Instrukcja obsługi

Kolorowy monitor LCD

WażnePrzed rozpoczęciem użytkowania prosimy przeczytać instrukcję
obsługi i instalacji.
• Informacje na temat ustawień i regulacji monitora można znaleźć wPodręczniku instalacji.
• Aktualne informacje o produktach, w tym Instrukcję obsługi, można
znaleźć na naszej stronie internetowej.
www.eizoglobal.com

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W tym podręczniku i urządzeniu są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące
bezpieczeństwa. Oznaczają one ważne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać.
Niestosowanie się do informacji oznaczonych słowem OSTRZEŻENIE
może spowodować poważne obrażenia i zagrożenie życia.

OSTRZEŻENIE
Niestosowanie się do informacji oznaczonych słowem UWAGA możespowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia lub produktu.

UWAGA
Oznacza ostrzeżenie lub konieczność zwrócenia szczególnej uwagi. Na
przykład symbol
elektrycznym”.

oznacza „Zagrożenie porażeniem prądem

Oznacza działanie zabronione. Na przykład symbol
demontować”.

oznacza „Nie

Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony.
Używanie urządzenia poza tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Żadna część tego podręcznika nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach
pobierania ani przesyłana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków
elektronicznych, mechanicznych i innych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy
EIZO Corporation.
Firma EIZO Corporation nie jest zobligowana do zachowania poufności jakichkolwiek
przesłanych materiałów ani informacji, o ile nie istnieją wcześniejsze ustalenia dotyczące
faktu odebrania wymienionych informacji przez firmę EIZO Corporation. Mimo dołożenia
wszelkich starań mających na celu zapewnienie aktualności informacji zawartych w tym
podręczniku należy pamiętać, że dane techniczne produktu firmy EIZO mogą zostać
zmienione bez informowania o tym fakcie.
2ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ważne
Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony.
Używanie urządzenia poza tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację, należy dokładnie zapoznać sięz sekcją „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” oraz z ostrzeżeniami na monitorze.

Położenie tekstu ostrzeżenia

Symbole na urządzeniu
SymbolObjaśnienie symbolu
Główny wyłącznik zasilania: Nacisnąć, aby wyłączyć główne zasilanie monitora.
Główny włącznik zasilania: Nacisnąć, aby włączyć główne zasilanie monitora.
Przycisk zasilania: Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie zasilania
monitora.
Prąd przemienny
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
UWAGA: Patrz SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA [} 2]Oznaczenie WEEE: Produkt należy usuwać oddzielnie, materiały mogą być
poddawane recyklingowi.
Oznaczenie CE: Oznaczenie zgodności UE zgodnie z zapisami dyrektywy i/lub
rozporządzenia UE.
Producent
Data produkcji
Uwaga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala wyłącznie na sprzedaż
tego urządzenia przez licencjonowanego lekarza lub na jego polecenie.
Wyrób medyczny w UE

3ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SymbolObjaśnienie symbolu
Importer w UE
Znak potwierdzający zgodność z przepisami Zjednoczonego Królestwa
Osoba odpowiedzialna w Zjednoczonym Królestwie
Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

4ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zaczyna wydzielać dym, zapach spalenizny lub emitować nietypowe dźwięki,należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem firmy EIZO.
Próba korzystania z niesprawnego urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować urządzenia.
Próba otwarcia obudowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym przezczęści pod wysokim napięciem lub poparzenie przez części o wysokiej temperaturze.
Próba modyfikacji urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników.
Próba samodzielnego naprawienia urządzenia (na przykład przez otwarcie lub zdjęcie elementów
obudowy) może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy uważać, aby przedmioty lub płyny nie dostały się do urządzenia.
Przedostanie się do obudowy części metalowych, materiałów łatwopalnych lub cieczymoże spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenieurządzenia.
Jeśli przedmiot lub płyn wpadnie/rozleje się do wnętrza obudowy, należy natychmiastodłączyć zasilanie urządzenia. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać
sprawdzone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

OSTRZEŻENIE
Ustawić urządzenie na solidnej i stabilnej powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na nieodpowiedniej powierzchni, może się przewrócić
i uszkodzić lub doprowadzić do obrażeń ciała.
Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Używanie
uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

5ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Korzystać z urządzenia w odpowiednim miejscu.
Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować pożarem, porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nie umieszczać urządzenia w żadnych środkach transportu (np. na statkach,w samolotach, pociągach, samochodach itp.).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu zakurzonym ani wilgotnym.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których ekran może zostać zachlapany
wodą (np. w łazience lub w kuchni).
• Nie umieszczać w miejscach, w których ekran może wejść w bezpośredni kontaktz parą wodną.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu nawilżaczy ani urządzeń wytwarzających
ciepło.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałyby
bezpośrednio promienie słoneczne.
• Nie umieszczać w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz.
• Nie umieszczać w środowiskach z gazami powodującymi korozję (jak dwutlenek
siarki, siarkowodór, dwutlenek azotu, chlor, amoniak i ozon).
• Nie umieszczać w środowiskach zawierających pyły, czynniki przyspieszające
korozję w atmosferze (jak chlorek sodu i siarka), metale przewodzące itp.

OSTRZEŻENIE
Torebki plastikowe należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Torebki plastikowe mogą spowodować uduszenie.

OSTRZEŻENIE
Używać dostarczonego kabla zasilania i gniazda zasilania standardowego w krajuużytkowania.
Przestrzegać nominalnego napięcia kabla zasilania. Niezastosowanie się do tego wymogu możeskutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Zasilanie: 100–240 V AC 50/60 Hz

OSTRZEŻENIE
Aby odłączyć kabel zasilania, mocno chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
Szarpanie za kabel może go uszkodzić i spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.

6ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o użyciu poprawnego napięcia.
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie pod określonym napięciem. Próbapodłączenia urządzenia do napięcia innego niż podane w niniejszej „Instrukcji obsługi” możespowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.
Zasilanie: 100–240 V AC 50/60 Hz• Nie wolno przeciążać obwodów elektrycznych. Niezastosowanie się do tego zalecenia możespowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Kabel zasilania należy traktować delikatnie.
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ciągnąć go aniwiązać. Używanie uszkodzonego kabla zasilania może spowodować pożar lubporażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Operator nie powinien jednocześnie dotykać pacjenta i produktu.
Specyfikacja projektowa tego produktu nie przewiduje dotykania go przez pacjentów.

OSTRZEŻENIE
Podczas burzy nie wolno dotykać kabla ani wtyczki.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Informacje o montażu podstawy z ramieniem można znaleźć w podręczniku użytkownika
podstawy. Należy zadbać o jej bezpieczne zamocowanie.
W przeciwnym razie może dojść do odłączenia się urządzenia, co może spowodować jegouszkodzenie i/lub obrażenia ciała.
Przed instalacją należy upewnić się, że biurko, ściana lub inna powierzchnia mocowania jest
wystarczająco wytrzymała.
Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Używanie
uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Mocując
ponownie ruchomą podstawę po jej demontażu, użyć tych samych wkrętów i zadbać o ich dokładne
dokręcenie.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno dotykać uszkodzonego panelu LCD bezpośrednio niechronionymirękami.
Jeśli dojdzie do kontaktu panelu ze skórą lub inną częścią ciała, należy ją dokładnie
umyć.
Jeśli ciekłe kryształy dostaną się do oczu lub ust, należy natychmiast je przepłukać
dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przeciwnym razie może dojść dozatrucia.

7ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
W przypadku montażu w wysoko położonych miejscach należy poprosić o pomoc fachowca.
W przypadku instalacji monitora w wysoko położonym miejscu istnieje ryzyko, że monitor lub części
spadną i spowodują obrażenia ciała. Podczas instalacji monitora należy poprosić o pomoc naszą
firmę lub profesjonalistę specjalizującego się w pracach budowlanych, w tym o sprawdzenie
produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń zarówno przed, jak i po instalacji monitora.

8ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA
UWAGA
Przed użyciem zawsze sprawdzić stan roboczy produktu.
Rozpocząć obsługę po upewnieniu się, że nie ma żadnych problemów z obrazem.
W przypadku używania wielu produktów rozpocząć obsługę po upewnieniu się, że obrazy są
odpowiednio wyświetlane.

UWAGA
Odpowiednio zamocować kable/przewody, które są wyposażone w elementy mocujące.
Jeśli kable/przewody nie zostaną odpowiednio zamocowane, wówczas mogą się odłączyć, co możespowodować utratę obrazu i utrudnienia podczas wykonywania zabiegu.

UWAGA
Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia odłączyć od niego kable zasilania i akcesoria.
W przeciwnym razie może dojść do odłączenia się kabli lub akcesoriów, co może spowodowaćobrażenia ciała.

UWAGAUrządzenie należy przenosić lub ustawiać zgodnie z podanym opisem.
• Podczas przenoszenia monitora należy chwycić mocno za jego spód.
• Monitory o przekątnej większej niż 30 cali są ciężkie. Podczas rozpakowywania i/
lub przenoszenia monitora należy korzystać z pomocy co najmniej jednej osoby.
• Jeśli dany model urządzenia ma uchwyt z tyłu monitora, należy chwycić i mocno
przytrzymać spód i uchwyt monitora.
Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

UWAGANależy uważać, aby nie przytrzasnąć dłoni.
W przypadku nagłego przyłożenia siły do monitora w celu regulacji jego wysokości lub kątanachylenia może dojść do przygniecenia i zranienia rąk.

UWAGA
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych.
• Nie wolno instalować urządzenia w miejscu o słabej wentylacji lub ograniczonej
przestrzeni.
• Nie wolno używać urządzenia w pozycji leżącej ani do góry nogami.
Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrzai może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenieurządzenia.

9ŚRODKI OSTROŻNOŚCIUWAGA
Nie wolno dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

UWAGA
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki zasilania.
Pozwala to na szybkie odłączenie wtyczki zasilania w przypadku wystąpienia problemu
w celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA
Obszar wokół wtyczki zasilania i otworu wentylacyjnego monitora należy okresowo czyścić.
Zaleganie w tym obszarze kurzu, wody lub oleju może być przyczyną pożaru.

UWAGA
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je odłączyć.
Czyszczenie urządzenia podłączonego do gniazda zasilania może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.

UWAGAJeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, wyłączyć urządzenie głównym
wyłącznikiem, a następnie wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda. Poprawi to poziom
bezpieczeństwa i pozwoli zaoszczędzić prąd.

UWAGA
Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi lub krajowymi.

UWAGA
W przypadku użytkowników na terytorium EOG i Szwajcarii:
Każdy poważny incydent, który wystąpi w związku z urządzeniem, powinien zostać
zgłoszony producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym
mieszka użytkownik lub pacjent.

10Informacja o tym monitorze

Informacja o tym monitorzePrzeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania obrazów radiologicznych w celu ich ocenyi analizy oraz diagnostyki przez wykwalifikowanych lekarzy diagnostów. Wyświetlacz nie jest
przeznaczony do mammografii.
Uwaga• Użytkowanie produktu w obszarach innych niż przedstawione w tej instrukcji może nie być objęte
gwarancją.
• Dane techniczne podane w niniejszej instrukcji mają zastosowanie wyłącznie w przypadku
korzystania z kabli zasilania dostarczonych wraz z produktem oraz kabli sygnału zalecanych
przez firmę EIZO.
• Z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoriów EIZO określonych przez EIZO.

Środki ostrożności dotyczące obsługi• Części (takie jak panel LCD i wentylator) mogą ulec zużyciu wraz z upływem czasu.
Należy okresowo sprawdzać, czy elementy te działają prawidłowo.
• Długie wyświetlanie jednego obrazu może spowodować pozostawienie na ekranie jegopoświaty. Aby uniknąć takich sytuacji, należy włączyć wygaszacz ekranu lub tryb
oszczędzania energii. Zależnie od wyświetlanego obrazu poświata może się pojawiać
nawet po krótkim wyświetlaniu jednego obrazu. Aby usunąć takie zjawisko, należy
zmienić obraz lub wyłączyć zasilanie na kilka godzin.
• Stabilizacja obrazu monitora trwa kilka minut. Przed użyciem monitora należy odczekać
kilka minut lub dłużej po włączeniu zasilania lub po wyjściu z trybu oszczędzania
energii.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazu na monitorze może spowodować pojawienie się smug
lub wypalenia. Aby zmaksymalizować żywotność monitora, zalecane jest jego okresowewyłączanie.
• Podświetlenie panelu LCD ma określony czas eksploatacji. Zależnie od wzorca użycia,
takiego jak długotrwałe użycie, żywotność podświetlenia może ulec skróceniu,
wymagając wymiany. Gdy ekran stanie się ciemniejszy lub zacznie migać, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
• Ekran może mieć pewną liczbę punktów świetlnych lub uszkodzonych pikseli. Wynika toz charakterystyki panelu LCD i nie oznacza usterki.
• Nie wolno mocno naciskać powierzchni panelu LCD ani krawędzi obudowy. Może tospowodować uszkodzenie ekranu, na przykład pojawienie się zakłóceń. Trwały nacisk
na panel może spowodować obniżenie jego jakości lub uszkodzenie. Jeśli na panelu
LCD pozostaną ślady nacisku, należy wyświetlić na monitorze czarny lub biały obraz.
Powinno to umożliwić usunięcie problemu.
• Nie wolno rysować ani naciskać panelu LCD żadnymi ostrymi przedmiotami. Może tospowodować jego uszkodzenie. Nie wolno czyścić panelu chusteczkami. Może tospowodować jego porysowanie.
• Jeśli urządzenie zostanie przeniesione do chłodnego pomieszczenia albo z chłodnego
do ciepłego pomieszczenia, lub w przypadku nagłego wzrostu temperatury, wewnątrz
urządzenia lub na jego powierzchni może wytworzyć się skroplona para wodna. W takiej
sytuacji nie wolno produktu włączać. Zamiast tego należy poczekać na zniknięcie pary
wodnej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie
produktu.

11

Informacja o tym monitorze

W trosce o długą eksploatację monitora
Kontrola jakości• Jakość obrazu monitorów zależy od jakości sygnałów wejściowych oraz poziomuzużycia produktu. Należy przeprowadzać kontrole wzrokowe oraz okresowe testy
wydajności (w tym kontrolę skali szarości), które pozwolą zachować zgodność
z wytycznymi / standardami medycznymi obowiązującymi w konkretnym zastosowaniu.
Gdy będzie to konieczne, należy również przeprowadzać kalibracje. Kontrole jakości
wysokiego poziomu, pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami
medycznymi, można przeprowadzać za pomocą oprogramowania do kontroli jakości
monitora RadiCS.
• Stabilizacja pracy ekranu monitora trwa około 15 minut (w warunkach pomiarowych).
Przed wykonaniem różnych testów kontroli jakości, kalibracji albo regulacji obrazu
monitora należy poczekać co najmniej 15 minut po jego włączeniu lub wznowieniu
z trybu oszczędzania energii.
• Zalecamy ustawienie zalecanego lub niższego poziomu jaskrawości monitora, tak aby
ograniczyć zmiany w luminancji spowodowane długą eksploatacją oraz aby zachować
stabilną jakość obrazu.
Uwaga• Stan wyświetlania na monitorze może się nieoczekiwanie zmienić z powodu błędu obsługi lub
nieoczekiwanej zmiany ustawień. Po wyregulowaniu obrazu monitora zaleca się korzystanie
z monitora z zablokowanymi przełącznikami.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CDROM).

Czyszczenie• Aby produkt wyglądał jak nowy i mógł być dłużej eksploatowany, zalecamy jegoregularne czyszczenie.
• Brud z obudowy lub panelu LCD należy zetrzeć mokrą szmatką delikatnie zwilżoną
wodą lub jednym z poniższych środków chemicznych albo za pomocą produktu
ScreenCleaner (dostępnego jako produkt opcjonalny).
Środki chemiczne, które mogą być używane do czyszczenia
Nazwa substancji

Nazwa produktu

EtanolEtanolAlkohol izopropylowy

Alkohol izopropylowy

Glukonian chlorheksydyny

Roztwór hibitanu

Chlorek benzalkoniowy

WelpasAlkilodiaminoetyloglicyna

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Uwaga• Nie należy często używać środków chemicznych.
• Środki chemiczne, takie jak alkohol lub środek dezynfekujący, mogą spowodować zmatowienie,
spłowienie lub odbarwienie powierzchni obudowy lub panelu LCD oraz obniżenie jakości obrazu.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, benzenu, wosku ani środków ścierających, ponieważ możeto spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy lub panelu LCD.
• Należy uważać, aby środki chemiczne nie miały bezpośredniej styczności z monitorem.

12

Informacja o tym monitorze

Wygodne użytkowanie monitora• Długotrwałe patrzenie na monitor jest męczące dla oczu. Z tego powodu co godzinę
należy zrobić 10-minutową przerwę.
• Na ekran należy patrzeć z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem.

Ostrzeżenia i obowiązki związane z bezpieczeństwem
cybernetycznym• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego powinna być przeprowadzona przez firmę
EIZO Corporation lub jej dystrybutora.
• Jeśli firma EIZO Corporation lub jej dystrybutor zaleci aktualizację oprogramowaniasprzętowego, należy ją niezwłocznie przeprowadzić.

13

ZAWARTOŚĆZAWARTOŚĆ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ............................................................................................

3Ważne .................................................................................................................

3Położenie tekstu ostrzeżenia ..................................................................

3

Symbole na urządzeniu ..........................................................................

3

Informacja o tym monitorze ...................................................................................... 11
Przeznaczenie..................................................................................................... 11Środki ostrożności dotyczące obsługi ................................................................. 11
W trosce o długą eksploatację monitora ............................................................. 12
Kontrola jakości....................................................................................... 12
Czyszczenie............................................................................................ 12
Wygodne użytkowanie monitora ......................................................................... 13
Ostrzeżenia i obowiązki związane z bezpieczeństwem cybernetycznym ........... 13
1 Wprowadzenie ............................................................................................................ 16
1.1

1.2

1.3

Cechy .................................................................................................................. 16
1.1.1

Hybrydowy wyświetlacz kolorowo-monochromatyczny .......................... 16

1.1.2

Proste okablowanie................................................................................. 16

1.1.3

Kontrola jakości....................................................................................... 16

1.1.4

Obsługa monitora za pomocą myszy i klawiatury ................................... 16

Zawartość opakowania ....................................................................................... 16
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 17

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 17

1.2.3Używanie oprogramowania RadiCS LE.................................................. 18

Elementy sterujące i funkcje ............................................................................... 18
1.3.1

Przód....................................................................................................... 18

1.3.2

Tył ........................................................................................................... 19

2 Instalacja/podłączanie ............................................................................................... 20
2.1

Przed instalacją................................................................................................... 20
2.1.1

Warunki instalacji .................................................................................... 20

2.2Podłączanie kabli ................................................................................................ 20

2.3Włączanie zasilania............................................................................................. 22

2.4

Regulacja wysokości i nachylenia ekranu........................................................... 23

3 Problem braku obrazu ............................................................................................... 24
4 Dane techniczne ......................................................................................................... 26
4.1

14

Lista danych technicznych .................................................................................. 26
4.1.1

Panel LCD............................................................................................... 26

4.1.2

Sygnały wideo......................................................................................... 26

4.1.3

USB......................................................................................................... 26

4.1.4

Zasilanie.................................................................................................. 26

ZAWARTOŚĆ

4.1.5

Specyfikacja fizyczna.............................................................................. 27

4.1.6

Wymagane warunki eksploatacji............................................................. 27

4.1.7

Warunki transportu/przechowywania ...................................................... 27

4.2

Zgodne rozdzielczości......................................................................................... 27

4.3

Akcesoria ............................................................................................................ 28

Dodatek ....................................................................................................................... 29
Standard medyczny ............................................................................................ 29
Klasyfikacja urządzenia .......................................................................... 29
Informacja o zgodności elektromagnetycznej ..................................................... 30Środowisko docelowego zastosowania .................................................. 30
Opis techniczny....................................................................................... 31

15

1 | Wprowadzenie

1 WprowadzenieDziękujemy za wybranie monitora kolorowego LCD firmy EIZO.

1.1 Cechy
1.1.1 Hybrydowy wyświetlacz kolorowo-monochromatyczny
Przy włączonej funkcji Hybrid Gamma PXL (Rozpoznawanie barwy pikseli) ten produkt
automatycznie, na poziomie pikseli, odróżnia kolorowe i monochromatyczne fragmenty tegosamego obrazu, a następnie wyświetla je odpowiednio w optymalnych gradientach.

1.1.2 Proste okablowanie
Oprócz złącza wejściowego DisplayPort jest również dostępne złącze wyjściowe.
Za pomocą złącza wyjściowego () można wysyłać sygnał na inny monitor.

1.1.3 Kontrola jakości
• Za pomocą dołączonego oprogramowania RadiCS LE można kalibrować monitor izarządzać jego historią.
• Kontrole jakości, pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami
medycznymi, można przeprowadzać za pomocą oprogramowania do kontroli jakości
monitora RadiCS.

1.1.4 Obsługa monitora za pomocą myszy i klawiatury
W oprogramowaniu do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE można za
pomocą myszy i klawiatury wykonywać następujące czynności na monitorze:• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla
obraz (Point-and-Focus)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)

1.2 Zawartość opakowaniaNależy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli
brakuje jakichkolwiek elementów lub są one uszkodzone, należy się skontaktować
z dostawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Informacja• Zalecamy przechowanie pudełka i innych elementów opakowania, aby można je było później
wykorzystać do przenoszenia i transportu tego produktu.

16

Wprowadzenie | 1• Monitor• Kabel zasilania• Kabel sygnału cyfrowego (DisplayPort – DisplayPort): PP300 × 1• Kabel USB: UU300 × 1• Dysk CD-ROM EIZO LCD Utility Disk
• Instrukcja obsługi

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
Dysk CD-ROM zawiera wymienione niżej elementy. Informacje na temat uruchamiania
oprogramowania i obsługi plików można znaleźć na dysku w pliku „Readme.txt”.
• Plik Readme.txt• Oprogramowanie do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE (dla systemu
Windows)• Podręcznik użytkownika– Instrukcja obsługi tego monitora– Podręcznik instalacji monitora– Podręcznik użytkownika oprogramowania RadiCS LE• Wymiary zewnętrzne

1.2.2 RadiCS LE
Oprogramowanie RadiCS LE umożliwia wykonywanie wymienionych niżej operacji kontrolijakości i obsługi monitora. Więcej informacji o procedurze ustawiania i obsługi
oprogramowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS LE.
Kontrola jakości
• Wykonywanie kalibracji• Wyświetlanie wyników testu w formie listy i tworzenie raportu z testu
Operacje monitora• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla
obraz (Point-and-Focus)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)• Korzystanie z funkcji automatycznego dopasowywania jaskrawości monitora do
poziomu oświetlenia otoczenia po ustawieniu trybu Tekst (Auto Brightness Control)17

1 | Wprowadzenie

Uwaga• W przypadku przeprowadzania testu wymagającego kalibracji lub pomiaru niezbędny jest czujnikzewnętrzny, sprzedawany oddzielnie (np. czujnik UX2).
• Dane techniczne oprogramowania RadiCS LE mogą się zmienić bez powiadomienia. Najnowszą
wersję oprogramowania RadiCS LE można pobrać z naszej witryny internetowej:(www.eizoglobal.com)

1.2.3 Używanie oprogramowania RadiCS LE
Informacje o instalowaniu i używaniu oprogramowania RadiCS LE można znaleźć
w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS LE (na dysku CD-ROM).
Jeśli używane jest oprogramowanie RadiCS LE, należy podłączyć monitor do komputera za
pomocą dostarczonego kabla USB. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu monitora,
patrz 2.2 Podłączanie kabli [} 20].

1.3 Elementy sterujące i funkcje
1.3.1 Przód

12

1. PrzełącznikiWyświetlają podręcznik obsługi. Umożliwiają obsługę menu zgodnie
z instrukcjami z podręcznika obsługi.

2. PrzełącznikUmożliwia włączenie i wyłączenie zasilania.
Wskaźnik przełącznika świeci, gdy jest włączone zasilanie. Kolorwskaźnika zależy od trybu roboczego monitora.
Zielony: normalny tryb pracy; Pomarańczowy: tryb oszczędzania
energii; Wyłączony: wyłączone zasilanie główne / zasilanie

18

Wprowadzenie | 1

1.3.2 Tył
1
4
2
5
3

6

7

1. Uchwyt

8

9

10

11

Ten uchwyt służy do transportu.
Uwaga• Podczas przenoszenia należy mocno trzymać monitor za
uchwyt i spód i nie wywierać nacisku na panel LCD ani nie
upuszczać monitora.

2. PodstawaUmożliwia dostosowanie wysokości i kąta (przechylenia, obrotu,
rotacji) monitora.

3. Gniazdo blokady
zabezpieczającej

Pasujące do systemu zabezpieczeń Kensington MicroSaver.

4. Uchwyt kabla

Przytrzymuje kable monitora.

5. Złącze USB typu A (portpobierania USB)

Do podłączenia urządzenia USB. Aby skonfigurować połączeniełańcuchowe, należy podłączyć kabel do portu przekazywania USB
innego monitora.

6. Główny włącznik
zasilaniaUmożliwia włączenie i wyłączenie głównego zasilania.

7. Złącze zasilaniaSłuży do podłączenia kabla zasilania.

8. Złącze DVI-D

Należy podłączyć do komputera.

: Wyłączone,: Włączone

9. Złącze wejściowe
DisplayPort
10. Złącze wyjściowe
DisplayPort

Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, należy podłączyć kabel
do złącza wejściowego DisplayPort drugiego monitora.

11. Złącze USB typu B (portprzekazywania USB)

Ten port należy podłączyć do komputera, gdy jest używane
oprogramowanie wymagające połączenia USB albo gdy urządzenie
USB (urządzenie peryferyjne obsługujące standard USB) jestpodłączone do portu pobierania USB.

19

2 | Instalacja/podłączanie

2 Instalacja/podłączanie
2.1 Przed instalacją
Należy uważnie zapoznać się z częścią ŚRODKI OSTROŻNOŚCI [} 3] i zawszepostępować zgodnie z instrukcjami.
W razie umieszczenia tego produktu na biurku z lakierowanym blatem lakier możeprzywrzeć do podstawy ze względu na skład gumy. Sprawdzić powierzchnię biurka przedużyciem.

2.1.1 Warunki instalacji
Ustawiając monitor na stojaku, należy upewnić się, czy po jego bokach, z tyłu i na górze
znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
Uwaga• Monitor należy ustawić tak, aby obrazu na ekranie nie zakłócało żadne światło.

2.2 Podłączanie kabli
Uwaga• Upewnić się, że monitor, komputer i urządzenia peryferyjne są wyłączone.
• W przypadku wymiany istniejącego monitora na ten monitor należy zapoznać się z rozdziałem
4.2 Zgodne rozdzielczości [} 27], aby przed podłączeniem komputera zmienić ustawienia
rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego komputera na takie, które odpowiadają
temu monitorowi.

20Instalacja/podłączanie | 2
1. Podłączyć kable sygnałowe.
Sprawdzić kształt złączy i podłączyć kable. Po podłączeniu kabla DVI dokręcić elementy
mocujące, aby zabezpieczyć połączenie.

DisplayPort

DVI

DVI

DisplayPort

Kabel sygnału: DD200(opcja)lub
Kabel sygnału: PP300

Uwaga• Monitor wyposażony jest w wejściowe i wyjściowe złącza DisplayPort. Aby podłączyć monitor do
komputera, należy podłączyć kabel do złącza wejściowego.
• Aby podłączyć monitor do wielu komputerów, należy przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

Informacja• Jeśli podłączenie kabli sprawia trudności, można dostosować kąt ekranu.

Podłączanie innych monitorów za pomocą połączenia łańcuchowego
Sygnał podawany na złącze

jest wysyłany do innego monitora.

Uwaga• Informacje o monitorach i kartach graficznych, których można używać w połączeniu
łańcuchowym:(www.eizoglobal.com)• Przed podłączeniem kabla sygnałowego należy zdjąć nasadkę

.

21

2 | Instalacja/podłączaniePodłączyć do komputera
Kabel sygnału: PP300

Kabel sygnału: PP300

2. Podłączyć kabel zasilania do gniazda zasilania i złącza zasilania monitora.
Wtyczkę kabla zasilania należy całkowicie włożyć w gniazdo monitora.
3. Podłączyć kabel USB do portu przekazywania USB monitora i do portu pobierania
komputera.
Podłączenie kabla jest wymagane w przypadku używania oprogramowania RadiCS /RadiCS LE lub podłączania urządzenia USB (urządzenie peryferyjne podłączane przezUSB) do monitora.

Kabel USB: UU300

2.3 Włączanie zasilania, aby włączyć monitor.
1. Dotknąć przyciskuWskaźnik zasilania na monitorze zaświeci się na zielono.
Jeśli wskaźnik nie zaświeci się, patrz 3 Problem braku obrazu [} 24].
Informacja• W przypadku dotknięcia któregokolwiek przełącznika innego niż, gdy zasilanie monitora jestwyłączone, wskaźnik
zacznie migać, sygnalizując położenie przełącznika zasilania.

2. Włączyć komputer.
Na ekranie zostanie wyświetlony obraz.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany, w celu uzyskania dalszych informacji patrz 3 Problem
braku obrazu [} 24].

22

Instalacja/podłączanie | 2

Uwaga• W przypadku niektórych ustawień komputera ekran może być wyświetlany nieprawidłowo lub w
niewłaściwej skali. W razie potrzeby sprawdzić ustawienia komputera.
• Aby zapewnić maksymalną oszczędność energii, należy wyłączyć zasilanie przyciskiem. Gdy
monitor nie jest używany, można wyłączyć główne źródło zasilania lub odłączyć wtyczkę kabla
zasilającego, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

Informacja• Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji monitora poprzez zapobieganie degradacji
jaskrawości i zmniejszenie poboru mocy, należy stosować się do poniższych wytycznych:– Korzystać z funkcji oszczędzania energii komputera i monitora.
– Wyłączać monitor, gdy nie jest używany.

2.4 Regulacja wysokości i nachylenia ekranu
W celu uzyskania optymalnych warunków pracy należy dostosować wysokość, nachylenieoraz kąt obrotu ekranu, trzymając ekran od góry i dołu lub po bokach obiema rękami.

Uwaga• Po zakończeniu regulacji należy się upewnić, że kable zostały prawidłowo podłączone.
• Po wyregulowaniu wysokości i kąta nachylenia należy przeprowadzić kable przez uchwyt kabla.

23

3 | Problem braku obrazu

3 Problem braku obrazuWskaźnik przełącznika zasilania nie świeci się• Sprawdzić, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.
• Włączyć główny włącznik zasilania.
• Nacisnąć

.

• Wyłączyć zasilanie główne, a następnie włączyć je ponownie.

Wskaźnik przełącznika świeci się na zielono• Zwiększyć wartości opcji „Brightness”, „Contrast” lub „Gain” w menu ustawień.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku
CD-ROM).
• Wyłączyć zasilanie główne, a następnie włączyć je ponownie.

Wskaźnik przełącznika świeci się na pomarańczowo• Przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Przesunąć mysz lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.
• Sprawdzić, czy komputer jest włączony.
• Sprawdzić, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. Podłączyć kable sygnału dozłączy odpowiadających sygnałowi wejściowemu. W przypadku korzystania z sygnału
jestwejściowego DisplayPort podłączyć przewód sygnałowy do złącza . Złącze
używane do wysyłania sygnału w przypadku skonfigurowania połączenia łańcuchowego.
• Wyłączyć zasilanie główne, a następnie włączyć je ponownie.

Wskaźnik przełącznika zasilania miga na pomarańczowo izielono• Podłączyć za pomocą kabla sygnału wskazanego przez EIZO. Wyłączyć zasilanie
główne, a następnie włączyć je ponownie.

Na ekranie pojawia się komunikat „No Signal”
Przykład:• Powyższy komunikat może być wyświetlany, ponieważ niektóre komputery nie wysyłają
sygnału natychmiast po włączeniu zasilania.
• Sprawdzić, czy komputer jest włączony.
• Sprawdzić, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. Podłączyć kable sygnału dozłączy odpowiadających sygnałowi wejściowemu. W przypadku korzystania z sygnału
jestwejściowego DisplayPort podłączyć przewód sygnałowy do złącza . Złącze
używane do wysyłania sygnału w przypadku skonfigurowania połączenia łańcuchowego.
• Przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
24

Problem braku obrazu | 3• Wyłączyć zasilanie główne, a następnie włączyć je ponownie.

Na ekranie pojawia się komunikat „Signal Error”
Przykład:• Sprawdzić, czy ustawienia komputera odpowiadają wymaganiom rozdzielczości
i częstotliwości odchylania pionowego monitora (patrz 4.2 Zgodne rozdzielczości
[} 27]).
• Uruchomić ponownie komputer.
• Wybrać odpowiednie ustawienie za pomocą oprogramowania narzędziowego karty
graficznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika karty
graficznej.

25

4 | Dane techniczne

4 Dane techniczne
4.1 Lista danych technicznych
4.1.1 Panel LCD
Typ

IPS (matryca antyodblaskowa)Podświetlenie

LED

Rozmiar24,1 cala (61 cm)

Rozdzielczość

1920 punktów × 1200 linii

Rozmiar ekranu (poz. × pion.)

518,4 mm × 324,0 mm

Rozstaw pikseli

0,270 mm × 0,270 mm

Wyświetlane kolory

10-bitowe (DisplayPort): Do 1,07 mld kolorów (zpalety ok. 543 mld kolorów)
8-bitowe (DisplayPort/DVI): 16,77 mln kolorów (zpalety ok. 543 mld kolorów)

Kąt wyświetlania (poz. / pion., typowe)178˚/178˚

Zalecana jaskrawość

220 cd/m2

Współczynnik kontrastu (typowy)

1350:1

Czas reakcji (typowy)

22 ms (czarny -> biały -> czarny)

4.1.2 Sygnały wideoZłącza wejściowe

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1

Złącza wyjściowe

DisplayPort × 1

Częstotliwość odchylania poziomego

31 kHz–76 kHzCzęstotliwość odchylania pionowego*1

59 Hz–61 Hz (720 × 400: 69 Hz–71 Hz)

Tryb synchronizacji ramek

59 Hz–61 HzCzęstotliwość
taktowania zegara
obrazuDisplayPort

25 MHz–165 MHz

DVI

25 MHz–165 MHz*1 Obsługiwana częstotliwość odchylania pionowego różni się w zależności od rozdzielczości. Aby

uzyskać więcej informacji, patrz 4.2 Zgodne rozdzielczości [} 27].

4.1.3 USBPort

Przekazywanie

USB-B × 1

Pobieranie

USB-A × 2

StandardPrąd zasilania

USB 2.0
Pobieranie (USB-A)

maks. 500 mA na port

4.1.4 ZasilanieWejście

100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 0,90–0,50 A

Maksymalny pobór mocy

56 W lub mniej

Tryb oszczędzania energii

0,6 W lub mniej*1

Tryb czuwania

0,6 W lub mniej*2*1 Podczas korzystania z importu DisplayPort i gdy port wyjściowy USB jest niepodłączony, „DP

Power Save”: „On”, „DisplayPort”: „Version 1.1”, bez podłączonych odbiorników zewnętrznych

26

Dane techniczne | 4*2 Gdy port przekazywania USB nie jest podłączony, „DP Power Save”: „On”, „DisplayPort”: „Version

1.1”, bez podłączonych odbiorników zewnętrznych

4.1.5 Specyfikacja fizyczna
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)552,0 mm × 430,8 mm–520,8 mm × 200,0 mm(nachylenie: 0˚)
552,0 mm × 459,2 mm–549,2 mm × 229,9 mm(nachylenie: 30˚)

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) (bez podstawki)

552,0 mm × 361,6 mm × 64,5 mm

Masa netto

Ok. 7,8 kg

Masa netto (bez podstawki)

Ok. 4,9 kg

Zakres regulacji wysokości

90 mm (nachylenie: 0˚/30˚)Nachylenie

30˚ w górę, 5˚ w dółKąt obrotu

70˚

Obrót

90˚ (w prawo)

4.1.6 Wymagane warunki eksploatacji
Temperatura

0˚C–35˚C

Wilgotność

Wilgotność względna od 20% do 80% (bezskraplania)Ciśnienie powietrza

540 hPa–1060 hPa

4.1.7 Warunki transportu/przechowywania
Temperatura-20˚C–60˚C

Wilgotność

Wilgotność względna od 10% do 90% (bezskraplania)Ciśnienie powietrza

200 hPa–1060 hPa

4.2 Zgodne rozdzielczości
Monitor może pracować w następujących rozdzielczościach:✓: Obsługiwana
Rozdzielczość

Częstotliwość odchylania
pionowego (Hz)DisplayPort

DVI

640 × 480

59,940✓✓720 × 400

70,087✓✓800 × 600

60,317✓✓1024 × 768

60,004✓✓1280 × 960

60,000✓✓1280 × 1024

60,020✓✓1600 × 1200

60,000✓✓1680 × 1050

59,883✓✓1680 × 1050

59,954✓✓1920 × 1080

59,934✓✓*1

59,950✓✓1920 × 1200

*1 Rozdzielczość zalecana27

4 | Dane techniczne

4.3 Akcesoria
Wymienione niżej akcesoria są dostępne oddzielnie.
Najnowsze informacje o opcjonalnych akcesoriach i obsługiwanych kartach graficznychmożna znaleźć w naszej witrynie internetowej.
(www.eizoglobal.com)
Zestaw do kalibracji

RadiCS UX2 5.0.12 lub nowsza wersja
RadiCS Version Up Kit 5.0.12 lub nowsza wersja

Program do zarządzania jakością przez sieć

RadiNET Pro 5.0.12 lub nowsza wersja

Zestaw do czyszczenia

ScreenCleaner

Komfortowe oświetlenie do ciemni

RadiLight

Ramię

AAH-02B3W
LA-011-W

Adapter VESA do klienta uproszczonego (Thin
Client) lub komputera mini-PC

PCSK-R1

Kabel sygnału (DVI-D – DVI-D)

DD200

28

Dodatek

Dodatek
Standard medyczny• Należy upewnić się, że końcowy system jest zgodny z wymogami standardu
IEC60601-1-1.
• Urządzenia podłączane do zasilania emitują fale elektromagnetyczne, które mogąwpłynąć na pracę monitora, ograniczyć jego funkcjonalność, a nawet doprowadzić dojego uszkodzenia. Monitor należy umieścić w środowisku kontrolowanym, w którym
takie czynniki nie występują.

Klasyfikacja urządzenia• Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I• Klasa EMC: IEC 60601-1-2 grupa 1 klasa B• Klasyfikacja urządzenia medycznego (UE): klasa I• Tryb pracy: ciągły
• Klasa IP: IPX029

Dodatek

Informacja o zgodności elektromagnetycznejUrządzenia z serii RadiForce mogą prawidłowo wyświetlać obrazy medyczne.

Środowisko docelowego zastosowaniaUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do użytku w poniższych warunkach.
• Środowiska profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej, takich jak kliniki i szpitale.
Urządzenia z serii RadiForce nie nadają się użytku w poniższych warunkach:• Domowe środowiska opieki zdrowotnej• Sąsiedztwo urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości, takich jak nożeelektrochirurgiczne• Sąsiedztwo krótkofalowego sprzętu do terapii• Pomieszczenia z ekranowaniem częstotliwości radiowych, w których znajdują się
systemy medyczne do rezonansu magnetycznego• Środowiska specjalne w lokalizacjach ekranowanych• Montaż w pojazdach, również w ambulansach• Inne środowiska specjalne
OSTRZEŻENIE• Urządzenia z serii RadiForce wymagają specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności
elektromagnetycznej. Należy uważnie przeczytać sekcje „Informacja o zgodności
elektromagnetycznej” oraz „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w tym dokumencie oraz przestrzegaćponiższych instrukcji podczas montażu i obsługi produktu.

OSTRZEŻENIE• Urządzenia z serii RadiForce nie mogą być używane bezpośrednio obok innych urządzeń ani na
nich. Jeśli taki sposób eksploatacji jest konieczny, należy sprawdzić, czy przy takim ustawieniu
urządzenie lub system działają prawidłowo.

OSTRZEŻENIE
• Podczas używania przenośnego sprzętu do komunikacji radiowej należy go trzymać w odległości
co najmniej 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części urządzenia z serii RadiForce, w tym również
kabli. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności urządzenia.

OSTRZEŻENIE
• Każdy, kto podłącza dodatkowy sprzęt do części wejścia lub wyjścia sygnału, konfigurując
system medyczny, jest odpowiedzialny za zgodność systemu z wymaganiami normy
IEC60601-1-2.

OSTRZEŻENIE
• Podczas korzystania z urządzeń serii RadiForce nie wolno dotykać złączy sygnału wejściowego/wyjściowego. Może to negatywnie wpłynąć na wyświetlany obraz.

30

Dodatek

OSTRZEŻENIE• Należy konieczne używać kabli dołączonych do produktu lub wskazanych przez firmę EIZO.
Użycie z tym urządzeniem kabli innych niż zalecane przez firmę EIZO może skutkować
podwyższoną emisją fal elektromagnetycznych, zmniejszoną odpornością urządzenia na
zakłócenia elektromagnetyczne oraz nieprawidłowym działaniem.
Kabel

Maks. długość
kabla

EkranowanieRdzeń ferrytowy

PP300/PP200

3m

Ekranowany

Bez rdzeni
ferrytowych

Kabel sygnału (DVI-D) DD300/DD200

3m

Ekranowany

Z rdzeniami
ferrytowymi

Kabel USB

UU300/MD-C93

3m

Ekranowany

Z rdzeniami
ferrytowymi

Kabel zasilania (bezuziemienia)

-

3m

Bez
ekranowania

Bez rdzeni
ferrytowych

Kabel sygnału(DisplayPort)

Kable wskazane
przez EIZO

Opis techniczny
Emisja fal elektromagnetycznychUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do użytku w podanych poniżej warunkachelektromagnetycznych.
Za zapewnienie, że środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada
klient lub użytkownik urządzenia z serii RadiForce.
Test emisji

Zgodnoś
ć

Emisja fal radiowych
CISPR11

Grupa 1Środowisko elektromagnetyczne: wskazówki
W urządzeniach z serii RadiForce energia fal radiowych jestużywana wyłącznie do wewnętrznych funkcji.
Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie możespowodować żadnych zakłóceń w pobliskich urządzeniachelektronicznych.

Emisja fal radiowych
CISPR11

Klasa B

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa D

Wahania napięcia /emisje migotania
IEC 61000-3-3

Zgodność

Urządzenia z serii RadiForce mogą być używane we wszystkich
miejscach, w tym w budynkach mieszkalnych oraz w lokalizacjach
bezpośrednio podłączonych do publicznej niskonapięciowej sieci
zasilającej używanej do zasilania budynków mieszkalnych.

31

Dodatek
Odporność elektromagnetycznaUrządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów
zgodności (C), zgodnie z wymogami testów (T) dotyczącymi środowisk profesjonalnych
placówek opieki zdrowotnej, określonymi w normie IEC 60601-1-2.
Za zapewnienie, że środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada
klient lub użytkownik urządzenia z serii RadiForce.
Test odporności

Poziom testu (T)Poziom zgodności
(C)

Wyładowanie
elektrostatyczne(ESD)
IEC61000-4-2

Wyładowanie
kontaktowe ±8 kV

Wyładowanie
kontaktowe ±8 kV

Wyładowanie
w powietrzu ±15 kV

Wyładowanie
w powietrzu ±15 kV

Szybkie elektryczne
stany/zakłócenia
przejściowe
IEC61000-4-4

Linie energetyczne±2 kV

Linie energetyczne±2 kV

Linie wejściowe/wyjściowe ±1 kV

Linie wejściowe/wyjściowe ±1 kV

Przepięcia
IEC61000-4-5

Linia do linii: ±1 kV

Linia do linii: ±1 kVŚrodowisko
elektromagnetyczne –wskazówki
Podłoga pomieszczenia musi być
wykonana z drewna, betonu lub
płytek ceramicznych. Jeśli na
podłodze znajdują się materiały
syntetyczne, względna
wilgotność powietrza musiwynosić przynajmniej 30%.
Jakość głównego zasilania
powinna być taka, jakw typowych placówkach
komercyjnych i medycznych.

Jakość głównego zasilania
Linia do masy: ±2 kV Linia do masy: ±2 kV powinna być taka, jakw typowych placówkach
komercyjnych i medycznych.

Spadki napięcia,0% UT (100% zapad 0% UT (100% zapad Jakość głównego zasilania
krótkie przerwy
UT) 0,5 cyklu i 1 cykl UT) 0,5 cyklu i 1 cykl powinna być taka, jaki zmiany napięcia
70% U (30% zapad 70% UT (30% zapad w typowych placówkach
w liniach wejściowych U ) 25 Tcykli / 50 Hz
komercyjnych i medycznych.
UT) 25 cykli / 50 HzTzasilaniaJeśli urządzenie z serii
0 % UT (100 % zapad 0 % UT (100 % zapad RadiForce musi być używane
IEC 61000-4-11
UT) 250 cykli / 50 Hz UT) 250 cykli / 50 Hz podczas przerwy w zasilaniu,
zalecane jest podłączenie go dourządzenia realizującego ciągłe
zasilanie (UPS) lub akumulatora.
Pola magnetyczne
o częstotliwości
zasilania
IEC 61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mPola magnetyczne
o częstotliwości siecielektroenergetycznej powinny
być na standardowym poziomie
dla standardowego środowiska
komercyjnego lub medycznego.
Podczas użytkowania produktnależy trzymać w odległości conajmniej 15 cm od źródeł pól
magnetycznych o częstotliwości
zasilania.

32

Dodatek

Test odporności

Poziom testu (T)Poziom zgodności
(C)Środowisko
elektromagnetyczne –wskazówki
Urządzenia przenośne z funkcją
komunikacji radiowej powinny
być odseparowane od wszystkich
elementów urządzeń z serii
RadiForce (w tym kabli) co
najmniej na zalecaną odległość
wynikającą z równania
odpowiedniego dla częstotliwości
nadajnika.

Zaburzenia
przewodzone
wywołane przez polao częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-6
Odporność na
emitowane pola oczęstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-3

3 Vrms3 Vrmsod 150 kHz do 80
MHz
6 Vrms6 VrmsPasma ISM w
zakresie od 150 kHz
do 80 MHz*1
3 V/m
3 V/m
od 80 MHz do 2,7GHz

Zalecana odległość separacji
d = 1,2√P

d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Gdzie „P” to maksymalnaznamionowa moc wyjściowa
nadajnika w watach (W) według
danych producenta, a „d” tozalecana odległość w metrach(m). Siła pól emitowanych przez
nieruchome nadajniki fal
radiowych, która zostałaokreślona
w elektromagnetycznym badaniu
lokalizacji*2, musi być mniejszaniż poziom zgodności w każdym
zakresie częstotliwości*3.
W pobliżu urządzeń
oznaczonych poniższym
symbolem mogą wystąpić
zakłócenia.

Informacja• UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testu.
• Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższa częstotliwość.
• W pewnych przypadkach wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych spowodowanych przezpola o częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie majązastosowania. Budynki, przedmioty i ludzie pochłaniają oraz odbijają fale elektromagnetyczne.
*1 Pasma ISM (przemysłowe, naukowe, medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to: 6,765 MHz

do 6,795 MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz 40,66 MHz do
40,70 MHz.
*2 Nie jest możliwe dokładne obliczenie siły pola elektromagnetycznego emitowanego przez

nieruchome nadajniki, takie jak stacje bazowe telefonów (komórkowych lub bezprzewodowych
stacjonarnych) lub nadajniki radia amatorskiego oraz fal średnich i ultrakrótkich oraz telewizji. Aby
ocenić siłę pola elektromagnetycznego generowanego przez nieruchome nadajniki fal radiowych,należy wykonać badanie lokalizacji. Jeśli zmierzona siła pola elektromagnetycznego w miejscu

33

Dodatekużywania urządzenia z serii RadiForce przekracza podane powyżej dopuszczalne poziomy, należy
sprawdzać, czy urządzenie pracuje poprawnie. W przypadku niepoprawnej pracy mogą być
konieczne dodatkowe pomiary oraz przestawienie lub obrócenie urządzenia z serii RadiForce.
*3 Przy częstotliwościach z zakresu od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

34

Dodatek
Zalecane odległości separacji między urządzeniami przenośnymi i mobilnymiużywającymi komunikacji radiowej oraz urządzeniami z serii RadiForceUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do eksploatacji w warunkach, w których
zaburzenia promieniowanych pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej sąkontrolowane. Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForce może niwelować zaburzenia
elektromagnetyczne, zachowując minimalną odległość (30 cm) między przenośnym
urządzeniem do transmisji radiowych (nadajnikiem) oraz urządzeniem z serii RadiForce.
Urządzenia z serii RadiForce zostały przetestowane przy następującym poziomie zgodności(C) pod kątem wymogów poziomu testowego odporności na bliskie pola
elektromagnetyczne (T) w przypadku następujących transmisji radiowych.
Badanaczęstotliwo
ść
(MHz)

Pasmo*1(MHz)

Usługa*1

Modulacja*2

Poziom testu (T)*3(V/m)

Poziomzgodności
(C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Modulacja
impulsowa*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
Odchyłka ±5 kHz
Sinusoida 1 kHz

28

28

710

704 – 787

LTE Band 13, 17

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Modulacja
impulsowa*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
Modulacja
CDMA 1900;
impulsowa*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
pasmo LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
pasmo LTE 7

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 W przypadku niektórych usług obowiązują tylko częstotliwości nadawania.
*2 Fala nośna jest modulowana sygnałem prostokątnym o cyklu pracy 50%.
*3 Poziomy testowe zostały obliczone przy mocy maksymalnej i odległości 30 cm.

35Dodatek
Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForce może niwelować zaburzenia powodowane
przez bliskość pola magnetycznego, zachowując minimalną odległość (15 cm) między
nadajnikami radiowymi oraz urządzeniem z serii RadiForce. Urządzenia z serii RadiForcezostały przetestowane przy następującym poziomie zgodności (C) pod kątem wymogów
poziomów testowych odporności na bliskie pola magnetyczne (T).
Częstotliwość testowa
134,2 kHz

Modulacja
Modulacja impulsowa*1

Poziom testu (T)(A/m)

Poziom zgodności (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Modulacja impulsowa*1
50 kHz*1 Fala nośna jest modulowana sygnałem prostokątnym o cyklu pracy 50%.

W przypadku innych przenośnych i podręcznych urządzeń transmisji radiowych(nadajników) można zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną
zalecaną odległość między przenośnym urządzeniem do transmisji radiowych (nadajnikiem)oraz urządzeniem z serii RadiForce zgodnie z poniższymi zaleceniami i stosownie domaksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Maksymalnaznamionowa mocwyjściowa nadajnika(W)

Odległość separacji stosownie do częstotliwości nadajnika(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej
maksymalna odległość separacji „d” w metrach (m) może zostać oszacowana równaniem
stosownym do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” to maksymalna znamionowa mocwyjściowa nadajnika w watach (W) według informacji producenta.
Informacja• Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość separacji podana dla wyższej
częstotliwości.
• W pewnych przypadkach wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych spowodowanych przezpola o częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie majązastosowania. Budynki, przedmioty i ludzie pochłaniają oraz odbijają fale elektromagnetyczne.

36153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N305AZ
IFU-MX243W
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – September 29th, 2023