Specifications

定格モデル
入力相電圧範囲※ 1
周波数範囲
力率※ 2
効率※ 2
最大消費電力ASR602-351

220.95 以上 （typ.）2380％以上
6kVA 以下

8kVA 以下

多相出力

単相出力

多相出力

4.5kVA

1P3W ： 3kVA
3P4W ： 4.5kVA

6kVA

1P3W ： 4kVA
3P4W ： 6kVA

1P2W

1P3W
3P4W ： Y 結線

1P2W

1P3W
3P4W ： Y 結線

ーUnbalance、 BalanceーUnbalance、 Balance

0.00V ～ 175.0 V/0.00V ～ 350.0V

0.01V/0.1V

0.01V/0.1V

0.00Vpp ～ 500.0Vpp/0.00Vpp ～ 1000Vpp

0.00Vpp ～ 500.0Vpp/0.00Vpp ～ 1000Vpp
0.01Vpp/0.1Vpp/1Vpp± (0.3% of set+0.5V/1V)

多相出力
0.00V ～ 350.0V/
0.00V ～ 700.0Vーー

0.01V/0.1V

1P3Wー

出力 ON 位相設定

0.00Vpp ～ 866.0Vpp/
0.00Vpp ～ 1732Vpp

60A/30A

0.01V/0.1V± (0.5% of rdg+0.5V/1V)

高調波電流(rms) (%) ※ 32± (0.7% of rdg+1V/2V)

DC ： ± (|0.5% of rdg|+0.5V/1V)

DC ： ± (|0.5% of rdg|+0.5V/1V)± (|2% of rdg|+1V/2V)± (0.7% of rdg+0.2A/0.1A)± (0.7% of rdg+0.1A/0.05A)
DC ： ± (|0.5% of rdg|+0.1A/0.05A)± (|2% of rdg|+1A/0.5A)± (1% of rdg+3W)

0.01Hz/0.1Hz

0.1VAR/1VAR± 0.005%

基本波の 100 次まで
200V/400V,100%
0.01V/0.1V,0.1%～ 20 次 ： ± (0.2% of rdg+0.5V/1V) 20 次～ 100 次 ： ± (0.3% of rdg+0.5V/1V)
基本波の 100 次まで
63A/31.5A,100%

21A/10.5A,100%0.01A/0.1A,0.1%～ 20 次 ： ± (1% of rdg+1A/0.5A)
20 次～ 100 次 ： ± (1.5% of rdg+1A/0.5A)

3 台まで
基本設定 ： 10 保存および呼び出し
標準 USB / LAN / RS-232C 外部信号入力、 外部制御 I/O、 V/I モニタ出力
オプション GP-IB
入力 - ケース / 出力 - ケース / 入力 - 出力 DC500V、 30M Ω以上
入力 - ケース / 出力 - ケース / 入力 - 出力 AC1500V または DC2130V、 1 分間異常ないこと

0.0°～ 359.9°可変 (Free/Fix 選択 )EN 61326-1 (Class A) EN 61326-2-1/-2-2 (Class A)

設定分解能 0.1° (1Hz ～ 500Hz),1° (500Hz ～ 2000Hz)
単相出力

多相出力

0°～ 359.9°

0°～ 359.9°

0°～ 359.9°

0°～ 359.9°

0.1°

ー0.1°

： ± 1.0°45Hz ～ 65Hz ： ± 1.0°

： ± 2.0°

15Hz ～ 2kHz ： ± 2.0°

EN 61000-3-2/-3-12 (Class A, Group 1) EN 61000-3-3/-3-11 (Class A, Group 1)

EMC

EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11/-4-34 (Class A, Group 1)
EN 55011 (Class A, Group1)

安全性
振動、 衝撃、 輸送

ISTA 2A テストによる環境

動作温度範囲 0℃～ 40℃ 保存温度範囲 -10℃～ 70℃

EN 61010-1
動作環境 屋内、 過電圧カテゴリ II 高度 2000m まで
動作湿度範囲 20%rh ～ 80%RH 保管湿度範囲 90%RH 以下± 20mV(typ.)

寸法 （ｍｍ） / 質量

DC 出力
ASR452-351

ASR602-351

4.5kW「省スペースで大きな挑戦を」Space saving for big challenge!

～ 20 次 ： ± (1% of rdg+.5A /0.25A)
20 次～ 100 次 ： ± (1.5% of rdg+0.5A/0.25A)

UVP、 OVP、 OCP、 OTP、 OPP、 ファン異常、 ピーク値および実効値電流制限

絶縁抵抗
耐電圧

設定分解能 0.1° (1Hz ～ 500Hz),1° (500Hz ～ 2000Hz)ー± (2% of rdg+2VAR)
0.000 ～ 1.000

インターフェース

0.0°～ 359.9°可変 (Free/Fix 選択 )1P3W ： L2 位相角
3P4W ： L2,L3 位相角
設定分解能
45Hz ～ 65Hz
設定確度※ 13
15Hz ～ 2kHz
DC オフセット※ 14± (2% of rdg+2VA)± (2% of rdg+6VAR)

保護機能
並列メモリ機能± 0.01% of set

設定範囲※ 12± (1% of rdg+1W)
0.1VA/1VA± (2% of rdg+6VA)

その他 （モデル共通）

0 ～ 1( 進み位相または遅れ位相、 45Hz ～ 65Hz)

多相出力± (|2% of rdg|+0.5A/0.25A)
0.1W/1W

20A/10A

AC Mode ： 15.00Hz ～ 2000.0Hz, AC+DC Mode ： 1.00Hz ～ 2000.0Hz

単相出力

AC / DC Power source± (0.5% of rdg+0.05A/0.03A)

DC ： ± (|0.5% of rdg|+0.2A/0.1A)

最大電流の 4 倍

出力 OFF 位相設定※ 11± (|2% of rdg|+1V/2V)
0.01 A / 0.1 A± (0.5% of rdg+0.1A/0.05A)

0.001

確度※ 34

マルチ相対応コンパクトAC/DC電源
ASR-4.5k/6kシリーズカタログ± (0.5% of rdg+0.5V/1V)± (0.7% of rdg+1V/2V)

範囲
最大値
分解能確度※ 33
範囲
最大値
分解能

高調波電圧(rms) (%) ※ 32

0.01Vpp/0.1Vpp/1Vpp

15A/7.5A

多相出力※ 27

分解能

0.01V/0.1V0.00Vpp ～ 1000Vpp/0.00Vpp ～ 2000Vpp

0.01Vpp/0.1Vpp/1Vpp
45A/22.5A※ 11モデル
出力容量モード

0.00V ～ 303.1V/0.00V ～ 606.2Vー0.00Vpp ～ 866.0Vpp/0.00Vpp ～ 1732Vpp

力率

平均値確度
ピーク値確度※ 2445Hz ～ 65Hz、 DC
分解能
45Hz ～ 65Hz,DC
実効値確度
15Hz ～ 2000Hz
平均値確度
ピーク値確度※ 26
45Hz ～ 65Hz、 DC
分解能
有効確度※ 30
分解能
皮相確度
分解能無効確度※ 31
範囲

0.00V ～ 350.0V/0.00V ～ 700.0V

ー0.00Vpp ～ 1000Vpp/
0.00Vpp ～ 2000Vpp

3P4W

多相出力ー0.00V ～ 303.1V/0.00V ～ 606.2V

3P4W

設定分解能
最大電流※ 7最大ピーク電流※ 8負荷力率※ 9
設定範囲
設定分解能
確度
安定性※ 10単相出力290.01Vpp/0.1Vpp/1Vpp± (0.3% of set+0.5V/1V)

1P3W

設定範囲※ 6280.00V ～ 175.0 V/0.00V ～ 350.0V

単相出力

設定分解能

ASR602-351

単相出力

25モード
設定モード※ 3
設定範囲※ 4( サイン波、 方形波 )設定分解能
設定範囲※ 4( 三角波、 ARB)
設定分解能
確度※ 5( 三角波、 任意波 )実効値確度47Hz ～ 63Hz

モデル

設定範囲※ 6

分解能
45Hz ～ 65Hz,DC
15Hz ～ 2000Hz

単相、 三相 （Δ、 Y） 選択式

AC 出力ASR452-351( サイン波、方形波 )

単相出力200V ～ 240V ± 10%、 相電圧 （Δ ： L-L、 Y ： L-N）

出力容量

6kW

結露なし

430(W) × 176(H) × 590(D) 突起部含まず / 約 40kg

4Uサイズで6kVA、単相200V入力にも対応しマルチ相出力・単相AC3ch出力・直流出力が可能な大容量交流・直流安定化電源

精度のある値は仕様の保証値です。 ただし、 参考値として記載されている精度は、 製品を使用する際の参考としての補足データであり、 保証するものではありません。 精度の記載がない値は公称値または代表値 （typ. で表示） となります。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

フローティング出力、 N 端子のみ接地可能

設定範囲
確度※ 15相電圧測定値表示 （測定機能の精度はすべて 23℃± 5℃の場合、 モデル共通）

入力定格
ASR452-351

※ 16

最大電流
最大ピーク電流※ 17-250.0V ～ +250.0V/-500.0V ～ +500.0V 設定分解能 ： 0.01V/0.1V± (|0.3 % of set|+0.3V/0.6V)
45A/22.5A

60A/30A
最大電流の 4 倍

出力安定性、 全高調波歪み、 出力電圧立ち上がり時間、 リップルノイズ
入力変動± 0.1% 以下 ( 相電圧 )負荷変動※ 18

± 0.1V/ ± 0.2V,@DC( 単相出力のみ、 0 ～ 100%、 出力端子にて )± 0.1V/ ± 0.2V,@45Hz ～ 65Hz( 相電圧、 0 ～ 100%、 出力端子にて )± 0.5V/ ± 1.0V,@ 全周波数範囲 ( 相電圧、 0 ～ 100%、 出力端子にて )出力ひずみ率※ 19
出力電圧レスポンス※ 20
リップルノイズ※ 21<0.3%@1Hz ～ 100Hz、 <0.5%@100.1Hz ～ 500Hz、 <1%@500.1Hz ～ 2000Hz
Fast ： 50 μ s(typ.) Middle ： 100μ s(typ.) Slow ： 300 μ s(typ.)
0.5Vrms/1Vrms(typ.)Dimension drawing

外観寸法図※1.Y 結線は三相４線 + 接地線、 デルタ結線は三相 3 線 + 接地線です。 付属品にて切替え。
※2.AC-INT モード、 定格出力電圧、 最大出力電流時、 抵抗負荷、 45Hz ～ 65Hz、 正弦波出力の場合。
※3. 多相モードでのみ設定可能。
※4. 多相出力時の相電圧設定用。 バランスモードでは全相を一括設定し、 アンバランスモードでは各相を個別に設定します。
※5. 出力電圧 10V ～ 175V/20V ～ 350V、 正弦波、 出力周波数 45Hz ～ 65Hz、 無負荷、 DC 電圧設定 0V(AC+DC モード )、 23℃±5℃の場合、 多相出力の相電圧設定用。
※6. バランスモードでは線間電圧のみ設定可能です。
※7. 出力電圧が 100V （100V レンジ） または 200V （200V レンジ） より高い場合は、 電源容量に制限されます。 直流重畳がある場合、 AC+DC の有効電流は最大電流まで出力できます。 40Hz 以下または 400Hz 以上の場合、 周囲温度が 40 度以上の場合、 最大電流が低下する場合があります。
※8. コンデンサ入力整流負荷に関して。 最大電流によって制限されます。
※9. 逆潮流容量が不足している外部電力注入または回生は使用できません。
※10.45Hz ～ 65Hz、 定格出力電圧、 無負荷および抵抗負荷における最大電流値、 および使用温度範囲の場合。
※11. 多相出力のアンバランスモードでは、 L1、 L2、 L3 相をアンバランスに設定できます。
※12. 多相出力のアンバランスモードのみ設定可能です。
※13. 出力電圧 50V 以上、 正弦波、 全相同一負荷、 同一電圧条件の場合。
※14.AC モード、 出力電圧 0V 設定、 23℃±5℃の場合。
※15. 出力電圧 -250V ～ -10V、 +10V ～ +250V/-500V ～ -20V、 +20V ～ +500V、 無負荷、 AC 電圧を 0V に設定 (AC+DC モード ) および 23℃±5℃の場合。
※16. 出力電圧が 100V （100V レンジ） または 200V （200V レンジ） より高い場合は、 電源容量を満たすために制限されます。 交流重畳がある場合、AC+DC の有効電流は最大電流まで出力できます。 また周囲温度が 40 度以上になると最大電流が低下する場合があります。
※17.3ms 以内、 定格出力電圧での最大電流によって制限されます。
※18. 出力電圧 75V ～ 175V/150V ～ 350V、負荷力率 1、背面パネルの出力端子により出力電流 0A から最大電流（またはその逆）まで段階的に変化の場合。
※19. 定格出力電圧の 50% 以上、 最大電流以下、 AC および AC+DC モード、 THD+N。 多相出力の場合、 相電圧設定仕様となります。
※20. 出力電圧 100V/200V、負荷力率 1、出力電流 0A から最大電流 ( またはその逆 ) までの段階的な変化に対しての場合。 出力電圧の 10% ～ 90% の時間。
※21. 背面パネルの出力端子を使用した DC モードの場合。 （5Hz ～ 1MHz）※22. 多相出力の場合は相電圧仕様となり、 直流平均値表示は選択できません。
※23. 精度は出力電圧が電圧設定範囲内の場合の値です。
※24. 精度は出力波形 DC または正弦波のみです。
※25. 精度は出力電流が最大電流の 5% ～ 100% の場合の値です。
※26. 精度は出力波形 DC または正弦波のみです。
※27. 多相出力の場合、 各相の仕様となります。
※28. 出力電圧が 50V 以上の場合、 出力電流は最大電流の 10% ～ 100% の範囲、 DC、 または出力周波数は 45Hz ～ 65Hz です。
※29.DC モードでは皮相電力と無効電力は表示されません。
※30. 力率 0.5 以上の負荷の場合。
※31. 力率 0.5 以下の負荷の場合。
※32. 測定は IEC またはその他の規格に準拠していません。 （相電圧と相電流） AC-INT、 50/60Hz のみ※33. 出力電圧 10V ～ 175V/20V ～ 350V の場合。
※34. 最大電流の 5% ～ 100% の範囲の出力電流。

マルチ相対応コンパクト AC/DC 電源

ASR-4.5k/6k Series

株式会社マックシステムズ
詳しくは●本社〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-2

2023.10.27 JPMS2310N(TTC050) Printed in Japan.

TEL

FAX

TEL

FAX

TEL

FAX

TELFAXTELFAX

TEL：(052) 223-2811●刈 谷 営 業 所

楠本第15ビル6FFAX：(052) 223-2810〒448-0003

刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801

FAX：(0566) 63-6800

URL；https://www.macsystems.co.jp• 最新の半導体SiC採用で、高さ４U/6kVAのコンパクト設計• 単相、単相3線、3相交流と直流のマルチ相出力、さらに3チャンネル電源として使用可能• AC入力も単相（２００V）、3相デルタ（Δ）、3相スター（Y）に対応、設置場所が広がります• 最大999ステップのシーケンス機能搭載で直流を含む複雑な試験が可能• 簡単な設定で電圧低下など異常試験を再現できるシミュレーション機能• 任意波形編集機能で様々な波形をパソコン不要で編集可能• 出力インピーダンス設定機能で実際のAC電源環境に近い試験が可能• 電圧、電流のモニタ出力を搭載（出力数：2ｃｈ、相および電圧・電流選択式）• インタフェース 標準：USB、RS-232C、LAN オプション：GP-IB

脱炭素社会に不可欠なスマートエネルギー開発をサポート！

単相 単相3線 3相の交流と直流のマルチ相出力に対応した高さ４U 6000VAのコンパクトAC/DC電源

特長・機能

ASRシリーズは、インバーター方式を採用した高さ４U、出力容量4500VA、6000VAのAC/DC電源です。単相、単相3線、3相交流と直流、入力も出力もマルチ相対応

さらに単相3チャンネルに対応したマルチ出力、豊富な測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能で様々な交流波形をサポート。さらに、交流＋直流、内部＋外部信号など組み合わせにより10種類の出力モードを備えています。インターフェースはUSB・Multi-in/Multi-out

LAN・RS-232Cを標準で搭載、オプションとしてGP-IBに対応しています。高機能ながら、7インチカラー液晶ディスプレイ搭載により、直観

ASR-4.5k/6k Series
USB

単相入力
（200V）

4U

三相を独立した制御（アンバランス出力・単相3ch）が可能

入力電源も単相、三相とも使用可能。単相2線から単相3線または三相への変換が可能です。三相が配電されていない実験室などでも使用できます。
※単相200Vとなります。100Vは使用できません。

的で使いやすいコストパフォーマンスに優れた交流・直流安定化電源です。

マルチ相対応コンパクトAC/DC電源

Features3 phase / 3 channel

三相電源設備が無くても三相機器の駆動が可能！

相電圧を一定にそろえたバランス出力の他に、各相を別々の電圧に設定することができるアンバランス出力、さらに3チャンネルの単相電源としても使用することができ、系統電圧不平衡時のシミュレーション試験や一般機器（単相）の比較試験に利用することもできます。

三相バランス出力

3相出力

三相アンバランス出力

アナログ制御RS-232C

GP-IB
オプション

PC不要の任意波形（ARB）編集機能
ARBWaveform

単相入力

3 phase / 3 channel

Internal L&R

Multi-in/Multi-out

モデル名

Simulation

Sequence Func.

-10V

Monitor Out

RMT Sensing

定格電力4500VA( 単相 3 線： 3000VA)

希望小売価格等詳細につきましては、
弊社ホームページをご確認ください。

MS36kVA

Types

Master Slave

430mm(W)×176mm(H)×590mm(D) 突起等含まず 質量 約40kg
Simulation

希望小売価格（税抜）

ASR452-351

ASR602-351

ARBWaveform

V/I F.S.

6000VA( 単相 3 線： 4000VA)※１ AC+DCモードの場合、ACモードでは15Hz～※2 100Vレンジ/200Vレンジ※３ 単相3線出力モード、相間の場合

入力電源定格最大消費電力

出力相 相電圧 周波数

最大出力電流単相・単相 3 線・三相交流
1Hz ※1 ～ 2000Hz
0 ～ 175V / 0 ～ 350V ※2
最大 700V ※ 345A / 22.5A ※2

直流
0 ～ ±250V / 0 ～ ±500V ※2
最大 1000V ※ 3インタフェース

このモードは、電圧・位相・周波数の変動など、電源の一般的な異常を6つのステップから生成することができます。一時的な異常のほか繰り返しの設定により周期的な異常として実行することができます。10個のシミュレーション設定をローカルメモリに保存できます。USBメモリにも保存可能です。

USB,LAN,RS-232C
GP-IB（Opt.）・出力端子カバー x 1式

※PCを使用しても操作可能。複雑な試験用にシーケンス機能も標準搭載しています。

例：瞬停時間を徐々に厳しく

・入力端子ショートバー（4種） x 各1式

LF-RING

CLIP

CF-1

Surge

CF-2

STAIR

出力インピーダンスが設定可能
Internal L&R

・ラックマウントアダプタ（EIA） x 1式
350V

Options

DST

PCを使用せず、簡単に電源異常をシミュレーション！

ACモード出力範囲

オプション

RIPPLE

Operating Aera

動作範囲・入力端子カバー x 1式

・USBケーブル（A-B 1.2m） x 1式

DIP

60A / 30A ※2

単相および3相3線 相間電圧（L-L）AC200V～240V、3相4線 相電圧（L-N）AC200V～240V 周波数 47Hz～63Hz
6000VA（ASR452-351） 8000VA（ASR602-351）

Accessories

付属品

三相4線入力シミュレーションモード

10V

2ch

三相3線入力9つの波形タイプのパラメータを調整することで、数万を超えるAC電圧波形をシミュレートすることができます。 パネルから目的の波形タイプを選択し、パラメータを設定した後でARB 1〜16に登録、出力モードに戻ればARB波形を選択するだけで出力できます。（WEBサーバー機能でより複雑な波形登録が可能です。）

出力インダクタンスとレジスタンスを設定することができます。通常のACラインはインピーダンスを持っていますので実際の環境に近い試験を行うことができます。

Advanced web server control

200Vレンジ

出力インダクタンス（L）

LANネットワークを使用したWEBサーバー機能により、機器のシステム情報やネットワー
ク構成、測定値の監視や各種設定（シミュレーションやシーケンスの編集も可能）、データロガー機能が簡単に使用することができます。

200V
175V

0.0～2000μH
出力抵抗（R）

100Vレンジ

0.0～1Ω

100V

ASR452-351【4500VA】
ASR602-351【6000VA】

GP-IBインタフェースASR-003

12.8A
17.1A

並列接続通信インタフェース
ASR-006

22.5A
30A

25.7A
34.2A

45A
60A

DCモード出力範囲

2つのモニター出力を標準搭載

±500V

10V

2ch

V/I F.S.
-10V

ASR452-351、ASR602-351はモニター出力を2つ搭載しており、任意の電圧、電流をオシロスコープ等で観測することができます。

Monitor Out

200Vレンジ

ラックマウントアダプタ（JIS）
GRA-451-J±2.5V/±10V 選択可能
出力抵抗：100Ω

±250V
100Vレンジ±200V

L1 Voltage±100V

CW-0330R
GTL-232
CB-2420P

三相3線ACケーブル（3m）RS-232Cクロスケーブル（2m）GP-IBケーブル（2m）

希望小売価格等詳細につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

ASR452-351【4500VA】
ASR602-351【6000VA】

信頼性試験のモニタやログデータ保存、タブレット端末※をコントローラ代わりに使用が可能！
9A
12A

18A
24A

22.5A
30A

45A
60A

※WiFi等の無線LANを経由する場合、通信速度によっては操作のタイムラグが発生します。

L1 Current