パワーメータ PW3336, PW3337

POWER METER PW3336, PW3337

高調波測定標準装備

高確度 3ch 電力計

AC/DC 1000V/65A までの機器を直接入力で正確に測定

PW3336（2ch モデル） PW3337（3ch モデル） DC、単相２線から三相４線まで測定可能 *モータ、インバータ、パワーコンディショナ、電源などの開発・生産に工作機械や空調機器などの産業機器、家電機器などの省エネ性能把握・確認に■ 電圧・電流・電力基本確度■ 有効測定周波数帯域■ 大電流測定■ 低損失の電流入力■ 高調波測定標準装備■ 低力率でも高確度測定■ 最大で AC5000A 測定： ± 0.15%： DC, 0.1Hz 〜 100kHz： 直接入力方式で最大 65A： 入力抵抗 1mΩ 以下： IEC61000-4-7 対応： トランス / モータの無負荷試験に： 外部センサ入力端子標準装備* 三相４線測定は PW3337 シリーズのみ

2

高確度
大電流
高調波測定

モータ・トランス・エアコンなどの開発・生産ラインをサポート

PW3336 シリーズ（2ch）、PW3337 シリーズ（3ch）は、当社従来機以上の確度を持ちながら、直接入力方式で最大 65A の電流測定、高調波解析機能を標準装備したシンプル＆高確度電力計です
基本性能

Basic specification

直接入力で最大 65A
1 大電流測定でも変わらない測定確度
電流は直接入力で 65 A まで確度保証。65A を超える大電流でも、オプションの電流センサを使用すれば測定可能。
一般的に直接入力方式の電力計では、大電流を入力した場合
シャント抵抗の自己加熱により確度が悪化します。PW3336/
PW3337 では DCCT 方式を用いることで入力抵抗を小さくし自己加熱による確度悪化をほぼゼロにしています。

65A

2mA

5000A
センサ入力

直接入力

2 "3ch 電力計 " という思想
使用する結線ごとに最適レンジを選択可能
たとえばインバータの１次側直流電源と２次側三相出力を１台で同時に測定可能。インバータや UPS をはじめ各種電源機器の入出力効率測定に活躍します。
１台で複数のレンジを使用可能

3 クラス最高の基本確度と DC 確度
HIOKI が積み上げた技術と実績がクラス最高の基本確度と DC 確度を実現。信頼の測定確度でお客様の計測シーンをサポートします。

基本確度±0.15% rdg.
DC 確度

ch3 DC
300V レンジ

ch1,ch2 3P3W
60V レンジ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.

3単相２線から三相４線まで
消費電力も高調波も全項目同時測定

PW3336 シリーズ（2ch モデル）
測定ライン：1P2W/1P3W/3P3W
基本性能

PW3337 シリーズ（３ch モデル）
測定ライン：1P2W/1P3W/3P3W/3P4W

Basic specification

4 電力データと高調波 全データを同時処理
RMS 値、MEAN 値、DC 成分、AC 成分、基本波成分および高調波測定、積算測定など全てのデータを内部で同時並列処理しています。電力データと高調波データでモードの切替は不要。表示を切り替えるだけで同時性のある測定値を得ることができます。
PC 通信ソフト * をご使用いただくと、PC への測定データ取得
はもちろん、同期している複数台のデータ取得も同時に行えます。

5 低力率でも高確度測定
力率の影響が ±0.1%f.s. と小さく、トランスの省エネ評価指標の一つである無負荷損の試験など、低力率時の有効電力を高確度で測定できます。
無負荷動作の際は一般的に電流波形のクレストファクタが高く、力率も悪くなりますが、PW3336/PW3337 シリーズなら正確に測定できます。

* 当社ホームページより無償ダウンロード

全データ同時処理
電圧 RMS 値
電圧 MEAN 値
電圧基本波成分
総合高調波ひずみ (THD)

6 広い周波数帯域 DC,0.1Hz-100kHz

7 変動の大きい電力の積算測定に

DC および 0.1Hz から 100kHz までの広帯域で、インバータ
機器の基本周波数帯域だけでなくキャリア周波数帯域もカバーします。

冷蔵庫やヒータ、ポンプなど負荷変動が大きい機器は、定格動
作時と無負荷時の消費電力に大きな差があります。PW3336/
PW3337 シリーズではダイナミックレンジが広く、積算中に大きな電力変動があっても、レンジ切替え無しに同一レンジで0W まで確度規定された積算電力測定が可能です。波形ピーク
はレンジ定格の 600% まで測定可能です
定格動作時

無負荷時
同一レンジで積算測定可能4

便利機能

Useful functions

1 充実の標準装備 高調波測定、電流センサ入力、同期制御、各種インタフェース
測定に必要な機能は全て標準装備。さらに GP-IB 通信、D/A 出力の有無で選べる合計 8 機種のラインナップ

機種別標準装備機能
型名

ch 数●：標準装備-：機能無し高調波測定

電流センサ入力

同期制御

LAN

RS-232C

GP-IB

D/A 出力

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

-

●

PW3336-03

●

●

●

●

●

●

●

PW3337

●

●

●

●

●

-

PW3337-01

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

PW3336PW3336-01
PW3336-02

PW3337-02

2ch

3ch

PW3337-03

2 IEC61000-4-7 にも対応 高調波測定
高調波測定の国際規格”IEC61000-4-7:2002”に対応した測定も、もちろん可能です。
基本波の周波数に応じて電圧・電流・電力それぞれ最大 50 次までの高調波測定が可能。総合高調波ひずみ率（THD）をはじめ基
本波成分、各次数の高調波レベル、位相差、含有率などを測定できます。また、高調波解析次数の上限値を２次〜 50 次の間で設定することができるため、THD 演算の上限次数が定められた規格でも、規格通りの演算をすることができます。

3 豊富なインタフェース
通信により本器の制御およびデータ取得が可能です。
PC ソフトは当社ホームページより無償ダウン
ロード。LAN 通信でパワーメータの設定、測定値モニタ、波形モニタ、時系列記録表示、イ
ンターバルデータ取得などが可能です。

(-01, -03)

IEC61000-4-7 について
IEC61000-4-7 は、電力供給システム内の高調波電流および高調波電圧、ならびに装置から放出される高調波電流の測定のための国際規格の１つで、標準測定器の性能を指定しています4 16ch D/A 出力 (-02, -03)
16bitD/A コンバータを内蔵し、測定値・積算電力などを電圧出力。外部にデータロガーやメモリハイコーダ・レコーダなどを接続すれば、温度をはじめ電力以外の信号と同時に記録することができます。このクラスでは初めて、１サイクルごとの有効電力レベ
ル出力を搭載しました。

PW3336-03
PW3337-03

5 最大 8 台 複数台同期制御
本器 8 台を接続することで同期測定が可能です。スレーブ設定された PW3336/PW3337 シリーズの演算、表示更新、デー
タ更新、積算制御、表示ホールドのタイミング、ゼロアジャスト、
キーロックを、マスタ器に合わせます。PC ソフト * を使用すれば複数台間の効率演算も可能です。
* 当社ホームページよりダウンロード

3 種類の D/A 出力 ( 切替あり )マスタ器

瞬時波形出力電圧 / 電流 / 電力の瞬時波形を出力( サンプリング速度：約 87.5kHz)

レベル出力

電圧 / 電流 / 電力項目ほか選択した項目を約 200ms 更新で出力

高速有効電力レベル出力

測定波形１サイクルごとの有効電力をレベル出力

瞬時波形出力 ( 電圧 )瞬時波形出力 ( 電流 )瞬時波形出力 ( 電力 )200ms 更新
レベル出力（電力）

１周期ごと更新

ファンモータ起動時の D/A 出力波形

高速有効電力レベル出力（電力）スレーブ器

6 電流センサも接続可能
65A を超える機 器でも、オプションの電流センサを使 用すれば測定可能。AC5000A まで確度保証された測定ができます。
高 確 度の貫通 型 AC/DC 電流センサや 50/60Hz 測定に特化したモデルなど必要に応じてお選びいただけます。

5

アプリケーション

Applications

1 トランス・モータ・エアコン・工作機械など三相電源機器の研究・開発・検査
おすすめのポイント
4 三相３線、三相４線 * の測定が可能。基本測定確度 ±0.15%rdg. で正確に測定
4 直接入力で 65A の大電流測定。シャント抵抗の自己加熱による確度悪化なし
4 IEC61000-4-7 対応の高調波測定機能をはじめ、電流センサ入力端子、LAN 通信も標準装備
4 有効電力は 0[W] から確度保証。変動の大きい負荷の積算電力も確度保証のとれた測定が可能
4 トランスの無負荷動作試験等の低力率時も有効電力を高確度で測定

三相電源

三相電源機器* 三相 4 線は PW3337 シリーズのみ

2 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定
おすすめのポイント
4 １次側 DC と２次側三相を PW3337 シリーズ１台、しかもそれぞれの最適レンジで同時測定
4 効率演算機能を搭載。出力 / 入力の演算を行い効率を本体画面上に表示
4 リプル率演算機能搭載。DC ラインに重畳する AC 成分の比率を本体画面上に表示
4 電流センサ入力端子標準装備。オプションの電流センサで 65A 以上の電流も測定可能
4 高調波測定機能標準装備。系統連系の際に気になる電圧 THD をはじめとした高調波成分を測定可能
三相DC

太陽光発電パネル

パワーコンディショナ

三相電源

その他 DC- 三相 , 単相 - 三相測定のアプリケーション

44

EV などバッテリ駆動（DC- 三相）機器の効率測定
EV 用急速充電器（三相 -DC）の効率測定

3 三相 - 三相インバータなど電源装置の測定
おすすめのポイント
4 ケーブル接続により複数台間で同期が可能。表示更新、データ更新、積算スタートなどを同時に行います
4 RMS 値、MEAN 値、基本波成分、THD、高調波成分など全データを同時並列処理で測定
4 DC, 0.1Hz 〜 100kHz までの広い周波数帯域。インバータ２次側の周波数帯もカバー
4 電流センサ入力端子標準装備。オプションの電流センサで 65A 以上の電流も測定可能

三相電源

接続ケーブル9165（同期用）

三相 - 三相インバータ

三相負荷

6

アプリケーション

Applications

4 無停電電源装置の１次側 / 内部回路 / ２次側 各段階での消費電力測定
おすすめのポイント
4 各 ch ごとのレンジ・測定種類を個別に測定可能。UPS の各段階における消費電力を測定可能
4 波形ピーク値、測定値の最大値 / 最小値をホールド
4 RMS 値、MEAN 値、基本波成分、THD、高調波成分など全データを同時並列処理で測定

内部 DC 回路

単相電源

無停電電源装置 (UPS)

単相負荷

5 複数負荷の同時測定
おすすめのポイント
4 各 ch ごとのレンジ・測定種類を個別に測定可能。UPS の各段階における消費電力を測定可能
4 変動の大きい電力もレンジを変えずに積算測定。長期間の積算電力評価試験にも威力を発揮
4 同期制御機能により最大８台の測定タイミング・積算スタート / ストップ同期が可能

単相電源

１台で複数の負荷を同時測定

単相負荷

単相電源

単相負荷

単相電源

単相負荷

7

ソフトウェアSoftware

PW3336/PW3337 Communicator
LAN、RS-232C、GP-IB(-01, -03) で通信できるソフトウェア。当社ホームページより無償ダウンロードいただけます。本体の設定、PC へのインターバルデータ取得、測定データ間の数値演算、複数台間の効率演算、１０項目以上の測定項目表示、波形表示等が可能です。

LabVIEW ドライバ
LabVIEW ドライバの使用によりデータ取得、計測システムの構築を行うことができます。
（LabVIEW は NATIONAL INSTRUMENTS 社の登録商標です）

寸法図

Dimensional drawing

仕様

Specifications（単位：mm）

入力仕様

基本測定仕様測定ライン

PW3336 シリーズ：
単相２線 (1P2W)
単相 3 線 (1P3W)
三相３線 (3P3W, 3P3W2M)
結線 (WIRING)
1P2W×2
1P3W
3P3W
3P3W2M

CH1
CH2
1P2W 1P2W
1P3W
3P3W
3P3W2M

PW3337 シリーズ
単相２線 (1P2W)
単相 3 線 (1P3W)
三相３線 (3P3W, 3P3W2M, 3V3A, 3P3W3M)
三相 4 線 (3P4W)
結線 (WIRING)
CH1
CH2
CH3
1P2W×3
1P2W 1P2W 1P2W
1P3W & 1P2W
1P3W
1P2W
3P3W & 1P2W
3P3W
1P2W
3P3W2M
3P3W2M
3V3A
3V3A
3P3W3M
3P3W3M
3P4W
3P4W
入力方式
電圧測定レンジ
電流測定レンジ
電力測定レンジ入 力 抵(50/60Hz)

電圧：
絶縁入力 , 抵抗分圧方式
電流：
絶縁入力 , DCCT 方式
AUTO/ 15.000V/ 30.000V/ 60.000V/ 150.00V/
300.00V/ 600.00V/ 1000.0V        結線ごとに設定可能
AUTO/ 200.00mA/ 500.00mA/ 1.0000A/ 2.0000A/
5.0000A/ 10.000A/ 20.000A/ 50.000A
結線ごとに設定可能
電圧 / 電流 各測定レンジの組合せによる（VA, var も同様）
3.0000W 〜 150.00kW（PW3336 は〜 100.00kW）

抗 電圧入力端子
電流直接入力端子2MΩ
1mΩ 以下測定方式

電圧 , 電流同時ディジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式

サンプリング周波数 700kHz
A/D コンバータ分解能 16bit
周波数帯域
DC，0.1Hz ～ 100kHz (0.1Hz ～ 10Hz は設計値 )同 期 ソ ー ス 結線ごとに設定可能(SYNC)PW3336 シリーズ
U1，U2，I1，I2，DC (200ms 固定 )PW3337 シリーズ
U1，U2，U3，I1，I2，I3，DC (200ms 固定 )
測定項目
電圧 ,
電流 ,
有効電力 ,
皮相電力 ,
無効電力 , 力率 ,
位相角 ,
周波数 ,
効率 ,
電流積算 ,
有効電力積算 ,積算時間 ,
電圧波形ピーク値 ,電流波形ピーク値 ,電圧クレストファクタ , 電流クレストファクタ ,時間平均電流 ,
時間平均有効電力 ,
電圧リプル率 ,電流リプル率 ,高調波関連項目
高調波電圧実効値 , 高調波電流実効値 , 高調波有効電力 ,総合高調波電圧ひずみ率 ,総合高調波電流ひずみ率 ,基本波電圧 ,
基本波電流 ,
基本波有効電力 ,
基本波皮相電力 , 基本波無効電力 , 基本波力率 ( 変位力率 ),基本波電圧電流位相差 ,チャネル間電圧基本波位相差 , チャネル間電流基本波位相差 ,高調波電圧含有率 , 高調波電流含有率 , 高調波有効電力含有率( 以下の項目は専用ソフトによりデータの取得が可能表示はしない )高調波電圧位相角 , 高調波電流位相角 , 高調波電圧電流位相差
整 流 方 式 AC+DC：交流＋直流測定(RECTIFIER)
電圧 , 電流とも真の実効値表示
AC+DC Umn：交流＋直流測定
電圧 平均値整流実効値換算表示
電流 真の実効値表示
DC：直流測定
電圧，電流とも単純平均表示
有効電力 ( 電圧 DC 値 × 電流 DC 値 ) による演算値
AC：交流測定
電圧 , 電流とも  (AC+DC 値 )2 − (DC 値 )2 による演算値
有効電力 (AC+DC 値 ) − (DC 値 ) による演算値
FND：高調波測定により基本波成分を抽出し，表示する8
ゼロクロスフィルタ 500Hz/ 200kHz
500Hz: 0.1Hz 〜 500Hz, 200kHz: 0.1Hz 〜 200kHz
測定確度
電圧
周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
DC
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 10kHz ±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
10kHz ＜ f ≦ 50kHz ±0.5％ rdg.±0.3％ f.s.
±0.8％ rdg.
50kHz ＜ f ≦ 100kHz ±2.1％ rdg.±0.3％ f.s.
±2.4％ rdg.

100％ f.s. ≦入力±0.2％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.2％ rdg.
±0.15％ rdg.
±0.2％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.8％ rdg.
±2.4％ rdg.

電流（直接入力）
周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
100％ f.s. ≦入力DC±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 1kHz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
1kHz ＜ f ≦ 10kHz ±(0.03 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.2％ f.s.
10kHz ＜ f ≦ 100kHz ±(0.3 ＋ 0.04×F)％ rdg. ±(0.6 ＋ 0.04×F)％ rdg. ±(0.6 ＋ 0.04×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
有効電力
周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
100％ f.s. ≦入力DC±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 1kHz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
1kHz ＜ f ≦ 10kHz ±(0.03 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.2％ f.s.
10kHz ＜ f ≦ 50kHz±(0.07×F)％ rdg.
±(0.3 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.3 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
50kHz ＜ f ≦ 100kHz ±(0.6 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.9 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.9 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
・f.s. は各測定レンジ
・表中の F は周波数 kHz
・電流の DC 測定確度には ±1mA を加算
・有効電力の DC 測定確度には (±1mA)×( 電圧読み値 ) を加算
・200mA，500mA レンジのとき，1kHz ＜ f ≦ 10kHz の電流，有効電力に ±0.1％ rdg. を加算
・0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz の電圧，電流，有効電力は参考値
・10Hz ≦ f ＜ 16Hz で 220V，20A を超える電圧，電流，
有効電力は参考値
・500Hz ＜ f ≦ 50kHz で 20A を超える電流，有効電力は参考値
・50kHz ＜ f ≦ 100kHz で 15A を超える電流、有効電力は参考値
・30kHz ＜ f ≦ 100kHz で 750V を超える電圧，有効電力は参考値

最大有効ピーク電圧 各電圧レンジの ±600％
ただし 300V，600V，1000V レンジは ±1500Vpeak
最大有効ピーク電流 各電流レンジの ±600％
ただし 20A レンジおよび 50A レンジは ±100Apeak
確度保証期間
1 年間
調整後確度保証期間 6 か月
温湿度範囲 23℃ ±5℃，80％ rh 以下 , ウォームアップ時間
確度保証条件30 分 , 正弦波入力，力率 1，対地間電圧 0V，ゼロアジャスト後 ,基本波が同期ソースの条件を満たす範囲内において
温度係数±0.03％ f.s./℃以下
力率の影響±0.1％ f.s. 以下 (45 ～ 66Hz，力率＝ 0 にて )内部回路電圧－電流間位相差 ±0.0573°
同相電圧の影響 ±0.02％ f.s. 以下 (600V，50/60Hz，入力端子－ケース間に印加時 )外部磁界の影響 400A/m，DC および 50/60Hz の磁界中において±1.5％ f.s. 以下
電圧
電流±1.5％ f.s. または ±10mA のどちらか大きい方以下
有効電力 ±3.0％または ( 電圧の影響量 )×(±10mA) のどちらか大きい方以下
帯磁の影響±10mA 相当以下 ( 電流直接入力端子に DC 100A 入力後 )隣接 ch への入力の影響 ±10mA 相当以下（隣接するチャネルへ 50A 入力時）

周波数測定仕様
測定チャネル数

3 チャネル

測定ソース
測定方式
測定レンジ
測定確度
有効測定範囲チャネルごとに U (V Hz) または I (A Hz) を選択
入力波形の周期からの逆算 ( レシプロカル方式 )500Hz/ 200kHz ( ゼロクロスフィルタと連動 )±0.1％ rdg.±1dgt. (0℃～ 40℃ )0.1Hz ～ 100kHz( 測定ソースの測定レンジに対して 20％以上の正弦波において )測定周波数下限設定あり 0.1Hz/1Hz/10Hz
0.1000Hz ～ 9.9999Hz， 9.900Hz ～ 99.999Hz，
99.00Hz ～ 999.99Hz，
0.9900kHz ～ 9.9999kHz，
9.900kHz ～ 99.999kHz， 99.00kHz ～ 220.00kHz

表示形式

皮相電力・無効電力・力率・位相角
測定種類
有効測定範囲表示範囲
極性

電力関係演算式
結線
各 ch: ( i ) 1P2W
1P3W
3P3W
3P3W2M
3V3A
3P3W3M
3P4W

sum 値

sum 値

3P3W2M
3V3A
3P3W3M
3P4W

結線
各 ch: ( i ) 1P2W
1P3W
3P3W
3P3W2M
sum 値
3V3A
3P3W3M
3P4W

X: U( 電圧 ) または I( 電流 )X( i )
1
Xsum = (X(1) + X(2))
2
Xsum =

1(X( 1 ) + X( 2 ) + X( 3 ))3P( i )P( 有効電力 )Psum = (P(1) + P(2))
Psum = (P( 1 ) + P( 2 ) + P( 3 ))Ssum = S( 1 ) + S( 2 ) + S( 3 ): 力率( i ) = si( i )P( i )S( i )

Qsum = Q( 1 ) + Q( 2 )Qsum = Q( 1 ) + Q( 2 ) + Q( 3 ): 位相角( i ) = si( i ) cos-1| ( i )|

sum = sisum cos-1

Psum
sum = sisum
Ssum|| sum |

(0º to ±90º)

sum = sisum 180 - cos-1| sum||(±90º to ±180º)

電圧・電流波形ピーク値測定仕様
測定方式

サンプリングした瞬時値から波形のピーク値を測定する ( 正負両極性 )サンプリング周波数 700kHz
レンジ構成
電圧ピーク
電圧レンジ
15V
30V
60V
150V 300V 600V 1000V
電圧ピークレンジ 90.000V 180.00V 360.00V 900.00V 1.8000kV 3.6000kV 6.0000kV
電流ピーク
電流レンジ
200mA 500mA
1A
2A
5A
10A
20A
50A
電流ピークレンジ 1.2000A 3.0000A 6.0000A 12.000A 30.000A 60.000A 120.00A 300.00A

測定確度

表示範囲

電圧・電流・有効電力各チャネルと sum 値の演算式

Ssum = 3 (S( 1 ) + S( 2 ) + S( 3 ))3

Q : 無効電力
Q( i ) = si( i ) S( i )2 - P( i )2

極性符号 Sisum は Qsum の符号から取得する

測定種類
有効測定範囲極性

I( i )

Ssum = S( 1 ) + S( 2 )Ssum = 23 (S( 1 ) + S( 2 ))

1P3W
3P3W

有効測定範囲表示範囲

S : 皮相電力
S( i ) = U( i )結線
各 ch: ( i ) 1P2W

電圧・電流・有効電力測定仕様
RECTIFIER AC+DC，DC，AC，FND，AC+DC Umn
レンジの 1％～ 130％
電圧
ただし ,1000V レンジは 1000Vrms, 1500Vpeak まで
電流レンジの 1％～ 130％
有効電力 レンジの 0％～ 169％ (1000V レンジ使用時は 130％まで )ただし，電圧および電流が有効測定範囲内のときに規定
電圧・電流 レンジの 0.5％～ 140％ (0.5％未満はゼロサプレス )有効電力 レンジの 0％ ～ 196％ ( ゼロサプレスなし )電圧・電流 RECTIFIER DC のときに表示あり
有効電力 ＋ 消費電力 ( 極性の表示なし )，－ 発電または回生電力

測定仕様

RECTIFIER
皮相電力・無効電力・力率 AC+DC，AC，FND，AC+DC Umn
位相角AC，FND
電圧，電流，有効電力の有効測定範囲にしたがう
皮相電力・無効電力 レンジの 0％～ 196％  ( ゼロサプレスなし )力率±0.0000 ～ ±1.0000
位相角＋ 180.00 ～－ 180.00
無効電力・力率・位相角
電圧波形の立ち上がりと電流波形の立ち上がりの進み，遅れにより極性をつける＋ 電圧に対して電流が遅れている場合 ( 極性の表示なし )－ 電圧に対して電流が進んでいる場合

DC および 10Hz ≦ f ≦ 1kHz にて，±2.0％ f.s.
(f.s. は電圧・電流各ピークレンジ )0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz および 1kHz 超は参考値
電圧ピークレンジまたは電流ピークレンジの ±5％～ ±100％
ただし電圧ピークは ±1500V まで , 電流ピークは ±100A まで
電圧ピークレンジまたは電流ピークレンジの ±0.3％～ ±102％(±0.3％未満はゼロサプレス )電圧・電流クレストファクタ測定仕様
測定方式
有効測定範囲
表示範囲

電圧および電圧波形ピーク値、または電流および電流波形
ピーク値の表示更新周期ごとの表示値より算出
電圧および電圧波形ピーク値、または電流および電流波形
ピーク値の有効測定範囲にしたがう
1.0000 ～ 612.00 ( 極性なし )電圧・電流リプル率測定仕様
測定方式
有効測定範囲
表示範囲
極性

電 圧 ま た は 電 流 の DC 成 分 に 対 す る AC 成 分 (peak topeak( ピークの幅 )) の割合を演算する
電圧および電圧波形ピーク値、または電流および電流ピー
ク値の有効測定範囲にしたがう
0.00[％ ] ～ 500.00[％ ]なし9同期制御（全機種標準装備）

積算測定仕様（全機種標準装備）

機能

測定項目

スレーブとなる PW3336 ／ PW3337 シリーズの演算，表示 更 新， デ ー タ 更 新， 積 算 START/STOP/RESET， 表 示
HOLD, キーロック , ゼロアジャストのタイミングをマスタとなる PW3336 ／ PW3337 シリーズに合わせる
端子
BNC 端子 1 個 ( 非絶縁 )端子名称
EXT SYNC
入出力設定
OFF / IN / OUT
OFF 同期制御機能 OFF
IN
EXT SYNC 端子を入力に設定，専用の同期信号が入力可能となる ( スレーブ )OUT EXT SYNC 端子を出力に設定，専用の同期信号を出力する ( マスタ )同期制御可能台数 マスタ 1 台 , スレーブ 7 台（合計 8 台）

電流積算値の総和 ( パネル表示上は Ah)
プラス方向の電流積算値 ( パネル表示上は Ah ＋ )マイナス方向の電流積算値 ( パネル表示上は Ah － )測定種類

効率測定仕様（全機種標準装備）
測定方式

チャネル間，結線間の有効電力の比より，効率 η[％ ] を算出

結線と演算式RECTIFIER AC+DC の有効電力により演算する
PW3336 シリーズ結線
CH1 CH2(WIRING)
1P2W×2 1P2W 1P2W
1P3W
3P3W
3P3W2M演算式

η1 ＝ 100×|P2| ／ |P1|
η2 ＝ 100×|P1| ／ |P2|

1P3W
3P3W
3P3W2M

積算時間
積算時間確度
積算測定確度
有効測定範囲
表示分解能
機能

PW3337 シリーズ
結線
(WIRING)

CH1

CH2

CH3

演算式

η1 ＝ 100×|P3| ／ |P1|
1P2W×3 1P2W 1P2W 1P2W
η2 ＝ 100×|P1| ／ |P3|
1P3W &
1P3W
1P2W
1P2W
η1 ＝ 100×|P3| ／ |Psum|
η2 ＝ 100×|Psum| ／ |P3|
3P3W &
3P3W
1P2W
1P2W

有効測定範囲表示範囲

3P3W2M

3P3W2M

3V3A
3P3W3M
3P4W

3V3A
3P3W3M
3P4W

アベレージ
（AVG）

結線ごとの電圧，電流各レンジを入力に応じて自動的に変更する
レンジアップ
レンジの 130％超の入力時またはピークオーバー時にアップ
レンジダウン
レンジの 15％未満の入力時にダウン
ただし下のレンジでピークオーバーする場合はダウンしない
電圧，電流，有効電力，皮相電力，無効電力の平均化を行う
力率，位相角は平均化されたデータから演算で求める
ピーク値，効率，周波数，積算値，T.AV，クレストファクタ，
ひずみ率，高調波 , リプル率 ,THD 以外の測定値の平均化をおこなう
方式：単純平均
平均化回数と表示更新間隔
2

表示更新間隔 200ms 400ms

スケーリング（VT, CT）

5

10

25

50

100

1s

2s

5s

10s

20s

キーロック

VT 比，CT 比を設定し，測定値に反映させる
結線ごとに設定可能
OFF (1.0), 0.1 ～ 1000 ( 設定は 0)
ＶＴ比設定範囲
ＣＴ比設定範囲
OFF (1.000), 0.001 ～ 1000( 設定は 0)
測定値の表示更新を停止し，その時点での表示値を固定
通信により取得する測定データも固定される
内部演算 ( 積算，積算経過時間含む ) は継続する
アナログ出力，波形出力はホールドしない
外部制御あり（ホールド ON/OFF）
測定値の最大値 / 最小値および電圧，電流波形ピーク値の
最大値 / 最小値を検出して表示ホールドする
極性付のデータについてはその絶対値により最大値 / 最小値を表示ホールドする ( 正負両極性表示 )内部演算 ( 積算，積算経過時間含む ) は継続する
アナログ出力，波形出力はホールドしない
電流入力部 DCCT の消磁 (DEMAG) 実施後，電圧，電流の入力オフセットをゼロ補正する
測定状態で SHIFT キー，KEYLOCK キー以外のキーを受け付けない

バックアップ

電源 OFF または停電時に各種設定内容と積算データをバックアップ

ホールド（HOLD）

最大値 / 最小値
ホールド
（MAX/MIN
HOLD）
ゼロアジャスト

時間平均電流・時間平均有効電力測定仕様 (T.AV)（全機種標準装備）
測定方式

積算値を積算時間で除算し平均値を求める

測定確度
有効測定範囲( 電流・有効電力の測定確度 ) ＋ (±0.01%rdg. ±1dgt)
電流積算または有効電力積算の有効測定範囲にしたがう

測定方式

有効電力の有効測定範囲にしたがう
0.00[％ ] ～ 200.00[％ ]1
平均化回数 (OFF)

外部制御
測定レンジ

有効電力積算値の総和 ( パネル表示上は Wh)
プラス方向の有効電力積算値 ( パネル表示上は Wh ＋ )マイナス方向の有効電力積算値 ( パネル表示上は Wh － )RECTIFIER AC+DC，AC+DC Umn
電流
表示更新間隔 ( 約 200ms) ごとの電流実効値データ ( 表示値 ) を積算した結果を積算値として表示する
有効電力 選択した同期ソース 1 周期ごとに算出される
有効電力値を極性別に積算した結果を積算値として表示する
RECTIFIER DC
電流，有効電力ともサンプリングした瞬時データを極性別に積算した結果を積算値として表示する(DC と AC が混在する有効電力の場合、DC 成分の積算値ではない )1 分～ 10000 時間，1 分単位で設定可能±100ppm±1dgt. (0℃～ 40℃ )±( 電流，有効電力の測定確度 )+(±0.01%rdg.±1dgt)
PEAK OVER U または PEAK OVER I が発生するまで
999999 (6 桁＋小数点 )積算時間の設定 ( タイマ ) による積算のストップ
積算経過時間の表示 ( パネル表示上は TIME)
スタート / ストップの繰り返しによる加算積算
停電時の積算値および積算経過時間のバックアップ
停電復帰時の積算の停止
外部制御による積算のスタート / ストップ，積算値のリセット
積算スタート時のレンジで固定

高調波測定仕様（全機種標準装備）

機能仕様（全機種標準装備）
オートレンジ（AUTO）

チャネルごと以下の 6 項目を同時積算 ( 合計 18 項目 )システムリセット 機器の設定を初期状態にする
通信関連の設定 ( 通信速度、アドレス ) は初期化しない

ゼロクロス同期演算方式 ( 結線に応じた ch 別ウィンドウ )ディジタルアンチエリアシングフィルタ後ゼロクロス間均等間引き
補間演算あり ( ラグランジュ補間 )同期周波数が 45Hz ～ 66Hz のとき
IEC61000-4-7:2002 準拠
測定周波数が 50Hz，60Hz を外れた場合ギャップ，
オーバーラップが生じる場合あり

同期周波数が 45Hz ～ 66Hz 以外のとき
ギャップ，オーバーラップなし
同期ソース
基本測定仕様の同期ソース (SYNC) にしたがう
測定チャネル
3 チャネル
測定項目
高調波電圧実効値， 高調波電圧含有率， 高調波電圧位相角，高調波電流実効値， 高調波電流含有率， 高調波電流位相角，高調波有効電力含有率， 高調波電圧電流位相差，高調波有効電力，
総合高調波電圧ひずみ率，総合高調波電流ひずみ率，
基本波電圧，
基本波電流，
基本波有効電力，
基本波皮相電力，
基本波無効電力，
基本波力率，
基本波電圧電流位相差，チャネル間電圧基本波位相差，チャネル間電流基本波位相差（以下の項目は通信により取得）
高調波電圧電流位相差
高調波電圧位相角
高調波電流位相角
FFT 処理語長32bit
FFT ポイント数 4096 ポイント
窓関数
レクタンギュラ
解析ウインドウ幅 45Hz ≦ f ＜ 56Hz 178.57ms ～ 222.22ms (10 周期 )56Hz ≦ f ＜ 66Hz 181.82ms ～ 214.29ms (12 周期 )上記以外の周波数
185.92ms ～ 214.08ms
データ更新レート ウインドウ幅にしたがう
同期周波数範囲 10Hz ～ 640Hz
最大解析次数同期周波数 (f) 範囲
解析次数10Hz ≦ f ≦ 100Hz
100Hz ＜ f ≦ 200Hz
200Hz ＜ f ≦ 300Hz
300Hz ＜ f ≦ 500Hz
500Hz ＜ f ≦ 640Hz
解析次数上限設定 2 ～ 50 次
測定確度
f.s. は各測定レンジ
周波数 (f)DC
10Hz ≦ f ＜ 30Hz
30Hz ≦ f ≦ 400Hz
400Hz ＜ f ≦ 1kHz
1kHz ＜ f ≦ 5kHz
5kHz ＜ f ≦ 8kHz

50 次
40 次
25 次
15 次
11 次

電圧，電流，有効電力±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±1.0％ rdg.±0.5％ f.s.
±4.0％ rdg.±1.0％ f.s.

DC の場合、電流には ±1mA、有効電力には [±1mA]×[ 電
圧読み値 ] を加算

10表示器仕様（全機種標準装備）

出力周波数帯域表示器

7 セグメント LED

表示項目数
表示分解能

4 項目
積算値以外 99999 カウント
積算値 999999 カウント
200ms±50ms( 約 5 回 /s) ～ 20s( アベレージ回数の設定により変化 )表示更新レート

最大出力電圧瞬時波形出力、高速有効電力出力
DC および 10Hz ～ 5kHz にて上記確度規定
レベル出力
電圧，電流，有効電力，皮相電力，無効電力，時間平均電流 / 有効電力
レンジの ±100％に対して DC ±2V
力率±0.0000 で DC ±2V，±1.0000 で DC 0V
位相角0.00°で DC 0V, ±180.00°で DC ±2V
電圧 / 電流リプル率，総合高調波電圧 / 電流ひずみ率
100.00％で DC +2V
電圧 / 電流クレストファクタ
10.000 で DC +2V
周波数
測定値により変化
0.1000Hz ～ 300.00Hz まで 100Hz で DC +2V
300.01Hz ～ 30.000kHz まで 10kHz で DC +2V
30.001kHz ～ 220.00kHz まで 100kHz で DC +2V
効率200.00％で DC +2V
電流積算，有効電力積算( レンジ )×( 積算設定時間 ) で DC ±5V
波形出力
レンジの 100％に対して 1Vf.s.
約 DC ±12V

出力更新レート

レベル出力

出力電圧

外部電流センサ入力仕様（全機種標準装備）
端子

絶縁 BNC 端子

各チャネル 1 個

電流センサタイプ OFF / TYPE1 / TYPE2
切り替え
OFF 設定時は外部電流センサ入力端子からの入力は無視
電流測定
対応可能な電流センサ
オプション
TYPE1 (100 A 〜 5000 A センサ対応 )9660, 9661, 9669, CT9667-01/-02/-03
TYPE2 (20 A 〜 1000 A センサ , 別途電源が必要 )C T6862-05, CT6863-05, 9709-05, CT6865-05,
9272-05, CT6841-05, CT6843-05, CT6844-05,
CT6845-05, CT6846-05
電流測定レンジ AUTO / 10A / 20A / 50A ( パネル表記レンジ )結線ごとに選択可能，CT 比の手動設定により直読可能
電力レンジ構成 電圧 / 電流 各測定レンジの組合せによる60.000W 〜 15.000MW（VA, var も同様）
測定確度
外部電流センサ入力 本体確度のみ
電流・有効電力
周波数 (f)DC
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
45Hz ≦ f ≦ 66Hz
66Hz ＜ f ≦ 500Hz
500Hz ＜ f ≦ 1kHz
1kHz ＜ f ≦ 10kHz
10kHz ＜ f ≦ 50kHz
50kHz ＜ f ≦ 100kHz

入力＜ 50％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.6％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.3％ f.s.
±5.0％ f.s.

50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.6％ f.s.
±0.4％ rdg.
±0.4％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.4％ rdg.
±0.5％ rdg.
±5.0％ rdg.

100％ f.s. ≦入力±0.8％ rdg.
±0.4％ rdg.
±0.4％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.4％ rdg.
±0.5％ rdg.
±5.0％ rdg.

温度係数
出力抵抗

外部制御（全機種標準装備）
・f.s. は各測定レンジ
・電流，有効電力確度は上記電流，有効電力確度に電流センサの確度を加算する
・有効測定範囲，周波数特性は電流センサの仕様にしたがう
・0.1Hz ～ 10Hz の電流，有効電力は参考値
・10Hz ～ 16Hz で 220V を超える有効電力は参考値

温度係数

応答時間

機能
外部制御

電流，有効電力 ±0.08％ f.s./℃ ( 本体温度係数，f.s. は本体測定レンジ )上記に電流センサ温度係数を加算する

本体 ±0.15％ f.s. 以下 (45 ～ 66Hz，力率＝ 0 にて )内部回路電圧－電流間位相差 ±0.0859°
上記内部回路電圧－電流間位相差に電流センサ位相確度を加算する
電 流 ピ ー ク 値 測 ( 外部電流センサ入力本体確度 ) ＋ (±2.0％ f.s.) (f.s. は
定確度
電流ピークレンジ )上記に電流センサ確度を加算する
高調波測定確度 外部電流センサ入力 本体確度のみ
周波数 (f)
電圧
DC±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
10Hz ≦ f ＜ 30Hz ±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
30Hz ≦ f ≦ 400Hz ±0.3％ rdg.±0.1％ f.s.
400Hz ＜ f ≦ 1kHz ±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
1kHz ＜ f ≦ 5kHz ±1.0％ rdg.±0.5％ f.s.
5kHz ＜ f ≦ 8kHz ±4.0％ rdg.±1.0％ f.s.

電流，有効電力±0.6％ rdg.±0.8％ f.s.
±0.6％ rdg.±0.4％ f.s.
±0.5％ rdg.±0.3％ f.s.
±0.6％ rdg.±0.5％ f.s.
±1.0％ rdg.±5.5％ f.s.
±2.0％ rdg.±6.0％ f.s.

f.s. は各測定レンジ
電流，有効電力確度は上記電流，有効電力確度に電流センサの確度を加算する

D/A 出力仕様 (PW3336-02, PW3336-03, PW3337-02, PW3337-03)
出力チャネル数

16 チャネル

構成
出力項目

16bit D/A 変換器 ( 極性＋ 15bit)
U1 ～ U3 ( 電圧レベル )/ u1 ～ u3 ( 瞬時電圧波形 ) 切替え
I1 ～ I3 ( 電流レベル )/ i1 ～ i3 ( 瞬時電流波形 ) 切替え
P1 ～ P3 ( 有効電力レベル )/ p1 ～ p3 ( 瞬時電力波形 ) 切替え
Psum( 有効電力レベル )/ HiPsum ( 高速有効電力レベル ) 切替え
Psum,HiPsum は結線モードが 1P2W では出力なし
1P3W,3P3W,3P3W2M は P12、
3V3A,3P3W3m,3P4W は P123 を出力する
D/A1 ～ D/A3
皮相電力，無効電力，力率，位相角，総合高調波電圧 / 電流ひずみ率，
電圧 / 電流クレストファクタ，時間平均電流 / 有効電力 ,
電圧 / 電流リプル率，周波数，効率，電流積算，
有効電力積算の各チャネル，sum 値のうち 3 項目を選択可能( 高調波の各次数の出力はなし )Hi-P1 ～ Hi-P3,Hi-Psum ( 高速有効電力レベル )AC+DC 固定
Hi-P1 ～ Hi-P3,Hi-Psum 以 外 の レ ベ ル 出 力 は AC+DC，
AC+DC Umn，DC，AC，FND，T.AV の選択可能
f.s. は各出力項目の出力電圧定格値に対する値( 各出力項目の測定確度 ) ＋ (±0.2％ f.s.)
レベル出力
高速有効電力レベル出力 ( 各出力項目の測定確度 ) ＋ (±0.2％ f.s.)
瞬時波形出力( 各出力項目の測定確度 ) ＋ (±1.0％ f.s.)
瞬時電圧，瞬時電流 実効値レベル
瞬時電力
平均値レベル

外部制御による積算のスタート / ストップ，積算値のリセット , ホールド
入力信号レベル 0-5V (Hi スピード CMOS レベル )または短絡 (Lo) ／開放 (Hi)機能
外部制御信号
スタート
Hi → Loストップ
Lo → Hi
リセット
200ms 以上の Lo 期間
ホールド ON
Hi → Lo
ホールド OFFLo → Hi

力率の影響

出力確度

200ms±50ms ( 約 5 回 / 秒 ) 固定
平均化回数の設定，表示ホールドとは無関係
波形出力
約 11.4μs ( 約 87.5kHz)
高速有効電力レベル出力 同期ソースに設定した入力波形の 1 周期ごと更新
レベル出力 0.6s 以下
波形出力変換速度約 0.2ms 以下
高速 P レベル 1 周期
±0.05％ f.s./℃以下
100Ω±5Ω

外部制御端子START / STOP
RESET
HOLD

GP-IB インタフェース (PW3336-01, PW3336-03, PW3337-01, PW3337-03)
方式
アドレスIEEE-488.1 1987 準拠，IEEE-488.2 1987 参考
インタフェースファンクション
SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0
00 ～ 30

RS-232C インタフェース（全機種標準装備）
コネクタ
通信方式
通信速度

D-sub 9 ピンコネクタ ×1
全二重，調歩同期方式 , ストップビット 1 ( 固定 ),データ長 8 ( 固定 ), パリティなし
9600bps / 38400bps

LAN インタフェース（全機種標準装備）
コネクタ
電気的仕様
伝送方式
プロトコル
機能

RJ-45 コネクタ ×1
IEEE802.3 準拠
10BASE-T/100BASE-TX 自動認識
TCP/IPHTTP サーバ ( 遠隔操作 )専用ポート ( コマンド制御，データ転送 )コントローラによるリモート制御

一般基本仕様
製品保証期間
使用場所
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
耐電圧

3 年間
屋内 , 汚染度２, 高度 2000m まで
0℃〜 40℃ , 80% rh 以下 , 結露しないこと-10℃〜 50℃ , 80% rh 以下 , 結露しないこと
AC4290Vrms（感度電流 1mA）
電圧入力端子 -( ケース , インタフェース , 出力端子一括 ) 間
電流直接入力端子 -( ケース , インタフェース , 出力端子一括 ) 間
電圧入力端子 - 電流直接入力端子間
対 地 間 最 大 定 格 電圧入力端子 , 電流直接入力端子 1000V(50/60Hz)
電圧測定カテゴリ III 600V( 予想される過渡過電圧 6000V)
測定カテゴリ II 1000V( 予想される過渡過電圧 6000V)
最大入力電圧
電圧入力端子 U-± 間 1000V, ±1500Vpeak
最大入力電流電流直接入力端子 I-± 間 70A ,±100Apeak
安全性：EN61010,EMC：EN61326,EN61000-3-2, EN61000-3-3適合規格
定格電源電圧
AC100V ～ 240V, 定格電源周波数 50/60Hz
最大定格電力40VA 以下
寸法
305W×132H×256D mm ( 突起物は含まない )PW3336 シリーズ約 5.2kg, PW3337 シリーズ 5.6kg
質量
付属品
取扱説明書 1 部 , 電源コード 1 本 , 測定ガイド１部

11

電流センサ TYPE1 仕様
クランプオンセンサ
9660

クランプオンセンサ
9661

クランプオンセンサ
9669

フレキシブルクランプオンセンサ フレキシブルクランプオンセンサ フレキシブルクランプオンセンサ
CT9667-01
CT9667-02
CT9667-03

外観

定格一次電流AC 100A

AC 500A

AC 1000A

測定可能導体径φ15mm 以下

φ46mm 以下

φ55 mm 以下 ,80mm×20mm ブスバー

基本確度

45 〜 66Hz において45 〜 66Hz において±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. ( 振幅 ) ±0.3％ rdg.±0.01％ f.s ( 振幅 )±1°( 位相)±0.5°以内 ( 位相)周波数特性

40 Hz 〜 5 kHz で ±1.0％以内（確度からの偏差）AC 500A/5000A 切替え
φ100 mm 以下

φ180 mm 以下

φ254 mm 以下

45 〜 66Hz において±1.0％ rdg.±0.01％ f.s. ( 振幅 )±1°以内 ( 位相)45 〜 66Hz において±2.0％ rdg.±0.3%f.s. ( 振幅 )±1°以内 ( 位相)40 Hz 〜 5 kHz で ±2.0 %( 確度からの偏差 )10Hz 〜 20kHz で ±3dB 以内（確度からの偏差）40 Hz 〜 5 kHz で ±1.0％以内（確度からの偏差）

使用温度範囲

0℃〜 50℃

0℃〜 50℃

0℃〜 50℃

導体位置の影響±0.5% 以内

±0.5% 以内

±1.5% 以内

±3% 以内外部磁界の影響400A/m の交流磁界において0.1A 以下

400A/m の交流磁界において0.1A 以下

400A/m の交流磁界において
1A 以下

400A/m の交流磁界において
1.5%f.s. 以下

対地間最大電圧-25℃〜 65℃

-10℃〜 50℃

CAT Ⅲ 300V

CAT Ⅲ 600 V

CAT Ⅲ 600V

CAT Ⅲ 1000 V, CAT Ⅳ 600 V

寸法

46W×135H×21Dmm
コード長 3m

78W×152H×42Dmm
コード長 3m

99.5W×188H×42Dmm
コード長 3m

BOX 部：35W×120H×34Dmm
コード長 : センサ -BOX 間 2m, 出力ケーブル 1m

質量

230g

380g

590g

電源

不要

不要

不要

280g

280g

470g

単３形アルカリ乾電池 (LR6)×2 本（約 7 日）
または AC アダプタ 9445-02（オプション）

電流センサ TYPE2 仕様

PW3336、PW3337 シリーズの電流センサ入力端子に接続するには、センサユニット CT9555 または CT9557、および接続ケーブル L9217 が必要です
AC/DC カレントプローブ
CT6841-05

AC/DC カレントプローブ
CT6843-05

AC/DC カレントプローブ
CT6844-05

AC/DC カレントプローブ
CT6845-05

AC/DC カレントプローブ
CT6846-05

外観

定格一次電流AC/DC 20 A

AC/DC 200 A

AC/DC 500 A

AC/DC 500 A

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 200 kHz

DC 〜 100 kHz

AC/DC 1,000 A
DC 〜 20 kHz

φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )測定可能導体径
基本確度 (DC)
基本確度(DC < f ≦ 100 Hz)

周波数特性( 振幅 )

使用温度範囲導体位置の影響±0.3％ rdg.±0.05％ f.s.
（振幅）±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（ 振幅）±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（ 振幅）±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（ 振幅）±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（ 振幅）±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
（振幅）±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（ 振幅） ±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（ 振幅） ±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（ 振幅） ±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（ 振幅）±0.1°以内（位相）±0.1°以内（位相）±0.1°以内（位相）±0.1°以内（位相）±0.1°以内（位相）〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 1 kHz：±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz：
±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz：
±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz：
±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz：
±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 5 kHz： ±2.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 100 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 20 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 1 MHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 500 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 200 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 100 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 20 kHz： ±30％ rdg.±0.10％ f.s.
* ディレーティング特性あり* ディレーティング特性あり* ディレーティング特性あり* ディレーティング特性あり* ディレーティング特性あり-40℃〜 +85℃
-40℃〜 +85℃
-40℃〜 +85℃
-40℃〜 +85℃
-40℃〜 +85℃

質量±0.1％以内（DC 〜 100Hz）
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下
153W×67H×25D mm
コード長 3 m
350 g

電源センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557

外部磁界の影響寸法

AC/DC カレントセンサ
CT6862-05±0.1％以内（DC 〜 100Hz）
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下
153W×67H×25D mm
コード長 3 m
370 g±0.1％以内（DC 〜 100Hz)
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において100 mA 以下
153W × 67H × 25D mm
コード長 3 m
400 g

AC/DC カレントセンサ
CT6863-05±0.2％以内（DC 〜 100Hz）
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において150 mA 以下
238W × 116H × 35D mm
コード長 3 m
860 g±0.2％以内（50/60Hz）
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において150 mA 以下
238W × 116H × 35D mm
コード長 3 m
990 g

AC/DC カレントセンサ
9709-05

AC/DC カレントセンサ
CT6865-05

クランプオンセンサ
9272-05

外観

定格一次電流AC/DC 50 A

AC/DC 200 A

AC/DC 500 A

AC/DC 1000 A

AC 20 A / AC 200 A

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 100 kHz

DC 〜 20 kHz

1Hz 〜 100 kHz

φ24 mm 以下
DC, 16 Hz ≦ f ≦ 400 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし〜 16 Hz：±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
400Hz 〜 1kHz: ±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 50 kHz：±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 100 kHz：
±2.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 1 MHz：±30％ rdg.±0.05％ f.s.
* ディレーティング特性あり-30℃〜 85℃

φ24 mm 以下
DC, 16 Hz ≦ f ≦ 400 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし〜 16 Hz：±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
400Hz 〜 1kHz: ±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 10 kHz：±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 100 kHz：
±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 500 kHz：
±30％ rdg.±0.05％ f.s.
* ディレーティング特性あり-30℃〜 85℃

φ36 mm 以下
DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし〜 45 Hz：±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 500 Hz: ±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±0.5％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 10 kHz：±5.0％ rdg.±0.10％ f.s.
〜 100 kHz：
±30％ rdg.±0.10％ f.s.
* ディレーティング特性あり
0℃〜 50℃

φ36 mm 以下
DC, 16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし〜 16 Hz：±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 100 Hz: ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 500 Hz：
±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 20 kHz：±30％ rdg.±0.1％ f.s.
* ディレーティング特性あり-30℃〜 85℃

φ46mm 以下
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）1Hz 〜 10Hz： ±2.0％ rdg.±0.10％ f.s.
〜 45Hz：±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
66Hz 〜 5kHz: ±1.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 50kHz：±5.0％ rdg.±0.10％ f.s.
〜 100 kHz：
±30％ rdg.±0.10％ f.s.
* ディレーティング特性あり-0℃〜 50℃

測定可能導体径
基本確度

周波数特性( 振幅 )

使用温度範囲導体位置の影響質量±0.01％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz） ±0.01％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz）±0.05％以下 (DC)±0.05％以下 ( 50/60Hz)±0.2％以下 ( 55Hz)
400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において10 mA 以下
50 mA 以下
50 mA 以下
200 mA 以下
100 mA 以下
160W×112H×50H mm、160W×112H×50H mm、78W×188H×35H mm、70W×100H×53H mm、70W×100H×53H mm、
コード長 3 m
コード長 3 m
コード長 3 m
コード長 3 m
コード長 3 m
340 g
350 g
850 g
980 g
430 g

電源

センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557 センサユニット CT9555 または CT9557

外部磁界の影響
寸法

TYPE2 電流センサ用オプション
センサユニット CT9555

センサユニット CT9557
加算出力
機能付き

外観
使用可能センサ数
組合せ電流センサ
電源

1

4

CT6862-05, CT6863-05, 9709-05, CT6865-05, 9272-05,
CT6841-05, CT6843-05, CT6844-05, CT6845-05, CT6846-05

接続コード L9217
外観

電源

負荷

電流センサ

コード長

1.6 m

端子形状

絶縁 BNC- 絶縁 BNC

CT9555 またはCT9557

L9217

AC100V 〜 240V

TYPE2 電流センサ接続イメージ

電力計本体

製品名：パワーメータ PW3336

製品名：パワーメータ PW3337

形名（発注コード）（仕様）（価格）
PW3336（2ch モデル）...¥ 400,000 ( 税抜き)
PW3336-01（2ch・GP-IB 付）...¥ 430,000 ( 税抜き)
PW3336-02（2ch・D/A 出力付）...¥ 455,000 ( 税抜き)
PW3336-03（2ch・GP-IB・D/A 出力付）...¥ 485,000 ( 税抜き)

形名（発注コード）（仕様）（価格）
PW3337（3ch モデル）...¥ 500,000 ( 税抜き)
PW3337-01（3ch・GP-IB 付）...¥ 530,000 ( 税抜き)
PW3337-02（3ch・D/A 出力付）...¥ 565,000 ( 税抜き)
PW3337-03（3ch・GP-IB・D/A 出力付）...¥ 595,000 ( 税抜き)

付属品：取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, 電源コード ×1

付属品：取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, 電源コード ×1

オプション
電流センサ（汎用電流入力 ）TYPE1：PW3336、PW3337 の電流センサ入力端子に直接接続可能

クランプオンセンサ 9660 ¥ 20,000（税抜き）
AC 100A, φ15mm, 40Hz〜 5kHz

クランプオンセンサ 9661 ¥ 22,000（税抜き）
AC500A, φ46mm, 40Hz〜 5kHz

クランプオンセンサ 9669 ¥ 30,000（税抜き）
AC1000A, φ55mm, ブスバー 80×20mm, 40Hz 〜 5kHz

ACフレキシブルカレントセンサ CT9667-01/ -02/ -03¥40,000（税抜き）
AC5000A/500A, φ100 〜 254mm, 10Hz〜20kHz
電源 : 乾電池、または ACアダプタ9445-02 [ 別売、￥6,300（税抜き）]

TYPE2：PW3336、PW3337 の電流センサ入力端子に接続するには、
電流センサ（高精度電流センサ ）センサユニット CT9555 または CT9557、および接続ケーブル L9217 が必要です

200A 以下500A 以下
AC/DC カレントセンサ CT6862-05¥120,000（税抜き）
AC/DC 50A, 貫通型 , φ24mm, DC 〜 1MHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントセンサ 9709-05¥120,000（税抜き）
AC/DC500A, 貫通型 , φ36mm, DC 〜 100kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントセンサ CT6863-05¥120,000（税抜き）
AC/DC 200A, 貫通型 , φ24mm, DC 〜 500kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントプローブ CT6844-05 ¥190,000（税抜き）
AC/DC 500A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 200kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントプローブ CT6841-05 ¥180,000（税抜き）
AC/DC 20A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 1MHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントプローブ CT6845-05 ¥190,000（税抜き）
AC/DC 500A, クランプ形 , φ50mm, DC 〜 100kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

AC/DC カレントプローブ CT6843-05 ¥180,000（税抜き）
AC/DC 200A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 500kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

1000A 以下

クランプオンセンサ 9272-05¥40,000（税抜き）AC 20A/200A 切替 , クランプ形 , φ46mm, 1Hz 〜 100kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

TYPE2 電流センサ用オプション
センサユニット CT9555¥50,000（税抜き）
電源：AC100V 〜 240V

AC/DC カレントセンサ CT6865-05¥200,000（税抜き）
AC/DC 1000A, 貫通型 , φ36mm, DC 〜 20kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用
AC/DC カレントプローブ CT6846-05 ¥210,000（税抜き）
AC/DC 1000A, クランプ形 , φ50mm, DC 〜 20kHz
電源 : センサユニット CT9555 または CT9557 使用

センサユニット CT9557¥150,000（税抜き）
センサ 4 本使用可能、
加算出力機能付き
電源：AC100V 〜 240V

接続コード L9217¥5,500（税抜き）
センサ出力用、1.6 m、
絶縁 BNC- 絶縁 BNC

通信 / 制御用オプション

RS-232C ケーブル
9637
¥1,500（税抜き）
ケーブル長 1.8m
9pin-9pin、クロス

RS-232C ケーブル
9638
¥1,800（税抜き）
ケーブル長 1.8m、
9pin-25pin、クロス

コンセント入力

GP-IB 接続ケーブル
9151-02¥28,000（税抜き）
ケーブル長 2m

LAN ケーブル 9642
¥3,000（税抜き）
ケーブル長 5m、
クロス - ストレート変換
コネクタ付属

接続コード 9165
¥3,000（税抜き）
同期制御用、ケーブル長 1.5m、
金属 BNC- 金属 BNC

コンセント接続コード
9266-01¥5,000（税抜き）最大定格 1500W

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW3337J10-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。