RS-0349-2
熱分解ユニット（ＧＤ－７０Ｄシリーズ専用）
ＰＬＵ－７０仕様書
電源表示
推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

外観図

端子台図

12＋－DC24V

POWER ランプ点灯(緑)CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯
DC24V±10%
最大 25W
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
0～40℃(急変なきこと)
30～80%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0336-5
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＥＳＵ＋ＰＬＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス※1
濃度表示
検知範囲
検知方式※2
吸引流量
警報設定値※1,3
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能
推奨電源ケーブル
電源※4
消費電力※5
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D
定電位電解式NF3/COS
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
NF3：0～30ppm
COS：0～90ppm
ポンプ吸引式・熱分解式
0.5L/min±10%
NF3：10ppm(1st)【標準設定値】/20ppm(2nd)【標準設定値】
COS：30ppm(1st)【標準設定値】/60ppm(2nd)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/熱分解器接続表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/熱分解器異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W。PLU-70 は含まず)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～70%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト※1 注文時にご指定ください。
※2 本仕様では、別途専用熱分解ユニット(PLU-70)と組合わせて使用することが必要となります。
※3 COS：設置環境条件(温度)が20～30℃に限り、25ppmへ警報設定可。
※4 電源供給は、熱分解ユニット(PLU-70)にも別途必要となります。
※5 消費電力には、熱分解ユニット分(PLU-70<最大25W>)を別途加算してください。

RS-0337-4
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＳＳＵ＋ＰＬＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス※1
濃度表示
検知範囲※1検知方式※2
吸引流量
警報設定値※1
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能
推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D
熱粒子化式
毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式・熱分解式
0.5L/min±10%検知対象ガスによるPOWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/熱分解器接続表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/熱分解器異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W。PLU-70 は含まず)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと。検知対象ガスにより異なる場合があります)
30～80%RH(結露なきこと。検知対象ガスにより異なる場合があります)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト※1 注文時にご指定ください。
※2 本仕様では、別途専用熱分解ユニット(PLU-70)と組合わせて使用することが必要となります。

RS-0477-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＥＳＵ＋ＰＬＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス※1
濃度表示
検知範囲
検知方式※2
吸引流量
警報設定値※1※3
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源※4
消費電力※5
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲構造
外形寸法
質量
外観色※1※2※3※4※5

GD-70D-EA
定電位電解式NF3/COS
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
NF3：0～30ppm/COS：0～90ppm
ポンプ吸引式・熱分解式
0.5L/min±10%
NF3：10ppm(1st)/20ppm(2nd)【標準設定値】
COS：30ppm(1st)/60ppm(2nd)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示/熱分解器接続表示
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常/熱分解器異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W。PLU-70 は含まず)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W。PLU-70 は含まず)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～70%RH(結露なきこと)箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト

注文時にご指定ください。
本仕様では、別途専用熱分解ユニット(PLU-70)と組合わせて使用することが必要となります。
COS：設置環境条件(温度)が20～30℃に限り、25ppmへ警報設定可。
電源供給は、熱分解ユニット(PLU-70)にも別途必要となります。
消費電力には、熱分解ユニット分(PLU-70<最大25W>)を別途加算してください。

RS-0478-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＳＳＵ＋ＰＬＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス※1
濃度表示
検知範囲※1検知方式※2
吸引流量
警報設定値※1※3
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源※4
消費電力※5配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D-EA
熱粒子化式
毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式・熱分解式
0.5L/min±10%検知対象ガスによる
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示/熱分解器接続表示
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常/熱分解器異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W。PLU-70 は含まず)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W。PLU-70 は含まず)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～80%RH(結露なきこと。検知対象ガスにより異なる場合があります)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト※1 注文時にご指定ください。
※2 本仕様では、別途専用熱分解ユニット(PLU-70)と組合わせて使用することが必要となります。
※3 COS：設置環境条件(温度)が20～30℃に限り、25ppmへ警報設定可。
※4 電源供給は、熱分解ユニット(PLU-70)にも別途必要となります。
※5 消費電力には、熱分解ユニット分(PLU-70<最大25W>)を別途加算してください。