ライススキャンご利用マニュアル ＜機能の説明＞
アンドロイド版① 測定回数設定
測定条件② 計測値読み上げ③ 最終測定回を音声で通知④ GPS位置情報取得⑤ SPAD計との補正値登録

ほ場① 登録、編集、削除② ほ場絞り込み③ 作業ほ場選択
デバイス① 自動OFF時間設定

データ共有① データ共有

その他① SPAD換算式登録② SPAD換算式設定③ 終了④ 消音機能2020/09/25 ver.2©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

1

1-1

測定条件 （測定回数設定）

 通常測定モードでの1回の測定回数を設定します。
 測定回数は １～20回を選択できます。初期値は10回です。
 最後に登録された回数を登録、保存し、以降の通常測定の測定回数になります。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［測定回数］の数字をタップします。
４
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
［登録］ボタンをタップします
設定したい回数を選択します。
©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

2

1-2

測定条件 （計測値読み上げ） 測定結果の読み上げを”RS値（葉色値）”または”SPAD換算値”のどちらかを選択します。
 初期値は“RS値”です。
 ”SPAD換算値”の設定でSPAD換算値がない場合は”RS値”を読み上げます。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［計測値読み上げ］の右側の項目をタップします。
プルダウンリストが表示します。
読み上げ値を選択します。

４［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

3

1-3

測定条件 （測定最終回を音声で通知）

 通常測定モードで設定した測定回数の最終回数の前に、「残り一回です」とお知らせをします。
 測定回数設定が10回の場合、9回目測定結果の読み上げの後、「残り1回です」とお知らせをします。
 初期値は“ON”です。スライドボタンで機能をOFFにすると、お知らせはしなくなります。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします

３４［登録］ボタンをタップします「測定回最終前に音声で知らせる」の右側のスライドボタン
でON/OFFを設定します©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

4

1-4

測定条件 （ GPS位置情報取得）

 測定時のGPS位置測位を する/しない を設定します。
（施設園芸などGPS情報が不要な場合にご利用いただけます。）
 初期値は“ON”です。GPS位置測位がOFFの場合、ほ場絞り込み機能は動作しません。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３

４「GPS位置情報の取得」の右側のスライドボタンでON/OFFを設定します［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

5

1-5

測定条件 （SPAD計との補正値登録）

 登録しているSPAD換算値とお持ちのSPAD計とのずれを補正値として設定します。
 SPAD換算値の値とSPAD計の値を入力します。補正値を自動で計算します。SPAD換算式毎に設定ができます。
 補正値はその携帯端末のみに保存し、他の携帯端末とのデータ共有はありません。

1［設定ボタン］をタップします

２［SPAD計との補正値登録」
ボタンをタップします

３［SPAD換算式選択］
４５の項目欄をタップします。
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
値を入力します ［登録］ボタン
設定したい換算式を選択をタップします
します。
6©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

2-1




1

ほ場情報設定（登録、編集、削除）
通常測定モードで、ほ場の追加（新規登録）・編集・削除を行います。
新しくほ場を登録する場合は〈追加〉をタップし、ほ場を登録します。
既登録のほ場の設定内容を変更する場合は、編集したいほ場を選択後、〈編集〉をタップします。
既登録のほ場を削除する場合、削除したいほ場を選択後、〈削除〉をタップします。
ほ場削除の場合［設定ボタン］をタップします２［ほ場・区画管理］をタップします３

新規の場合は〔追加〕をタップします。
〔編集〕〔削除〕の場合は、リストから編集または削除するほ場名を選択後、ボタンをタップしてください。

４

削除の場合、〈OK〉をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

7

2-1

ほ場追加・編集

 ほ場登録画面 （入力必須はほ場名、栽培品種です）
項目（※必須）設定内容

ほ場名（※）

ほ場の名称を入力します。最大文字数は30文字です。編集の場合は変更できません。
次の文字は使用できません。¥/:*?”<>|,_

ほ場種別

共用圃場と個人用圃場の選択ができます。
共用圃場を選択した場合、同じ契約者ID内で登録したほ場名が共有できます。
個人用圃場を選択した場合は、登録したデバイスIDでのみ使用できます。

マップ位置１～４

ほ場のGPS位置を登録します。[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。
GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。

住所、面積

ほ場の住所、面積を入力します。面積の単位は 歩、畝、反、町、㌃、㌶から選択可です。

栽培品種(※）
種別、銘柄

ほ場で栽培する作物の種別（水稲、果物など）を選択します。銘柄は種別の下に登録された品種や種類を選択します。銘柄に設定したい品種や種類がない場合、その他を選択す
ると、その他銘柄に文字入力をします。（最大20文字）

坪当たり株数数値を入力します（主に水稲用で利用）。

SPAD換算式設定

SPAD換算値の表示を選択します。
換算値を使用しない場合は、SPAD換算値は表示しません。選択したSPAD換算値に合わせて、SPAD換算値を計算、表示します。

コメント

コメントを入力します。メイン画面でほ場を選択した場合、コメント欄に表示します。

１（区画数）

登録したほ場内で最大１０か所設定できます。

マップ位置A～J[マップ位置A（～J)] をタップすることで、区画名称が変更できます。（40文字以内、¥/:*?”<>|,_の文字は使用不可です。
[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。
GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。

ほ場、区画管理
画面へ

ほ場、区画管理メニューにもどります。登録または編集中のデータは破棄されます。

保存

登録したほ場を保存します。保存データは「端末データ送信」に登録されます。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

8

2-2

ほ場 （ほ場絞込み）

 通常測定モードで携帯端末のGPS測位位置から登録された範囲内のほ場を検出、リストアップします。
 登録しているほ場でマップ位置１～４のGPS位置情報から半径約25m範囲に現在地のGPS位置がある場合、そのほ場を選択、表示します。同じ位置に複数のほ場がある場合、対象となるほ場を全件表示します。
 〈ほ場絞り込み〉で選択、〈リセット〉で絞り込みを解除します。
 対象となるほ場がない場合、〈作業ほ場選択〉で指定している測定場所が全件表示します。
ほ場登録（GPS位置）

登録位置

１

半径約25m
範囲を検出

ほ場登録時にGPS位置が入力されている場合、≪ほ場絞り込み≫で範囲内のほ場が表示されます©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

9

2-3

ほ場 （作業ほ場選択）

 通常測定モードで登録したほ場の中からリスト表示したいほ場を選択・登録します。
登録件数が多い場合、
 選択されたほ場のみがメイン画面のほ場選択リストに表示します。

1［設定ボタン］をタップします２［作業ほ場選択］をタップします

３

４

５

緑色のほ場が選択、白色が非選択ほ場です

設定終了後、作業ほ場選択で表示選択したほ≪登録≫をタップ場のみが測定ほ場選択画面のプします
ルダウンリストに反映されます。
©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

10

3デバイス（自動OFF時間設定）

 デバイスの無動作時間が一定時間になった場合、デバイスの電源が自動でOFFになります。
 時間は1分～20分の範囲で設定できます。初期値は5分です。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［デバイス自動OFF時間］
４の数字をタップします。
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
［登録］ボタンをタップします
設定したい時間（１～20分）を選択後、≪完了≫をタップします。
11©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

4-1

データ件数＆共有

 測定データ、ほ場データ、手入力データは携帯端末に保存されます。
 データ件数は 設定メニューの［データ件数＆共有］の右側に表示します。
 データをメールまたは個人クラウドサーバー等に転送ができます。但し、転送時はインターネットにつながっている環境でご利用ください。

1［設定ボタン］をタップします２［データ件数＆共有］
ボタンをタップします３［全選択］または□をクリックして送信するデータを選択します

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。
携帯端末をインターネットに接続します。

４［共有］をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

12

4-1

データ件数＆共有 共有する方法を選択します。メールの場合は、送信先のメールアドレスを入力後、送信します。
 データ削除の場合は、削除するデータを選択後、［削除］ボタンをタップします。一旦削除したデータは復活できません。
データ削除

５

データを共有する方法を選択します。

６

宛先を入力します

７

送信します

８

削除時［OK］削除します。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

13

5-１

その他 （SPAD換算値表示）

 SPAD換算値の表示を行います。コシヒカリ（標準）*１が初期で登録しています。
 ほ場登録のSPAD換算を設定するとRS値と同時にSPAD換算値が表示されます。
 SPAD換算式の追加登録は可能です。弊社で登録を行いますのでご相談ください。
（注 *１：過去のデータを基に作成しております。数値を保証するものではありません。）

1［SPAD換算式設定］の右下の▼をタップすると設定済の換算式が表示されます。
リストから使用する式を選択します。

２
選択設定終了後、[保存]をタップします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

14

5-２



1

その他 （SPAD換算式設定）

SPAD換算式を登録できます。登録件数は最大5件です。
換算式は葉色値またはRGB輝度値のどちらかを設定します。
［追加］ボタンで式追加、［削除］ボタンで式削除します。
［追加登録］されたSPAD換算式はほ場登録または編集で（SPAD換算式設定）のリストに反映されます。
登録されたSPAD換算式はほ場の（SPAD換算式設定）に反映されます。

［SPAD換算式設定］をタップします。

２

追加する場合は［追加］をタップします。

３

名称を入力します。
また、換算式（傾きと係数）を入力します。

４［登録］をタップします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

15

5-3

その他 （終了ボタン）

 測定終了時に、”機内モード”などの設定を元に戻すために設定画面が開きます。
 携帯端末の本体設定を通常ご使用の状態の戻すためにご利用ください。

１〈終了〉をタップします2
設定画面になります３

通常の設定に戻します。
“機内モード”OFF©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

16

5-４



その他 （消音機能）
測定音は、固定音量ですので、携帯端末の音量設定で変更できません。
以下の方法で、ボリューム連動に変更できます。但し、アプリの再起動などで、リセットされます。

1

タイトル部（枠内）を5回タップします。

２［デベロッパーモードを開始します］でボリューム連動になります。

３

タイトル部（枠内）を5回タップまたはアプリの再起動で解除されます。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

17