6146/6156

直流電圧／電流発生器

測定機器の校正や二次電池の擬似電源として最適な標準電源
広ダイナミック・レンジの電圧／電流発生範囲
電圧：0〜±32.000V
電流：0〜±220.00mA6146
電圧：0〜±32.0000V
電流：0〜±220.000ｍA
6156
高分解能の電圧／電流発生
1μV/100nA（6146）, 100nV/10nA（6156）
高確度保証（1年間保証）
基本確度： 電圧±0.025%（6146）, ±0.015%（6156）
電流±0.03%（6146）, ±0.02%（6156）
複数台の同期運転が可能

JISに基づく熱電対の熱起電力発生機能搭載（6156）
出荷時オプション

http://www.adcmt.com

6146/6156は半導体、電子部品・モジュールの研究・開発での特性評価や生産ラインでの特性試験、メータや計測器などの校正用に最適な精密電圧/電流発生器です。
本器は、エーディーシーが長年の実績を持つ高精密な電圧・電流発生回路技術により設計された製品で、広ダイナミック・レンジ、高分解能、高確度、低出力ノイズを実現し、より信頼性の高い、高スループットの計測システムを構築することができます。
また、スタンドアロンでの使用や、二次電池制御回路など、各種電源の擬似電源として自動Feature
計測システムへの組込を考慮した機能を多く採

写真は６１５６用し、ユーザの使い易さを向上させています。

さらに、6156は、JISに基づいた各種熱電対の熱起電力発生機能を持っていますので、温度計などの校正が容易にできるようになりました。

広ダイナミック・レンジの出力範囲−シンク

高速レスポンスと低ノイズの電圧／電流出力＋ソース＋220mA

＋32V

–32V

6146/6156の出力電圧／電流のレスポンス時間は従来機に比べ大幅に短縮し、最終値の±0.1%に入るまでのセットリング・タイムは10ms以下を実現しました。従って、部品やモジュールの特性評価時間や自動試験でのタクトタイムを大幅に短縮できます。
また、出力ノイズは、100μVp-p（30Vレンジ、DC〜100Hz帯域）と低ノイズ設計を行っており、半導体や各種センサなどでの特性評価での測定信頼性を高めることができます。

–220mA＋シンク

−ソース

従来機

・±32V、±220mA 範囲でのソースおよびシンク可能なバイポーラ出力です。
・バイポーラ方式の出力アンプであるため、マイナス出力からプラス出力までゼロをクロスしての連続可変出力が可能です。

製品名
発生桁数
出力方式
最大出力
電圧発生範囲電圧発生確度（代表値）
電流発生範囲電流発生確度（代表値）
熱起電力発生機能
高周波出力ノイズ（20MHz）
セットリングタイム
外部インタフェース
メモリ数
価格

26146
4½桁

バイポーラ
±32V / ±220mA

1μV～32.000V
0.025%
100nA～220.00mA
0.03%—

出力レスポンス波形（0V→30V）

6156

6156
5½桁
出力ノイズ波形（30Vレンジ100Hz以下）

100nV～32.0000V
0.015%
10nA～220.000mA
0.02%○60μVp-p3mVp-p
10ms
GPIB、USB標準、BCD I/F工場オプション
5000データ¥220,000¥280,000

6156
50ms/div

SPEC
100μVp-p自動試験に最適なサスペンド機能内蔵

HI/LOリミッタを個別設定可能

電子部品やモジュールの自動試験装置において、デバイスの交換電圧および電流の発生時には接続デバイスを保護するためにリ時にはDUTへの不要な電圧が印加されないように出力リレーをミッタ機能は重要です。

オープンとする「スタンバイ」状態への設定が必要です。この「オペ電圧発生時には出力電流を制限するための電流リミット機能、電レート」と「 スタンバイ」の状態を繰り返すと出力リレーのON/OFF流発生時には追従電圧を制限するための電圧リミット機能となり動作が必要で、出力リレーの寿命に大きく影響します。

ます。

6146/6156は、リレーの切替なしに出力OFF状態を「ハイ・インピー
ダンス（HiZ）（」出力リレーON、高抵抗状態）と「ロー・インピーダンス（LoZ）」（出力リレーON、低抵抗状態）に保つサスペンド機能を持っており、「スタンバイ」（出力リレーOFF）状態と合わせて3つの状態から選択することができます。
この機能により出力リレーの長寿命化とシステム・スループットの向上に寄与できます。
また、電池など電圧発生デバイスの試験では接続時に発生する過渡的な電流を防止することができます。

6146/6156では電圧および電流リミッタでのリミット値設定レベルをそれぞれ２個持ち、個別の設定が可能です。

es

HIリミット値

HIリミット値
0レベル

0レベル
LOリミット値

LOリミット値
HIリミット値 と LOリミット値 を同じ値で設定可能

HIリミット値 と LOリミット値 を異なる値で設定可能【バランス・モード】【セパレート・モード】

6146/6156のリミッタ設定は２種類のモードがあります。

HI/LOリミッタの個別設定可能

OPR/STBY
DUT

LoZ/HiZ

半導体リレー
イメージ

使い易い操作パネル
発生する電圧／電流の値の設定は、フロントパネルからキー・スイッチによる直接入力の他、任意の桁を指定してロータリー・ノブや「↑」「↓」キーによって連続して可変（増減）ができます。
従って、デバイスの入出力特性測定などのチェックやワンタッチのキー操作で測定を行うことができ、操作性が大幅に向上します。

0V

サスペンド時の出力抵抗切替え
LoZ/HiZ：
OPR/STBY： オペレート／スタンバイ切替えリレー

出力状態の概念図

複数台の電圧／電流発生器やDMMとの同期運転
電子デバイスやモジュールなどの試験では複数系統の電圧印加を必要とする場合があります。この場合、DUTに印加される電圧は印加タイミングを同期して可変することが必要となります。
6146/6156では複数台の発生器の同期運転ができます。
OPERATE/STAND-BYのタイミング信号および電圧可変のタイミング信号を1台のマスターから他へ接続することにより実現しました。
また、電圧印加後デジタル・マルチメータなどで電圧測定を行う
場合も、電圧印加と測定タイミングの同期をとることができるため、最小待ち時間の自動計測システムを構築できます。
複数台の6146/6156で信号を同期して出力するために同期制御用の信号ラインを持っています。
これらの制御信号を用いて３台の6146/6156のスイープ動作を同期させる例を示します。の"TRIGGER IN",
【マスター】の"SYNC OUT", "OPERATE IN OUT"信号を【スレーブ】"OPERATE IN OUT"へ接続することにより複数台の同期運転が可能となります。
〈 SYNC OUT 〉〈 OPERATE IN OUT 〉〈 TRIGGER IN 〉

レンジ切替とアップダウン・キー

ロータリー・ノブ

熱電対の熱起電力出力機能（6156のみ）
6156は熱電対の熱起電力をJISテーブルに基づいて発生する機能を持っています。熱電対の種類を選択し、発生させたい温度を入力することによって、設定した温度に対応する電圧が出力されます。
熱電対の種類はT, J, E, K, S, R, B, Nの8種類が用意されており、JISC1602-1995およびJISC1602-1981を選択可能にしています。N
タイプはJISC1602-1995のみです。
基準接点補償は0℃と任意温度（ユーザ入力）が可能です。
この機能により温度計や計装装置の温度校正が可能となります。

〈 OPERATE IN OUT 〉

80〈 TRIGGER IN 〉
〈 OPERATE IN OUT 〉

60
4020クロ
メル
ーコ
ン
スタンタ
ン

【 マスター】

熱起電力（mW）【 スレーブ】

ンルタルメ
ン
アタース
ン
メル
コ−
クロ
銅

400

同期信号端子

同期運転

白金−%）

（13ム
ロジウ
白金・

【 スレーブ】

600

1200

温度（℃）

6156の熱起電力出力機能は1600

各熱電対の温度－熱起電力のリニアライズ機能を内蔵しているため、6156に校 正したい温度を設定するだけで温度計の校正が簡単に行えます。

DC Voltage Current Source
3半導体や電子部品の信頼性試験にボード・テスタでの電圧源、信号源としての組込用に半導体やセンサーなどの電子部品では信頼性確保のためにデバイ家電製品や産業機器での制御ボードは、出荷検査や受入検査でスへの通電エージング試験などを行います。これらの試験では電ボードの機能試験を行います。

圧安定度の高い供給電源を必要とします。

6146/6156はボード・テスタの組込電圧源として使用でき、被試験また、供給電圧を変化させてデバイスの正常動作範囲を確認するボードに各種の電圧を供給するとともに、擬似センサ信号として試験もあります。

電圧や電流を印加できます。

6146/6156は低ノイズで安定度、発生分 解能に優れているため、このような試験では信頼性の高い試験が実現できます。

6146/6156は10msec以下のセットリングタイムで出力値が安定するため、多項目の試験では試験時間を短縮できます。
また、リモート・コントロール用のインタフェースとしてGPIBとUSBを標準装備しているため、自由度の高いシステムを構築できます。

CPU

テスト・ヘッドGPIB

DMM 7470

被測定ボード直流電圧／電流発生器 6146/6156
直流電圧／電流発生器 6156

恒温槽

DMM 7470
・6146/6156をデバイスの供給電源または入力信号として用います。
・デジタル・マルチメータでデバイスの出力電圧等をモニターします。
・6146/6156やデジタル・マルチメータはGPIBまたはUSBを用いたシステムで長時間のエージングデータを取得することができます。

蛍光表示部

ロータリー・ノブ

被測定ボードへの電源供給、擬似センサー信号としての入力電圧などに6146/6156が使用できます。
6146は1μＶ、6156は100nVと微小な電圧分解能を持つため、僅かな変化のセンサ信号の代わりとして使え、正確なボードの良否判定ができます。

BCDパラレル・インタフェース
オプション

出力端子

外部単線入出力信号

USBインタフェース

GPIBインタフェース

Applicati
6156 のフロントパネル

4

リアパネル（共通）メータや計測器の校正に温度計の校正に（6156のみ）

プラントや各種計装装置で使用されている各種メータや計測器は熱電対を温度センサーとする温度計の校正は熱電対の熱起電力定期的な校正が必要です。に相当する直流電圧を印加して校正する必要があります。

6146/6156は高い発生確度を持っていますので、これらのメータ

6156はJISに準じた各種熱電対の熱起電力を簡単に発生することや計測器の校正には最適な電圧/電流発生器です。

ができます。基準接点補償についても、「 室温補償ON/OFF」機

校正したいポイントの電圧または電流値を6146/6156の内部メモ能を有し、発生温度と室温を入力するだけで、任意の温度に対すリに記憶させ、順次読みだすことにより校正作業の時間短縮ができます。

る熱起電力を発生できます。

19.9990V を入力

19.999V に校正
125.0℃を設定

125.0℃に校正

直流電圧／電流発生器 6156の場合
直流電圧／電流発生器 6156
温度計

デジタル・マルチメータ

101001

23102030A

440550mA・ 6156の「熱起電力出力」
ファンクションで校正点の温度と動作環境（室温）を設定（入力）する。
・ 6156は設定された温度に相当する電圧を出力する。
・ 温度計を設定した温度に校正する。

電流計

6146/6156を使用してデジタル・マルチメータや各種メータ類の校正が可能です。
被校正計測器のゼロ点、＋フルスケール、－フルスケールの校正が簡単な操作で可能です。

歪センサ（ストレンゲージ）の特性試験に歪や圧力センサに使用されるストレンゲージは微小な抵抗値変化を利用しています。
ストレンゲージの試験にはホイートストンブリッジ回路を用いて既知の荷重を加えた時の抵抗値を測定します。
ホイートストンブリッジ用の電圧源には、安定度の高い6146/6156が最適です。
出力電圧測定には7461A等のデジタル・マルチメータを用います。

リチウム電池などの二次電池制御回路の評価試験にリチウムイオン電池などの二次電池ではエネルギー密度が高くなっており、充放電特性を監視する制御回路の役目は重要です。
この制御回路の動作を試験するために、6146/6156を擬似二次電池として使用できます。
擬似バッテリ電圧を試験項目毎に変化させることにより正確な制御回路の試験が可能となります。
6146/6156は広い発生範囲と高い発生分解能を持ち、出力ノイズを小さく抑えているため精密な特性測定が可能です。
回路への電源供給

直流電圧／電流発生器 6146/6156
既知荷重
ストレンゲージ

R1tions

電池の代わりに6146/6156を使用する

直流電圧／電流発生器 6146/6156

R2DMM 7461A

R3

電池制御回路Li-ion電池

DC Voltage Current Source
5性能諸元

電流発生：

全ての確度は温度23±5℃、相対湿度85％以下において電圧／電流発生
6146

レンジ

レンジ

発生範囲

30mV
300mV
3V
30V

0～±32.000mV
0～±320.00mV
0～±3.2000V
0～±32.000V

設定分解能
1μV
10μV
100μV

温度係数

発生リニアリティ： ±6ppm of range 以下

熱起電力発生6156のみ

レンジ

発生範囲

設定分解能

熱起電力発生範囲：

3mA
30mA
200mA

0～±3.2000mA
0～±32.000mA
0～±220.00mA

100nA
1μA
10μA

熱電対種類
T（CC）
J（IC）
（CRC）
E
（CA）
K
S（PR10）R（PR13）B（PR30）

総合確度： 校正確度、１日の安定度、温度係数、直線性を含む
1日の安定度：電源、負荷一定において
温度係数： 温度0～50℃において電圧発生：
総合確度 1日の安定度 1日の安定度
温度係数（90日間） （23℃±1℃）（23℃±5℃）
レンジ±（ppm of±（% of setting＋V）
setting＋V ）/℃
30mV 0.03＋5μV 0.025＋4μV 0.006＋4μV 0.01＋4μV 20＋200nV20＋2μV
300mV 0.03＋25μV 0.025＋20μV 0.006＋5μV 0.01＋10μV
3V 0.025＋200μV 0.02＋200μV 0.005＋20μV 0.008＋30μV 15＋10μV
30V 0.025＋2mV 0.02＋2mV 0.005＋100μV 0.008＋200μV 15＋40μV
総合確度
（1年間）

電流発生：
総合確度 1日の安定度 1日の安定度
温度係数（90日間） （23℃±1℃）（23℃±5℃）
レンジ±（ppm of±（% of setting＋A）
setting＋A）/℃
3mA 0.03＋250nA 0.025＋250nA 0.008＋20nA 0.01＋20nA20＋4nA
30mA 0.03＋2.5μA 0.025＋2.5μA 0.008＋200nA 0.01＋200nA 20＋40nA
200mA 0.035＋25μA 0.03＋25μA 0.008＋2μA 0.01＋2μA 20＋400nA
総合確度
（1年間）

発生リニアリティ： ±60ppm of range 以下6156
電圧発生範囲：レンジ

発生範囲

設定分解能30mV300mV
3V30V

0～±32.0000mV
0～±320.000mV
0～±3.20000V
0～±32.0000V

100nV
1μV
10μV
100μV

レンジ

発生範囲

設定分解能

3mA
30mA
200mA

0～±3.20000mA
0～±32.0000mA
0～±220.000mA

10nA
100nA
1μA

電流発生範囲：総合確度： 校正確度、１日の安定度、温度係数、直線性を含む
1日の安定度：電源、負荷一定において、23℃±1℃
温度係数： 温度0～50℃において

総合確度（90日間）

１日の安定度

30mV
0.02＋5μV 0.018＋5μV
300mV 0.02＋10μV 0.018＋10μV
3V 0.015＋80μV 0.008＋70μV
30V 0.015＋240μV 0.01＋200μV

設定分解能
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

室温設定範囲： －25℃～＋85℃
ただし、熱電対Bは0℃未満は0℃として扱う。
規格設定：
JIS C1602-1995およびJIS C1602-1981を選択可能
ただし、NはJIS C1602-1995のみ
熱起電力発生総合確度：
確度
範囲±（％ of setting＋℃）－200.0℃～－120.1℃
0.034＋0.5℃
T（CC） －200.0℃～＋400.0℃ －120.0℃～－50.1℃
0.025＋0.3℃－50.0℃～＋400.0℃
0.02＋0.2℃－200.0℃～－150.1℃
0.035＋0.6℃
J（IC） －200.0℃～＋1200.0℃ －150.0℃～－501℃
0.025＋0.5℃－50.0℃～＋1200.0℃
0.02＋0.4℃－200.0℃～－150.1℃
0.035＋0.5℃
E（CRC） －200.0℃～＋1000.0℃ －150.0℃～－50.1℃
0.026＋0.4℃－50.0℃～1000.0℃
0.02＋0.3℃－200.0℃～－150.1℃
0.037＋0.7℃－150.0℃～－50.1℃
0.026＋0.6℃
K（CA） －200.0℃～＋1372.0℃－50.0℃～＋1100.0℃
0.02＋0.4℃＋1100.1℃～＋1372.0℃
0.023＋0.4℃－10.0℃～＋550.0℃
0.02＋1℃
S（PR10） －10.0℃～＋1768.0℃＋550.1℃～＋1768.0℃
0.02＋0.6℃－10.0℃～＋300.0℃
0.02＋0.7℃
R（PR13） －10.0℃～＋1768.0℃＋300.1℃～＋1768.0℃
0.02＋0.6℃＋330.0℃～＋1000.0℃
0.02＋1.5℃
B（PR30） ＋330.0℃～＋1820.0℃＋1000.1℃～＋1820.0℃
0.02＋0.7℃－200.0℃～－130.1℃
0.04＋1℃－200.0℃～＋1300.0℃ －130.0℃～－50.1℃
N
0.025＋0.7℃－50.0℃～＋1300.0℃
0.02＋0.5℃
熱電対種類

発生温度範囲6146/6156共通
最大負荷／出力抵抗： 3V、30Vレンジ出力抵抗は4線式における値、その他は2線式
レンジ

温度係数

±（ppm ofsetting＋V）/ ℃
0.002＋3μV
15＋200nV
0.003＋3μV
15＋700nV
0.001＋10μV
8＋7μV
0.001＋40μV
8＋25μV±（％ of setting＋V）

発生範囲－200.0℃～＋400.0℃－200.0℃～＋1200.0℃－200.0℃～＋1000.0℃－200.0℃～＋1372.0℃－10.0℃～＋1768.0℃－10.0℃～＋1768.0℃＋330.0℃～＋1820.0℃－200.0℃～＋1300.0℃

N

電圧発生

電圧発生：
レンジ

１日の安定度±（ppm ofsetting＋A）/ ℃
3mA 0.02＋50nA 0.018＋50nA 0.0015＋15nA
15＋4nA
15＋40nA
30mA 0.02＋500nA 0.018＋500nA 0.0025＋150nA
20＋400nA
200mA 0.025＋5μA 0.022＋5μA 0.004＋1.5μA

1mV

電流発生範囲：

総合確度
（１年間）

総合確度
（90日間）±（％ of setting＋A）

電圧発生範囲：

6

総合確度
（１年間）

電流発生

30mV
300mV
3V30V
3mA
30mA
200mA※1：レンジの0.01％の誤差を与える負荷

最大負荷
1.5μA※115μA※1±220mA
出力追従電圧：±32V

出力抵抗約2Ω2mΩ以下
2mΩ以下
500MΩ以上
320MΩ以上
32MΩ以上出力ノイズ： 電圧発生は無負荷、および最大負荷以内において、電流発生は
負荷抵抗1kΩにおいて低周波ノイズ
DC～10kHz
10μV
30μV
120μV
300μV

レンジ
電圧発生

[Vp-p]
電流発生[Ap-p]

DC～100Hz
5μV
15μV
30μV
100μV
30nA
300nA
3μA

30mV
300mV
3V
30V
3mA
30mA
200mA

高周波ノイズ

DC～20MHz

100nA
400nA
3μA

3mV

6μA

セットリング・タイム： ゼロからフルスケールまで出力を変化させたとき、最終値の±0.1%に入るまでの時間
設定条件： 発生値、リミッタ値は、フルスケール設定
負荷条件： 純抵抗負荷、負荷容量200pF以下
レンジ30mV
300mV
3V30V
3mA
30mA
200mA

電圧発生

電流発生

セットリング･タイム

10ms以下10ms以下GPIBインタフェース： IEEE-488.2-1987 準拠
インタフェース機能 SH1、AH1、T6、L3、SR1、
RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E2コネクタ アンフェノール 24pin
USBインタフェース： USB 2.0 Full-Speed 準拠
コネクタ タイプB（工場オプション）：
BCDパラレル・インタフェース

リモート･プログラミング 出力レベル、極性、レンジ、オペレート、ロード信号
コネクタ アンフェノール 36pin

単線信号： TRIGGER INREADY OUT/SYNC OUT
INTERLOCK/OPERATE IN/OPERATE OUT
コネクタ BNC
オペレート復帰機能： 停電復帰時 出力ON状態を自動復帰選択可能

一般仕様
使用環境範囲：温度 0℃～＋50℃
湿度 85%RH以下、結露のないこと
保存環境範囲：温度 －25℃～+70℃
湿度 85%RH以下、結露のないこと
ウォームアップ時間： 30分以上表示：
10進5桁（6146）、10進6桁（6156）
7セグメント蛍光表示管表示電源：
AC電源 100V/120V/220V/240V（ユーザにて切替可能）

オーバーシュート： ±0.1％以下
純抵抗負荷、標準ケーブル端においてライン・レギュレーション：±0.003% of range 以下
ロード・レギュレーション：±0.003% of range 以下（4Wire 接続時、最大負荷において）（30mV,300mVレンジを除く）
最大容量負荷: 電圧発生／電圧リミッタにおいて発振しない最大値
電圧発生／電圧リミッタ： 1000μF
最大誘導負荷: 電流発生／電流リミッタにおいて発振しない最大値
電圧発生／電圧リミッタ： 1mH
CMRR: 電圧出力 100dB以上
電流出力 72dB以上
不平衡インピーダンス1kΩ、DCおよびAC50/60Hz ± 0.1%において電源周波数：
消費電力：
外形寸法：
質量：
安全性：
EMI：

電圧 /電流リミッタ：

標準付属品

設定範囲
分解能
設定確度
電圧リミッタ±5% of setting±100mV
1V～32V100mV
電流リミッタ 5mA～220mA
1mA ±10% of setting±1mA＋60μA/1V※電流リミッタは3V, 30Vレンジにて使用可能

発生機能
メモリ・リコール： ランダム
ホールド
スキャン
スキャン・モード： シングル
リピート

メモリ番号を指定して読み出す
トリガによりメモリ番号を1ずつ進めて読み出す
ステップ時間間隔でメモリ番号を順次読み出す
スキャン動作において、ファースト／ラスト番号間を1回だけ実行
スキャン動作において、ファースト／ラスト番号間を繰り返し実行

メモリ数： 5000データ
ステップ時間： 設定範囲： 0.02～10.0s 設定分解能： 0.01s
スイープ機能： 指定したスタート値からストップ値までステップ時間間隔でス
テップ値分増加または減少
サスペンド機能： 出力リレーONで、出力状態を高抵抗状態（HiZ）／低抵抗状態（LoZ）選択出力可能
連続可変機能： 現在の設定値からフル･スケールまたはゼロまで、ステップ時間間隔で増加または減少
リミッタ： 電圧・電流リミッタ個別に設定
電圧発生時は電流リミッタ
電流発生時は電圧リミッタ
Hi, Loリミッタを個別に設定可能出力方式： フローティング、バイポーラ出力
セーフティ・ソケット
出力端子： フロントHI OUTPUT, HI SENSE, LO OUTPUT, LO SENSE
端子間最大印加電圧： HI-LO間 30ｍV/300ｍVレンジ 0.5V peak
3V/30Vレンジ 32V peak
OUTPUT-SENSE間 0.3V peak
500V peak
LO－筐体間最大リモート・センシング電圧：
HI OUTPUT－HI SENSE間 ±0.3V MAXLO OUTPUT－LO SENSE間 ±0.3V MAX（HI SENSE－LO SENSE間の電圧が最大出力電圧の範囲内であること）

型名

A01402
A01044
A08531
A08532

オプションＮＯ
標準 OPT. 32 OPT. 42 OPT. 44
電源電圧
100V
120V
220V
240V
注文時指定
ユーザにて電源電圧を変更する場合は、適合ケーブルと適合ヒューズを確かめてご使用ください。

50Hz/60Hz
56VA以下約212（幅）×88（高）×340（奥行）mm
約4kg以下IEC61010-1 Ed.3準拠
EN61326 classA準拠

名称
電源ケーブル（JIS 2m）
入出力ケーブル（セーフティ・プラグ）
バナナチップ・アダプタ（A01044用）
ワニ口クリップ・アダプタ（A01044用）

オプション
型名

BCDパラレル･インタフェースの追加

6146+04
6156+04（出荷時オプション）

価格¥50,000¥50,000

アクセサリ
（別売）
型名

A01041
A01044
A08531
A08532
A01036-1500
A02263
A02264
A02463
A02464
A02039A02040

名称
入力ケーブル（テスト・プローブ）
入出力ケーブル（セーフティ・プラグ）
バナナチップ・アダプタ（A01044用）
ワニ口クリップ・アダプタ（A01044用）
BNC-BNCケーブル（1.5m）
ラック・マウント・セット（JIS 2Uハーフ）
ラック・マウント・セット（JIS 2Uハーフツイン）
ラック・マウント・セット（EIA 2Uハーフ）
ラック・マウント・セット（EIA 2Uハーフツイン）
パネル・マウント・セット（2Uハーフ）パネル・マウント・セット（2Uハーフツイン）

価格¥2,000¥1,900¥600¥1,500¥4,700¥12,000¥15,000¥12,000¥15,000¥20,000¥22,000

メーカ希望小売価格
名称
直流電圧／電圧発生器
直流電圧／電圧発生器

型名

6146
6156

価格

¥220,000¥280,000◦ 表示価格に消費税は含まれていません。消費税相当額については別途申し受けます。
◦ 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。
◦ ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更させていただくことがあります。

7

お問い合わせはコールセンタへ y 0120-041-486

受付時間： 9：00〜12：00，13：00〜17：00（土・日、祝日を除く）

本 社 事 務 所：〒104-0031 中 央 区 京 橋 3 - 6 - 1 2 正 栄ビ ル
TEL（03）6272-4433 FAX（03）6272-4437●ご用命は東松山事業所：〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都 77-1
TEL（0493）56-4433 FAX（0493）57-1092
本 社 営 業 部：〒104-0031 中 央 区 京 橋 3 - 6 - 1 2 正 栄ビ ル
TEL（03）6272-4433 FAX（03）6272-4437
西 営 業 部：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14
関西営業所
新大阪グランドビル
TEL（06）6394-4430 FAX（06）6394-4437
中 部 営 業 所：〒464-0075 名古屋市千種区内山3-18-10
千種ステーションビル
TEL（052）735-4433 FAX（052）735-4434

E-mail : kcc@adcmt.com URL : http://www.adcmt.com
このカタログは再生紙を使用しています。

© 2015 ADC CORPORATION Printed in Japan 6146/6156 332 Oct.'15 AH