ハイエンド落下試験装置

ANALYSIS SOFTWARE
ハイエンド落下試験装置ドロップテスター DT2000s/DT3000s with ハイスピードカメラ（オプション）

HEINA TEMA basic
HEINA TEMA ベーシック解析ソフトウェア

optionLEDライト付きハイスピードカメラ

LEDライト5トラッキングポイント

WordやExcelへ図表や画像の出力

タイムテーブル（加速度、速度、位置）

2Dトラッキング

マニュアルスケール設定

X/Tダイアグラム

相関（相関テンプレート内に含まれる領域において、各々の連続画像を相関します）

ダイナミック（動的）スケーリングタイムテーブルへ図表のコピー

スタティック（静的）
スケーリング

加速度と速度の算出

16bitトラッキング、色：白黒／RGB

optionエクストラ 5トラッキングポイント
四分円マーカー（相関トラッカーに比べより正確。
＊ターゲットマークの貼付が必要）

HEINA TEMA advance
HEINA TEMAアドバンスド解析ソフトウェア
最大24GB

50mm f/1.2 レンズ

すべてのベーシックバージョン機能

1280x800@25,600fps

105mm f/2.8 レンズ

四分円マーク

5m イーサネットケーブル

BNC ケーブル

X/T、X/Yダイアグラム

電源

カメラ用スタンド (DT用カップリング)

プログラム (CD-ROM)

カメラ用トランジットケース

周波数解析

信号取り出し用ボックス※ ご要求仕様により各種モデルを取り揃えております。

LED ライト付きハイスピードカメラは、旧式のドロップテスターにも搭載可能です。
またユーザートレーニングも提供しております。
詳細はお問い合わせください。

使 用制限

技術仕様

2個

6000 ルーメン

色温度 6000k / 52W

角度調整アタッチメント

Pro200 Oslon

反射防止バックプレート

照射角30 度

ライト用個別スイッチ

トラッキングポイント間の距離入力

ドロップテスターは、爆発物または破壊時に使用者および周囲の人の健康を害するおそれのある有害ガスを放出する物体の試験に使用してはいけません。

DT2000s（DT3000s）

幅

900（1200）mm

空気圧源／流量0.6 MPa / 150 l/min

高さ

2400（3350）mm

電源

100〜240 V, 50〜60 Hz

奥行き900 mm

装置質量300 kg

落下高さ

600〜2000（3000）mm

供試品最大吸着質量5 kg (吸着パッド・吸着面による)落下速度（無段調整）

3.5〜6.25 m/s

CEマーク

有消費電力

0.25 KW

落下盤

コンクリートブロック 400 x 400 x 50 mm

Konepaja-Heinä Oyは1988年に設立されたフィンランド企業です。
当社は革新的なCE認証試験
機器、良質なパーソナルサービスおよび信頼の置けるパートナーシップを、自信を持ってお客様にお届けします。
当社の主要製品であるタンブルテスター II、ドロップテスター、アブレーションタン
ブラーは、世界の何十もの電機メーカー、医療機器メーカーを始めとする幅広い企業に採用いただいております。

名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-3-6
URL

http://www.arbrown.com/em/

NBF 名古屋広小路ビル

ハイエンド落下試験装置

Drop Tester DT2000s/DT3000s
with optional high speed camera

TUMBLE TESTER II

ハイエンド落下試験装置 ドロップテスター DT2000s/DT3000s with ハイスピードカメラ（オプション）

ABRASION TUMBLER 640/3i

タンブルテスター II

アブレーションタンブラー 640/3i

ハイエンド落下試験装置

比類なき性能革新的な磨耗試験機

Heinä社のドロップテスターは様々な小型製品やHeinä社のタンブルテスターII（ランダム落下試

Heinä社のアブレーションタンブラーは、部品の破壊試験を行う装置です。

験機）は、様々な小型製品や部品の破壊試験をほこり、繊維塵、砂などの微粒子に対する電子機器の耐久性試験を行う装置です。

行う装置です。
IEC 60068-2-31 規格(IEC 68-2-32および BS EN 60068-2-32 を編入)に準拠した試動作原理

験に対応しています。

動作原理

供試品を装置の吸着パッドに取り付け、選択した落下速度
3.5 〜 6.25 m/s、もしくは落下高さ600〜2000（3000）mm で供試品を磨耗タンブラーのドラムの3つのロッ動作原理落下させます。
ドロッピングトレイが供試品を導き、ベースに対して垂直に落下させます。
また落下試験機にはハイスピードカメラを装着できますので、供試品がベースに衝突した時に実際に何が起こっているか検証することが可能です。
さらにオプションの解析ソフトウェアに動画を取り込むことによって、衝突時の衝撃値などを知ることができます。
この装置は、欧州機械指令89/392及びその改訂版91/368、カー内に入れます。
ドラム内はデニムでカバーさ供試品をタンブルテスターIIの中に入れます。
任意の落下回れており、ロッカー内には標準の磨耗材としてデ数を選択すると装置が始動して、供試品が装置のベースにニムの細片も入っています。
お客様のニーズに合様々な姿勢で落下します（自由落下）。

わせて他の素材を使用することも可能です。

供試品がベースの中央に落下するように本装置の回転速度

3つのロッカーはいずれも防塵壁で区切られていを選択します。
お好みで設定を変更することもできます。

ます。ドラムの前方と後方は透明なポリカーボ

タンブルテスターIIは、欧州機械指令89/392及びその改訂版ネートでできており内部の視認が可能です。

91/368、
93/44、
93/68に対応しています。

ドラムの回転速度は10〜30 rpmに設定可能です。
また試験期間はプログラム可能なカウンター93/44、93/68に適合しています。

で設定できます。

特徴特徴

強固なアルミフレーム、頑丈な構造

強固なアルミフレーム、頑丈な構造
安全ゲート、屋根、電子ドアロック
IEC 60068-2-31規格落下試験に適合
IEC 60601-1規格落下試験に適合

5.7 インチ カラーディスプレイ

交換しやすい回転バレル

回転バレル交換システム

MIL-STD-810G規格Method 516.5に適合
CE 認証
落下速度が調整可能
落下高さが調整可能

技術仕様

安全かつ美しいクリーンな設計

革新的なタンブラー構造

安全性を考慮した設計：安全ゲート、屋根、電子ドアロック

強固なアルミフレーム、アクリル窓

IEC 60068-2-31 規格タンブリング試験に対応

安全ゲート、屋根、電子ドアロック

IEC 60950-1 規格タンブリング試験に対応

簡単設置、静かな運転

CE 認証

カウンタープログラム可能

簡易操作

検査のためのアクセスが容易

落下レートが調整可能

Tumble Tester II

幅1160 mm検査のためのアクセスが容易

高さ

1600 mm

奥行き1500 mm

落下高さ1000 mm および 500 mm

メンテナンスフリー

落下頻度、無段調整

5〜15回 / 分

動力0.18 KW

各種吸着カップ

電源

ファストコネクタ搭載

検査カウンターハイスピードカメラ用トリガー出力

技術仕様

検査のためのアクセスが容易

ドロッピングトレイ使用による信頼性の高い正確な試験結果

事前設定可能な落下カウンター

特徴

カウンタープログラム可能

CEマーキング適合

640/3i

5条件までプログラムが可能
幅1000 mm

高さ1000 mm

奥行き

700 mm

ドラム対角線長さ

640 mm3つに分割でき運搬が容易

調整可能回転速度10〜30 rpm

5条件までプログラムが可能

電源

100〜240 V, 50〜60 Hz

100〜240 V, 50〜60 Hz

タイムカウンター

1 分〜24 時間

装置質量200 kg2方向回転0〜60 分

供試品最大質量5 kg

動力0.55 KW

CEマーク

有

タンブルテスターII は、爆発物または破壊時に使用者および周

装置質量

80 kg

囲の人の健康を害するおそれのある有害ガスを放出する物体

供試品最大質量1 kgの試験に使用してはいけません。

CEマーク

有

落下回数を設定可能

1〜9999回

検査カウンター

使 用制限

回転方向がプログラム可能

使 用制限
アブレーションタンブラー 640/3i は、爆発物または破壊時に使用者および周囲の人の健康を害するおそれのある有害ガスを放出する物体の試験に使用してはいけません。