世界の安全規格に対応、７インチカラーディスプレイ搭載。

SIGNAL I/O

GPT-10000
GPT0000シリーズ
シリーズ
AC/DC耐電圧、絶縁抵抗(IR)、アース導通(GB)、導通試験(CONT) の安全試験器
GPT-12003 \230,000 (税抜)

200VA

GPT-15001 ※ \330,000 (税抜)
GPT-15002 ※ \360,000 (税抜)
GPT-15003 \398,000 (税抜)
GPT-15004 \598,000 (税抜)

AC

DC

絶縁

CONT

AC
500VA

CONTAC

DC

AC

DC

絶縁

AC

DC

絶縁

CONT
CONT
アース
導通※受注⽣産品となります。

特長
見やすい７インチカラーディスプレイ搭載● 電圧上昇(Ramp-up)/電圧下降(Ramp-down)時間を独立設定可能● 測定データの統計分析可能● 最大出力電力５００VAと２００VAをラインナップ● USBメモリーに測定データを保存可能● 最短測定時間０.３秒● 電圧、電流、抵抗の時間変化をグラフ表示するスイープ機能搭載● 多彩なインタフェースとインターロック機能● 組込みに便利なリアパネル出力端子付き● ワールドワイド入力電圧●CONTパネル説明USB

GPT-15004
前面出力端子GPT-15004
背面出力端子

RS-232SignalI/O

REMOTE

GP-IB

LAN

1. START/STOP ボタン
2. 電源スイッチ
3. 試験機能キー
4. 7 インチカラーディスプレイ
5. ソフトキー
6. PASS/FAIL インジケータ
7. ロータリーノブ
8. モードキー
9. USB タイプ A/ リモート端子
10. 前面出力端子11. 背面出力端子
12. RS-232C ポート
13. USB タイプ B ポート
14. SIGNAL I/O ポート
15. GP-IB/LAN ポート （オプション）
16. AC インレット / ヒューズ

GPT-10000 シリーズ概要
付属品

モデル

試験容量

AC 耐圧

DC 耐圧

絶縁抵抗

アース導通

導通試験

GPT-12003

200VA〇〇〇ー〇〇※ーーー〇〇※〇ーー〇

GPT-15003

〇※〇

〇ー〇

リモートケーブル (GHT-119)
インターロックキー

GPT-15004

〇※

〇〇〇〇

ユーザマニュアル (CD)※短絡電流

200 ｍ A 以上

GPT-15001
GPT-15002

A500VA

B

電圧上昇 / 電圧下降時間を独立設定可能

電源ケーブル

スイープ機能
被測定物のテスト結果をトレースグラフに表示します。
絶縁破壊の電圧 / 電流など、 製品特性の分析に最適です。
0.1 秒サンプリングで最大 10000 ポイント記録可能です。

( 抵抗負荷 /3000V)
テスト電圧

開始電圧
( 設定可能 )印加電圧 ([READ V] ： 緑色表示 )0
約 100mS

テストリード (GHT-115)
GB テストリード (GHT-215)※GPT-15004 のみ

電圧上昇時間( 設定可能 )テスト時間

電圧降下時間( 設定可能 )T

測定電流 ([READ I] ： 青色表示 )カーソル

カーソル位置の測定値

C

コンタクトチェック機能
テスト開始(ACW、DCW、IRテスト)
チェック波形
50V/400Hz

コンタクトチェック機能は、 50V/400Hz の出力を用いて、 ACW、 DCW、 および IR テストの前に、テストリードと DUT の間にオープンまたはショートが発生しているかどうかを判断する機能です。
Learning を実行することで正常時の基準値を取得し、 上限、 下限を指定してショート、 オープンを判定します。
GPT-10000

GPT-10000

GPT-10000

チェック時間約250ms

正常ショートオープン

D

統計分析

E

測定データの保存不良率把握に有効な試験総数、合格数、不合格数を表示。

PCと接続不要！USBメモリーに測定データを保存可能！

緑枠 PASS、FAILと合計の回数

各テスト項目（例：IR）の詳細分析

Date/Time , Stp, MOD, Judge, V/A , Reading , Timer , MA_S, Barcode
2020-03-12 15:22:31, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:33, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:34, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:35, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:37, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:39, 000, ACW, PASS , 0.100kV, 000 uA , T=000.3s, M000,
2020-03-12 15:22:42, 000, DCW, PASS , 0.099kV, 000 uA , T=000.3s, M000,

青枠 試験項目ごとのPASS、FAILの回数

しきい値に対するパーセント分布

F

試験項目をバーコードにて管理可能

G

バーコードをスキャンすることで、 事前に登録した試験内容を呼出し実行することができます。

ユーザ定義可能なシグナル I/O
10915

バーコードページに試験を登録、編集できます、最大100レコードまで。

ピン１234567
Output_2
8Output_3
9Output_4
10Output_5
11NC12NC
13NC
14Output_COM 15「ABC-abc-1234」

5 4 3 2 1

6

緑枠 SIGNAL I/O出力ピン714 13 8 12 11

ピン名

概要

Interlock1
Interlock2
Input_START
Input_STOP
Input_COMNC
Output_1

INTERLOCK 設定を ON 設定とすると、
1、 2 の INTERLOCK ピンが短絡されている場合にのみ試験が開始可能。

実行 （START） 信号入力端子
停止 （STOP） 信号入力端子
入力 （INPUT） コモン端子NC
OUTPUT1 信号OUTPUT2 信号
OUTPUT3 信号
OUTPUT4 信号
OUTPUT5 信号
NC
NC
NC

青枠 自動（AUTO）試験におけるSIGNAL IOの選択

出力 （OUTPUT） コモン端子※確認したバーコードリーダー：ARGOX社「AS-8050」、DUKEPOS社「DK-7666」、Cino社「L680」

H

スクリーンショット機能I

表示されている画面を USB メモリへビットマップ形式の画像データとして保存できます。

システムキーを長押しするとUSB メモリへ画面を保存

スイープ画面の保存や設定画面のメモ代わりに便利な機能です。 最大 99 枚の画像が保存できます。
一度 PC 等へ画像を移せば、 再度保存ができるようになります。

ステップ上昇が可能

AUTO 試験の際、 一度電圧を下げてから次のステップに移行しますが、PREVOLTAGE 機能を使うと、 電圧を下げることなく、 次のスッテプ電圧に上昇させることが可能です。 （下降はできません。）
DC 耐電圧試験の例
AUTO 試験の設定画面

出力
例えば段階的な耐電圧の確認が可能です。

PREVOLTAGE 有効マーク

J

作業者と被測定物の安全性を重視した保護機能

DUT
感電検知

出力停止
力停止

●出力電流と DUT を流れる電流の差が流の差が 3mA 以上検出された時、 感電検知として出力を停止します。 （この機能には設定の条件があります。）

K●ゼロ電圧投入機能、 フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎます。

●試験終了時、100ms以内に被 ●インターロック機能、キーロック測定物を放電し、感電の危険機能を搭載し、安全性を確保しを防止します。
ます。

オプション

GHT-205-G

GHT-113高電圧テストプローブ 高電圧テストプローブ
約 2m

GTL-232

CB-2420P

GTL-246

RS-232C ケーブル（クロス） 約 2m

GP-IB ケーブル
約 2m

USB ケーブル
A-B タイプ 約 1.2m

OPT01-GP
OPT02-LAN
GRA-440-PT10K-PT10K ラックマウントアダプタ
GP-IB ユニットLAN ユニット

\12,500（税抜） \33,000（税抜） \2,500（税抜） \12,500（税抜） \2,500（税抜） \32,000（税抜） \29,800（税抜） \20,000（税抜）製品仕様
GPT-12003

GPT-12003

GPT-15000 シリーズ

GPT-15000 シリーズ

AC 耐電圧

絶縁抵抗 (IR) 試験

0.050kV 〜 5.000kV ※ 11V±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時
200VA (5kV/40mA)
500VA(5kV/100mA)
40mA
100mA（※短絡時 200mA 以上）
0.001mA 〜 10mA
0.001mA 〜 10mA
(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)
0.001mA 〜 40mA
0.001mA 〜 100mA(0.5kV<V ≦ 5kV)
(0.5kV<V ≦ 5kV)
出⼒電圧波形正弦波
周波数50Hz / 60Hz
電圧レギュレーション±（1% ＋ 5V）[ 最⼤定格負荷→無負荷 ]電圧計確度±（読み値の 1% ＋ 5V）
電流測定レンジ
0.001mA 〜 40.00mA
0.001mA 〜 100.00mA
電流最⾼分解能
1μA
1μA
1 μ A（1 μ A 〜 9.999mA）
1 μ A（1 μ A 〜 9.999mA）
10 μ A（10.00mA 〜 40.00mA） 10 μ A（10.00mA 〜 99.99mA）
100 μ A（100.0mA）
電流測定確度±（読み値の 1.5% ＋ 30 μ A）
電流オフセット
60 μ Amax
判定確度±（設定の 3% ＋ 30 μ A）
判定⽅式
ウィンドウコンパレータ⽅式
部分放電 (ARC) 検出○
上昇時間制御機能○
RAMP TIME( 上昇時間 )0.1 〜 999.9s
下降時間制御機能○RAMP DOWN( 下降時間 )0.0 〜 999.9s
タイマー ( 試験時間 )OFF ※ 2、0.3s 〜 999.9s
GND( グランドモード )ON/OFF
WAIT TIME( 判定保留時間 ) 0.0 〜 999.9s※ 1：50V/10mA の設定電圧に達するには、0.3 秒以上がです。
※ 2：タイマー OFF は、上限電流が 30mA 未満 (GPT-12000)、80mA 未満 (GPT-15000) に限ります。

試験電圧
測定値表⽰範囲
50V ≦ V ≦ 100V
000.1M Ω〜 10.00G Ω150V ≦ V ≦ 450V
000.1M Ω〜 20.00G Ω500V ≦ V ≦ 1200V
000.1M Ω〜 50.00G Ω
電圧レギュレーション±（1% ＋ 5V）[ 最⼤定格負荷→無負荷 ]電圧計確度±（読み値の 1% ＋ 5V）
出⼒ショート時の出⼒電流
10mA max.
出⼒インピーダンス
2k Ω
判定⽅式
ウィンドウコンパレータ⽅式
上昇時間制御機能○
RAMP TIME( 上昇時間 )0.1 〜 999.9s
下降時間制御機能○
RAMP DOWN( 下降時間 )0.0 〜 999.9s
WAIT TIME( 判定保留時間 ) 0.0 〜 999.9s
タイマー ( 試験時間 )0.3s 〜 999.9s ※ 6
GND ( グランドモード )ON/OFF
注意：IR 試験でグランドモードが ON の場合には、GND OFFSET を加える必要があります。
※ 5：IR 試験でグランドモードが ON の場合、最⼤ 30G Ωの測定を保証します。
※ 6：IR 試験でグラウンドモードが ON の場合、試験時間の最⼩値は 0.5s です。

出⼒電圧範囲
出⼒電圧分解能
出⼒電圧確度
最⼤定格負荷
最⼤定格電流DC 耐電圧（GPT-15001 を除く）
0.050kV 〜 6.000kV ※ 31V±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時
50W（5kV/10mA）
100W（5kV/20mA）
10mA
20mA
0.001mA 〜 2mA
0.001mA 〜 2mA(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)
0.001mA 〜 10mA
0.001mA 〜 20mA
(0.5kV<V ≦ 6kV) ※ 4(0.5kV<V ≦ 6kV) ※ 4
電圧計確度±（読み値の 1% ＋ 5V）
電圧レギュレーション±（1% ＋ 5V）[ 最⼤定格負荷→無負荷 ]電流測定レンジ
0.001mA 〜 10.00mA
0.001mA 〜 20.00mA
電流最⾼分解能0.1 μ A
0.1 μ A
0.1 μ A（0.1µA 〜 999.9µA）
0.1 μ A（0.1µA 〜 999.9µA）
1 μ A（1 μ A 〜 9.999mA）
1 μ A（1 μ A 〜 9.999mA）
10 μ A（10.00mA）
10 μ A（20.00mA）
電流測定確度±（読み値の 1.5% ＋ 3 μ A）（I < 1mA）±（読み値の 1.5% ＋ 30 μ A）（I ≧ 1mA）
判定確度±（設定の 3% ＋ 30 μ A）
電流オフセット
5 μ A max
判定⽅式
ウィンドウコンパレータ⽅式
部分放電 (ARC) 検出○
上昇時間制御機能○
RAMP TIME( 上昇時間 )0.1 〜 999.9s
下降時間制御機能○
RAMP DOWN( 下降時間 )0.0 〜 999.9s
タイマー ( 試験時間 )OFF 、0.3s 〜 999.9s
GND( グランドモード )ON/OFFWAIT TIME( 判定保留時間 ) 0.0 〜 999.9s
容量負荷最⼤値
1µF（6kV 時、10 秒以内に放電できる最⼤値）※ 3：50V/2mA の設定電圧に達するには、0.3 秒以上が必要です。
※ 4：>5kV の場合、最⼤電流は電⼒により制限されます。
出⼒電圧範囲
出⼒電圧分解能
出⼒電圧確度
最⼤定格負荷最⼤定格電流

絶縁抵抗 (IR) 試験（GPT-15001,15002 を除く）
出⼒電圧範囲
出⼒電圧分解能
出⼒電圧確度
抵抗測定レンジ
試験電圧
50V ≦ V ≦ 450V
500V ≦ V ≦ 1200V

50V 〜 1200V
50V±（設定の 1% ＋ 5V）、無負荷時
0.1M Ω〜 50G Ω
測定レンジ
確度0.1M Ω〜 1M Ω
読み値の 5%+3 カウント
1M Ω〜 50M Ω
読み値の 5%+1 カウント
51M Ω〜 2G Ω
読み値の 10%+1 カウント
0.1M Ω〜 1M Ω
読み値の 5%+3 カウント
1M Ω〜 500M Ω
読み値の 5%+1 カウント
501M Ω〜 9.999G Ω
読み値の 10%+1 カウント
10G Ω〜 50G Ω
読み値の 20%+1 カウント※ 5続き

アース導通（GB）試験（GPT-15004 のみ）
出⼒電流範囲
出⼒電流確度3.00A~32.00A±（設定の 1% ＋ 0.2A）
3A ≦ I ≦ 8A±（設定の 1% ＋ 0.05A）
8A ＜ I ≦ 32A
0.01A
最⼤ 8VAC（オープン回路）
50Hz / 60Hz
1m Ω〜 650m Ω
0.1m Ω
±（読み値の 1% ＋ 2m Ω）±（設定の 1% ＋ 2m Ω）
ウィンドウコンパレータ⽅式
0.3s 〜 999.9s
ON/OFF

出⼒電流分解能
テスト電圧
周波数
抵抗計測定範囲
抵抗計測定分解能
抵抗計測定確度
抵抗計判定確度
判定⽅式
タイマー ( 試験時間 )GND ( グランドモード )導通 (CONT) 試験
出⼒電流
抵抗測定範囲抵抗測定分解能
抵抗測定確度
抵抗判定確度
判定⽅式
タイマー ( 試験時間 )100mA（DC）
0.10 Ω〜 70.00 Ω
0.01 Ω
±（読み値の 10% ＋ 2 Ω）±（設定の 10% ＋ 2 Ω）
ウィンドウコンパレータ⽅式
0.3s 〜 999.9s

インタフェース
前⾯
背⾯オプション（背⾯）背⾯出⼒端⼦・REMOTE ・USB（ホスト、データ出⼒ポート、USB 2.0）
・ SIGNAL IO ・ RS232 ・ USB（デバイス、USB 2.0）
・GPIB ・LAN ※同時装着不可○

⼀般
最⼤⼨法 (mm)
質量
AC ⼊⼒
消費電⼒

突起物含む GPT-12003
GPT-15001,15002,15003
380(W)x148(H)x436(D) 約 11kg 380(W)x148(H)x492(D) 約 17kg
GPT-15004
380(W)x148(H)x546(D) 約 21kg
AC100V~240V 50Hz/60Hz
400VA MAX.
1000VA MAX.

表１: 出⼒制限
試験 出⼒電流項⽬ GPT-12003
GPT-15000 シリーズ
AC30mA ≦ I ≦ 40mA80mA ≦ I ≦ 100mA0.001mA ≦ I ＜ 30mA 0.001mA ≦ I ＜ 80mA
DC
0.001mA ≦ I ≦ 10mA 0.001mA ≦ I ≦ 20mA
GB
15A ＜ I ≦ 32A
3A ≦ I ≦ 15A
注意：出⼒時間＝上昇（RAMP）時間＋試験時間

休⽌時間

出⼒時間

出⼒時間以上が必要
不必要
不必要
出⼒時間以上が必要
不必要

最⻑ 240 秒
連続出⼒可能連続出⼒可能
999.9 秒999.9 秒

表２: 容量性負荷
試験条件
試験電圧 DCW
1.000 ｋ V
2.000 ｋ V
3.000 ｋ V
4.000 ｋ V
5.000 ｋ V6.000 ｋ V

HI-SET 電流
I ≧ 10.00 ｍ A
I ≧ 7.00 ｍ A
I ≧ 8.00 ｍ A
I ≧ 11.00 ｍ A
I ≧ 7.00 ｍ A
I ≧ 8.00 ｍ A

ランプ時間↑T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s
T ≧ 1.0s

最⼤容量性負荷
4.7 μ F1.65 μ F
1.32 μ F
1.32 μ F
0.66 μ F
0.66 μ F

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662020.12.xx JGPT102012N (TTCxxx) Printed in Japan.