デジタル・オシロスコープ

DS-5600A シリーズ

100MHz 〜 500MHz

DS-5400A シリーズ

100MHz ,   200MHz■ 最大メモリ長5M ポイント
（ch結合時）■ サンプリング速度最高2GS/s(ch結合時)■ 各種フィルタ機能を搭載(Analog, Digital [LPF, HPF, SMA], Average)■ 最大12ビット相当の分解能を実現するハイレゾモード機能■ 豊富なトリガ機能(パルス,  周期, 欠落,  パターン, シリアル)■ 波形パラメータやマスクによる合否判定が可能■ USBやLANなどのインタフェースでパソコンへのデータ収録も容易

使用頻度の高い機能の充実度アップ!

日本製

使用頻度の高い機能の充実度アップ
N EW
DS-5600Aシリーズ■トリガアウト/合否判定出力が標準対応(4ページ)
他の計測器と測定の同期を行う場合や判定結果で他の機器を制御したい場合に便利な信号出力に対応します。

N EW
DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ■オートセットアップ機能の無効化
教育現場でオシロスコープの機能を学ぶ際に、弊害となる、オートセットアップによる自動調整機能を無効にして使用することができます。

1

2

N EW
DS-5600Aシリーズ■100MHz, 200MHz周波数帯域のモデルも50Ω入力カップリングに対応
50Ω出力のアクティブプローブなど、50Ωの終端が必要な測定アプリケーションでも、入力カップリングで設定できます。

N EW■演算情報表示の強化(6ページ)

DS-5600Aシリーズ

・実行アベレージング回数表示
・実効ハイレゾ分解能(Bit数)表示に対応し、測定状態が簡単に把握できます。

3

7
4
5
6

8

9

10

12

11

N EW

DS-5654A

その他の新しい機能■プローブ選択機能(弊社製の新たなプローブが追加)(8ページ)

弊社のプローブ型式を選択することで必要な減衰率やカップリング、単位を自動的に変換します。

■画像データ保存形式のPNGフォーマットが透過型に対応(7ページ)

PNGの透過属性に対応し、波形の背景部分が透明となるため、PCを使用したドキュメント上で波形を重ねて比較することができます。

■サンプリング速度最高2GS/s対応

100MHz帯域の機種でも、チャネル結合による高速サンプリング2GS/sに対応しました。

洗練された機能

DS-5600Aシリーズ

DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

波形マスク・波形パラメータ判定、ロギング表示

波形パラメータ自動測定

波形マスク・波形パラメータの値により合否判定し、結果を一覧表示(パラメータ・ロギング機能)できます。これらをUSB
メモリに保存できます。

26種類の波形パラメータの自動測定を用意しています。カーソ
ル機能で限定した範囲の自動測定にも対応しています。

DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

全周期対応のパラメータ測定

DS-5600Aシリーズ

高速リモート波形転送取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。
ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値のバラツキを見極めることができます。

高速リモート波形転送機能に対応し、PCを活用した解析に威力を発揮します。
※LANインタフェースを使用し波形表示モードをＯＦＦの場合。

コンパクトなボディにスピードと使いやすさを凝縮
1 タッチスクリーン対応ディスプレイ

7.5型カラー液晶にタッチスクリーン機能を搭載。直感的な操作を実現しました。

2 タッチスクリーンエリア

タッチ操作で簡単にメニューの選択ができます。

3 オートセットアップボタン

入 力 信 号に応じて 電 圧・時 間レンジ、トリガを自動設 定し、簡単に波 形観測ができます。
誤操作防止のために、無効にすることもできます。

4 リプレイ機能ノブ

取得波形を過去にさかのぼって表示することができます。
DS-5600Aシリーズ: 最大2048波形
DS-5400Aシリーズ: 最大1024波形

14 拡張端子7 水平軸操作（ズーム）キー・ノブ

各チャネル入力と波形演算の水平軸(時間、周波数軸)の操作に加え、ZOOMキーで簡単に波形を拡大できます。

8 CH/MATH垂直軸操作キー・ノブ

各チャネルごとに波形演算のキー・ノブが独立しているため、スムーズに操作できます。また、光るトレースボタンで表示を確実にON/OFFできます。

9 POWERスイッチ

DS -579プローブ 電 源オプションやIE-1226
VGA Video Outインタフェース（オプション）を接続する端子です。

15 USB、LAN*インタフェース

P Cと接 続しリモ ートコントロールが可 能 です。USB端子に、PictBridge対応プリンタを接続して、画面をダイレクトに印刷できます。

*DS-5600Aシリーズのみ対応
16 AUX I/O*

トリガ出力／判定出力は標準対応です。
・CH1/CH2出力(DS-577)

電源投入から数秒で高速起動。

・CH1出力(DS-578)

10 USB端子（Hi-Speed対応)

ハードコピーや波形データ、パネルセットアップ
情報をUSBメモリに保存できます。

（DS-577/DS-578:工場オプション)*DS-5600Aシリーズのみ対応。DS-577 選択時は、標準装備のトリガ出力／合否判定出力の機能はご利用になれません。

11 チャネル入力、外部トリガ入力

5 MEASURE(自動測定)ボタン

・波形パラメータ自動測定
・波形マスク・波形パラメータ判定*
・パラメータの一覧(波形ロギング)*の測定や解析

13

・プローブの減衰率を自動認識できます。

12 キャリブレーション信号

プローブの位相調整に使用します。

6 クリアスイープボタン

測定、演算結果をクリアします。
クリア対象：リプレイ波形、平均化処理、パーシ
スタンス、自動測定結果（判定・ロギング）

16※方形波出力:1kHz,3Vp-p

13  GPIBインタフェース（DS-576:工場オプション）

DS-5654A背面

IEEE488.2に対応しています。

（DS-576、DS-577または578を装着例）

DS-5600AシリーズとDS-5400Aシリーズの機能比較表シリーズ

DS-5400A○○

200MHz○○350MHz○―500MHz○―

最大メモリ長チャネル結合時

5Mポイント500kポイント

全チャネル使用時(/CH)

2.5Mポイント

500kポイントチャネル結合時

2GS/s

2GS/s

全チャネル使用時

1GS/s

1GS/s

最高サンプリング速度

DS-5400A

2ms@4Mポイント 200μs@400kポイント

全チャネル使用時(1GS/s) 2ms@2Mポイント 500μs@500kポイント
帯域制限フィルタ
（アナログ式 ）○(DS-563xA, DS-565xA)○○○

SMA(単純移動平均 )

○

―

ピーク検出

○

○

高分解能 / 表示

○

―

―
○
○
○

○

―
―

波形取込モード

トリガ機能
エッジトリガエッジオルタネート
イベントトリガ(周期、
パルス幅、欠落 )テレビトリガパターントリガ(AND,
NAND, OR, NOR)
シリアルバス(UART, SPI, I 2 C)

DS-5400A

加算、減算、乗算、FFT

○

○

微分、積分

○

―

○

―

○

―

○

―

シリーズ

シリーズ

波形演算機能○平均化 / 表示DS-5600A

シリーズ

LPF
HPF

エッジOR

最高サンプリング速度で可能な最大波形取込時間

20MHz
2MHz
200kHzシリーズ

帯域制限フィルタ(デジタル方式 )100MHz

100MHzDS-5600A

シリーズ

周波数帯域

チャネル結合時(2GS/s)

15

・外部トリガ専用入力も備えています。

*DS-5600Aシリーズのみ対応

DS-5600A

14※リードアウトピン付きのプローブを使用時。

二重演算(加算, 減算, 乗算
に対し、FFT, 微分, 積分)
判定機能
波形マスク判定

波形パラメータ判定(最大 4 パラメータ)○(2～65536回)○(2～256回 )波形パラメータロギング機能

○

―

○

○

ページ検索機能

○

―

○

―

AUX IO( 実装はいずれか一つのみ)―

トリガ/ 合否判定出力

○

○

○

○

CH1/CH2 出力(DS-577)
CH1 出力(DS-578)
リモートインタフェース

○

―

○

―

LAN
USB
GPIB

○

○

―

工場オプション

―○―工場オプション

工場オプション

工場オプション

○

―

○

機能紹介

ロングメモリ 最大5Mポイント(全チャネル使用時､2.5Mポイント/CH) DS-5600Aシリーズ※DS-5400Aシリーズは最大500kポイント/CH

速いサンプリング速度を維持しながら、長時間の波形を取り込むことができます。
10ms

メモリ長 :500k ポイント
サンプリング速度 :50MS/s

10ms

元波形

元波形

拡大波形

波形取得時間× 10 倍拡大波形

サンプリング不足で波形の特徴が捉えられていません

ロングメモリでさらに長い波形取込
時 間 を 実 現 し、 全体波形を取得して、後から部分的に波形を検証できます。

十分なサンプリングで波形再現性が得られています

メモリ長 :1k ポイント

サンプリング速度 :100kS/s

100ms

波形取得時間に対する最高サンプリング速度
波形取込時間チャネル結合時
5Mポイント

全チャネル使用時
2.5Mポイント

1s

5MS/s

2.5MS/s

100ms

50MS/s25MS/s

10ms

500MS/s

250MS/s

2ms

2GS/s

1GS/s

1ms

2GS/s

1GS/s

元波形
拡大波形

十分なサンプリングで波形再現性が得られています

メモリ長 :5M ポイント
サンプリング速度 :50MS/s

波形取込時間：オシロスコープで表示される時間軸の横幅で、時間軸レンジ
s/div × 10div 分の時間

ロングメモリの特長●サンプリング速度が同じ場合●波形取込時間が同じ場合

サンプリング速度を高速にできる
ため、後からズームなどで波形の一部分を時間軸方向で拡大する
場合、波形再現性に優れます。

波 形取 込時間（時間レンを長くと
ジ [s/div]×10div ）ることができます。
オリジナル波形

波形の再現生が高い

500k ポイント

5M ポイント
時間

時間

波形パラメータの4個同時判定／波形マスク判定機能 DS-5600Aシリーズ
マスクもしくは波形パラメータの値により、合否判定を自動的に行えます。4 個同時に行うことにより、厳格な条件設定が可能となりました。

Pass
Pass
Fail
Fail

A、B、C、Dに設定した波形パラメータの値を同時に判定することができます。
波形パラメータ判定の設定範囲
・常時・m ≦ 測定値
・測定値 ≦ m・m ≦ 測定値 ≦ n・測定値 ≦ m、n ≦ 測定Passのパラメータは緑、
Failのパラメータは赤で表示されます。

合否判定

合否判定時の動作:

マスク判定• 波形取込の停止• データ自動保存• パルス出力 NEW*DS-5600Aシリーズ
標準対応

設置例）

Pass

未判定品

Pass
パラメータ判定• 画面の自動保存• ビープ音Fail
測 定 結 果 のPass/Fail(合 否 判 定)を 背 面BNC
からパルス出力し自動化

4

判定機能を活用したページ検索機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ（検索機能を除く）
波形マスク判定もしくは波形パラメータ判定を活用して、過去に自動的保存された波形(DS-5600Aシリーズ最大:2048 ページ )から、
波形パラメータの合否判定の結果(PASSまたはFAIL)を検索し、対象の波形が表示可能です。波形を検索することが可能です。
取込時の波形メモリ長が 1M ポイントより短ければ、過去に捕捉された波形のリプレイが可能です。

1page
2k
Point

890page
2k
Point

………

1073page
2k
Point

………

FAIL

PASS

サーチ

2048page
2k
Point

………

FAIL

PASS

サーチ

4 つの波形パラメータの判定結果が 1つでもFailとなった波形のページ検索（リプレイ機能 ）波形パラメータ自動測定のロギング機能（一覧表示）DS-5600Aシリーズ
任意の 4 個まで、波形パラメータをロギングできます。ロギング
したデータは、USBメモリに保存できます。データをExcel等に取り込むことで、波形パラメータのヒストグラム表示（ バラツキ分布）やトレンド表示（ 経時的変化）などが簡単にできます。

波形パラメータ自動測定のロギング機能例

判定 結果（ PassまたはFailを表示)①②

タイムスタンプ
パラメータ表示USBストレージデバイス

Excelの 統 計 機 能を駆 使してパラメータの変化を解析した例
振幅の変化を解析①ヒストグラム表示、②トレンド表示シリーズ
全周期対応パラメータ測定* DS-5600A
DS-5400Aシリーズ

取り込んだ全周期(時間軸)の波形を自動測定します。ロングメモリで多くのデータを取り込み、最大、最小値の振れ幅を見極めることができます。カーソルで挟みこまれた区間を解析することもできます。

カーソル区間 1024 パルス分のみの演算

250 個の＋パルス幅を算出*垂直軸（電圧軸 ）の波形パラメータでは、スイープ(波形取込)毎の測定値を表示します。

5

強化されたノイズ低減機能
Simple Moving
Average(単純移動平均 )DS-5600Aシリーズ
Simple Moving Average(SMA: 単
純移動平均)はチャネル毎に設定可
能なデジタルフィルタで、サンプリ
ング点を指定した幅で平滑化してノイズを低減させることができます。
繰り返し信号でない単発信号でも使用可能です。

SMA：ON 時 幅 = ± 3pts

SMA：ON 時 幅 = ± 20pts

SMA：OFF の時

平均化 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

平均化設定回数が DS-5600Aシリーズは、2～ 65536 回、DS-5400Aシリーズは 2 ～ 256
回を選択でき、現時点までの平均化実行回数を表示します・ 信号(三角波:50Hz)とノイズ(ランダム)の振幅比が1:1の場合・ 右記は、サンプリング速度 200kS/s, メモリ長10k
ポイントで測定した場合の例です。

平均化処理 ON( 平均化回数 65536 回 )平均化処理 OFFHigh Resolution( 高分解能)

DS-5600Aシリーズ
最高サンプリング速度より低いサンプリン
グ速度で測定した場合、最高サンプリング
で捕捉したデータを平均化処理して波形を取り込み、ランダムノイズを低減させて垂直軸分解能を等価的に最大 12ビット相当に向上させることができます。また、現在測定している実効分解能の表示に対応しました。
繰り返し信号でない単発信号でも使用可能です。

Normal サンプリング(サンプリング速度 2.5MS/s, 電圧レンジ 2mV/div)

充実のトリガ機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

トリガ機能を強化し、複雑化するロジック信号やシリアルデータ信号においても、最適な条件で波形をトリガできます。
パターントリガで行う複雑な設 定項目も、タッチスクリーンの操作性により設 定がスムーズに行えます。
トリガ種類
エッジオルタネート、エッジOR
周期、パルス幅、欠落、エッジ、パルス数、テレビ
パターン
シリアル（UART, SPI, I2C）

DS-5600A
○
○
○
○

○
—
—

タイミング図で設定の意味を確認できます

拡大波形
SCL
SDA

シリアルトリガ（例：組込制御用バスのI2 C信号観測 ）6DS-5600A/5400Aシリーズトリガの例
元波形

拡大波形

DS-5400A—

DS-5600Aシリーズトリガの例
元波形

High Resolution( 高分解能 )12 ビット分解能相当時(サンプリング速度 2.5MS/s, 電圧レンジ 2mV/div)

15nsのパルスでトリガ

パルス幅トリガ（例：グリッチなどの異常波形の検出）

H

L
H

L

パターントリガ（例：カウンタのロジック出力信号）

ハードコピーイメージフォーマットの強化
DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

画像のフォーマットをPNG形式を選択すると透過属性に対応したファイル保存が可能です。波形の背景部分が透明となるため、特別な画像加工なしに、PCを使用したドキュメント上で波形を重ねて比較することができます。

リスケール機能

DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

電流プローブ、シャント抵抗、各種センサなどで測定して、得られた出力電圧信号を、それぞれの値に単位換算し、直読することができます。
単位換算式

a ×入力電圧 + b• 垂直軸レンジの倍率• オフセット

電流換算時の例

通常の画面のハードコピーイメージ(波形背景に黒を選択)

黒背景に画面のハードコピーイメージ(3 波形)を重ねて表示した例(透過を有効にして保存 )単位も選べます (V, A, W, ℃ , 単位なし)

波形パラメータ自動測定（水平軸パラメータを全周期測定) DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ
26 種類の波形パラメータ(仕様を参照P10、P11)の中から、最大4 種類選んで表示できます。その他に、最大値、最小値、測定回数も表示できます。カーソル機能で限定した範囲の自動測定にも対応しています。判定機能*、ロギング機能*を使用するとさらに解析の幅を広げることができます。*DS-5600Aシリーズのみ対応■PWM変調波形■2信号間スキュー（時間差）の測定

キャリア周波数 1kHz

144.7ns

ロジック信号のCH1（立下り）とCH2（ 立上り）の時間差測定を行っています。

変調周波数 100Hz
A: キャリア周波数
B: デューティー比C: 正パルス幅
D: 正パルス数

2信号の立上り立下りやレベルも任意に設定できます。

波形演算機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ（微分・積分, 2重演算を除く）

2 波形の加算、減算、乗算、またチャネル
波形の周波数解析(FFT)が行えます。

DS-5600Aシリーズでは、微分・積分演
算に対応しています。
演算波形は、データとしての保存や波形パラメータの自動測定のソースとして設定可能です。

DS-5600Aシリーズ対応

DS-5600Aシリーズ対応

矩形波

矩形波

微分波形

積分波形

2重演算に対応 (DS-5600Aシリーズ)

加算、減算、乗算の結果をさらに、FFT、微分、積分の 2 重演算にも対応しました。
CH波形
1～4CH(4CH機)
1～2CH(2CH機)
より任意の2CH
1～4CH(4CH機)
1～2CH(2CH機)
より任意の1CH
DS-5600A
DS-5400A

1重演算
加算
減算
乗算
FFT
積分
微分
○

2重演算
FFT
微分
積分

○(積分,微分を除く)——○＜アプリケーション例＞● 加算、減算：差動信号の評価● 乗算：電圧×電流による電力波形の評価● FFT：周期性のノイズや振動などの周波数領域での解析

矩形波（立上り: 50ns､立下り: 100ns）に対する微分演算波形（ 矩形波のエッジの時間変化の大きさ（dv/dt ）を表示しています。）

DS-5600A/5400Aシリーズ対応
Data ＋

矩形波に対する積分演算波形（ 矩形波の面積を時間で積分（∫vdt ）
した結果を表示しています。）

DS-5600A/5400Aシリーズ対応
電圧波形

Data －
周波数スペクトラム
差分演算

差動シリアル信号の測定

周波数スペクトラム解析（スイッチング電圧波形の FFT 演算）

7プローブ選択機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ• モデル名弊社製プローブの型式を選択すると、減衰比とカップリングが自動的に設定されます。型番、垂直レンジの帯域幅、入力結合が表示されます。

• 単位 ､ 減衰比• 帯域 ､ カップリング

対応プローブ
電流プローブSS-290 シリーズ、SS-280/Aシリーズ、SS-240A、SS-250、SS-260、SS-270

電圧プローブSS-320、SFP-5A、SFP-4A、HV-P30、HV-P60 など

CH間スキュー調整機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

スキュー調整は最大 500ns*1まで調整可能。

例えば、電流プローブと電圧プローブ間のスキュー（時間差）の調整に
より、さらに正確な電力波形演算*2 ができます。

500ns*1 水平軸をスキュー優先設定にしたとき（リプレイ機能の波形枚数に制限があります）。
*2 電力波形演算の違い（ 下図）

電圧・電流のスキューが合っている場合

電圧・電流プローブに大きな遅れがある場合

振幅

振幅

電流

電力

電流

電圧

電圧

0s
スキュー調整前

500ns

電力
時間

スキュー調整後時間

クリアスイープ機能 DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ

リプレイ波形、平均化処理、パーシスタンス、波形パラメータ自動測定、合否判定*、ロギング*などの測定データをリセットできます。
条件を変えて新しい測定を行う場合に便利です。

*DS-5600Aシリーズのみ対応

0s

高速リモート波形転送 DS-5600Aシリーズ

従来比約 100 倍*1 のリモート波形データ転送速度を実現しました。リモートで測定検査データを収集する場合、タクトタイムを短縮し、生産効率を高めることができます。
*1:	LANインタフェースの使用、波形表示モードOFF時、DS-5300シリーズと比較した場合。
（DS-5600Aシリーズのみ対応）
特定条件での測定結果であり、値は参考です。
実際の転送時間はご使用になるPCのスペックにより異なる場合があります。

クリアスイープ前

クリアスイープ直後

タッチスクリーン 独立操作キー・ノブ DS-5600Aシリーズ DS-5400Aシリーズ
7.5 型カラー液晶にタッチスクリーン機能を搭載し、直感的な操作を実現しました。
変更したい箇所にタッチするだけの直感的な操作性

コンパクトサイズでありながら、CH/MATH独立操作キーとノブの採用により、1アクションの快適さを実現しました。

タッチスクリーン操作エリア①ファンクション・メニュー操作（メニューにタッチすることで設定を変更できます。）②CHならびにMATHのメニュー呼出（ラベルにタッチすることでCHもしくはMATHのファンクション・メニューを呼び出せます。）

8

トレース表示は、この
ON/OFF のボタンで簡単に行えます。

各種ソフトウェア

リモートコントロール
データ収集を容易に行え、PC上でさらに高度な解析を行うことができます。

■Scope Viewer (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)

弊社Webサイトのダウンロードページより、Iwatsu Test Instruments Toolsをダウンロード（無償）いただくと、ViewGoⅡのリモートコ
ントロールを簡単に行うためのユーティリティソフトウェアをお使いいただけます。
機能：オシロスコープの操作、カーソル測定、波形データのファイルに出力、画面のハードコピー、印刷等。
•ツールバー
主な操作がクイックで行えます。

•波形表示エリア
各チャネルの波形と設定情報を表示します。
マウスでカーソル操作も可能です。

•カーソル測定結果
X軸、Y 軸カーソルで測定した全CH分の結果を表示できます。

•操作パネルオシロスコープの設定を操作できます。

対応
インターフェース
LAN
USB

DS-5600A DS-5400A
シリーズ
○
○

シリーズ

—
○

Scope Viewer の表示画面•左ペイン選択したウィンドウの機能をツリー状に情報を表示します。

■ViewGoⅡリモート用サンプルソフトウェア
弊社Webサイトのダウンロードページには、ViewGoⅡのサンプルソフトウェアをご用意しております。ソフトウェアによっては、お客様がカスタマイズいただけるソースプログラムもございます。

Scope Controller (Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)をお使いいただくと、Microsoft Excel等の既 製のアプリケーションや
Microsoft Visual C#等で、ViewGoⅡをUSB、LANを介してリモート制御するアプリケーションを構築できます。
画面データおよびCSVデータの連続取り込みソフトウェア
Excelを活用した例

LabVIEWを活用した例

測定画面
設定画面
測定画面

機能：トリガ信号と同期して波形(CSV形式データ、pngイメージ )をPCに自動転送しファイル化。

マスク作成ツール■Mask Creator(Iwatsu Test Instruments Toolsに付属)

ViewGoⅡ(DS-5600A、DS-5600、DS-5500A、DS-5500 シリーズ )のPass/Fail判定に使用する
マスクデータを作成・編集・保存するためのアプリケーションです。

マスク作成例

Scope Viewerならびにサンプルソフトウェアは、弊社ページのダウンロードをご覧ください。http://www.iti.iwatsu.co.jp/9DS-5600A シリーズ 仕様
DS-5654A
周波数帯域(-3dB)立ち上がり時間(代表値)
入力チャネル数4

最高サンプリング速度
等価サンプリング速度

ピーク検出分解能

アベレージング機能
最大メモリ長垂直分解能

入力電圧レンジ

オフセット電圧

DC ゲイン確度
最大入力電圧

帯域制限フィルタ
入力カップリング

入力インピーダンス
プローブセンス
時間軸レンジ
標準プローブロールモードクロック確度トリガ機能

TVトリガ（規格）/ライン設定範囲選択/フィールド選択
パルス数トリガ 設定範囲
パルス幅トリガ 時間設定範囲
周期トリガ時間設定範囲

トリガ選択

ビットレート比較データ長

トリガ選択
SPI
CS選択
※CH1入力はSCK信号入比較データ長力専用:最大 20MHz
信号ソース
トリガ選択
アドレスモード
2
IC
比較データ長
信号ソース
トリガソーストリガスロープ / カップリング
ディスプレイ / 解像度
表示形式
ベクタ接続
アナログ・パーシスタンス
パーシスタンス表示時間
内部波形保存（REFメモリ）
AUTO SETUP機能
フロントパネル設定保存
パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定
同時測定数／統計値表示
ロギング項目、出力先
合否判定
カーソル
ズーム

演算機能
リスケール/ 単位変換
リプレイ

周波数カウンタ
インタフェース

AUX OUT10

DS-5624A

DS-5622A

DS-5614A

200MHz1.75nsDS-5612A

100MHz
3.5ns

2

OR、 NOR、 AND、 NAND
全チャネル ／ HIGH、LOW、Don’t Care ／ 全チャネル独立設定

トリガソース / ステート/スレッショルドレベル

信号ソース

DS-5632A

350MHz1ns

50ns ～ 50s

パターントリガ

UART

DS-5634A

4
2
4
2
4
2
2GS/s（2チャネル結合時）、1GS/s（全チャネル使用時）
100GS/s
1ns
2～ 65536回(2のべき乗ステップ )、実行回数を画面表示
5Mポイント（2チャネル結合時）、2.5Mポイント（全チャネル使用時）
8ビット〔高分解能演算有効時:最大12ビット（分解能ビット数を表示）〕
2mV/div ～ 10V/div（1MΩ）
、2mV/div ～ 2V/div（50Ω）
2mV/div ～ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ～ 500mV/div : ±10V、502mV/div ～ 10V/div : ±100V±（1.5% + 0.5% フルスケール）±400Vpeak（1MΩ）､ 5Vrms（50Ω）
アナログ方式：100MHz、20MHz、2MHz、200kHz
アナログ方式：20MHz、2MHz、200kHz
デジタル方式：LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、4チャネル独立
デジタル方式：LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、4チャネル独立
GND, DC 1MΩ, AC 1MΩ, DC 50Ω
1MΩ ±1% // 16pF±2pF、50Ω ±1%
1MΩ ±1% // 20pF±2pF、50Ω ±1%
自動検出 1:1、10:1、100:1、1000:1、 手動設定 1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1
500ps/div ～ 50s/div
1ns/div ～ 50s/div
2ns/div ～ 50s/div
5ns/div ～ 50s/div
SS-101R（チャネル数分標準添付）
SS-0130R（チャネル数分標準添付）
50ms/div ～ 50s/div（100kS/s max）
10ppm以下
エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV、パターン（OR、NOR、AND、NAND）、シリアル (UART、SPI、I2C)
NTSC, PAL, Custom / 3000まで / 1、 2、 4、 8
1 ～ 9999 イベント
15ns ～ 50s
40ns ～ 50s

欠落（ドロップアウト）トリガ 時間設定範囲

シリアルトリガ

DS-5652A

500MHz
750ps

START、STOP、パリティエラー、データパターン
1000bps～１Mbps（100bps 単位で設定）
5～8ビットCH1～CH4, EXT (2チャネル機はCH1,CH2,EXT)
データパターン
正論理 / 負論理、CSなしの時はアイドル時間指定
4～ 64ビット
CH1～CH4, EXT (2チャネル機はCH1,CH2,EXT)
START、STOP、RESTART、NACK、データパターン
7ビット/10ビット/EEPROMリードから選択
7ビット/10ビットアドレス時、1～5bytes, EEPROMリード時、1byte （シフト比較あり）
CH1～CH4, EXT (2チャネル機はCH1,CH2,EXT)
全チャネル、EXT（±0.5V ）、 EXT10（±5.0V ）、ライン
正、負／ AC、DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去
7.5 型カラー TFT 液晶（タッチスクリーン）／ VGA : 640×480 pixels
Y-T, XY, XY トリガ
サンプル点補間表示、ドット表示
単色階調表示、スペクトラム表示
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、 無限大
5 波形
有効 、無効 設定可能
内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ
最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ－ベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20－80%、立ち下がり時間80-20%、
立ち上がり時間10－90%、立ち下がり時間90-10%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、
パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、スキュー＠レベル
最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数

時刻、パラメータ測定結果（条件A、B、C、D）、Pass/Fail 判定結果
収録時：ポップアップ画面、内部メモリ（最大86400 件）、収録後：USB メモリ

判定モード：パラーメータ判定またはマスク判定、判定結果：USB 保存、BEEP 音、
パルス出力、ロギング
ページサーチ機能：Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索
時間、振幅、時間& 振幅、カーソルでの値

フロントパネルのZoom ボタンを押し別グリットに拡大波形を表示

加算・減算・乗算・微分・積分・FFT（最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）
加算・減算・乗算のいずれかの結果から微分・積分・FFTのいずれかによる2 重演算 (9パターン)a＊x+b (x: 入力電圧、a、b: ユーザ定義 ) ／ volt、ampere、watt、˚C、無表示
自動的に波形を記録、最大 2048 波形を保存、リプレイ可能
6桁
USB 2.0HS 対応（デバイス、ホスト）、LAN（100Base-TX）、GPIB（工場オプションDS-576）、AUXインタフェース（外部オプション用コネクタ）
トリガ出力と合否判定出力を切り替えを選択

DS-5654A
オプション
DS-577 AUX IO CH1/CH2 出力＊（工場オプション）
DS-578 AUX IO CH1 出力＊（工場オプション）
DS-576 GPIB インタフェース（工場オプション）
DS-579 プローブ用電源オプション
波形データ保存
ハードコピー出力
校正信号出力電源／消費電力
寸法／本体質量
性能保証温度
動作 温度／湿度／高度

DS-5652A

DS-5634A

DS-5632A

DS-5624A

DS-5622A

DS-5614A

DS-5612AAUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力、AUX IO2：オフセット電圧を加えたCH2 入力信号を出力
AUX IO1：オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力
GPIB：IEEE488.2
当社アクティブプローブ用電源 2 系統
USB メモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ ASCII）、演算（Mathcad）で保存
USB メモリに、TIFF、BMP、PNG(透過対応 )形式で保存、またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
方形波 1kHz、3Vp-p
AC100V～240V（50Hz/60Hz）, AC100V～120V（400Hz） / 95VA（60W）max
約330Wx190Hx124D mm ／ 約3.7kg
10˚C ～ 35˚C
温度 0 ～ 40˚C／湿度5 ～ 80％RH≦30˚C（結露なきこと）、55％RH 以下 40˚C（結露なきこと）／高度 2000m 以下＊DS-577オプションを選択時は、標準のトリガ出力／合否判定出力の機能はご利用になれません。

DS-5400Aシリーズ 仕様
周波数帯域(-3dB)立ち上がり時間(代表値)
入力チャネル数
最高サンプリング速度
等価サンプリング速度
ピーク検出分解能
アベレージング機能
最大メモリ長垂直分解能
入力電圧レンジ
オフセット電圧
DC ゲイン確度
最大入力電圧
帯域制限フィルタ
入力カップリング
入力インピーダンス
プローブセンス
時間軸レンジ
標準プローブロールモードクロック確度トリガ機能
TVトリガ（規格）/ライン設定範囲選択/フィールド選択
パルス数トリガ 設定範囲
パルス幅トリガ 時間設定範囲
周期トリガ時間設定範囲
欠落（ドロップアウト）トリガ 時間設定範囲
トリガソーストリガスロープ / カップリング
ディスプレイ / 解像度
表示形式
ベクタ接続
アナログ・パーシスタンス
パーシスタンス表示時間
内部波形保存（REFメモリ）
フロントパネル設定保存
AUTO SETUP機能
パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定
同時測定数／統計値表示
ロギング項目、出力先
合否判定
カーソル
ズーム
演算機能
リスケール/ 単位変換
リプレイ
周波数カウンタ
インタフェース
AUX インタフェース
オプション
DS-576 GPIB インタフェース
DS-579 プローブ用電源オプション
波形データ保存
ハードコピー出力
校正信号出力電源／消費電力
寸法／本体質量
性能保証温度
動作 温度／湿度／高度DS-5424A

DS-5422A
200MHz1.75nsDS-5414A

DS-5412A
100MHz
3.5ns

4

2
4
2
2GS/s（2チャネル結合時）､1GS/s（全チャネル使用時）
100GS/s
1ns
2 ～ 256 回(2のべき乗ステップ )、実行回数を画面表示
500k ポイント/ch
8ビット
2mV/div ～ 10V/div
2mV/div ～ 50mV/div : ±1V、 50.2mV/div ～ 500mV/div : ±10V、 502mV/div ～ 10V/div : ±100V±（1.5% + 0.5% フルスケール）±400Vpeak
アナログ方式：20MHz、2MHz、200kHz
GND, DC 1MΩ, AC 1MΩ
1 MΩ±1.0 % // 20 pF±2 pF（DC1MΩ）
自動検出 1:1、 10:1、 100:1、 1000:1、 手動設定 1:1、 5:1、 10:1、 20:1、 50:1、 100:1、 200:1、 500:1、 1000:1、 2000:1
2ns/div ～ 50s/div
5ns/div ～ 50s/div
SS-0130R（チャネル数分標準添付）
50ms/div ～ 50s/div（100kS/s max）
10ppm以下
エッジ、パルス数、パルス幅、周期、欠落、TV
NTSC, PAL, Custom / 3000まで / 1、 2、 4、 8
1 ～ 9999 イベント
15ns ～ 50s
40ns ～ 50s
50ns ～ 50s
全チャネル、EXT（±0.5V ）、 EXT10（±5.0V ）、ライン
正、負／ AC、DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去
7.5 型カラー TFT 液晶（タッチスクリーン）／ VGA : 640×480 pixels
Y-T, XY, XY トリガ
サンプル点補間表示、ドット表示
単色階調表示、スペクトラム表示
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、 無限大
5 波形
内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ
有効 、無効 設定可能
最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ－ベース、立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20－80%、立ち下がり時間80-20%、
立ち上がり時間10－90%、立ち下がり時間90-10%、周波数、周期、パルス数（正）、パルス数（負）、
パルス幅（正）、パルス幅（負）、デューティ比、積分、スキュー（正／負）、スキュー＠レベル
最大4 パラメータ／最大値、最小値、測定回数——
時間、振幅、時間& 振幅、カーソルでの値
フロントパネルのZoom ボタンを押し別グリットに拡大波形を表示
加算・減算・乗算・FFT（最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数）
a＊x+b (x: 入力電圧、a、b: ユーザ定義 ) ／ volt、ampere、watt、˚C、無表示
自動的に波形を記録、最大1024波形を保存、リプレイ可能
6桁
USB 2.0HS 対応（デバイス、ホスト）、GPIB（ 工場オプションDS-576）、AUXインタフェース（外部オプション用コネクタ）
外部オプション用コネクタ

GPIB：IEEE488.2（工場オプション）
弊社アクティブプローブ用電源 2 系統
USB メモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算（ ASCII）、演算（Mathcad）で保存
USB メモリに、TIFF、BMP、PNG（透過対応）形式で保存、またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力
方形波 1kHz、3Vp-p
AC100～240Vrms(50/60Hz), AC100V～120V(400Hz) / 95VA(60W)max
約330Wx190Hx124D mm ／約3.7kg
10˚C ～ 35˚C
温度 0 ～ 40˚C／湿度5 ～ 80％RH≦30˚C（結露なきこと）、55％RH 以下 40˚C（結露なきこと）／高度 2000m 以下

11

DS-5600Aシリーズ/DS-5400Aシリーズ標準価格
機種名

周波数帯域 チャネル数

DS-5654A
DS-5652A
DS-5634A
DS-5632A
DS-5624A
DS-5622A
DS-5614A
DS-5612A
DS-5424A
DS-5422A
DS-5414A
DS-5412A

500MHz500MHz350MHz350MHz200MHz200MHz
100MHz
100MHz200MHz200MHz
100MHz
100MHz

4CH
2CH
4CH
2CH
4CH
2CH
4CH
2CH
4CH
2CH
4CH
2CH

最高サンプリング速度

2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）
2GS/s（2CH結合時）

付属品構成一覧表
メモリ長 (CHあたり)

2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
2.5M ポイント
500k ポイント
500k ポイント
500k ポイント
500k ポイント

メモリ長 (2CH 結合時の最大 )標準価格

5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント
5M ポイント500k ポイント
500k ポイント
500k ポイント
500k ポイント

税別

720,000円
620,000円
540,000円
470,000円
320,000円
260,000円
270,000円
220,000円
258,000円
218,000円
208,000円
178,000円

標準付属プローブ本数種類

形式

DS-5412A
DS-5414A
DS-5422A
DS-5424A
DS-5612A
DS-5614A
DS-5622A
DS-5624A
DS-5632A
DS-5634A
DS-5652A
DS-5654A

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

標準付属品（その他）•電源コード×1
SS-0130R •フロントパネルカバー×1（取扱説明書、•CD
リモートコントロール
マニュアル収録）×1

SS-101R•ユーザーズ･ガイド
×1※校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書は別途有償で申し受けます。

オプション
GPIBインタフェース

DS-576工場オプション

30,000 円（税別）（ DS-5600Aシリーズ対応）

AUX I/Oオプション（ プローブ電源 2 系統オプション）

VGA Video OUT

DS-579 30,000 円（税別）

IE-1226

プローブ用電源として使用できます。
対応機種：SS-240A/SS-250/SS-260/SS-270/SS-320/
SFP-5A/SFP-4A（ DS-5600A/5400Aシリーズ対応）
AUX I/Oオプション（ CH1/CH2 出力）

DS-577工場オプション

30,000 円（税別）

ViewGoⅡの表示を外部ディスプレイにVGA 出 力できます。
画面を拡大して検査ラインでの作業性向上や教育分野でプ
ロジェクタにより大型スクリー
ン投影などが可能です。

背面写真（ DS-5600A/5400Aシリーズ対応）（ DS-5600Aシリーズ対応）※IE-1226 を実装後は、DS-579 はご利用になれません。

AUX I/Oオプション（ CH1 出力）DS-578工場オプション

ViewGoⅡ推奨

工場オプション

キャリングバッグ
25,000 円（税別）対応機種•DS-5600Aシリーズ•DS-5600 シリーズ
•DS-5500Aシリーズ•DS-5500 シリーズ
•DS-5400Aシリーズ•DS-5400 シリーズ

30,000 円（税別）（ DS-5600Aシリーズ対応）

DS-5654A背面*DS-577とDS-578 の同時装着はできません。
*DS-577 選択時は、標準装備のトリガ出力／合否判定出力の機能はご利用になれません。

プローブ・アクセサリ ※仕様はプローブ単体での特性です。(その他のプローブや詳細は電子計測器ダイジェストカタログをご覧ください)
標準プローブSS-0130R 13,000 円（税別）
周波数帯域：DC～ 200MHz
入力RC：10MΩ//12.5pF
減衰比：10:1
長さ：1.5m

SS-101R

25,000 円（税別）
周波数帯域：DC～ 500MHz
入力RC：10MΩ//12pF
減衰比：10:1
長さ：1.2m
高電圧プローブ

SS-0170R 59,800 円（税別）
周波数帯域:DC ～ 400MHz
最大入力電圧:6kV(DC+ACpk, CATⅠ)
入力RC:66.7MΩ±1%//4pF以下
減衰比:100:1、ケーブル長:2m

SS-171R

39,800 円（税別）

周波数帯域:DC ～ 400MHz
最大入力電圧:4kV(DC+ACpk, CATⅠ)
入力RC:66.7MΩ±1%//4pF以下
減衰比:100:1、ケーブル長:2m

高電圧プローブ

高電圧プローブ

PHV/PHVSシリーズ
種類

帯域

長さ

PHV1000-RO
PHVS1000-RO
PHV-641-LRO
PHV-642-LRO
PHV-643-LRO
PHV661-LRO
PHV662-LRO
PHV663-LRO
PHVS662-LRO
PHVS663-LRO

400MHz400MHz380MHz300MHz150MHz380MHz300MHz150MHz400MHz250MHz

2m
2m
1.2m
2m
3m
1.2m
2m
3m
2m
3m

最大入力電圧
減衰比
AC rms(CATⅡ) Impulse
peak
100:1
1kV
4kV
1000:1
1kV
6kV

100:1

2kV

4kV

100:1

2.8kV

6kV

1000:1

2.8kV

248,000 円（税別）

30kV DC+ACpeak または、
単発パルス 40kV

外観

高電圧差動プローブ

SS-32099,800 円（税別）
DC～100MHz（ 1kVrms ）HV-P60A

418,000 円（税別）
60kV DC+ACpeak または、
単発パルス 80kV
※高電圧プローブは、ディレーティ
ング特性をご確認の上、選定願います。
ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-28xAシリーズ 210,000 円（税別）

6kV※記載以外の仕様につきましては、お問い合わせください。
電流プローブ（ クランプタイプ ）FETプローブ

SFP-5A

132,000 円（税別）アクティブ・プローブ本体、
周波数帯域幅：DC～1GHz
入力容量：1.9pF、入力抵抗：1MΩ、減衰比：10:1

SFP-4A

85,000 円（税別）アクティブ・プローブ本体、
周波数帯域幅：DC～ 800MHz
入力容量：2.15pF、入力抵抗：1MΩ、減衰比：10:1

PS-25

39,000 円（税別）
プローブ用電源（ SFP-5A/SFP-4A/SS-320 専用）

お願い

注意

HV-P30A

SS-250280,000 円（税別）

DC～100MHz（ 最大 30Arms ）SS-240A

200,000 円（税別）
DC～ 50MHz（ 最大 30Arms ）SS-260250,000 円（税別）
DC～10MHz（ 最大 150Arms ）SS-270300,000 円（税別）
DC～ 2MHz（ 最大 500Arms ）PS-26

50,000 円（税別）

電流プローブ用電源

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず〈「取扱説明書」の中の「安全上のご注意」〉をよくお読みください。
〈水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所〉に設置しないでください。
〈火災、感電、故障〉などの原因となることがあります。

ピーク電流:30A ～ 3,000A、耐圧:1.2kV
周波数帯域:2 ～ 30MHz（ SS-287Aの場合）
センサ部直径 : 約 25mm

SS-62xS/Mシリーズ 210,000 円（税別）
ピーク電流:120A ～ 12,000A、耐圧:5kV
周波数帯域 : SS-62xSシリーズ ～ 25MHz
SS-62xMシリーズ ～ 20MHz
センサ部直径 : SS-62xSシリーズ 約 30mm
SS-62xMシリーズ 約 60mm
SS-29xS/Lシリーズ 210,000 円（税別）
ピーク電流:1,200A ～ 12,000A、耐圧:10kV
周波数帯域 : SS-29xSシリーズ ～ 20MHz
SS-29xLシリーズ ～ 10MHz
センサ部直径 : SS-29xSシリーズ 約 90mm
SS-29xLシリーズ 約 220mm

ACアダプタ6,000 円 (税別)
SS-2xxAプローブ用電源

本カタログの最新情報は、当社のホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。

URL: http://w w w.iti.iwatsu.co.jp/●取扱説明書の追加および検査成績書は有償で申し受けます。

お客様フリーダイヤル 受付時間 土日祝日を除く営業日の9:00〜12:00/13:00〜17:00●ここに記載しました内容は、2018年9月現在のものです。

技術的なお問い合わせ
校正修理に関するお問い合わせ●お問い合せは､下記当社営業部および営業所または取次店へどうぞ。

0120-102-389●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますよう

0120-086-102※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例･規則に従って廃棄してください。

E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

お願い申し上げます。

※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

●ご相談／お問い合せは

URL : http://www.iti.iwatsu.co.jp/■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F

TEL 03-5370-5474
TEL 03-5370-5474
TEL 03-5370-5483
TEL 06-6535-9200

FAX 03-5370-5492
FAX 03-5370-5492
FAX 03-5370-5492
FAX 06-6535-9215

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080 8201-5518-5
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166 CS(OK)201809