出力電力

シンプル＆フレキシブル
省スペース・高い拡張性・保守性・耐久性を提供

出力
電圧６kW～18kW

80V■内部抵抗可変機能
内部抵抗可変機能は、電池に近い出力特性を再現できます。
注意：直線的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。

V-I特性をエミュレート
電源の内部抵抗を疑似的に可変することで、太陽電池や燃料電池、化学電池をエミュレーションすることができます。外付抵抗などを使わないため、発熱や電力損失がありません。

電子部品・機器、インバータ、パワコンなど様々な用途に柔軟に対応
メイン機能

大容量ズーム直流電源

DZ-X-L Series
希望小売価格

1,137,000円～※1:直並列接続で最大20台まで特長■省スペース■直流安定化電源という基本に忠実な設計思想
シンプルをコンセプトに安定化電源に求められている出力の高安定化に重要な過渡応答性の他、ノイズ特性など業界トップクラスを実現しています。

■高信頼性、耐久性
周囲温度50℃時のフルパワー運転や2年間の製品保証など高い耐久性を提供します。

本体の高さを従来機種(HX-S-G 12kW)と比べ約40％削減しました。また、出力電力も12kW→18kWと1.5倍の出力容量を実現しております。
これにより、ラック実装時の省スペース化が図れ、かつ出力容量UPも実現できます。

■可変スルーレート機能
定電圧(CV)動作や定電流（CC）動作による上昇率、下降率を独立設定し、変化させることができ、オーバーシュートなどのような急激な変化を抑制したり、徐々に可変させた場合の評価など、色々さまざまなシーンでご利用できます。

40％減

設定時間
設定分解能
定電圧(CV)
スルーレート
0.16V/ms
１台の場合(※) ～80.00V/ms 0.01V/ms■操作性向上■安全性
過電圧・過電流・過温度の検出、その他アラーム検出やアラーム履歴、画面ロックの他、非常停止ボタンボックス（オプション）をサポートしています。

HX-S-G 12kW

18kW
DZ-X 18kW

3台/6台

240V

1200A

2400A

3600A

2台/10台

160V

2000A

4000A

6000A

1台/10台

80V

2000A

4000A

6000A

注）最大出力電力の範囲での電圧/電流の設定が可能
並列接続のみの場合は10台まで最大電力の範囲で出力電圧と出力電流を可変が可能です。
80V
Ⅼタイプ（80V）
6kW/12kW/18kW+5V以下の電圧・電流設定確度は保証外

出力電圧

直並列接続により最大電力360kWまで出力が可能(DZ-X-18kｰL 20台 構成時)
また、並列接続のみ同一電圧帯機種（DZ-X-6k-L
最大出力電流最大/12k-L/18k-Lシリーズ）での混在接続が可能です。 直列/並列 出力電圧 6kW 12kW 18kW

30V

出力範囲

5V0

■USBメモリ パターン運転

75A
150A
225A
出力電流200A(6kW)
400A(12kW)
600A(18kW)■最新ファームウェアの提供
USBポートを利用したファームウェアのバージョンアップ(※)ができますので常に新しいファームウェアでご利用になれます。
※：ファームウェアのバージョンアップが発生した場合は、弊社WEBサイトにて公開予定

直並列ケーブル(※1)

列モジュール直並列モジュ
ー(※2) ル

ブースター

マスタ

直直並 直並列ケーブル 並列列
(※1)
モ
モジジ
ュ
ュ (※2)(※2)
ーールル
直直並 直並列ケーブル 並列列
(※1)
モモジジ
ュ
ュ
(※2) ーー (※2)
ルル

ブースター

ブースター

直直並 直並列ケーブル 並列列
(※1)
モ
モジジ
ュ
ュ (※2)(※2)
ーールル
直直並 直並列ケーブル 並列列
(※1)
モ
モジジ
ュ
ュ
(※2) ーー (※2)
ル
ル

2直列＋3並列接続の場合
最大出力電力108kW
出力電圧160V
出力電流1800A

ブースター

ブースター

※1：直並列ケーブル(別売)
直列接続または並列接続を行う際の専用ケーブルで接続には直並列モジュール(※2)
が必要※2：直並列モジュール(別売)
直並列ケーブル(※1)を接続する専用モジュールで直並列ケーブル(別売)１本に対して、各装置毎に本モジュールがそれぞれ１台ずつ必要

試験C
試験B
試験A
ファームウェア
USBメモリに格納するデータにより、異なる試験を容易に実行したり、ファームウェアのバージョンアップが可能■WEBサーバ機能

WEBサーバ機能を搭載しているため、ネットワーク上のPCなどのWEBブラウザから電源本体にアクセスできる環境
注：USBメモリ１個に対し、１つの試験のパターンファイルしか格納できません。よって、複数試験を行う場合は、毎回、USBメモリに行いたいパターンファイルを書き換えて利用するか、行いたい試験数のUSBメモリを準備であれば、どこからでも電源本体内にログインし、設定、する必要があります。
出力制御、パターン運転制御、出力モニタ、稼働時間等の装置情報など、実行可能です。
■メール通知機能
SMTPをサポートしており、SMTPサーバとメールが受信できる環境
であれば、モバイル、PCなどの端末で本体のアラーム通知(※)を受信でき、装置の異常状態を常に把握することができます。
※：主なアラームは、過電圧、過電流、過電力、過温度、直並列ケーブルの通信異常 他

直並列ケーブル(別売)で接続することにより、直列/並列接続状態と台数を自動認識し、マスタ機より複数のDZ-Xを一括してコントロールすることができます。
直設定分解能

本体内メモリによる単体のパターン運転(５行）の他、USBメモリ接続によるパターン運転(700万行)をサポートしました。
これにより、PCなどの周辺機器不要で、長時間の評価試験（例：100msｘ700万行の場合 約194時間）などにご利用できます。
また、複数のUSBメモリにそれぞれ異なる試験データを準備しておくことにより、USBメモリを差し替えることで、異なる試験を簡単に切り替えて行うことができます。

■直並列接続の自動認識により容量UPを容易に実現(※2) 並設定時間
0.2A/ms～200A/ms

前面USBポートとタッチパネル・ダイヤル操作箇所■ズーム機能■フレキシブル接続 直列接続3台/並列接続10台をサポート

最大直並列接続構成例

1.5倍

12kW

機種
6kW

12kW 0.4A/ms～400A/ms 0.1A/ms※：直並列接続した場合は設定時間が18kW 0.6A/ms～600A/ms
異なります。詳しくは、お問い合わせください。
注：設定値はあくまでも本体内に設定が可能な値であり、電圧・電流の可変設定値が大きい場合や設定時間が短い場合、また、接続する負荷条件によっては、実際に期待する出力が得られない場合がございます。

可変スルーレート

操作をタッチパネルとダイヤルの２つに集約(出力ON/OFFボタンを除く)したことで、操作性、視認性を大きく向上しました。

定電流(CC)
スルーレート１台の場合(※)

DZ-X

■その他
ファン騒音抑制機能などを標準装備

■保守性

DZ-X

注：本体のLAN通信、ネットワーク、メールサーバー等のメール配信システムが正常に動作していない
場合は、メール通知はされません。

装置稼働の累積時間を本体内に蓄積し、前面モニタで確認できます。これにより、機器の保守・点検時期や部品(FAN、■LinkAnyArts-SC2(パターン運転、計測ソフトウェア)コンデンサ、消耗品他）交換時期の目安をつけることができ、別売のソフトウェアにて、PCより本体内の各種設定、出力制御・長期にわたって、電源を安全にお使いいただくことができます。 モニタ・パターン運転、リアルタイム計測を行うことができます。

項 目
形名
希望小売価格（円・税抜）

仕 様
DZ-X-12k-L
1,705,000DZ-X-6k-L
1,137,000

定格出力電圧定格出力電流定格出力電力
設定範囲
設定確度〈※1〉
設定分解能
ロードレギュレーション 〈※9〉ラインレギュレーション 〈※10〉
リップル（実効値） 〈※11〉
過渡回復時間
設定範囲
設定確度〈※2〉
設定分解能
ロードレギュレーション〈※12〉ラインレギュレーション〈※11〉
リップル（実効値）〈※13〉
設定範囲
電圧スルーレート設定範囲
電流スルーレート設定範囲

DZ-X-18k-L
2,160,000

80V
400A
600A
12ｋW
18ｋW
0.000V～84.000V
0.000V～84.000V
設定値の±(0.1%+0.08V）
設定値の±(0.1%+0.08V）
2mV
2mV
定電圧特性（CV）
設定値±（0.01%+定格出力電圧の0.005%)
設定値±（0.01%+定格出力電圧の0.003%)
10mVrms2ms 以内0.00A～210.00A
0.00A～420.00A
0.00A～630.00A
設定値の±(0.2%+0.2A）以内
設定値の±(0.2%+0.4A）以内
設定値の±(0.2%+0.6A）以内
10mA
20mA
30mA
定電流特性（CC）
設定値±（0.05%+定格出力電流の0.1%）
設定値±（0.05%+定格出力電流の0.05%）
200mArms 以内
400mArms 以内
600mArms 以内
定電力特性（CP）
0.000kW～6.300kW
0.000kW～12.600kW
0.000kW～18.900kW
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
0.16V/ms～80.00V/ms
スルーレート
0.2A/ms～200.0A/ms
0.4A/ms～400.0A/ms
0.6A/ms～600.0A/ms
動作電源
AC180V～AC242V 単相 50Hz/60Hz
AC180V～AC242V 3相 50Hz/60Hz
入力電流 (実効値)〈※5〉 AC180V入力
38Arms 以下
67Arms 以下
67Arms 以下
入力力率 〈※6〉0.99 以上
0.9 以上0.99 以上
電力効率 〈※7〉92%以上 定格電圧時 / 89%以上 定格電流時
突入電流（ピーク値）〈※8〉 AC242V入力
54A0-p 以下
95A0-p 以下
95A0-p 以下
動作環境
周囲温度0～50℃(動作） / 0～70℃(保存）、湿度20～85%RH(動作） / 20～85%RH(保存） 凍結、結露、腐食性ガスなきこと
外形寸法（突起物含まず）
445.0mm(W) x 140.2mm(H) x 828.2mm(D)最大直列台数
3台 直並列接続の最大接続数は20台まで
最大並列台数
10台 直並列接続の最大接続数は20台まで / 並列接続のみ6kW、12kW、18kWの混在が可能
マスター
最大定格出力電圧240V ３台直列接続時
ブースター
2000A
4000A
6000A
直並列運転 最大定格出力電流
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時
同一機種10台並列接続時
〈※3〉
120kW
240kW
360kW
最大定格出力電力
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時
同一機種20台直並列接続時内部抵抗可変 / 可変スルーレート〇 / 〇
非常停止入力〇汎用接点入力４種（外部トリップ、外部ALM、出力ON/OFF、RUN/STOP）から２点を選択可能
外部
コントロール ステータス出力
18種(OVP、OCP 他）から3点選択可能
出力電圧/電流コントロール〇
リモートセンシング〇
各種機能
保守アナウンス / インフォメーション〇
WEBサーバ機能/メール通知機能〇
FAN騒音抑制〇
単体時
5行
パターン運転700万行
USBポート利用時
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(パターン運転データ格納)を接続することにより利用可能
ファームウェアバージョンアップ
前面 USB2.0 type-A コネクタにUSBメモリ(要アップデートデータ格納)を接続することにより利用可能
通信インタフェース
標準装備
LAN(背面)、USB2.0 type-B（背面）、USB2.0 type-A（前面）〈※4〉
質量35kg45kg
55kg
入力端子/ FG端子
M5ネジ
M5ネジ
M5ネジ
出力端子
M16ボルトナット
M16ボルトナット
M16ボルトナット
出力仕様

200A
6ｋW
0.000V～84.000V
設定値の±(0.1%+0.08V）
2mV

大容量ズーム直流電源
新発売 DZ-X シリーズ

6kW、12kW、18kW
80V / 200A、400A、600A

6kW

シンプル＆フレキシブル※１：出力電圧設定値＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、 ＋5Ｖ以下の電圧設定確度は保証外 出力開放、リモートセンシングのポイントにて測定（周囲温度23℃±5℃）※２：出力電圧＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、 ＋5Ｖ以下の電流設定確度は保証外 出力電圧+5V 以上で適用（周囲温度23℃±5℃） ※3：直列、並列接続をして、直並列運転を行う場合、オプションの直並列ケーブル、直並列モジュールが必要
です ※4：USBメモリ接続のみ対応 ※5：定格出力電力、定格出力電流のとき ※6：AC200V 入力、定格出力電力、定格出力電流のとき ※7：AC200V 入力、定格出力電力のとき ※8：入力電源スイッ
チをオンした直後（約1ms 間）に、内部EMC フィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く ※9：定格負荷電流の0-100%の変動に対して、リモートセンシングのポイントにて測定（静的負荷変動）※10：入力電圧の-10％、+21％の変動に対して（静的入力変動） ※11：測定周波数帯域20Ｈｚ-1ＭＨｚ（抵抗負荷） ※12：定格出力電流にて、出力電圧を+5V から定格電圧まで変化させた
場合の電流変動値（静的負荷変動）※13：測定周波数帯域20Ｈｚ-1ＭＨｚ 出力電圧設定+5V から適用（抵抗負荷）

オプション / 品 名直並列ケーブル(1m)直並列ケーブル(3m)
直並列ケーブル(5m)
直並列モジュール
エマージェンシーボックス
パターン運転監視ソフトウェア
LinkAnyArts-SC2

形 名
希望小売価格(円・税抜)
RZX100-OP-F-01M
11,000RZX100-OP-F-03M13,200
RZX100-OP-F-05M
19,800RZX100-OP-M
16,500EMG-BOX
41,300LA-4137

66,000

ご注意

LANポートUSBポート
並列運転制御用コネクタ
直列運転制御用コネクタ
外部コントロール用コネクタ

リモートセンシング用コネクタ

出力端子

入力端子

【製品の保証期間】原則として納入日から２年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】 このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】 国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】 このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

12kW

18kW

販売店

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

ホームページ https：//www.takasago-ss.co.jp

LinkAnyArtsは株式会社高砂製作所の登録商標です。
記載内容は、2024年1月 現在のものです。記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2024.1ver2.0※:外観についてお断りなく変更することがあります。

https：//www.takasago-ss.co.jp