CHECKWEIGHER

AD-4961A

ウェイトチェッカ／自動重量選別機

エー・アンド・デイは自動捕捉式はかりの「指定検定機関」に指定されています。
計量法施行令等の一部を改正する政令（平成２９年政令第１６３号）により、日本国内において「取引証明」を目的としてウェイトチェッカを使用する場合には、検定の合格が必要となりました。また、令和３年政令第２１５号の一部を改正する政令により、特定計量器の範囲や検定対象とする自動捕捉式はかり等が制限されました。

計量法では特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関が、検定を実施することとされています。

株式会社エー・アンド・デイは指定にかかわる基準（計量法第106条第3項・第28条）をクリアし、自動捕捉式はかりの指定検定機関に指定された会社です。

安全上のご注意本社：〒1 7 0 - 0 0 1 3 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号TEL.03-5391-6128（直） FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代） FAX.011-251-2759■ 仙 台 営 業 所 TEL.022-211-8051（代） FAX.022-211-8052■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377（代） FAX.028-633-2166■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111（代） FAX.048-592-3117■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231（代） FAX.045-476-5232■ 静 岡 営 業 所 TEL.054-286-2880（代） FAX.054-286-2955■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760（代） FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900（代） FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代） FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代） FAX.092-411-2815

https://www.aandd.co.jp●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ● 本カタログの内容は※本カタログは事業者向けです。

2022年 1月 現在のものです。

＊AD4961A-ADJC-01-ZW1-22103GP

A&D Checkweigher
クラス最小表示目盛：0.01g かつ最高選別精 度(3σ)：0.08g のウェイトチェッカ

耐環境性能UPとHPDF（High Performance Digital Filter）により高速域の選別精度が向上
エー・アンド・デイのウェイトチェッカは、食品業界を中心に、日本国内はもちろん世界各国さまざまな業界のお客様にご使用いただいています。広く実績をいただいている”はかり”メーカーとしての信頼にお応えするためウェイトチェッカ用に開発したロードセルと、最新CPUを搭載し、より高速処理が可能になり進化しAD-4961A-2KD2035

たウェイトチェッカが誕生しました。
「安定品質」と「在庫/短納期化」とともに”防水：保護等級IP65”を標準＋仕様としながら「リーズナブルな価格」を実現しました。

ステンレスカバーオプション＋表示器スタンドオプション

クラス最高の選別精度（3σ）：0.08g

新設計のデジタルロードセルユニットと高速処理が可能なCPUを搭載したコントロールボックスによりクラス最高の選別精度（3σ）：0.08gを実現しました。

高速域の選別精度が最大80%改善。生産効率の向上に貢献

計量設定最適化により再現性の高い計量選別を実現

最新CPUの搭載により処理能力が向上し、新たに実装した振動除去フィルタHPDF（High Performance Digital Filter）を振動除去フィルタ（HPDF）の設定も自動選択されますので、設定者が変わっても再現性の高い計量選別を実現します。

※

従来機に比べて風や振動の影響を受けにくい設計へと進化し、耐環境性能が大幅に改善されました。
最適化したことにより、高速域での精度が最大80%UPしました。

※

従来に比べ、重量選別工程の高速化が可能となり、生産能力・生産効率の向上に貢献いたします。

被計量物の質量と製品長、処理個数またはベルトスピードの条件から最適な計量条件を自動的に設定します。
また、動補正も被検査物を繰り返し流すことでかんたんに設定することができます。

※当社従来機との比較データとなります。

管理者レベルによる操作制限と履歴機能で品質を守るユーザ登録を行い、管理レベルによって操作制限を行うことができます。

操作したユーザとその操作内容を記録した操作履歴、および計量結果の履歴は、USBメモリに全て保存が可能です。

X線検査機や金属検出機から検査結果の信号を受け取ることで、計量履歴とあわせHACCP管理などの記録として、同時に集計することができます。

12

A&D Checkweigher
さらに見やすく使いやすく進化したタッチパネルで、はじめ ての操作でもかんたんに設定が可能。
標準で防水構造：IP65。ほかの装置との連携も容易で導 入しやすいウェイトチェッカ。
防水構造：IP65。操作パネルはステンレスカバーをオプションで用意

PDF出力機能でレポート作成工数を削減。画面のスクリーンショットも保存可能

高い視認性と操作性を誇り、はじめてお使いになる方でも簡単に設定することができます。

計量終了後、保存したいデータの集計画面から「PDF出力」「CSV出

7インチカラータッチパネルを搭載、最新のCPUにより従来より操作性がUPし、さらに使いやすくなりました。
被計量物の写真を登録・表示させることで、生産している商品が何かすぐに確認できます。

操作パネルは標準で防水構造のリーズナブルな樹脂製を装備。オプションでステンレスカバーに変更可能です。

集計結果や管理図、ヒストグラムの表示が可能です。

力」キーを押すとUSBメモリへ各ファイルが出力されます。右上カメ
ラアイコンを押すとかんたんに表示画面のスクリーンショットがUSBメモリへ保存できます。作業指示書やマニュアル、各種レポート作成にお使いいただけます。

無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能。
リモートメンテナンスも対応可能
無線LAN機能を標準搭載※1。別室からタブレット等で、計量中でも計量結果などさまざまなデータのモニタリングが行えます。

また、AD-4961AとPCを接続し、PC上でウェイトチェッカを操作することが可能となります。

インターネット回線を介して、AD- 4961AにLAN接続されたPCを遠隔地の別のPCから「リモート操作※２」すること

USBインタフェースを標準装備

で、現場から離れた場所からのメンテナンスにご利用いただけます。

豊富な外部インタフェースで、さまざまな通信に対応※1標準搭載の無線LANはモニタリング専用となり、リモート操作にはご利用いただけません。

※2リモート環境のシステム構築が必要となります。
PCやインターネット回線など、
AD-4961A以外に必要な機器はユーザー様にてご用意ください。

選別機出力・警報出力・金属検出入力・X線入力などに使用できる接点のほかに、
Modbus TCP/IP※やUSBイン

LAN接続

タフェースなどが標準装備されており、Ｘ線検査機や金属検出機との連携が可能です。また、USBメモリへのインターネット回線データの保存やプリンタへの出力も可能です。

その他、通信機能を使用して、生産ラインにある他の機器とのインターロックや連携が可能となります。

※Modbusは米国Modicon社が開発した通信プロトコルです。

バーコードを読み取り、製品設定を自動変更
バーコードリーダによって商品のバーコードを読み取り、無線LAN接続

ウェイトチェッカの製品設定を自動で変更することができます。

遠隔地のPCからリモートで設定変更可能

34

A&D Checkweigher■ ウェイトチェッカ ラインナップ
O75

0.01g

最高選別精度(3σ)

0.08g494(604)(606)

選別精度（3σ）*1
コンベヤベルト幅

最高選別能力400pcs/min

420

275

保護構造

最小表示目盛ベルト幅

最高選別精度(3σ)

最高選別能力単位：mm320pcs/min

420

中型モデル AD-4961A-6K3050

コンベアベルトセンター

最高選別精度(3σ)

最高選別能力300mm

145pcs/min

400 個 / min

コンベヤ機長240mm（導入コンベヤは 360mm）

22 ～ 200mm

単位：mm

源

質

量 *2材

550

*1

145 個 / min

350mm

500mm

ウレタンベルト30 ～ 300mm
200mm 以下

300mm

10 ～ 80m / min
80 ～ 450mm

電気抵抗線式ロードセル

300mm 以下

タッチパネル（抵抗膜式）/ キースイッチ

1,000 品種（10 グループ ×100 品種）

登録品種数

電320 個 / min

7 インチタッチパネルカラー液晶（WSVGA）

Modbus TCP / Modbus RTU（RS485）/ RS232C（RS485 との切り替え）
無線 LAN *3*4 / TCP / IP（ポストスクリプト対応プリンタ接続用）

USB（USB メモリ、データ保存・画像取込用、ポストスクリプト対応プリンタ接続用）*5
リモート機能対応可能 *6

バーコードリーダ接続対応可能 *7
無電圧接点入力 8 点
リレー接点出力 8 点
IP65

0 ～ 40°C、湿度 85% 以下（結露しないこと）
単相 AC100 ～ 240V（＋10%、－15%）
50/60Hz 約 180VA

電源の接続は端子台（M4）電源ケーブルは付属しません。
約 35kg

表示部：ABS 樹脂

約 50kgコンベヤ部：アルミニウム（アルマイト処理）
ステンレス、PP 樹脂

質

計量部：ステンレス、PP 樹脂

コントロール部：ステンレス、PP 樹脂、PE 樹脂
脚部：ステンレス

502

選別精度は最高値であり、選別物の状態、ウェイトチェッカの設置環境により変わります。

*2 ウェイトチェッカ本体のみの質量で選別機やそのほかオプション取付時は変わります。
*3148

ベルト幅300800(1006)

800420

無線LANの受信感度は電波環境に依存します。通信が途切れる可能性がありますので継続監視を行う場合はRS-485や有線LANのModbus通信機能とHMI表示器を組み合わせて使用することをお薦めします。

*4 本機の無線LANは日本国内で使用可能です。海外で本機の無線LANを使用する場合は認証が取得されている国や地域に限られます。
*5MAX 76

53〜11015 ～ 120m / min

120mm 以下

275

*6*7

USBメモリは付属しません。型名：AX-USBFLASH-2Gを購入ください。FAT32でのフォーマットが必要となります。

別途インターネット回線のほか、システム構築が必要となります。詳細はご相談ください。
バーコードリーダは付属しません。

送料および技術員派遣について

737〜877

ベルト幅1g

5IP65

最小表示目盛0.1g

275(2)

300

6000g

保護構造502

Min 169

ひょう量200mm

最高選別能力

防塵・防水仕様

5O7

検定対象外：取引証明使用可能

120mm

0.1g

0.01g / 0.1g

汎用外部出力666

中型でもしっかり精度を出したい場合に最適なモデル。

1.0g

汎用外部入力723〜863200mm

6000gモデルで最小0.1gの安定表示で最高選別精度1g。

0.08g / 0.18g

0.01g

通信機能

Min 169

0.08g/0.18g

0.08g

動作温度、湿度範囲

300

0.01g/0.1g

IP65550(708)6,000g

操作方法

MAX 69ひょう量（デュアルレンジ）

82〜96

500g / 2,000g

表示部

275

550

353

600g

質量センサ

74

ベルト幅
200(2)

AD-4961A-6K3050

：幅O75

353

AD-4961A-2KD2035

計量品寸法：長さ
コンベアベルトセンター

小型デュアルレンジモデル AD-4961A-2KD2035

AD-4961A-6001224

ベルトスピード

601

500g/2000g

名搬送方式

120mm

シリーズでもっとも選ばれているモデル。

型

最小表示

ベルト幅

デュアルレンジを採用し、汎用性と高精度を兼ね備えた

AD-4961Aシリーズ

ひょう量718〜858

最小表示目盛IP6542〜69240

Min 171600g

保護構造

300

ひょう量(2)550

クラス最高の選別精度と高速での計量に最適なモデル。

360

■ 仕様

75

ロードセル式では業界最小表示目盛0.01gを実現。

単位：mm

MAX 37

AD-4961A-6001224
ベルト幅120小型高速対応モデル

コンベアベルト
センター
275

275

注意事項

組み立て調整したものを出荷しますので、別途送料がかかります。
設置場所へ技術員を派遣する場合は、設置調整費および立会費等がかかります。
電源ケーブルは付属しません。
ケーブル径はφ4mm～φ7mmのものをご用意いただくか、オプションの電源ケーブルをご購入ください。

6Options■ AD-4961Aシリーズ

オプション■ 校正用分銅ステンレスカバーオプションをご用意

表示灯（コンパレータ・ライト）*1

表す量F1級 最大許容誤差 (mg)

視認性の高い3色LEDコンパレータ・ライト。
ウェイトチェッカのDOマップで、簡単接続設定。
（使用例 赤：重量NG 黄色：金属NG 青：OK）1kg±5.0

AD-4961-02

USBメモリ
（2GB）

500g
2kg

上風防

AD-4961A-11※AD-4961A-6001224/AD-4961A-2KD2035共用

表示器スタンド

3段階の高さ変更が可能。
被計量物に合わせて最適な風防で計量が可能。

AD-4961-01

表示器の取り付け位置を変更する場合に使用。
表示器の向きの変更も可能。

SUS製下カバー（下風防）※AD-4961A-2KD2035用

AD-4961A-12※AD-4961A-6001224は下カバーを標準搭載

AC電源ケーブル 3m

AX-KO1156A-300

各種選別機の接続が可能（P.9/P.10参照）

AC電源ケーブル 5m

AX-KO1156A-500±10

AD-1603-2KF1

AD-1603-1KF1

AD-1603-5KF1

AD-1603-500F1■ ミニプリンタ
無塵紙も使用可能

印字例（全集計）（正量集計／サンプル集計／正量サンプル集計など）

ドットインパクト方式
RS232C入力

ACアダプタ標準付属

接続ケーブル標準付属〔AX-KO5364-200（バラ線-25P）〕
方紙式
幅文字仕様

印字スピード
印字文字数
電質

源
量

外形寸法

ドットインパクト方式
57.5mm(5+1)×8ドット
約2.5行 / 秒

約1.62 (W)×2.4 (H) mm

24行 / 秒

専用ACアダプタ（標準付属）約470g

106 (W)×180 (D)×88 (H) mm

ワークガイド（計量）※AD-4961A-6001224用

プリンタ用紙（無塵紙）AX-PP173-S

ワークガイド（導入・計量）

AD-1603-5KF1AD-8126（改造コード04000）

オプション

AD-4961-1224-14

式

AD-1603-500F1

ワークガイド（導入）※AD-4961A-6001224用

AD-4961-1236-14型±2.5±255kg*1 AD-4961-01表示器スタンドが必要です。
ライト部分は防塵・防水IP53です。

AX-USBFLASH-2G

AD-1603シリーズ

プリンタ用紙（普通紙）AX-PP137-S
インクリボン（黒）AX-IR-91B-S※AD-4961A-2KD2035用

AD-4961-14

ワークガイド（導入または計量）※AD-4961A-6K3050用

AD-4961-14-3050

お客様のご要望に合わせたカスタマイズ製品も製作可能です。

乗り継ぎステー ※AD4961A-2KD2035用

コンベヤベルトの大きさを変えたい、金属検出機付きのウェイトチェッカがAD-4961-13
選別機用

欲しい、といったご要望をぜひご相談ください。

排出確認センサ
不良品がしっかり排出されたことを確認するためのセンサユ
ニットです。
必要に応じてセンサの数と取付位置をお選びいただけます。

AD-4981-2570-34
AD-4981-2570-35
AD-4981-2570-36

7■ カスタマイズ

AD-4981用 排出確認センサ 1方向

AD-4981用 排出確認センサ 2方向
AD-4981用 排出確認センサ 3方向※カスタマイズ製品は受注生産品となります。

飲料商品向けボトル対応金属検出機付ウェイトチェッカ

8A&D Rejector
選別機による不良品の自動選別によりヒューマンエラーを 防止、生産効率が向上します。

■ カスタマイズ

エー・アンド・デイの検査機が判定した結果により、良品と不良品の選別を自動で行います。
選別機は商品の形状などにより選別方式をご選択ください。

お客様のご要望に合わせたカスタマイズ製品も製作可能です。
※カスタマイズ製品は受注生産品となります。

選べる選別方式

ツインチェッカ用
エアジェット選別機 + 不良品受けフリッパー選別機

プッシャー選別機 AD-4983シリーズ

AD-4981シリーズ

アームの動作により不良品をコンベヤの外へ自動排出します。

選別方式の中でもっとも汎用性が高く箱物や高さのある袋物やケースに最適です。

箱物やケース高さのある袋物
最大選別方向

3方向型

名

ベルト幅

最大選別能力
ベルト速度

AD-4981-2057

AD-4981-2570

AD-4981-3585

200mm

250mm

350mm

120pcs / min15~120m / min

100pcs / min10~80m / min

0.5Mpaエア源

80pcs / min

10~50m / min
0.5Mpa0.2Nℓ / 回

0.4Nℓ / 回

ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ

Φ6mm

Φ6mm

コンベヤドロップ選別機 AD-4982シリーズ

シート形状
最大選別方向2方向※画像はコンベヤドロップ選別機＋別置架台オプション

9

ベルト幅

名

最大選別能力
ベルト速度
エア源

AD-4982-2035
200mm

150pcs / min15~120m / min

高さのある袋物
最大選別方向2方向型

名AD-4983-3050

ベルト幅

300mm

最大選別能力60pcs / min

ベルト速度

10~80m / min
0.5Mpa2.6Nℓ / 回

エア源

Φ8mm

ポリウレタンチューブ

小さくて軽い個包装品に最適で、高速選別が可能となります。

AD-4982-2540 AD-4982-3550
250mm

100pcs / min10~80m / min

0.5Mpa350mm

60pcs / min

10~50m / min
0.5Mpa0.3Nℓ / 回

0.9Nℓ / 回

ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ

Φ6mm

箱物

エアを吹きつけることで不良品をコンベヤの外へ自動排出します。

薄い袋物やシート状の物に最適です。
型

傷を気にせず排出できるのが特徴で、箱物や高さのある袋物に最適です。

エアジェット選別機 AD-4984シリーズ

コンベヤの動作により不良品をコンベヤの下へ自動排出します。

薄い袋物

エアシリンダによる押し出し動作でコンベヤの外へ自動排出します。

Φ6mm

軽い個包装品
高速選別可能最大選別方向

3方向

型
ベルト幅名

最大選別能力
ベルト速度
エア源

AD-4984-1246

AD-4984-2046

120mm

200mm

400pcs / min

320pcs / min15~120m / min
0.5Mpa2.4Nℓ / 回
Φ10mm

ポリウレタンチューブ10