Naudojimo instrukcijos

Spalvotas skystųjų kristalų monitorius

SvarbuAtidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo
vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu
eksploatavimu.
• Apie monitoriaus reguliavimą ir nuostatas žr. Įrengimo vadove.
• Naujausias Naudojimo instrukcijas galima atsisiųsti iš mūsųinterneto svetainės:http://www.eizoglobal.com

SAUGOS ŽENKLAIŠiame vadove ir šiam gaminiui naudojami toliau nurodyti saugos ženklai. Jie žymi itin svarbią informaciją.
Gerai su jais susipažinkite.

ĮSPĖJIMAS

ATSARGIAI

Nesilaikant ĮSPĖJIMO nurodymų kyla
pavojus sunkiai susižaloti ir net sukeltigrėsmę gyvybei.

Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla
pavojus nesunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti
gaminį arba kitą nuosavybę.

Rodo, kad būtina atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, ženklas
smūgio, pavojų.
Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui, ženklas
antai „Neardyti“.

rodo tam tikro tipo, kaip antai elektros
rodo konkretų draudžiamą veiksmą, kaip

Rodo veiksmą, kurį privaloma atlikti. Pavyzdžiui, ženklas
kaip antai „Įrenginio įžeminimas“.

rodo bendrojo pobūdžio draudimą,Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis
gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar perduoti, kad ir
kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtų daroma, negavus išankstinio
rašytinio „EIZO Corporation“ leidimo.
„EIZO Corporation“ neprivalo laikyti jokios pateiktos medžiagos ar informacijos konfidencialumo, nebent,„EIZO Corporation“ gavus tokią informaciją, dėl to būtų susitarta kitaip. Nors ir buvo stengiamasi, kadšiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite, kad EIZO monitoriaus specifikacijos gali
keistis be įspėjimo.

2

﻿ATSARGUMO PRIEMONĖSSVARBU• Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis
gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
• Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite šį skyrių ir atsargumo
įspėjimus ant monitoriaus.

Atsargumo įspėjimų buvimo vieta

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

ATSARGUMO PRIEMONĖS

3Ženklai ant įrenginioŽenklasŠis ženklas rodo
Maitinimo jungiklis:

paspauskite, kad išjungtumėte monitoriaus maitinimą.

Maitinimo jungiklis:

paspauskite, kad įjungtumėte monitoriaus maitinimą.

Maitinimo mygtukas:

paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte monitoriaus
maitinimą.

Kintamoji srovė
Įspėjimas dėl elektros srovės pavojaus
ATSARGIAI!

žr. „SAUGOS ŽENKLAI“ (puslapis 2).

EEĮ ženklinimas:

Gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti.

CE ženklinimas:

ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos ir (arba)
Reglamento (ES) nuostatas.

Gamintojas
Pagaminimo data
Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiamsveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu.
Medicinos įrenginys ES
Importuotojas ES
Europos Bendrijoje veikiantis įgaliotasis atstovas

4

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmai, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų garsų,iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę.
Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir sugadintiįrenginį.
Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio.
Atidarant ar perdirbant įrenginio korpusą kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektrossmūgįarba nudegti.
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams.
Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus sukelti
gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Nedidelius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
Į įrenginio korpusą pro ventiliacijos angas netyčia įkritę nedideli objektai arba į vidųišsiliejęs skystis gali sukelti gaisrą, elektros smūgio pavojų arba sugadinti įrenginį. Jeigu
į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo
maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų kvalifikuotas
techninės priežiūros inžinierius.
Įrenginį statykite ant stipraus, stabilaus paviršiaus.
Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba gali sugesti. Jeigu įrenginys
nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio
nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje.
Antraip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
• Nelaikykite lauke.
• Nelaikykite transportavimo sistemoje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje ir pan.).
• Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna.
• Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje, virtuvėje ir pan.).
• Nelaikykite ten, kur tiesiai į ekraną sklistų garai.
• Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvo.
• Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nelaikykite ten, kur yra degių dujų.
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio sulfido,
azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono).
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų
(pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžių metalų ir panašiai.

Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų, kad jie neuždustų.
Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite į šalyje įprastą maitinimo lizdą.
Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Maitinimas: 100–240 V kint. sr., 50/60 Hz
Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko
ir patraukite.
Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti
elektros smūgį.
Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.
Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

5ĮSPĖJIMAS
Paisykite tinkamos įtampos.
• Šis įrenginys sukurtas naudoti tik esant konkrečiai įtampai. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytosšiose Naudojimo instrukcijose, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Maitinimas: 100–240 V kint. sr., 50/60 Hz• Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Su maitinimo laidu elkitės atsargiai.
• Nedėkite laido po įrenginiu ar kitais sunkiais objektais.
• Netraukite už laido ir jo neriškite.

Jeigu maitinimo laidas sugestų, jo nebenaudokite. Naudojant sugadintą laidą kyla
pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento.
Šio gaminio pacientai liesti negali.
Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.
Tvirtindami atraminį stovą skaitykite atraminio stovo naudotojo vadovą ir saugiai įrenkite įrenginį.
Antraip įrenginys gali nukristi nuo stovo, sužaloti žmones ir gali sugesti. Prieš įrengdami patikrinkite, ar
stalai, sienos ir kiti paviršiai, prie kurių tvirtinamas atraminis stovas, yra pakankamai stiprūs. Jeigu įrenginys
nukristų, kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant
sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą
naudokite tuos pačius varžtus ir gerai juos užveržkite.
Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis.
Iš ekrano galintys ištekėti skystieji kristalai, patekę į akis ar į burną, gali būti nuodingi.
Jeigu oda ar kuria nors kūno dalimi prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai
nusiprauskite. Pastebėję kokių nors fizinių simptomų, kreipkitės į gydytoją.

6

ATSARGUMO PRIEMONĖSATSARGIAIĮrenginį neškite atsargiai.
Prieš įrenginį perkeldami atjunkite maitinimo laidą ir jungiamuosius kabelius. Pavojinga mėginti perkeltiįrenginį neatjungus laidų.
Kyla pavojus susižaloti.
Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
• Nešamą įrenginį gerai suimkite ir tvirtai laikykite, kaip parodyta toliau.
• 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys.

Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti.

Neužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų.
• Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų.
• Neįrenkite įrenginio uždaroje erdvėje.
• Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio.

Užstojus ventiliacijos angas tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti
gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
Kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Įrenginį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
Taip pasirūpinsite, kad kilus problemoms galėsite greitai atjungti maitinimą.
Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus aušinimo angą.
Ant kištuko nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą.
Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį galima patirti elektros smūgį.
Jeigu ketinate ilgesnį laiką įrenginio nenaudoti, saugumo ir energijos taupymo sumetimais išjunkite
maitinimo jungiklį, paskui maitinimo laidą ištraukite iš maitinimo lizdo.
Naudotojams EEE teritorijoje ir Šveicarijoje:
Apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį dėl įrenginio, reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės,kurioje įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

7Įspėjimas dėl šio monitoriaus
Numatomasis naudojimas
Šis gaminys skirtas skaitmeniniams vaizdams rodyti ir žiūrėti, įskaitant įprastinius ir daugiakadrius
skaitmeninės mamografijos vaizdus, kad specialiai parengti medicinos praktikos specialistai galėtų juosperžiūrėti, analizuoti ir pagal juos diagnozuoti. Jis specialiai sukurtas naudoti krūtinės ląstos tomosintezės
srityje.
Dėmesio• Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma garantija.
• Šiame vadove pateiktos specifikacijos tinka tik tada, kai naudojama toliau išvardyta įranga:- Su gaminiu gauti maitinimo laidai- Mūsų nurodyti signalų perdavimo kabeliai• Su šiuo gaminiu naudokite tik mūsų pagamintus ar nurodytus pasirinktinius gaminius.

Naudojimo atsargumo priemonės
• Laikui bėgant, dalių (pavyzdžiui, LCD ekrano) kokybė gali suprastėti. Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai
veikia.
• Kai vaizdas ekrane pasikeičia po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali matytis senojo vaizdo pėdsakų.
Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą arba energijos taupymo
funkciją.
• Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti tamsių dėmių arba „išdegusių“plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojama jį periodiškai išjungti.
• Priklausomai nuo rodomo vaizdo, net praėjus trumpam laiko tarpui, gali būti rodomas vėluojantis vaizdas.
Jei taip nutinka, problemą gali išspręsti vaizdo pakeitimas arba maitinimo išjungimas kelioms valandoms.
• Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas. Jeigu ekranas pasidaro
per tamsus arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.
• Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip atsitinka dėl paties
ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia.
• Stipriai nespauskite ekrano ar jo krašto, nes gali atsirasti vaizdo rodymo sutrikimų, kaip antai trikdžių
ir pan. Nuolat spaudžiamas ekranas gali pradėti blogiau veikti arba gali sugesti. (Jeigu ant ekrano liktų
spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą vaizdą. Žymės gali išnykti.)• Nebraižykite ir nespauskite ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip ekraną galite sugadinti. Nemėginkite
trinti servetėlėmis, nes taip galite ekraną subraižyti.
• Priklausomai nuo aplinkos, apšvietimo jutiklio išmatuota vertė gali skirtis nuo vertės, rodomos
pastatomame luminometre.
• Jeigu monitorius iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą patalpą arba patalpoje staiga pakyla temperatūra, antvidinio ir išorinio monitoriaus paviršių gali pradėti kauptis kondensato. Tokiu atveju monitoriaus nejunkite.
Palaukite, kol kondensatas išgaruos, kad monitorius nenukentėtų.

8Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Monitoriaus naudojimas ilgą laiką

● Techninė priežiūra

• Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės suprastėjimas.
Atlikite kasdienes apžiūras ir periodiškus pastovumo testus, kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos
standartams / gairėms pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. „RadiCS“ monitoriaus
kokybės valdymo programinės įrangos naudojimas leidžia jums vykdyti aukšto lygio kokybės
kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires.
• Elektrinių dalių veikimas stabilizuojasi maždaug per 15 minučių. Įjungus monitoriaus maitinimą arba
jam įsijungus iš energijos taupymo veiksenos, palaukite bent 15 minučių ir tik tada jį reguliuokite.
• Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtų sumažinti
šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomas stabilus ryškumas.
• Siekdami suderinti integruoto kalibravimo jutiklio (Integruoto priekinio jutiklio) matavimų rezultatussu atskirai parduodamo „EIZO“ išorinio jutiklio (UX1 arba UX2 jutiklio) rezultatais, atlikite Integruoto
priekinio jutiklio ir išorinio jutiklio koreliaciją naudodami „RadiCS“ / „RadiCS LE“. Periodiškai
atliekama koreliacija užtikrina, kad Integruoto priekinio jutiklio matavimo tikslumas atitiks išorinio
jutiklio matavimo tikslumą.

● Valymas

Kad monitorius atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė, rekomenduojama
reguliariai jį valyti.
Bet kokius nešvarumus nuo korpuso ar ekrano paviršiaus atsargiai nuvalykite vandeniu ar pirmiau
nurodytais chemikalais sudrėkinta minkšta šluoste.

Chemikalai, kuriuos galima naudoti gaminiui valytiMedžiagos pavadinimas

Etanolis
Izopropilo alkoholis
Chlorheksidinas
Benzalkonio chloridas
Alkildiamino etilglicinas
Glutaralis

Gaminio pavadinimas

Etanolis
Izopropilo alkoholis
Hibitane
WelpasTego 51
SterihydeDėmesio• Chemikalų nenaudokite dažnai. Nuo tokių chemikalų kaip alkoholis ar antiseptinis tirpalas žvilgesys gali
pasidaryti nevienodas, gali išblukti korpusas arba ekranas, be to, gali pablogėti vaizdo kokybė.
• Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti korpusą arba
ekraną.
• Pasirūpinkite, kad chemikalų nepatektų tiesiai ant monitoriaus.
Pastaba• Korpusą ir ekrano paviršių rekomenduojama valyti valikliu „ScreenCleaner“ (įsigyjamas atskirai).

Kaip patogiai naudoti monitorių
• Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite.
• Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu.

Įspėjimas dėl šio monitoriaus

9

TURINYSATSARGUMO PRIEMONĖS................................... 3
SVARBU...................................................................... 3Įspėjimas dėl šio monitoriaus.............................. 8
Numatomasis naudojimas....................................... 8
Naudojimo atsargumo priemonės.......................... 8
Monitoriaus naudojimas ilgą laiką.......................... 9● Techninė priežiūra............................................ 9● Valymas............................................................ 9

Kaip patogiai naudoti monitorių.............................. 9

TURINYS................................................................ 10
Skyrius 1
1-1.
1-2.

●

1-3.

Įžanga................................................ 11

Savybės..........................................................11
Pakuotės turinys...........................................12
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Valdikliai ir funkcijos....................................14

Skyrius 2

Diegimas / sujungimas.................... 15

2-1.

Prieš montuojant gaminį..............................15

2-2.

Jungiamieji laidai..........................................16

2-3.

Maitinimo įjungimas.....................................18

2-4.

Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas......18● Įrengimo reikalavimai......................................15

Skyrius 3

Vaizdo nerodymo problema........... 19

Skyrius 4

Specifikacijos................................... 20

4-1.

Specifikacijų sąrašas.................................. 20

4-2.

Galimos skyros vertės.................................21

4-3.

Pasirinktiniai priedai................................... 22

Priedas.................................................................. 23
Medicininis standartas........................................... 23
EMS (elektromagnetinio suderinamumo)
informacija............................................................... 24

10

TURINYSSkyrius 1ĮžangaDėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvotą skystųjų kristalų monitorių.

1-1. Savybės

● Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranasŠiuo spalvotu monitoriumi rodomo vaizdo ryškumas gali siekti iki 1100 cd / m2, tai yra beveik toks patsryškumas, kaip ir nespalvoto monitoriaus. Šis prietaisas gali rodyti skaitmeninius spalvotus vaizdus,įskaitant tuos, kurie naudojami medicinos tikslais, pavyzdžiui, krūties MRT ar KT vaizdus, ultragarso
vaizdus ir patologinius vaizdus, taip pat nespalvotus krūties tomosintezės ar mamografijos vaizdus,
kuriuos norint stebėti būtinas geromis vaizdo rodymo savybėmis pasižymintis monitorius.
Įjungus „Hybrid Gamma PXL“ funkciją, prietaisas automatiškai atpažįsta nespalvotas ir spalvotas topaties vaizdo dalis vaizdo taškų lygiu ir atitinkamai rodo juos parenkant optimalius atspalvius.

● Kokybės kontrolė
Šiame monitoriuje yra integruotas kalibravimo jutiklis (integruotas priekinis jutiklis). Šis jutiklis leidžia
monitoriui nepriklausomai atlikti kalibravimą (funkcija „SelfCalibration“) ir pilkųjų tonų skalės patikrą.

Naudodamiesi „RadiCS LE“, prijungta prie monitoriaus, galite tvarkyti su monitoriumi susijusią istoriją
ir tikslinį „SelfCalibration“ ir vykdymo tvarkaraštį.
„RadiCS“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės kontrolę,atitinkančią medicinos standartus / gaires.

Skyrius 1 Įžanga

11

● Paprastas laidų prijungimas
Be „DisplayPort“ įvesties jungties taip pat yra išvesties jungtis.
Iš išvesties jungties () signalas gali būti transliuojamas į kitą monitorių.

● Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra
Naudodamiesi „RadiCS“ / „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programine įranga pele arklaviatūra galite atlikti toliau nurodytus monitoriaus valdymo veiksmus:• perjungti „CAL Switch“ režimus;• persijungti tarp įvesties signalų;• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą („Point-and-Focus“)• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)

1-2. Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio jų trūksta arba kuris nors yrapažeistas, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu, nurodytu prisegtame lape.
Pastaba• Rekomenduojame dėžę ir pakavimo medžiagas išsaugoti, kad jas būtų galima panaudoti produktą perkeliant artransportuojant.
• Monitorius• Maitinimo laidas• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 1
DisplayPort – DisplayPort• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas DD300DL x 1
DVI – DVI (dviguba jungtis)

12

Skyrius 1 Įžanga

• USB laidas: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)• Instructions for Use (Naudojimo instrukcijos)

● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM yra toliau nurodyti elementai. Apie programinės įrangos paleidimo arba failų nuorodines
procedūras skaitykite diske esančiame faile „Readme.txt“.
• Failas Readme.txt• „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta „Windows“)• Naudotojo vadovas
Monitoriaus sumontavimo vadovas„RadiCS LE“ naudotojo vadovas• Išoriniai matmenys„RadiCS LE“„RadiCS LE“ leidžia jums atlikti toliau pateiktus kokybės kontrolės veiksmus ir veiksmus su
monitoriumi. Daugiau informacijos apie programinę įrangą ir nustatymo procedūrą ieškokite „RadiCS
LE“ naudotojo vadove.

Kokybės kontrolė
• Kalibravimo vykdymas• Bandymo rezultatų rodymas sąraše ir bandymo ataskaitos kūrimas• „SelfCalibration“ tikslinio ir vykdymo tvarkaraščio nustatymas

Veiksmai su monitoriumi• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Persijungimas tarp įvesties signalų
• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą („Point-and-Focus“)• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)Dėmesio• „RadiCS LE“ specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Naujausią „RadiCS LE“ versiją
galite atsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės: http://www.eizoglobal.com„RadiCS LE“ naudojimasNorėdami daugiau informacijos, kaip įdiegti „RadiCS LE“, žr. „RadiCS LE“ naudotojo vadovą (CDROM diske).
Naudodamiesi „RadiCS LE“ pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio. Daugiau
informacijos apie tai, kaip prijungti monitorių, ieškokite „2-2. Jungiamieji laidai“ (puslapis 16).
Pastaba• Aplinkoje, kur USB laidą prijungti sudėtinga, DDC ryšio įjungimas leidžia prijungti „RadiCS LE“ be USB laido.
Norėdami daugiau informacijos, kaip sukonfigūruoti DDC ryšį, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske).
Ryšio spartos ir naudojimo stabilumo atžvilgiu pirmenybė teiktina USB jungčiai.

Skyrius 1 Įžanga

13

1-3. Valdikliai ir funkcijos
1

2

Apytiksliai 30°

12
13
14
Nustatymo meniu *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Integruotas priekinis
jutiklis (judantis)

Šis jutiklis naudojamas atlikti kalibravimą ir pilkųjų tonų skalės patikrinimą.

2. Aplinkos apšvietimo
jutiklisŠis jutiklis matuoja aplinkos apšvietimą. Aplinkos apšvietimo matavimas atliekamas
naudojant „RadiCS“ / „RadiCS LE“ kokybės kontrolės programinę įrangą.

3. Presence Sensor(Judesio jutiklis)

Šis jutiklis aptinka prieš monitorių esančio žmogaus judesius.

4. Veiksmų jungikliai

Rodo naudotojo vadovą. Nustato meniu pagal naudotojo vadovą.

5. JungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis.
Įjungus maitinimą įsijungia jungiklio indikatorius. Indikatoriaus spalva skiriasi
priklausomai nuo monitoriaus veikimo būsenos.
Žalia šviesa – įprasto veikimo režimas, oranžinė: elektros energijos taupymo
veiksena; nešviečia – išjungtas maitinimo šaltinis

6. Kitų įrenginių USB
jungtisPrijunkite ją prie USB įrenginio. Norėdami nustatyti nuoseklią jungtį, prijunkite laidą
prie kito monitoriaus USB išsiuntimo srauto jungties.

7. USB jungtis jungti priekompiuterio

Kai naudojate programinę įrangą, kuriai reikia USB jungties arba prijungti USBįrenginį (periferinį įrenginį, kuris palaiko USB), prijunkite šią jungtį prie kompiuterio
prie USB išsiuntimo srauto jungties.

8. DVI-D jungtis

Prijunkite jį prie kompiuterio.

9. „DisplayPort“ įvesties
jungtisPrijunkite jį prie kompiuterio. Norėdami nuosekliai prijungti kitą monitorių, prijunkitelaidą prie to monitoriaus „DisplayPort“ išvesties jungties.

10. „DisplayPort“ išvesties
jungtisNorėdami nustatyti nuoseklią jungtį, prijunkite laidą prie kito monitoriaus „DisplayPort“įvesties jungties.

11. Maitinimo laido jungtis

Maitinimo laidui prijungti.

12. Stovas

Aukštį ir kampą galima reguliuoti.

13. Maitinimo jungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis.
: Įjungtas, : Išjungtas,

14. Apsauginis spynos
lizdasTinka „Kensington“ apsaugos sistemai „MicroSaver“.

15. Laidų laikiklis

Prilaiko monitoriaus laidus.

*1 Norėdami daugiau informacijos, kaip naudoti, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske).

14

Skyrius 1 ĮžangaSkyrius 2

Diegimas / sujungimas

2-1. Prieš montuojant gaminį
Atidžiai perskaitykite „ATSARGUMO PRIEMONĖS“ (puslapis 3) ir visuomet laikykitės nurodymų.
Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties
guma, gali prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių.

● Įrengimo reikalavimaiJei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, užpakalinės dalies ir
viršaus.

Dėmesio• Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

Skyrius 2 Diegimas / sujungimas15

2-2. Jungiamieji laidaiDėmesio• Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus ir kompiuterio maitinimo šaltinis.
• Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio perskaitykite „4-2. Galimos
skyros vertės“ (puslapis 21), kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti kompiuteryje įskyros ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius.

1. Pagal laikrodžio rodyklę pasukite ekraną 90° kampu.
Prieš išsiunčiant monitorius yra sumontuotas gulsčiai.
Dėmesio• Prieš įjungdami ekraną, pakelkite monitorių į aukščiausią padėtį.

2. Prijunkite signalų perdavimo laidus.

Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, priveržkite tvirtinimo elementus, kadjungtis būtų priveržta.
Dėmesio• Monitorius turi dviejų tipų „DisplayPort“ jungtis: įvesties ir išvesties. Monitoriui prijungti prie kompiuterio
sujunkite kabelį su įėjimo jungtimi.
• Jungiant prie kelių kompiuterių reikia perjungti įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokiteįrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).

Signalų perdavimo
laidas: DD300DL
Signalų perdavimo laidas: PP300

16

Skyrius 2 Diegimas / sujungimasarbaNuoseklaus sujungimo nustatymas
Signalo įvesties laidą įjunkite į kito monitoriaus įvesties jungtį. Arba įjunkite signalo įvesties laidą iš
kito monitoriaus išvesties jungties.
Dėmesio• Norėdami daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti nuosekliam
sujungimui, apsilankykite EIZO internetinėje svetainėje: http://www.eizoglobal.com• Norint nustatyti nuoseklią jungtį, administratoriaus nustatymų meniu reikia pasirinkti „Signal Format“ –„DisplayPort“, o „Version“ parinktį „1.2“. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Prieš prijungdami vieną laidą, nuimkite
dangtelį.

Signalų perdavimo laidas: PP300

Signalų perdavimo laidas: PP300

3. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio
jungtį.

Maitinimo laidą iki galo įstatykite į monitorių.

4. Kai naudojate „RadiCS“ / „RadiCS LE“ arba jungiate USB įrenginį (išorinį
įrenginį, kuris palaiko USB) prie monitoriaus, prijunkite USB laidą priemonitoriaus USB išsiuntimo srauto prievado ir kompiuterio.
Prijungimas prie monitoriaus

Prijungimas prie kompiuterio

Skyrius 2 Diegimas / sujungimas17

2-3. Maitinimo įjungimas
1. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite.

Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.

Jei indikatorius neįsižiebia, žr. „Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema“ (puslapis 19).
Pastaba• Kai monitoriaus maitinimas yra neįjungtas, bet kurio mygtuko, išskyrus, palietimas įjungia

mirksėjimą.

2. Įjunkite kompiuterį.

Ekrane pasirodys vaizdas.
Jei vaizdo nėra, papildomos informacijos ieškokite „Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema“ (puslapis
19).
Dėmesio• Kad sutaupytumėte kuo daugiau elektros energijos, rekomenduojama įjungti maitinimo mygtuką. Kai
monitorius nenaudojamas, galite išjungti pagrindinį maitinimo tiekimą arba atjungti maitinimo tiekimo kištuką,kad maitinimo tiekimas būtų visiškai nutrauktas.
Pastaba• Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti elektros
energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodomus veiksmus:- Naudokite kompiuterio ir monitoriaus energijos taupymo funkciją.
- Kai pasinaudosite, monitorių išjunkite.

2-4. Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Abiem rankomis laikydami už kairiojo ir dešiniojo monitoriaus kraštų, reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir
pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias darbo sąlygas.

Dėmesio• Kai reguliavimas baigtas, įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti.

18

Skyrius 2 Diegimas / sujungimas

Skyrius 3

Vaizdo nerodymo problema

Problema

Galima priežastis ir spendimo būdas

1. Nerodomas vaizdas• Neįsižiebia maitinimo jungiklio indikatorius.

• Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
• Įjunkite maitinimo jungiklį.
• Palieskite• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį.

• Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia:Žaliai• Nustatymų meniu padidinkite nuostatų „Brightness(Ryškumas)“ , „Contrast (Kontrastas)“ arba „Gain (Signalo
stiprinimas)“ vertes. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį.

• Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia:Oranžine spalva• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros
klavišą.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Jeigu judesio jutikliui nustatyta „On (įjungtas)“ , gali būti, kadįsijungė monitoriaus elektros energijos taupymo režimas.
Pabandykite pajudėti arčiau monitoriaus.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas.
Kai „DisplayPort“ naudojamas įvesties signalui, prijunkite
prie .
naudojamas išvesčiai, kai nuoseklus sujungimas
nustatytas į viršų.
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį.

• Maitinimo jungiklio indikatorius mirksi:oranžine, žalia spalva• Prijunkite EIZO nurodytu signalų perdavimo kabeliu. Išjunkite
ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį.

2. Pasirodo toliau parodytas pranešimas.

Šis pranešimas pasirodo, kai netinkamai įeina signalas, net jeigu
monitorius ir veikia gerai.

• Šis pranešimas pasirodo, kai neįeina joks
signalas.
Pavyzdžiui:• Kairėje pusėje parodytas pranešimas gali pasirodyti dėl to,
kad ką tik įjungtas kompiuteris iš karto nesiunčia signalo.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas.
• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Kai „DisplayPort“ naudojamas įvesties signalui, pabandykite
perjungti „DisplayPort“ versiją. Smulkesnės informacijos apie
tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo šaltinį.

• Šis pranešimas nurodo, kad įvesties
signalas neatitinka nustatyto dažnių
diapazono.
Pavyzdžiui:• Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų
monitoriaus skyros ir kadrų skleistinės dažnio reikalavimus(žr. „4-2. Galimos skyros vertės“ (puslapis 21)).
• Iš naujo paleiskite kompiuterį.
• Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa
pasirinkite atitinkamą nuostatą. Daugiau informacijos
ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove.

Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema

19

Skyrius 4

Specifikacijos

4-1. Specifikacijų sąrašas
Tipas
Skystųjų kristalų
ekranasRX560:„Anti-Glare“
RX560-AR: „Anti-Reflection“
Tipas

Spalvos (IPS)

Foninis apšvietimasŠviesos diodai

Dydis

54,1 cm (21,3 col.)Skyra (H x V)

2048 × 2560

Ekrano dydis (H x V)

337,9 mm × 422,4 mm

Atstumas tarp vaizdo
elementų

0,165 mm

Ekrano spalvos

10 bitų (DisplayPort): 1073,74 mln. spalvų (daug.)
8 bitų (DVI): 16,77 mln. spalvų

Vaizdo signalaiŽiūrėjimo kampai(H / V, tipiniai)

178˚ / 178˚

Rekomenduojamas
ryškumas

500 cd/m2

Atsako laikas (tipinis)

25 ms (juoda -> balta -> juoda)Įėjimo signalo išvadai

DisplayPort × 1, DVI-D (dviejų jungčių) × 1

Išvesties jungtis

DisplayPort × 1

Horizontalaus nuskaitymo 31 kHz – 135 kHzdažnis20

Vertikalaus nuskaitymodažnis

DisplayPort: 59 Hz – 61 Hz(720×400 : 69 Hz – 71 Hz, 2560×2048 : 23 Hz – 51
Hz)
59 Hz – 61 Hz
DVI:(720×400 : 69 Hz – 71 Hz, 2560×2048 : 24 Hz – 51Hz)Kadrų sinchronizavimorežimas:23,5–25,5 Hz, 47,0–51,0 Hztaškų laikrodis

DisplayPort: 25 MHz – 290 MHz
DVI:
25 MHz – 165 MHz
165 MHz – 290 MHz (Dviguba jungtis)

USB

JungtisIšsiuntimo srauto jungtis × 1, gavimo srauto jungtis × 2

Standartinė

USB specifikacija, versija 2.0

MaitinimasĮėjimas100–240 V KS ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90–0,40 A

Maksimalus energijos
eikvojimas

ne daugiau kaip 87 W

Elektros energijos
taupymo veiksena

1,0 W arba mažiau*1Budėjimo veiksena

1,0 W arba mažiau*2Skyrius 4 Specifikacijos

Fizinės savybės

Matmenys (plotis × aukštis 354,5 mm × 476,0 mm – 566,0 mm × 200,0 mm (pokrypis: 0˚)× gylis)354,5 mm × 504,7 mm – 594,7 mm × 264,1 mm (pokrypis: 30˚)
Matmenys (plotis × aukštis 354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm
× gylis)(be stovo)

Darbinės aplinkos
reikalavimai
Transportavimo /sandėliavimo
aplinkosreikalavimai

Grynasis svoris

Apie 8,1 kg

Grynasis svoris(be stovo)

Apie 5,3 kg

Aukščio reguliavimo
diapazonas

90 mm (pokrypis: 0˚)

Pokrypis

Aukštyn 30˚, žemyn 5˚Pasukimas

70˚

Sukimasis

90° (pasukite prieš laikrodžio rodyklę iš gulsčios padėties)

Temperatūra

0–35 ˚C (32–95 ˚F)Drėgnis20–80 % santykinė drėgmė (be kondensacijos)

Oro slėgis

540–1060 hPa

Temperatūra-20–60 ˚C (-4–140 ˚F)Drėgnis10–90 % santykinė drėgmė (be kondensacijos)

Oro slėgis

200–1060 hPa*1 (Kai naudojama DVI įvestis, USB išsiuntimo srauto prievadas nėra prijungtas, „Auto Input Detection (auto.
įvesties aptik.)“: „Off (išjungta)“, „Power Save (energijos taupymas)“: „High (aukšt.)“, „DP Power Save (DPenergijos taupymas)“: „On (įjungta)“, „DisplayPort“ – „Version (versija)“: „1.1“, „DDC“: „Off (išjungta)“, irnenustatyta jokia išorinė apkrova*2 Kai neprijungtas išsiuntimo srauto USB, „DP Power Save (DP energijos taupymas)“: „On (įjungta)“,„DisplayPort“ – „Version (versija)“: „1.1“, „DDC“: „Off (išjungta)“, nenustatyta jokia išorinė apkrova

4-2. Galimos skyros vertės
Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra.
√: TinkamaSkyra(H x V)

Vertikaliojo
nuskaitymodažnis

DisplayPort

DVI

Stačiai

Gulsčiai

Stačiai

Gulsčiai

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

*1

-

√*3

2560 × 2048

50 Hz

-

√

2048 × 2560

50 Hz

√*1

-

√*3

-

2560 × 2048

48 Hz

-

√*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2048 × 2560
25 Hz
*1 Tik naudojant „DisplayPort version“ „1.1“.
*2 Tik naudojant „DisplayPort version“ „1.2“.
*3 Tik dvigubos jungties signalas.

-

√

-

Skyrius 4 Specifikacijos21

4-3. Pasirinktiniai priedai
Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai.
Naujausios informacijos apie pasirinktinius priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę ieškokite mūsųinterneto svetainėje. http://www.eizoglobal.com

22

Kalibravimo rinkinys

EIZO „RadiCS UX2“, vers. 4.6.0 arba naujesnė
EIZO „RadiCS Version Up Kit“, vers. 4.6.0 arba naujesnė

Tinklo kokybės valdymo programinė
įrangaEIZO „RadiNET Pro“, vers. 4.6.0 arba naujesnė
EIZO „RadiNET Pro Lite“, vers. 4.6.0 arba naujesnė

Valymo rinkinys

EIZO „ScreenCleaner“

Komfortiškas skaitymo kambarių
apšvietimas

EIZO „RadiLight“

Ekrano apsauga

RP-918Skyrius 4 SpecifikacijosPriedas
Medicininis standartas• Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų standarto IEC60601-1-1 reikalavimus.
• Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti, riboti arba
trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje aplinkoje, kur būtų galima
išvengti tokio poveikio.

Įrangos klasifikacija-

Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
EMC klasė: IEC60601-1-2 1 grupės B klasė
Medicinos įrenginių klasifikacija (ES): I klasė
Veikimo būdas: nepertraukiamas
IP klasė: IPX0

Priedas23

EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija„RadiForce“ serijos gaminiai skirti medicininiams vaizdams tinkamai rodyti.

Numatomo naudojimo aplinka„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytose aplinkose.
• Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų aplinkose, pvz., klinikose ir ligoninėse
„RadiForce“ serijos gaminių negalima naudoti:• namų sveikatos priežiūros aplinkoje• šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių
• šalia terapinės trumpųjų bangų įrangos• nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos sistemos,
skirtos MRT• apsaugotose vietose, specialioje aplinkoje• Transporto priemonėse, įskaitant greitosios pagalbos automobilius• Kitoje specialioje aplinkojeĮSPĖJIMAS
Naudojant „RadiForce“ serijos gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su
EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį.
„RadiForce“ serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia
arba ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai būtent tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti.
Naudojant nešiojamąją radijo dažnių ryšio įrangą, laikykite ją 30 cm (12 col.) ar didesniu atstumu
nuo bet kokios „RadiForce“ dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju šį įranga gali veikti prasčiau.
Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalių ir
konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiks IEC60601-1-2 standarto reikalavimus.
Naudodami „RadiForce“ serijos gaminius nelieskite signalo įėjimo / išėjimo jungčių. Priešingu atveju gali būti paveiktas rodomas vaizdas.
Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO nurodytus laidus.
Naudojant ne EIZO nurodytus arba pateiktus laidus, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė
arba sumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai.
LaidasEIZO skirtieji kabeliai Didžiausias laido
Ekranavimas
Ferito šerdis
ilgis
Signalų perdavimo laidas(„DisplayPort“)
Signalų perdavimo laidas(DVI)
USB laidas
Maitinimo laidas(su įžeminimu)

24

PriedasPP300

3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

DD300DL

3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

UU300
-

3m
3m

Ekranuotas
Neekranuotas

Su ferito šerdimis
Be ferito šerdžių

Techniniai duomenys
Elektromagnetinė spinduliuotė

„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Spinduliuotės
testasAtitiktis

Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

1 grupė

„RadiForce“ serijos gaminiuose radijo dažnių energija naudojama tik jų vidiniam
veikimui užtikrinti.
Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai tikėtina, kad ji galėtų
trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos veikimą.

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

B klasė

„RadiForce“ serijos gaminiai tinka naudoti bet kokiose patalpose, įskaitantgyvenamąsias ir prijungtąsias prie viešojo žemos įtampos maitinimo tinklo, iš kurio
elektros energija tiekiama gyvenamosios paskirties pastatams.

Harmonikų
spinduliuotė
IEC61000-3-2

D klasė

Įtampos svyravimai /mirgėjimo emisija
IEC61000-3-3

Atitinka

Elektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal profesionalios sveikatos
priežiūros įstaigų reikalavimus (T), nurodytus IEC60601-1-2 standarte.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Atsparumo
testasBandymo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos

Elektrostatinė iškrova ±8 kV kontaktinė iškrova(ESD)±15 kV oro iškrova
IEC61000-4-2±8 kV kontaktinė iškrova±15 kV oro iškrova

Grindys turi būti medinės, betoninės arba
klotos keramikinėmis plytelėmis. Jeigu grindys
dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti
bent 30%.

Trumpalaikiai
elektros trikdžiai /pertrūkiai
IEC61000-4-4±2 kV elektros perdavimo
linijoms±1 kV įėjimo / išėjimo
linijoms±2 kV elektros perdavimo
linijoms±1 kV įėjimo / išėjimo
linijoms

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turibūti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.

Viršįtampiai
IEC61000-4-5±1 kV iš linijos (-ų) į liniją ±1 kV iš linijos (-ų) į liniją Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi
(-as)
(-as)
būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.
±2 kV iš linijos (-ų) į žemę ±2 kV iš linijos (-ų) į žemęĮtampossumažėjimas, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
svyravimai maitinimoįėjimo linijose
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % UTsumažėjimas) 0,5 ciklo ir
1 ciklas
70 % UT (30 % UTsumažėjimas) 25 ciklai
esant 50 Hz
0 % UT (100 % UTsumažėjimas)
250 ciklų esant 50 Hz

0 % UT (100 % UTsumažėjimas) 0,5 ciklo ir
1 ciklas
70 % UT (30 % UTsumažėjimas) 25 ciklai
esant 50 Hz
0 % UT (100 % UTsumažėjimas)
250 ciklų esant 50 Hz

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turibūti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai.
Jeigu „RadiForce“ serijos gaminio naudotojuireikia, kad jis nenustotų veikęs esant maitinimo
pertrūkiui, rekomenduojama „RadiForce“ serijos
gaminį maitinti iš nepertraukiamo energijosšaltinio arba akumuliatoriaus.

Elektros energijosdažnio ir magnetinis
laukas
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mElektros energijos dažnio ir magnetinio lauko
lygis turi būti būdingas įprastai komercinei arligoninės aplinkai. Naudojimo metu gaminį reikia
laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo elektros
energijos dažnio ir magnetinio lauko šaltinio.

Priedas25

Elektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal profesionalios sveikatos
priežiūros įstaigų reikalavimus (T), nurodytus IEC60601-1-2 standarte.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje.

Atsparumo
testasBandymo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Nešiojamosios ir mobiliosios aukštadažnės
ryšio įrangos nereikėtų naudoti mažesniu nei
rekomenduojamu atstumu, apskaičiuotu pagalsiųstuvo dažniui taikomą lygtį, nuo bet kurios„RadiForce“ serijos gaminio dalies, įskaitantlaidus.
Rekomenduojamas atstumasGairės dėl trikdžių,kuriuos sukelia arba
spinduliuoja radijodažnių laukai
IEC61000-4-6

Spinduliuojami radijodažnių laukai
IEC61000-4-3

3 Vrmsnuo 150 kHz iki 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM a) juostos nuo
150 kHz iki 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/mnuo 80 MHz iki 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,3√P, nuo 800 MHz iki 2,7 GHz„P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo
galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo, o„d“ yra rekomenduojamas atstumas metrais (m).
Fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų skleidžiami
laukai, nustatyti atliekant elektromagnetinį
įrengimo vietos tyrimą b), turi būti silpnesni už
kiekvieno dažnių diapazono atitikties lygį c).
Netoli įrangos, pažymėtos toliau nurodytu ženklu,
gali atsirasti trukdžių.

1 pastaba UT – tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant bandymo lygį.
2 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas.
3 pastaba Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti
netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių.
a)

ISM juostos (pramoninės, mokslo ir medicininės) nuo 150 kHz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki 6,795 MHz, nuo 13,553
MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki 40,70 MHz.

b)

Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam
radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio
teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę
aplinką reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti „RadiForce“ serijos
gaminį, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį, būtina stebėti, ar „RadiForce“
serijos gaminys veikia įprastai. Pastebėjus nukrypimų nuo normos, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui,pareguliuoti „RadiForce“ serijos gaminio padėtį arba perkelti jį į kitą vietą.

c)

Jeigu dažnis viršija 150 kHz – 80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.

26

PriedasRekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos ir„RadiForce“ serijos gaminio„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami
trikdžiai yra kontroliuojami. „RadiForce“ serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių
trukdžių išlaikydamas minimalų atstumą (30 cm) tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos(siųstuvų) ir „RadiForce“ serijos gaminių.
„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal bandymo reikalavimus (T)dėl atsparumo arti esant toliau nurodytiems radijo dažnių belaidžio ryšio įrangai.

Bandymų
dažnis(MHz)Dažnis a)(MHz)

Techninė
priežiūra a)

Bandymo lygis Atitikties lygis(T) c)
(C)
(V/m)
(V/m)

Moduliacija b)

385

380–390TETRA 400

Impulsų moduliacija b) 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz nuokrypis
1 kHz sinusas

28

28

710

704–787

LTE 13, 17 juosta

Impulsų moduliacija b) 9
217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE 5 juosta

Impulsų moduliacija b) 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 1, 3, 4, 25
juosta;
UMTS

Impulsų moduliacija b) 28
217 Hz28

2450

2400–2570„Bluetooth“,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7 juosta

Impulsų moduliacija b) 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulsų moduliacija b) 9
217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai.

b)nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

c)bandymų lygiai buvo apskaičiuoti naudojant didžiausią galią, 30 cm atstumą.

„RadiForce“ serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti arti esančių magnetinių laukų trikdžių,išlaikydamas minimalų atstumą (15 cm) tarp radijo dažnių siųstuvų ir „RadiForce“ serijos gaminių.
„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal bandymo reikalavimus (T)dėl atsparumo arti esantiems magnetiniams laukams, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje.

Bandymų dažnis

Moduliacija a)

134,2 kHz

Impulsų moduliacija a)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Impulsų moduliacija a)
50 kHz7,5a)Bandymo lygis (T)
(A/m)

65

Atitikties lygis (C)
(A/m)

7,5

nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

Priedas27

Kitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas tarp nešiojamosios armobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“ serijos gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal
maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią.

Siųstuvo vardinė
maksimali
atiduodamoji galia(W)

Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį
(m)nuo 150 kHz iki 80 MHz nuo 80 MHz iki 800 MHz nuo 800 MHz iki 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atstumą „d“, matuojamą metrais (m),galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui, kur „P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais(W), nustatyta siųstuvo gamintojo.
1 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas.
2 pastaba Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti
netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių.

28

Priedas153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023