大容量プログラマブル交流電源

QAシリーズ■ 単相最大30ｋVA（3機種）、 三相最大90kVA（4機種）をラインナップ■ 標準で出力電圧310Vに対応。出力電圧350V、600V拡張をオプションで準備■ 分かりやすいダイレクトキーで簡単・シンプル操作■ 瞬時過負荷対応（オプション）を準備。1秒定格で電流・容量ともに3倍まで供給可能■ レベラを標準装備。耐震用のアンカーボルト固定金具もオプションで準備■ 電動機試験時の保護に最適な逆電流保護機能をオプションで準備進化

基本コンセプトを継承しながら従来製品から大きく進化

Version up
比較で見るシン化した交流電源

基本コンセプトを継承しながら「シン化」した
大容量プログラマブル
交流電源「QA シリーズ」 は、 同等の従来製品 「6300/6500シリーズ」 の仕様・性能を広くカバーしながらアップデート致しました。
■ 6300・6500シリーズ

4つの大型LCD■ QA シリーズ

フロント表示器4つの大型LCD

ファンクションキー
UP/Down SW、出力SW

操作ボタン

ファンクションキー
非常停止ボタン、桁移動SW
照光式出力SW,UP/Down SW
系統入力ランプ

相電圧設定のみ
相関・線電圧測定指定可能

設定電圧／測定電圧

相電圧及び線間電圧設定可能
相関・線電圧測定指定可能

15kVA：600x839x980
30kVA：600x949x988

外形寸法15kVA：600x949x986
30kVA：600x949x986

547kg(30kVA)

質量550kg(30kVA)

Lowレンジ:150V
Highレンジ：300V

出力電圧 （相電圧）Lowレンジ:155V
Highレンジ：310V

Lowレンジ：84A
Highレンジ：42A

出力電流 （30kVA モデル）

Lowレンジ：100A
Highレンジ：50A≦3

CF( クレストファクタ）≦445Hz～70Hz

出力周波数

40Hz～70Hz

2msec以下

応答時間

2msec以下

１％以下

全高調波歪率

１％以下

オプション

リモートセンス機能

標準装備

オプション

レベラ

標準装備

未対応

USB メモリへの対応

USBメモリへデータ保存可能

最大30kVA の大容量までカバーし、 容量別に一体型とする

QA-S2シリーズ

未対応

故障診断機能

故障内容をコード番号表示

ことで小型・軽量を実現。 PLC、 DI/DO ならびに RS-232C/

未対応

積算時間測定総稼働時間を表示（分）RS-232C コンバータや外部アナログ入力制御（0~10Vdc）を

過電流フォールドバック機能

過電流対応

時限電流リミット機能
瞬時過負荷対応(オプション)• 力率0.95と高効率。 入力系統のブレーカーのサイズダウンが可能

搭載することで、 PC ベースや PLC による自動制御が可能。

• 力率改善回路（PFC) を内蔵しつつ、 省スペースを実現

入力：ON/OFF メモリP1,P2,P3選択

PLC コントロール

入力：ON/OFF メモリP1,P2,P3選択

また出力電圧350Ｖ拡張オプションや出力電圧600V 拡張オ
出力：Processing

DI/DO コントロール

入力 ： 非常停止、 Interlock
出力 ： Fail( 異常アラーム ), Processing 、
STANDBY, 非常停止アラーム+12V,Trig 出力 ( パルス )標準：USB/RS-232C
オプション：GP-IB

通信インターフェース

標準：USB/RS-232C/LAN
オプション：GP-IB

三相スイッチング方式
トップクラスの省スペース電源

QA-T4シリーズ• 力率0.95と高効率。 入力系統のブレーカーのサイズダウンが可能• 力率改善回路（PFC) を内蔵しつつ、 省スペースを実現• 15kVA、 30kVA、 60kVA、 90kVA の4機種をラインナップ

400Ｈｚ出力専用航空機地上用電源

QA-T4-4シリーズ• 空港や基地の電源電圧に合わせて入力結線及び電圧の変更可能（工場出荷オプション）

最小15kVA から最大90kVA の大容量までカバーし、 容量別に一体型とすることで小型・軽量を実現。 PLC、 DI/DO なら
びに RS-232C/USB/LAN インターフェースを標準化し、 オ
プションの GPIB/RS-232C コンバータや外部アナログ入力
制御（0~10Vdc）を搭載することで、 PC ベースや PLC による自動制御が可能。 出力電圧は標準で310Ｖ（線間電圧537Ｖ）となり全世界の電源環境の再現をすることができます。 また出力電圧350Ｖ（線間606Ｖ）拡張オプションを用いることで電圧変動試験（±20%) の試験が可能です。
モーターの起動電流に対応した時限電流リミット機能を標準搭載。 さらにオプションで３倍の瞬時過負荷出力に対応
し、 あらゆる回転機器に対応した試験が可能となりました。

• シンプル機能に特化し、 省スペースとローコスト化を実現• 15kVA、 30kVA、 60kVA、 90kVA の4機種をラインナップ

単相スイッチング方式
力率改善回路（ＰＦＣ）を内蔵した高効率電源• 10kVA、 20kVA、 30kVA の3機種をラインナップ

USB/LAN インターフェースを標準化し、 オプションの GPIB/

プションを用意しており、 様々な試験を行うことができます。
モーターの起動電流に対応した時限電流リミット機能を標準搭載。 さらにオプションで３倍の瞬時過負荷出力に対応
し、 あらゆる回転機器に対応した試験が可能となりました。

2

3

新化

― 筐体・ユーザーインターフェース

基本コンセプトを継承しながら多彩な新機能を搭載

Evolution

1

1

5

パトランプ固定用ネジ穴標準装備

リアパネルの DI/DO とパトライト社製 SL08シリーズが簡単に接続できます。

2

3

6

6

ダイレクトキーで簡単操作

システムキー、 プログラマブルキー以外ボタンは決まった機能の呼び出しのみ。 直感的に操作いただくことができます。
周波数測定／設定

2

A
B

非常停止ボタンおよびインターロック機能を標準搭載して安全面を強化

供試物の異常動作時など非常停止ボタンにて即座に出力をシャットダウン。 治具装置などのドア開閉の接点信号とインターロッ

4A

ク機能を使用することで、 ドア開閉と連動した緊急時の停止機能として使用することが可能です。 （オープン：有効 ショート：無効）
フロントパネル

CB

周波数・電圧・電流・力率（または電力）をパワーメー ターのように4つの値を同時測定可能。 また視認性の高いグリー

B

D

C

電圧それぞれ電圧設定ができるよう、 新たに LINE/PHASE

ンの大型 LED を採用し、 見やすさも追及しております。

の切り替え機能を追加しました。 ダイレクトに任意電圧設定が可能です。

DI/DO

2

E

従来の各相および線間電圧測定機能に加え、 相電圧と線間

リアパネル

B

設定値の Up/Down ボタンの他に桁変更ボタンの追加しました。 従来モデルに比べて設定がしやすくなっております。

13

Up キー

INTER LOCK
D-sub 25pin Male( オス ) コネクタ

4

力率／電力測定

通電確認に便利な系統受電ランプ

系統からの受電が一目で分かる受電ランプを標準装備。

3

電流測定
電流リミット設定

電圧測定／設定桁変更（左）

D

一目で出力状態が分かるように照光式出力スイッチを採用

E

専用 USB ポートに USB メモリを接続することで、 プログラしました。

桁変更（右）

前面吸気 ・ 背面排気で左右の空間が不要

ム設定値を USB メモリに保存や呼び出しが可能です。 また、ファームウェアのアップデートもこのポートを使って行うこと

従来モデルで採用していた側面からの吸気を無くし、 大容量でも前面吸気・背面排気の構造に統一。 製品同士を左右隙間なく設ができます。

Down キー

置することが可能となりました。

5

耐震用筐体固定ボルト取付対応 （オプション）

筐体上部に取り付け（アイボルトタイプ：吊り上げ不可）可能な固定ボルトをオプション（型名：AO-16）で準備。 簡易的な耐震対策としてお使いいただけます。

4

7
8

7

故障診断機能を標準搭載

稼働積算時間機能を標準搭載

故障内容をコード番号表示と履歴管理することができます。 履

運転中の総稼働時間を表示 ( 分 ) することができます。 実際の運歴結果により発生している故障要因が分かる為、 修理およびア

転時間を把握することで。 アフターサービスを充実させて迅速にフターサービスを迅速に対応することが可能となりました。

対応することが可能となりました。

耐震用アンカーボルト固定金具取付対応（オプション）

8

レベラを標準装備

筐体の四隅（フロント、 リア）に予め用意している、 専用ネジ穴を従来製品ではオプションであったレベラを標準装備。 レベラ固定

利用して、 オプション（型名：AO-17）のアンカーボルト用固定金用の金具もオプションで準備しており簡易的な耐震対策として具を使い、 耐震対策をすることが可能です。

お使いいただけます。
5

新化― モード・機能・インターフェース

基本コンセプトを継承しながら多彩な新機能を搭載

Evolution

電圧ソフトスタート機能を標準装備

豊富なインターフェース

電圧リモートセンスを標準搭載

出力 ON 時にソフトスタート時間

LAN/USB/RS-232C を標準装備。 別途オプションで GPIB/RS-

大電流を流したときの電圧降下を補正し、 より正確な電圧の設

232C コンバータもご用意しております。

定がセンスポイントにおいて可能です。 交流電源本体と負荷まで設定を備えており、 モーター始動
動作中に起動電流なく電圧を上設定
電圧

入力電圧 / 入力結線へ変更可能の距離が離れているときに効果を発揮します。

出力
ON

負荷

センスケーブル

設定
時間
負荷ケーブル

世界の電源電圧の再現が可能
時限電流リミット機能を標準搭載

相電圧を350V まで拡大することで、 線間電圧で606V まで出力可能なオプションです。 これにより別途トランスを使用せず480V

GPIB/RS-232C コンバータ±20%（384V~576V）の電源電圧の模擬ができ、 変動試験を含（型名：QO-C-01）外観

めた世界中の電源電圧の再現が可能となりました。

モーターやコンプレッサーなどは一時的に大きな起動電流が流PCベースの通信制御以外に 0~10Vdcの外部アナログ制御（オプション） に対応。 標準装備の PLC入力と DI/DOを用いて

三相3線式
線間電圧

三相4線式
相電圧／線間電圧

200V、 208V、 220V、 230V
240V、 380V、 400V、 415V

220V/380V、 230V/400V、240V/415V

200V、 208V、 220V、 230V、
240V、 380V、 400V、 415V、
440V、 480V

220V/380V、 230V/400V、240V/415V、 254V/440V、266V/460V、 277V/480V

突入電流に強いができません。 これを回避するために開発された時限電流リミッ

能。 繰り返し発生するクレストファクタに関しても仕様の4倍まで

ト機能により、 モーターやコンプレッサーなどの試験にも安心しの耐性があります。

V＜ラッシュ電流：最大電流 4 倍＞①②

Inrush Current

③

①

DI/DO

※指定無しの標準は三相3線200V

突入電流に関して従来モデルの3倍から仕様の4倍まで供給可

電流リミット設定値

PLC 入力びに結線に変更可能です。 あらゆる国の系統入力電圧に 対してれます。 この起動電流により交流電源の保護回路が働くと試験てお使い頂くことができます。

PLC 制御に最適な PLC 入力と DI/DO を装備。 外部アナログ入力制御をオプションで準備

工場出荷オプション（有償）指定することで、 以下入力電圧なら対応することが可能です。

昇させることができます。
GPIB/RS-232C コンバータ用
給電用 USB（工場出荷オプション）＜クレストファクタ：最大 4 倍＞

3

4

電流波形

③

PLC（プログラマブル・ ロジック・ コントローラ） から電圧と周波②数の制御が可能となります。

電圧波形
I

外部アナログ入力制御（オプション）

PLC 入力および DI/DO
外部 I/O
PLC

DI/DO

名前
ON/OFF
P1,P2.P3
非常停止
InterLock
Fail
Processing
STANBYEMERGENCY+12V
Trig 出力①～③を繰り返し行うことで、 モーターを駆動させることが可能です。

用途
出力 ON/OFF
P1.P2.P3メモリ選択
非常停止実行
インターロック機能
異常時アラーム出力試験中ステータス出力
試験待機中ステータス出力
非常停止アラーム出力+12 V（最大250mA）
トリガ出力

瞬時過負荷対応 （オプション） を準備

アナログ制御の動き
アナログ入力アナログ制御信号

0V

出力

10V

します。 モーターやコンプレッサーなどの電動機が停止時に発定格容量の3倍、 1秒以下 ( 時限1秒超は電圧垂下110% まで低生する逆潮流電流や、 系統模擬電源として抵抗負荷と並列に組下 ) 定格電流の3倍、 1秒以下の瞬時過負荷の供給可能です。

み合わせ際に PCS から発生する瞬時逆潮流電力などの逆電流

突入電流や起動電流が大きいモーターやコンプレッサーなどのから本体を保護し、 安心してお使いいただけます。

試験にて、 電圧の垂下なく起動（回転）させることが可能です。

電圧

逆電流発生

瞬時電流（定格の 3 倍）～～

6

源本体を保護するためアラームを表示し、 速やかに出力を OFF

周波数

外部アナログ入力制御
名前
出力電圧制御出力周波数制御

オプションで逆電流保護機能を搭載することが可能です。 交流
電源の出力端から入力電流（逆電流）が検出されたとき、 交流電

1000ms

外部 AI
V CONT
F CONT

電動機試験時の保護に最適な逆電流保護（オプション） を準備

用途
外部 CV 制御0~10Vdc
外部 CF 制御0~10Vdc

瞬時電流時の波形

電流波形

モーターやコンプレッサー

QAシリーズ7

仕様

Specification
QA-T4シリーズ（三相出力）
型名
相 / 線数

定格電圧
定格
定格電流
定格電力
出力相電圧設定範囲
出力線電圧設定範囲
設定分解能
設定確度 *1 *2
交流電圧
入力電源変動
負荷変動
DC オフセット電圧
応答時間
0 〜 155 V
交流最大電流0 〜 310 V
設定範囲
周波数
設定分解能
設定確度
THD ( 全高調波歪み )クレストファクタ
負荷力率
レンジ L
リモートセンス
レンジ H

交流電圧

交流電流

周波数

交流有効電力力率

相電圧測定範囲
線電圧測定範囲
測定分解能
測定確度 *3
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *4
H
測定範囲
分解能
確度
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *5
H
測定範囲
測定分解能

入力定格
入力電圧 / 周波数
供給電源
力率 ( 最大負荷時 )
効率 ( 最大負荷時 )入力電力
最大負荷時、 PFC 付き
三相 3 線 AC 180 V
入力電流
最大負荷時
入力形態
質量
本体のみ
外形寸法 (WxHxD)
キャスター含む
固定方法
移動方式
動作環境
動作温度
動作湿度
環境条件
保存温度
保存湿度
高度
冷却方式
入力 - 出力間耐電圧
入力 -FG 間
絶縁抵抗
入力 -FG 間

S-2572-1.2
QA-15K-T4 ( 三相 15 kVA) QA-30K-T4 ( 三相 30 kVA) QA-60K-T4 ( 三相 60 kVA) QA-90K-T4 ( 三相 90 kVA)
交流出力 （AC 実効値）
三相 4 線
155 V / 310 V
50 A / 25 A
100 A / 50 A
200 A / 100 A
300 A / 150 A
15 kVA
30 kVA
60 kVA
90 kVA0 ～ 155 V / 0 ～ 310 V / オートレンジ
0 ～ 269 V / 0 ～ 537 V / オートレンジ
0.1 V
10 V 以上 : ± (1 % of setting + 2 counts)、 10 V 未満 : ± (1 % of setting + 4 counts)± 0.1 V
相電圧 (L - N) ： ± (0.5% of Setting + 0.5 V)、 線間電圧 (L -L) ： ± (1 % of Setting + 1 V) （抵抗負荷）± 20 mV （typ）
2 msec （10 ～ 90 %, typ）
50 A @ 100 V
100 A @ 100 V
200 A @ 100 V
300 A @ 100 V
25 A @ 200 V
50 A @ 200 V
100 A @ 200 V
150 A @ 200 V
40 Hz ～ 70 Hz
0.1 Hz± (0.02 % of Setting)
1 % 以下 （40 Hz ～ 70 Hz、 抵抗負荷）≦40 ～ 1 （進相または遅相、 40 Hz ～ 70 Hz、 外部からの電力注入および回生動作は行えません )最大 10 V 保証
最大 20 V 保証
測定機能 （交流は実効値）
0 〜 155.0 V / 0 ～ 310.0 V
0 〜 269.0 V / 0 ～ 537.0 V
0.1 V± (1 % of Reading + 2 counts)
0.00 ～ 35.00 A
30.0 ～ 350.0 A
0.01 A
0.1 A± (1 % of Reading + 5 count)± (1 % of Reading + 1 count)
40 Hz ～ 70 Hz
0.1 Hz± 0.1 Hz0.000 ～ 3.500 kW
3.00 ～ 40.00 kW
0.001 kW0.01 kW± (1.5 % of Reading + 5 count)± (1.5 % of Reading + 1 count)0 ～ 1.000（計算式 ： W/V × A）
0.001
一般仕様
三相 3 線
AC 200 V ± 10 % / 47 ～ 63 Hz
0.90 以上
80 % 以上 ( 全負荷時 )20.8 kVA
41.7 kVA
83.3 kVA
125 kVA
66.8 A

133.6 A

380 kg
550 kg600 × 948 × 986 [mm]

267 A
端子台

950 kg1000 × 1663 × 986 [mm]レベラによる固定
キャスターによる自走式
屋内使用
0 ℃～ + 40 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）-20 ℃～ + 60 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）
海抜 2000 m 以下
ファンによる強制空冷

401 A
1500 kg
1000 × 1755 × 986 [mm]AC 1500 V、 1 分間
DC 500 V、 30 M Ω 以上

*1: 出力電圧が 5 V 以下の時、 確度保証はありません。 *2: 出力電圧が 5 V を超え 30 V 以下の時、 "Volt Adj"=ON でこの仕様を満たします。 *3: 出力電圧が 5 V 以下 （600 V オプションでは 10 V 以下） の時、 確度保証はありません。 *4: 0 ～ 310 V の時は 5 V （0 ～ 600 V オプションでは 10 V） を超える出力電圧の場合に仕様確度を満たします。 *5: 出力電圧が 5 V 以下の時、仕様確度を満たします。

8

QA-T4-4シリーズ（三相出力400Hz 専用）
型名
相 / 線数

定格電圧
定格電流
定格電力
出力相電圧設定範囲
出力線電圧設定範囲
設定分解能
設定確度 *1 *2
交流電圧
入力電源変動
負荷変動
DC オフセット電圧
応答時間
0 〜 155 V
交流最大電流0 〜 310 V
設定範囲
周波数
設定分解能
設定確度
THD ( 全高調波歪み )クレストファクタ
負荷力率
レンジ L
リモートセンス
レンジ H
定格

交流電圧

交流電流

周波数

交流有効電力

力率

供給電源
入力電力
入力電流
質量
外形寸法

環境条件

耐電圧
絶縁抵抗

相電圧測定範囲
線電圧測定範囲
測定分解能
測定確度 *3
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *4
H
測定範囲
分解能
確度
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *5
H
測定範囲
測定分解能
入力定格
入力電圧 / 周波数
力率 ( 最大負荷時 )
効率 ( 最大負荷時 )最大負荷時、 PFC 付き
三相 3 線 AC 180 V
最大負荷時
入力形態
本体のみ
キャスター含む
固定方法
移動方式
動作環境
動作温度
動作湿度
保存温度
保存湿度
高度
冷却方式
入力 - 出力間
入力 -FG 間
入力 -FG 間

S-2572-1.2

QA-15K-T4-4( 三相 15 kVA) QA-30K-T4-4 ( 三相 30 kVA) QA-60K-T4-4( 三相 60 kVA) QA-90K-T4-4( 三相 90 kVA)
交流出力 （AC 実効値）
三相 4 線
155 V / 310 V
50 A / 25 A
100 A / 50 A
200 A / 100 A
300 A / 150 A
15 kVA
30 kVA
60 kVA
90 kVA0 ～ 155 V / 0 ～ 310 V / オートレンジ
0 ～ 269 V / 0 ～ 537 V / オートレンジ
0.1 V
10 V 以上 : ± (1 % of setting + 2 counts)、 10 V 未満 : ± (1 % of setting + 4 counts)± 0.1 V
相電圧 (L - N) ： ± (0.5% of Setting + 0.5 V)、 線間電圧 (L -L) ： ± (1 % of Setting + 1 V) （抵抗負荷）± 20 mV （typ）
2 msec （10 ～ 90 %, typ）
50 A @ 100 V
100 A @ 100 V
200 A @ 100 V
300 A @ 100 V
25 A @ 200 V
50 A @ 200 V
100 A @ 200 V
150 A @ 200 V
360 Hz ～ 440 Hz
1 Hz± (0.02 % of Setting)
1 % 以下 （360 Hz ～ 440 Hz、 抵抗負荷）≦40 ～ 1 （進相または遅相、 360 Hz ～ 440 Hz、 外部からの電力注入および回生動作は行えません )最大 10 V 保証
最大 20 V 保証
測定機能 （交流は実効値）
0 〜 155.0 V / 0 ～ 310.0 V
0 〜 269.0 V / 0 ～ 537.0 V
0.1 V± (1 % of Reading + 2 counts)
0.00 ～ 35.00 A
30.0 ～ 350.0 A
0.01 A
0.1 A± (1 % of Reading + 5 count)± (1 % of Reading + 1 count)360 Hz ～ 440 Hz
0.1 Hz± 0.1 Hz0.000 ～ 3.500 kW
3.00 ～ 40.00 kW
0.001 kW0.01 kW± (1.5 % of Reading + 5 count)± (1.5 % of Reading + 1 count)0 ～ 1.000（計算式 ： W/V × A）
0.001
一般仕様
三相 3 線
AC 200 V ± 10 % / 47 ～ 63 Hz
0.90 以上
80 % 以上 ( 全負荷時 )20.8 kVA
41.7 kVA
83.3 kVA
125 kVA
66.8 A
380 kg600 × 948 × 986

133.6 A
550 kg
[mm]

267 A
端子台

950 kg1000 × 1663 × 986 [mm]レベラによる固定
キャスターによる自走式
屋内使用
0 ℃～ + 40 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）-20 ℃～ + 60 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）
海抜 2000 m 以下
ファンによる強制空冷

401 A
1500 kg
1000 × 1755 × 986 [mm]AC 1500 V、 1 分間
DC 500 V、 30 M Ω 以上

*1: 出力電圧が 5 V 以下の時、 確度保証はありません。 *2: 出力電圧が 5 V を超え 30 V 以下の時、 "Volt Adj"=ON でこの仕様を満たします。 *3: 出力電圧が 5 V 以下 （600 V オプションでは 10 V 以下） の時、 確度保証はありません。 *4: 0 ～ 310 V の時は 5 V （0 ～ 600 V オプションでは 10 V） を超える出力出力電圧の場合に仕様確度を満たします。 *5: 出力電圧が 5 V 以下の時、 仕様確度を満たします。

9

仕様

Specification
QA-S2シリーズ（単相出力）
型名
相 / 線数

定格電圧
定格電流
定格電力
出力電圧設定範囲
設定分解能
設定確度 *1 *2
交流電圧
入力電源変動
負荷変動
DC オフセット電圧
応答時間
0 〜 155 V
交流最大電流0 〜 310 V
設定範囲
周波数
設定分解能
設定確度
THD ( 全高調波歪み )クレストファクタ
負荷力率
レンジ L
リモートセンス
レンジ H
定格

交流電圧

交流電流

周波数

交流有効電力力率

相電圧測定範囲
線電圧測定範囲
測定分解能
測定確度 *3
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *4
H
測定範囲
分解能
確度
L
測定範囲
H
L
測定分解能
H
L
測定確度 *5
H
測定範囲
測定分解能

入力定格
入力電圧 / 周波数
供給電源
力率 （最大負荷時）
効率 （最大負荷時）
入力電力
最大負荷時、 PFC 付き
三相 3 線 AC 180 V
入力電流
最大負荷時
入力形態
質量
本体のみ
外形寸法 (WxHxD)
キャスター含む
固定方法
移動方式
動作環境
動作温度
動作湿度
環境条件
保存温度
保存湿度
高度
冷却方式
入力 - 出力間耐電圧
入力 -FG 間
絶縁抵抗
入力 -FG 間

S-2572-1.2
QA-10K-S2 ( 単相 10 kVA)
QA-20K-S2 ( 単相 20 kVA)
QA-30K-S2 ( 単相 30 kVA)
交流出力 （AC 実効値）
単相 2 線
155 V / 310 V
100 A / 50 A
200 A / 100 A
300 A / 150 A
10 kVA
20 kVA
30 kVA0 ～ 155 V / 0 ～ 310 V / オートレンジ
0.1 V± (1 % of setting + 2 counts)± 0.1 V± (0.5 % of Setting + 0.5 V) ( 抵抗負荷 )± 20 mV （typ）
2 msec （10 ～ 90 %, typ）
100 A @ 100 V
200 A @ 100 V
300 A @ 100 V
50 A @ 200 V
100 A @ 200 V
150 A @ 200 V
40 Hz ～ 70 Hz
0.1 Hz± (0.02 % of Setting)
1 % 以下 （40 Hz ～ 70 Hz、 抵抗負荷）≦40 ～ 1 （進相または遅相、 40 Hz ～ 70 Hz、 外部からの電力注入および回生動作は行えません）
最大 10 V 保証
最大 20 V 保証
測定機能 （交流は実効値）
0 〜 155.0 V / 0 ～ 310.0 V
0 〜 269.0 V / 0 ～ 537.0 V
0.1 V± (1 % of Reading + 2 counts)
0.00 ～ 35.00 A
30.0 ～ 350.0 A
0.01 A
0.1 A± (1 % of Reading + 5 count)± (1 % of Reading + 1 count)
40 Hz ～ 70 Hz
0.1 Hz± 0.1 Hz0.000 ～ 3.500 kW
3.00 ～ 40.00 kW
0.001 kW0.01 kW± (1 % of Reading + 5 count)± (1 % of Reading + 1 count)0 ～ 1.000（計算式 ： W/V × A）
0.001
一般仕様
三相 3 線
AC 200 V ± 10 % / 47 ～ 63 Hz
0.90 以上
80 % 以上 ( 全負荷時 )13.9 kVA
27.8 kVA
41.7 kVA
44.5 A

89.1 A230 kg

端子台
350 kg430 × 839 × 736[mm]
レベラによる固定
キャスターによる自走式
屋内使用
0 ℃～ + 40 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）-20 ℃～ + 60 ℃
20 % Rh ～ 85 % Rh （結露なし）
海抜 2000 m 以下
ファンによる強制空冷

133.6 A
540 kg600 × 948 × 986[mm]AC 1500 V、 1 分間
DC 500 V、 30 M Ω 以上

*1: 出力電圧が 5 V 以下の時、 確度保証はありません。 *2: 出力電圧が 5 V を超え 30 V 以下の時、 "Volt Adj"=ON でこの仕様を満たします。 *3: 出力電圧が 5 V 以下 （600 V オプションでは 10 V 以下） の時、 確度保証はありません。 *4: 0 ～ 310 V の時は 5 V （0 ～ 600 V オプションでは 10 V） を超える出力出力電圧の場合に仕様確度を満たします。 *5: 出力電圧が 5 V 以下の時、 仕様確度を満たします。

10

全モデル共通S-2572-1.2

過電圧保護 （OVP）
過電流保護 （OCP）
過電力保護 （OPP）
過熱保護 （OTP）
短絡保護
低電圧保護
AC 入力過電圧保護 （Vin OVP）
AC 入力低電圧保護 （Vin UVP）
AC 入力電圧アンバランス保護
リミット機能

保護機能

電流
電力

時限電流リミット機能

レンジ
単位
設定範囲
設定分解能

タイマ時間設定
ソフトスタート機能
メモリ

オートループサイクル
校正機能
故障診断機能積算機能
系統入力ランプ
非常停止ボタン
出力 ON/OFF ボタン （照光式）
操作ボタン
表示パネル
OUTPUT ON/OFF

出力オン時
保護機能作動時

出力電圧値が設定電圧の +5 V を超えた
出力電流が定格最大電流の +10 % を超えた
出力電力が定格電力の 10 % を超えた
本体放熱用ヒートシンクまたはトランスが設定した温度を超えた
出力短絡を検知した
リモートセンシング機能 ON 時、 電圧測定値が設定値よりも低い
入力電圧が定格の +20 % を超えた
入力電圧が定格の -20 % を超えた
入力三相の相電圧が不平衡 （± 20 V） を検知した
出力電流が設定したリミット値を超えた
出力電力が設定したリミット値を超えた
その他の機能出力電流が制限値を超えようとしたとき、 出力電圧を下げて一定電流にする機能
1 ～ 9999 （0= 連続）秒、 分、 時間から選択可能
0.1 ～ 999.9 s
0.1 s
10 ファイル、 1 ファイルあたり 20 ステップ
（電圧、 周波数、 試験時間、 判定遅延時間、 電流、 電力、 リミット上限 / 下限設定を記憶可能）
0= 連続、 OFF=1 回、 2 ～ 9999 （倍率を× 1、 × 10、 × 100 を選択）
フロントパネルから校正可能
各種故障内容をコード番号で表示
総稼働時間 （単位 ： 分）
系統入力 （ブレーカー ON） によりフロントパネル白色ランプ点灯
フロントパネル非常停止ボタンから非常停止実行

動作表示

フロントパネルに装備 （出力 ON で点灯）
フロントパネルに装備
7SEG LED をフロントパネルに装備

OUTPUT LED 点灯
PROTECT LED 点灯
FAIL LED 点灯
アラーム 動作
動作異常時（起動異常、 OVP、 OCP、 SHORT、 OPP、 温度異常、 ヒューズ溶断、 IGBT 異常、 入力電源過電圧 / 低電圧 / 瞬断検出など）
キーロック動作
キーロック状態
LOCK LED 点灯
リモート動作
リモートコントロール時
REMOTE LED 点灯
Low レンジ時
0 ～ 155 V LED 点灯
出力電圧レンジHigh レンジ時
0 ～ 310 V LED 点灯
線電圧表示時LINE LED
電圧値表示
相電圧表示時PHASE LED
出力電力容量表示
P LED
力率表示
PF LED
テスト時間表示T LED
プログラムメモリ状態表示
P-S LED
外部コントロール
PLC リモートコントロール
出力 ON/OFF
交流電圧出力を ON/OFF 制御します
入力信号
メモリ読み出しプログラムメモリ P1, P2, P3 のいずれかを読み出します（D-Sub 9 ピンコネクタ）
非常停止
非常停止を実行
入力信号
INTERLOCK
本体パネル制御を無効にします
FAIL
動作異常アラーム
PROCESSING
プログラム試験中アラーム
DI/DO コントロール
出力信号
STANDBY
プログラム試験待機中アラーム（D-Sub 25 ピンコネクタ）
EMERGENCY
非常停止アラーム
電源供給+ 12 V+12 V （最大 250 mA） を供給 （パトランプ LED 用サービス電源）
信号レベル
Low レベル （0 V ～ 1.0 V）、 High レベル （3 V ～ 5 V）
トリガ出力
機能
出力 ON 時 High レベル / 出力 OFF 時 Low レベル / パルス出力
インターフェース
USB2.0 準拠 （Fullspeed）
ハードウェアUSB （HOST）
Type-A コネクタ
機能
USB メモリから FW アップデートを実行
USB2.0 準拠 （Fullspeed）
ハードウェアUSB （DEVICE）
Type-B コネクタ
機能
USB 通信により各種プログラムを実行
IEEE 802,3 100Base-Tx/10Base-T Ethernet
LAN
ハードウェア
RJ-45 コネクタ
TCP/IP IPv4、 Keep Alive 対応
D-SUB 9-pin
RS-232C
ハードウェアボーレート : 115200 bps
データ長 : 8 bit、 ストップビット : 1 bit、 パリティビット : なし、 フロー制御 : なし
その他
推奨パトランプ
パトランプ
パトライト社製 SL08 シリーズ （パトランプ固定用ネジ穴標準装備）

11

価格表
Price list

大容量プログラマブル交流電源
大容量プログラマブル交流電源
型名

回路方式

QA-T4シリーズ（三相出力）

出力電圧

QA-15K-T4
QA-30K-T4
QA-60K-T4

三相 4 線式

スイッチング(3 線式も可 )QA-90K-T4

電圧レンジ
155V/310V( 相電圧 )
268 ～ 537V
( 線間電圧）

インターフェース

回路方式

出力電圧

QA-15K-T4-4
QA-30K-T4-4
QA-60K-T4-4

三相 4 線式

スイッチング(3 線式も可 )QA-90K-T4-4

40 ～ 70Hz

電力

標準価格 （税別）

15kVA¥5,038,000

100A/50A

30kVA¥7,115,000

200A/100A

60kVA¥10,480,000

300A/150A

90kVA¥13,600,000

155V/310V( 相電圧 )
268 ～ 537V
( 線間電圧）周波数

360 ～ 440Hz

電流電力

標準価格 （税別）

50A/25A

15kVA¥5,158,000

100A/50A

30kVA¥7,298,000

200A/100A

60kVA¥10,754,000

300A/150A

90kVA¥13,994,000

標準 ： RS-232C/USB/LAN/PLC/DI/DO

大容量プログラマブル交流電源
回路方式

QA-S2シリーズ（単相出力）

出力電圧

電圧レンジ

周波数

QA-10K-S2
QA-20K-S2

電流50A/25A

QA-T4-4シリーズ（三相出力400Hz 専用）
電圧レンジ

インターフェース

型名

周波数

標準 ： RS-232C/USB/LAN/PLC/DI/DO

航空機用大容量プログラマブル交流電源
型名

QA シリーズ

スイッチング単相 2 線

155V/310V

40 ～ 70Hz

QA-30K-S2
インターフェース

電流

電力

標準価格 （税別）

100A/50A

10kVA¥2,760,000

200A/100A

20kVA¥4,591,000

300A/150A

30kVA¥6,380,000

標準 ： RS-232C/USB/LAN/PLC/DI/DO

共通オプション
型名

概要

詳細

QO-C-01

GPIB/RS-232C コンバータ

専用 GP-IB ⇔ RS-232C 変換 BOX を使用

AO-01*

外部アナログ入力制御

入力電圧 (0 ～ 10Vdc) に応じて出力電圧 / 周波数を制御

AO-02 ～ AO-07*

出力電圧 350V 拡張

相関電圧を最大 350V に変更

AO-08 ～ AO-13*

出力電圧 600V 拡張

相関電圧を最大 600V に変更

AO-18

瞬時過負荷対応

定格容量の 3 倍、 1 秒以下（時限、 1 秒超は電圧垂下 110 % まで低下）
定格電流の 3 倍、 1 秒以下

AO-14、 AO-15*

逆電流保護

電力が回生された場合に内部回路を保護する機能

AO-16

耐震用筐体固定ボルト

筐体上部に取り付け （アイボルトタイプ ： 吊り上げ不可）

AO-17

アンカーボルト固定金具

筐体の四隅に取り付け可能

AO-19

パトランプ追加

出力時点灯するパトランプを追加

AO-20 ～ AO-25*

入力電圧 / 入力結線変更

入力電圧 / 入力結線を変更

標準価格 （税別）

下記 QR コードからご確認いただくか
お問い合わせください* 工場出荷オプション●このカタログの記載内容は、 2023年12月現在のものです。 ●ご購入につきましては、 最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、 各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容は、 正確な情報であるよう努めており
ますが、 万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960

大阪オフィス〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp / https://www.keisoku.co.jp/pw/● CP-0195-2312