プログラマブル高精度直流安定化電源
PPX シリーズカタログ

DC Power supply

汎用直流電源に初めて温度計測機能を搭載︕
シーケンス、ロギング、積算機能、定電力制御等豊富な機能を搭載した高分解能直流安定化電源
電流表示分解能（0.1μA、1μA、10μA、0.1mA）の4レンジ
電圧表示分解能（0.1mV、1mV）の2レンジを実現︕

プログラマブル高精度直流安定化電源

PPX Series多機能・高精度なプログラマブル直流安定化電源

PPXシリーズは、低ノイズ（0.35mVrms）、高速過渡応答特性（<50µs）を備えたドロッパタイプの電源です。
定電圧、定電流のスルーレート優先出力モードでは、電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり速度を別々に設定し出力することが可能です。省エネ機器や待機電力など低電力測定の使用用途に対応すべく電流表示分解能（0.1µA、1µA、10µA、0.1mA）と電圧表示分解能（0.1mV、1mV）を実現しました。またPPXシリーズは温度測定機能を搭載、温度監視も可能です。サイクル試験時、内部リレーの切り替えが無いサイリスタ制御を採用し高い耐久性を実現。標準装備のインタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準装備、GP-IB搭載モデルは2機種用意いたしました。

■標準モデル
PPX10-5

PPX20-2

PPX20-5\116,000（税抜）\116,000（税抜）\126,000（税抜）(10V/5A)(20V/2A)(20V/5A)

PPX36-1

PPX36-3

PPX100-1\116,000（税抜）\126,000（税抜）\126,000（税抜）(36V/1A)(36V/3A)(100V/1A)■GP-IB 搭載モデル
PPX20-5G
PPX36-3G(20V/5A)\144,000（税抜）※PPX100-1出力端子(36V/3A)\144,000（税抜）0.0000V
0.0000mA

プログラマブル高精度直流安定化電源

High
Resolution

PPX SERIES

4Types
Display

出力 ON/OFF
遅延機能

Test Mode

DUT温度測定

4Ah
RMT Sensing

Bleeder ON/OFF

Types
定電力制御
Display

積算機能

Dlog
データロガー機能

希望小売価格 定格出力
電力
（税抜）

型名

出力( 電圧 / 電流 )リップルノイズ

入力変動

負荷変動

CV

CC

CV

CC

CV

CC

消費電力
VA

PPX10-5

116,000

50W

0 ～ 10V/0 ～ 5A

0.35mVrms

2mA

2mV

2.25mA3mV

2.25mA

200VA

PPX20-2

116,000

40W

0 ～ 20V/0 ～ 2A

0.5mVrms

1mA

3mV

4.1mA

4mV

4.1mA

150VA

PPX20-5

126,000

100W

0 ～ 20V/0 ～ 5A

0.5mVrms

2mA

3mV

4.25mA6mV

4.25mA

300VA

PPX36-1

116,000

36W

0 ～ 36V/0 ～ 1A

0.8mVrms

400uA

6.6mV

7.25mA

6.6mV

7.25mA

150VA

PPX36-3

126,000

108W

0 ～ 36V/0 ～ 3A

0.8mVrms

1mA

6.6mV

7.35mA7.6mV7.35mA

300VA

PPX100-1

126,000

100W

0 ～ 100V/0 ～ 1A

1.2mVrms

1mA

17mV

20.05mA

17mV

20.05mA

300VA

PPX20-5G

144,000

100W

0 ～ 20V/0 ～ 5A

0.5mVrms

2mA

3mV

4.25mA6mV

4.25mA

300VA

PPX36-3G

144,000

108W

0 ～ 36V/0 ～ 3A

0.8mVrms

1mA

6.6mV

7.35mA7.6mV7.35mA

300VA

外形寸法WxHxD(mm)

質量107 × 124 × 313 約 5.5kg

Features

特長・機能

高分解能マルチレンジ
0.0000V
0.0000 mA
HighResolution

型名

温度測定機能PPXシリーズは全てのモデルで電圧を2レンジ、電流を4レンジ搭載し、従来の同クラス直流安定化電源より100倍以上の分解能を持った高分解能電源です。レンジはオートレンジとマニュアルレンジに設定が可能、測定平均設定もHigh、Mid、Low、Oﬀの4段階の設定が可能です。

電流表示分解能CC 設定 CV 設定 電圧表示分解能
分解能 分解能 H レンジ L レンジ H レンジ M レンジ L レンジ LL レンジ

PPX10-5

0.2mV

0.1mA

1mV

0.1mV

0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

PPX20-20.5mV0.05mA

1mV

0.1mV

0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

PPX20-50.5mV0.1mA

1mV0.1mV0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

PPX36-11mV

0.02mA

1mV

0.1mV0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

PPX36-3

1mV

0.1mA

1mV

0.1mV

0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

PPX100-1

2mV0.02mA

10mV

1mV

0.1mA

0.01mA 0.001mA 0.0001mA

DUT温度測定

フロントパネルの TC 入力端子へ別売りのK タイプ熱電対＋アダプタ（GTL-205A）を使用することで電力を出力しながら DUT の温度を測定できます。

GTL-205A

PPXは冷接点補償回路も内蔵

DUT（測定ポイント）が設定した任意の温度に達したら出力を遮断することが可能です。

シーケンステスト機能

Test Mode

あらかじめ設定したシーケンスによって単独プログラマブル動作が可能です。編集した10個のテストスクリプトは内部メモリーに保存できます。また、USBメモリーへ保存することもできます。

＼登録も編集も簡単シーケンス／
電圧/電流時間

カラー液晶搭載によりマニュアル編集機能も搭載。
もちろん、CSVファイルで編集・簡単転送︕
STEP登録数

1～20000

ループ回数∞,1～10億回

最短STEP時間

0.05秒※

STEP分解能

0.01秒

1STEPに登録可能なパラメータや機能※最短STEP時間およびSTEP分
解能はあくまで設定の命令速度となります。電源の出力は立上り・立下り速度や負荷条件に依存します。

定電力制御

4Types
定電力制御
Display

出力ON/OFF・STEP時間・設定電圧・設定電流・OVPレベル・OCPレベル・電圧スルーレート/電流スルーレート

その他の機能

データログ機能ON/OFF・ブザー・測定平均（表示更新速度）・ジャンプ先・ジャンプカ
ウント・トリガ出力

積算表示・制御機能

定電圧制御（CVモード）と定電流制御（CCモード）の他に定電力制御（CPモード）を設定することができます。
定電力制御を使用することで、温度に応じて抵抗値が変化する抵抗（ヒーター）への一定電力の供給や、可変可能な電力リミットとして使用することができます。

設定電圧値

電圧・電流
設定値関係

Ah
積算機能

WH/AHメーター機能を有効にすることで、電源出力中の積算電力や積算電流を表示することができ、任意の設定積算値で出力を停止することができます。
電力/電流

設定電力値

設定した積算値で出力停止
設定範囲︓999999999.999 Ah
999999999.999Wh

Wh/Ah

CP制御であれば、抵抗値が変化しても、供給する電力（電圧×電流）は一定で出力します。

時間

アンペア/アワー
設定電流値

データロガー機能
Dlog
データロガー機能測定された電圧、電流、および温度のデータをUSBドライブに記録できます。また、リモート経由でPCに記録することもできます。

＼専用ファンクションキー搭載／

アラームが有効な場合、オレンジ色になります

ディスプレイを切り替えてワット/アワー
常時モニタリングが可能

ブリーダ回路ON/OFF機能

Bleeder ON/OFF

本器の出力にはコンデンサが接続されており、OUTPUTOFF 時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭載されています。通常は一定の電流を引き抜いていますが、ブリーダ回路をOFF すると出力 OFF 時に接続されているバッテリやコンデンサ、電池等の放電を少なくできます。

■ブリーダ回路ON（通常）OUTPUT OFF

ブリーダ
放電電流

オン

負荷

PPX
OUTPUT OFF で出力コンデンサの電荷を放電させて短時間で電位を下げている。そのため、バッテリなどを接続した場合にも、OUTPUT OFF 中に電荷を放電してしまう。

■データロガー機能の設定項目
サンプリング時間︓0.1～999.9秒
保存先︓USBメモリ/PCへの転送
内部バッファメモリ︓8000データ※USBメモリへの保存の場合、1000データ毎にCSVファイルを作成し保存します。USBメモリを途中で取り外しても、バッファメモリが全て埋まる前に再度挿入することで、連続したデータでファイルを作成します。

電圧(V)

時間 (s)■ブリーダ回路OFF
ブリーダ放電電流

オフ

OUTPUT OFF

バッテリ

PPX
バッテリなどを接続した場合でも、放電を少なくできる。ただし、何も接続されていなくても本器内部のコンデンサに電荷が蓄積されているので注意が必要。

電圧(V)

時間 (s)

出力ON/OFF遅延機能

スルーレート可変機能
出力電圧の立ち上がり、立ち下がり時間を別々に変更することができます。電圧/電流の変化中のDUTの性能が確認できたり、突入電流による損傷を効果的に回避できます。
電圧/電流

出力 ON/OFF
遅延機能※出力が外部制御に設定されている場合は無効になります。

立上りと立下りは個別の設定が可能です。また、定電流のスルーレート可変も可能です。

高速優先

スルーレート
設定時

設定した時間で出力ON/OFFを遅延させることができ、最大99時間59分59秒99まで設定できます。この機能の最大誤差は20ms程度になります。

時間モデル

電圧SR設定範囲

電流SR設定範囲

PPX10-5

0.1V/ms-0.0001V/ms

0.05A/ms-0.00001A/ms

PPX20-2

0.2V/ms-0.0001V/ms

0.02A/ms-0.00001A/ms

PPX20-5

0.2V/ms-0.0001V/ms

0.05A/ms-0.00001A/ms

PPX36-1

0.36V/ms-0.0001V/ms 0.01A/ms-0.00001A/ms

PPX36-3

0.36V/ms-0.0001V/ms 0.03A/ms-0.00001A/ms

PPX100-1 0.5V/ms-0.001V/ms

0.005A/ms-0.00001A/ms

外部アナログ制御

10点プリセットメモリ
10点のプリセットメモリに電圧、電流、各種設定、ALARM等すべての設定値の保存と呼出しができます。
工場出荷設定（初期化）もこちらから行います。

外部電圧信号やI/Oを利用して電源出力をコントロールすることができる外部アナログ制御を標準搭載しています。
2

20

ソケットは、OMRON XG5 IDCをご使用ください。
119PIN

説明PIN1出力電流モニタ11

説明トリガ出力

2出力電圧モニタ

12B COM

3アナログ電圧制御

13N.C.（使用しません）

4A COM

14N.C.（使用しません）

5アナログ電流制御

15OUTPUT ステータス

6A COM

16CV ステータス

7N.C.（使用しません）

17

PWR OFF ステータス

8N.C.（使用しません）

18

CC ステータス

9出力制御信号入力

19

Alarm ステータス

10トリガ入力

20

ステータス COM

CV/CC 優先切替可能

パネルロック機能
パネルロック機能は、偶発的なパネル操作ミスを防止します。
パネルロックが有効の時は、すべてのキーと電圧電流ツマミを無効にします。OUTPUT キーのみ操作は有効で動作は OFF のみ、ON/OFFから選択できます。

定電圧（CV)優先モードと定電流（CC) 優先モードを選択することが可能です。出力ON時、CC動作で立ち上るダイオード負荷で、オーバーシュートを抑制します。

■CC優先OFF（CV優先）■CC優先ON
リモートセンシング機能

オーバーシュート

出力電圧

出力電圧

出力電流出力電流

出力電圧負荷までの配線による電圧降下分を補償します。補
償電圧は 10V,20V,36V モデルが片道最大 1V、100V モデルが片道最大 3V です。

オーバーシュートを抑制します

RMT Sensing

ローカルセンシング（2Wire）とリモートセンシング（4Wire）はメニューによる設定
2Wireと4Wireは常に画面で確認が可能

最大31台のマルチドロップ接続
インタフェースは外部アナログ制御、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IB（G-typeのみ）に対応。RS-485では1ポートで最大31台制御可能なディジーチェーン接続に対応しています。

最大31台

シーケンサ

GTL-260（4線式RS-485）

RS-232C/485兼用
IN/OUTポート

シリアルリンクケーブル

GTL-262

シリアルリンクケーブル

GTL-262

シリアルリンクケーブル

GTL-262

定格型名

PPX10-5定格出力電圧10.000V

PPX20-2

PPX20-5定格出力電流5.0000A

2.0000A

5.0000A

定格出力電力

50W

40W

100WPPX36-1

PPX36-3

PPX100-1

1.0000A

3.0000A

1.0000A

36W

108W

100W

20.000V

36.000V

100.00V

CVモード
入力変動 *7± (0.01% of setting + 1mV)

負荷変動 *8± (0.01% of setting + 3mV)

± (0.01% of setting + 2mV)

± (0.01% of setting + 3mV)

過渡応答時間 *1
リップルノイズ
立上り時間 *4
立下り時間 *5

r.m.s.*2
p-p*3
定格負荷時
無負荷時
定格負荷時
無負荷時

最大出力電圧 (105%)± (0.01% of setting + 7mV)

± (0.01% of setting + 4mV) ± (0.01% of setting + 7mV)

<50us
0.35mVrms<6mVp-p20ms 以下20ms 以下
10ms 以下
100ms 以下

0.5mVrms<8mVp-p

0V ~ 10.5V

0V ~ 21.0V<100us0.8mVrms<10mVp-p

1.2mVrms<15mVp-p
100ms 以下
100ms 以下
50ms 以下
250ms 以下

0V ~ 37.8V

0V ~ 105.0V

50ms 以下
50ms 以下
20ms 以下
150ms 以下

設定分解能

0.2mV

0.5mV

1mV2mV

設定確度 (23℃± 5℃ )± (0.03% of setting + 3mV)

± (0.03% of setting + 5mV)

± (0.03% of setting + 8mV)

± (0.03% of setting +20mV)

リモートセンシング補償電圧 ( 片道 )温度係数 (TYP.)

1V3V*6100 ppm/℃

CCモード± (0.02% of setting +250uA)± (0.02% of setting +250uA)± (0.02% of setting +100uA)± (0.02% of setting +100uA)± (0.02% of setting +250uA)± (0.02% of setting +250uA)± (0.02% of setting +50uA)± (0.02% of setting +50uA)

リップルノイズ(r.m.s.*2)

2mArms1mArms2mArms

400uArms

最大出力電流0A ~ 5.25A

0A ~ 2.1A

0A ~ 5.25A

0A ~ 1.050A

0A ~ 3.15A

設定分解能

0.1mA

0.05mA0.1mA0.02mA0.1mA0.02mA

設定確度 (23℃± 5℃ )± (0.05% of setting +3.0mA)± (0.05% of setting +1.0mA)± (0.05% of setting +3.0mA)± (0.05% of setting +0.5mA)± (0.05% of setting +1.5mA)± (0.05% of setting +1.0mA)

入力変動 *7負荷変動*9温度係数 (TYP.) *6± (0.02% of setting +150uA)± (0.02% of setting +150uA)± (0.02% of setting +50uA)± (0.02% of setting +50uA)

1mArms0A ~ 1.050A

200 ppm/℃*1. 負荷が定格出力電流の 50％から 100％に変化した場合に、 出力電圧が定格出力の± （0.1％ + 10mV） 以内に回復するまでの時間*2. 測定周波数帯域幅は 5Hz 〜 1MHz です*3. 測定周波数帯域幅は 10Hz 〜 20MHz です*4. 定格抵抗負荷で、 定格出力電圧の 10％〜 90％*5. 定格抵抗負荷で、 定格出力電圧の 90％〜 10％*6. 温度係数 ： 30 分のウォームアップ後*7. AC90 〜 110V または AC108 〜 132V または AC198 〜 242V または AC216 〜 264V の変動に対して*8. AC 入力電圧一定、 無負荷から全負荷までの変動*9. AC 入力電圧一定、 定格負荷から定格電圧分の変動

表示
H

10.000V

20.000V

L

1.0000V

2.0000V

H

5.0000A

36.000V

100.00V

電圧レンジ
2.0000A

5.0000A

3.6000V

3.6000V

10.000V

1.0000A

3.0000A

1.0000A

M

500.00mA

200.00mA

500.00mA

100.00mA

300.00mA

100.00mA

L

50.000mA

20.000mA

50.000mA

10.000mA

30.000mA

10.000mA

LL

5.0000mA

2.0000mA

5.0000mA

1.0000mA

3.0000mA

1.0000mA

電流レンジ

電圧 (H)1mV

電圧 (L)

0.1mV

10mV
1mV

電流 (H)0.1mA

電流 (M)

0.01mA

表示分解能
電流 (L)

0.001mA

電流 (LL)

0.0001mA

電圧 (H/L)± (0.03% of rdg +2mV)± (0.03% of rdg +4mV)± (0.03% of rdg + 5mV)

温度係数 (TYP.)
表示確度± (0.03% of rdg + 6mV) ± (0.03% of rdg + 8mV)

± (0.03% of rdg + 15mV)

100 ppm/℃

電流 (H/M)± (0.05% of rdg + 2.5mA) ± (0.05% of rdg + 1.0mA) ± (0.05% of rdg + 2.5mA) ± (0.05% of rdg + 0.4mA) ± (0.05% of rdg + 1.2mA)± (0.05% of rdg + 1.0mA)

電流 (L/LL)± (0.1% of rdg + 40µA)± (0.1% of rdg + 24µA)± (0.1% of rdg + 24µA)± (0.1% of rdg + 40µA)

温度係数 (TYP.)± (0.1% of rdg + 16µA) ± (0.1% of rdg + 28µA)

200 ppm/℃*温度係数：30分のウォームアップ後温度測定
温度(熱電対 K-Type)
冷接点補償回路
内臓-200℃ ~ +1372℃

測定範囲
分解能0.1℃

確度± (0.5% + 2℃ )

保護機能
動作
OVP

OCP

OTP

設定範囲

Output off, OVP 表示、 ALARM
0.5V ~ 11.0V

1.0V ~ 22.0V

1.8V ~ 39.6V

設定確度± (1% of rating)

動作Output off, OCP 表示、 ALARM

設定範囲

5.0V ~ 110.0V（定格出力電圧の 5％〜 110％）

0.25A ~ 5.5A

0.1A ~ 2.2A

0.25A ~ 5.5A

0.05A ~ 1.1A

( 定格出力電流の 5％〜 110％ )

設定確度± (1% of rating)

動作Output off, OTP 表示、 ALARM

0.15A ~ 3.3A

0.05A ~ 1.1A

定格
PPX10-5

型名

PPX20-2

LAN
インタフェース

PPX20-5

PPX36-1

PPX36-3

PPX100-1

MACアドレス, DNS, Userパスワード,ゲートウェイ, IPアドレス, サブネットマスク

USB

TypeA: ホスト, Type B:スレーブ,スピード: 1.1/2.0, USB-CDC

RS-232C/RS-485
GP-IB *1

SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠 , 専用コネクタ GTL-258 により GP-IB コネクタに変換

EIA-RS-232 / RS-485 仕様に準拠 （コネクタを除く）（Gタイプのみ）

AC 入力
入力電圧 *2

AC100V / AC120V / AC220V / AC240V(±10%), 50Hz / 60Hz, 単相
47Hz ~ 63Hz

入力周波数
最大突入電流

25A 以下

20A 以下30A 以下35A 以下40A 以下30A 以下最大入力電力

200VA

150VA

300VA

150VA300VA

300VA

一般仕様
動作温度

0˚C ~ 40˚C

保存温度-20˚C ~ 70˚C

動作湿度

20% ~ 80% RH; 結露がないこと

保存湿度

20% ~ 85% RH; 結露がないこと

高度最大 2000m

EMC

計測製品クラス A に関する欧州 EMC 指令 2014/30 / EU に準拠
欧州低電圧指令 2014/35 / EU に準拠、 CE マーク付き

安全性
耐電圧

絶縁抵抗

一次 - 筐体

AC1500V 1 分間

一次 - 二次

AC3000V 1 分間

二次 - 筐体

DC500V 1 分間

一次 - 筐体

100MΩ 以上 (DC500V)

一次 - 二次

100MΩ 以上 (DC500V)

二次 - 筐体

100MΩ 以上 (DC500V)

対接地電圧

DC±500V

外形寸法 (mm)107(W)×124(H)×313(D) ( 突起物を含まず )最大寸法 (mm)107(W)×145.4(H)×339.9(D)質量

約 5.5kg

付属品

電源コード ×1、 取扱説明書 (CD-ROM)×1、 テストリード ×1 *3、 グランドリード ×1 *4*1. GP-IBを使用する場合、GP-IBケーブル(GTL-258)が必要です。
*2. 電源プラグをACラインコンセントに接続する前に、下部パネルの電圧セレクタースイッチが正しい位置にあることを確認してください。
間違ったAC電圧に接続すると、機器が損傷する可能性があります。
*3. PPX10-5, PPX36-3：GTL-104A、PPX20-2, PPX36-1：GTL-105A、PPX100-1：GTL-203A*4. PPX10-5, PPX36-3, PPX20-2, PPX36-1：ショートバー、PPX100-1：GTL-201A

Dimensions

320.3

107

Optionsオプション

145.4123.9

外形寸法

型名希望小売価格（税抜）

GTL-258\13,000

PPX 用 GP-IB ケーブル （約 2m）

GTL-259\5,000RS-232C ケーブル （D-Sub9 ピン -RJ45 8 ピン 約 2m）

GTL-260\5,000RS-485 ケーブル （D-Sub9 ピン -RJ45 8 ピン 約 2m）

GTL-261\3,500PPX 用マスター用シリアルリンクケーブル＆終端器

GTL-262\2,500PPX 用スレーブ用シリアルリンクケーブル

GTL-246\2,500USB ケーブル （USB2.0、 タイプ A-B 約 1.2m）

GTL-205A\3,500

熱電対 + アダプタ （K-Type、 約 1m）

GRA-441-J\35,000

PPX 用ラックマウントキット （JIS）

GRA-441-E\33,000

PPX 用ラックマウントキット （EIA）

オプション名 （内容）本紙記載の製品価格は全て希望小売価格（税抜）となっております。

313
339.9

株式会社マックシステムズ●本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6FTEL：(052) 223-2811

FAX：(052) 223-2810●刈 谷 営 業 所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801

FAX：(0566) 63-6800

URL；https://www.macsystems.co.jp
2021.10.05 JPPX2110K (TTCWEB) Printed in Japan.