B-H アナライザ
豊富なラインアップでさまざまな磁気測定に対応
ワイドレンジ恒温槽スキャナ SY-330 *使用温度範囲-55ºC ～ +180ºC

車載部品規格 AEC-Q200 Grade0 に対応

恒温槽スキャナシステム SY-321A/320A *使用温度範囲-30ºC ～ +150ºC

SY-8218 10Hz ～ 10MHz
SY-8219 10Hz ～ 1MHz

DC バイアス・テスタ SY-960、961、962 *DC バイアス30A（最大）

全自動で高周波まで正確なコアロス測定
小型単板磁気測定装置 SY-956 *
試料サイズ

36mm 以上
35mm 以下
厚さ 3mm 以下

長さ
幅*別途パワーアンプやリモート･コントロール･ソフトウェアが必要です。

B-H アナライザ

軟磁性材料の交流磁気特性を高周波まで正確に測定
高確度 ･ 高精度なコアロス測定

岩通の B-H アナライザは CROSS-POWER 方式（IEC62044-3 に採用）により、周波数スペクトラム上の位相誤差の少ない積分処理、電流検出抵抗器や検出回路の振幅 ･ 位相特性の補償により高確度 ･ 高精度測定を実現。
1988 年の発売以来複数回のモデルチェンジを経て着実に確度 ･ 精度を高めた岩通の B-H アナライザはパワエレの更なる発展に貢献します。

SY-810 リモート･コントロール･ソフトウェア

HSA4014-IW パワーアンプ

SY-8218 B-H アナライザ

SY-320A 恒温槽スキャナ ･ システム■ 10Hz ～ 10MHz の広帯域測定周波数（SY-8218）■ワイドレンジ温度特性（－ 55℃～＋ 180℃）4 個までの試料を自動測定（SY-330）■最大 41 個の試料の温度特性（－ 30℃～＋ 150℃）を自動測定（SY-321A）■最大電圧± 140V、最大電流± 5.2A、～ 3MHz まで印加するハイパワーアンプ（IE-1125B）■ DC バイアスを最大 30A まで重畳した測定を実現（SY-960/961/962）
B-H アナライザ

ワイドレンジ恒温槽スキャナ

恒温槽スキャナ ･ システム

車載部品規格AEC-Q200 Grade0に対応

SY-8218 / SY-8219

DC バイアス ･ テスタ

SY-320A / SY-321A

SY-330小型単板磁気測定装置

パワーアンプAC ブロッカー SY-962

HSA4101-IW

HSA4014-IW

DC バイアスソース SY-961
DC バイアステスタ SY-960

2

SY-956
IE-1125B

B-H アナライザ

様々な形状の軟磁性材料 磁気特性を測定
軟磁性材料

部品形状

フェライト

トロイダル

トロイダル

粉

巻線イメージ

SY-513

パーマロイ

EE コア

アモルファス

EI コア

ケイ素鋼板

板

ダスト材

粉

EE コア

巻線イメージ板

全自動測定
測定試料パラメータ（実効磁路長、実効断面積、巻線数など）と測定条件（周波数、最大磁界、最大磁束密度、最大誘起電圧、最大励磁電流）の設定のみで B-H カーブを自動取得し、各種磁気パラメータを全自動で測定します。

1試料条件

試料名
Le: 実効磁路長
Ae: 実効断面積
Ve: 実効体積
We: 質量N1:1 次巻線数
N2:2 次巻線数

23

測定条件

励磁信号
周波数
目標磁界
目標磁束密度など

START キー

試料条件、測定条件設定して、START キーを押すと測定開始

オプションも全自動測定
ワイドレンジ恒温槽スキャナやDCバスアス・テスタ、小型単板磁気測定装置などのオプションもリモート・コントロール・（パワーアンプは手動操作）
ソフトウェアSY-810から全自動制御できます。
Schedule 画面

Condition 画面

マニュアル測定イメージ

自動測定イメージ

3

B-Hアナライザ

SY-8218 / 8219（本体）

CROSS-POWER法（IEC62044-3準拠）にて高周波まで正確なコアロス測定

B-H アナライザ（本体）SY-8218 10Hz 〜 10MHz
SY-8219 10Hz 〜 1MHz

■測定周波数■印加波形■最大入力電流■最大入力電圧■励磁方法

10Hz～10MHz（SY-8218)、10Hz～1MHz（SY-8219）
正弦波、方形波（10Hz～1MHz）
±6A
±200V
自動励磁

（最大磁界、最大磁束密度、最大励磁電流、最大誘起電圧指定）
残留磁化を残さない様に減衰交番磁界を掛けて減磁測定方式

CROSS-POWER法（IEC62044-3準拠）

測定項目

最大磁束密度（Bm）、残留磁束密度
（Br）
、
最大磁界
（Hm）
、保磁力（Hc）、
角形比、
振幅比透磁率（μa）
、（Br/Bm）、位相角（θ）、総磁束変化（2Φm）
、
最大誘起電圧
コアロス（Pc,Pcv,Pcm）、
最大励磁電流（I1m）、（V2m）
インピーダンス透磁率
（μZ）
、
複素透磁率
（μʼ, μʼʼ）
、
損失係数
皮相電力
（VA）
、インダクタンス（L）、（tanδ）
レジスタンス（R）、
インピーダンス（IZI）
、品質係数
（Q）
、全高調波歪（THD）

B-Hカーブ、励磁電流／誘起電圧／磁界／磁束密度の波形

測定波形
測定周波数

SY-8218【測定試料イメージ】

正弦波
方形波

10Hz〜10MHz（SY-8218）、10Hz〜1MHz（SY-8219）
10Hz〜1MHz（Duty50%固定）

磁界信号検出無誘導抵抗器の両端電圧降下法 最大許容電流±6A

磁束密度信号検出

誘起電圧検出コイル両端電圧検出法
最大許容電圧±200V

デジタイザ

分解能16bits（8192points/cycle）

試料接続方式

2巻線法または1巻線法

表示方式

8.4型TFT-LCD SVGA 800×600ピクセル

質量、寸法(mm)測定 POD 部（POD カバーを外した状態）
外部メモリ

本体約12.5kg、約420W×266H×480D突起部含まず

USB（データストレージ）
PODカバー、ACカプラSY-504、
パワーアンプケーブル（BNC-BNC）、
OSCケーブル（BNC-SMA）、電源コード、ユーザーズガイド、取扱説明書
（CD）

付属品

パワーアンプ

高周波・ハイパワーのバイポーラアンプ

B-H アナライザ専用パワーアンプ
HSA4101-IW 10MHz 1.0A 71V
HSA4014-IW 1MHz 5.6A 75V
3MHz 5.2A 140V
IE-1125B［Apeak］

最大出力電流OSCケーブルSY-911

IE-1125BとB-Hアナライザ本体を接続する時に必ず必要です。

HSA4101-IW

HSA4104-IW［Hz］

IE-1125B

HSA4101-IW

HSA4014-IW

IE-1125B

DC〜10MHz

DC〜1MHz

DC〜3MHz

最大出力電流±1Apeak±5.6Apeak±5.2Apeak

最大出力電圧±71Vpeak±75Vpeak±140Vpeak

周波数

最大出力電力
定格周波数

50VA

200VA

350VA

50/60Hz50/60Hz50/60Hz

AC100V/115V
電源

電圧範囲

AC200V/230V
手動切換

最大消費電力寸法（mm）、
質量4

最大出力電圧［Vpeak］

AC90V〜110V※オプション

AC90V〜250V

AC120V/200V/220V/240V

700VA（400W）

900VA（700W）

2kVA

約220W×177H×450D

約290W×177H×450D

約440W×238H×600D

約7.8kg

約18kg

約29kg

［Hz］

ワイドレンジ恒温槽スキャナ SY-330、恒温槽スキャナ･システムSY-320A / 321A

温度範囲 -55ºC ～ +180ºC
最大試料数 4 個の全自動測定

ワイドレンジ恒温槽スキャナ

SY-330 試料数 4

車載部品規格 AEC-Q200 Grade0に対応

温度範囲 -30ºC ～ +150ºC
最大試料数 41 個の全自動測定

恒温槽スキャナ ･ システム

SY-320A 試料数 20 / SY-321A 試料数 41

サンプルステージ
ターンテーブル

測定方式
恒温槽部

AC200V 3φ 3W 50/60Hz

電源電流−55ºC〜＋180ºC電源

AC 100V 〜240V 50/60Hz

消費電力※ NATIONAL
INSTRUMENTS
社製

最大21VA

10Hz〜3MHz（SY-8218接続時）
10Hz〜1MHz（SY-8219接続時）

測定周波数
スキャナ
ユニット部
測定試料数

最大4個

最大許容電流シリアル計測器デバイス
型名
NI USB-232±6A

最大許容電圧±200V

寸法（mm）、質量（突起部含まず）※ NATIONAL
INSTRUMENTS社製

約1,023W×607L×1,200H 約190kg

RS-232ケーブル、チャンバーケーブル（SY-912）、プッシャ（SY-512）、電源コード、取扱説明書

付属品

SY-320A

SY-321A

電源電圧

GPIBコントローラ
型名
NI GPIB-USB-HS+

最大14A

温度設定範囲

測定方式

共通オプション

SY-330
電源電圧

恒温槽部

電源電流
温度設定範囲AC100V 50/60Hz
最大12.5A

最大21.0A−30ºC〜＋150ºC

AC 100V 〜120V 50/60Hz
最大28VA
10Hz〜5MHz（SY-8218接続時）
測定周波数
スキャナ
10Hz〜1MHz（SY-8219接続時）
ユニット部
最大41個
測定試料数
最大20個
最大許容電流±6A
最大許容電圧±200V
寸法（mm）、質量約543W×695L×620H
約640W×920L×660H（突起部含まず）
約85kg
約135kgチャンバーケーブル（SY-910）、GPIBケーブル1m、電源コード、取扱説明書、本体SY-320A（ターンテーブ付属品
ルSY-510）、本体SY-321A（ターンテーブルSY-511）

リモート･コントロール･システム構成

電源

消費電力

リモート･コントロール･ソフトウェアSY-810※詳しくは P8 をご覧ください。

■ワイドレンジ恒温槽スキャナSY-330を使用したリモート･コントロール･システム
NI USB-232（USB - RS-232）

RS-232ケーブル（D-Sub9 メス-メス）

NI USB-232（USB - RS-232）

RS-232ケーブル（D-Sub9 メス-メス）

RS-232NI GPIB-USB-HS+（USB-GPIB）
バルクヘッドアダプタ
182766-01
B-Hアナライザ

SY-8218/8219

USB×3

USB-GPIBコンバータ
SY-509
USB

POWER
INPUT

パワーアンプINPUTOSC OUTPUT

PC
リモ－ト・コントロ－ル・ソフトウェア

OUTPUT

OSCケ－ブル( BNC-SMA)

SY-810RS-232

パワ－アンプケ－ブル( BNC-BNC)

チャンバ－ケ－ブル SY-912

ワイドレンジ恒温槽スキャナ

SY-330■恒温槽スキャナ・システムSY-320A / 321Aを使用したリモート･コントロール･システム
NIGPIB-USB-HS+USB

恒温槽スキャナ・システム用保守部品（SY-320A/321A 用）

USB-GPIB 変換アダプタ SY-509

B-H アナライザ
SY-8218/8219

ターンテーブル（試料を搭載する自動測定用テーブル）
SY-510（SY-320A用、標準付属品）
SY-511（SY-321A用、標準付属品）

GPIB ケーブル
408JE-101
USB
パワーアンプPC

リモート ･ コントロール ･ ソフトウェア

OSC
OUTPUT

INPUT

SY-810

交換用接触子SY-512（SY-320A/321A用、標準装備品）

OUTUT
恒温槽スキャナ ･ システム

SY-320A / 321A
チャンバーケーブル SY-910

5小型単板磁気測定装置 SY-956

小片単板試料での交流磁界特性の測定

小型単板磁気測定装置

SY-956■測定周波数
10Hz～20kHz■最大印加磁界（の強さ） 10,000A/m■試料サイズ
長さ36mm以上、幅35mm以下、厚さ3mm以下■新方式縦型単ヨーク式励磁電流法単板磁気特性試験法を採用■測定ヨークのコアロス等の磁気特性をキャンセルするヨーク補償機能を搭載（首都大学東京清水敏久教授と共有特許 特許第5885646号）■測定試料を押さえる力を一定にして測定の再現性を確保
35mm 以下

36mm 以上

縦型単ヨ−ク式励磁電流法単板磁気特性試験法

測定方式
最大印加磁界

試料サイズ

測定周波数

3mm 以下測定可能試料寸法
最大許容電流最大許容電圧
電源

性能保証温度

寸法(mm)、質量
付属品(IEC 60404-3 相似)(ヨ−ク補償機能付き)（励磁電流5A時）
約10,000A/m
正弦波10Hz〜20kHz
長さ36mm以上、厚さ3mm以下
幅35mm以下、±6A±200V
AC100V〜240V、50Hz/60Hz、最大27VA+18ºC〜+28ºC
約8.5kg
約330W×200H×320D突起部含まず、
小型単板測定ケーブル（SY-957）、Bコイル(2種)、端子台ツマミネジ、ピンセッ

ト、ブロアーブラシ、アクセサリ収納ケース、電源コード、取扱説明書

付属の "B" コイル名称

B コイル 01

B コイル 02

外観

試料サイズ

厚さ：1mm以下、幅：10mm以下
巻線数：35

厚さ：1mm以下、幅：30mm以下
巻線数：100※ B コイルは任意の巻き数で材料に巻き付けることもできます。

鋼板は形状により磁気特性が変化するため、加工前の単板形状で磁気特性を評価することが重要です

パーマロイバンドの例
保磁力円形＝楕円残留磁束密度

円形＜楕円

飽和磁束密度

円形＜楕円

コアロス

円形＜楕円

LF AC カプラ SY-514
パワーアンプのオフセット除去に最適。

メインユニットに標準付属する AC カプラの下限周波数は10kHz ですが、SY-514 を使用することにより、下限周波数を約 300Hz に下げた測定ができます。

空トロイダルコア SY-513
トロイダル形状の空きケース。
粉末試料の測定に最適。

付属品の BNC ケーブル（0.6m）

下限周波数：約 300Hz、最大入力電圧：± 200V
最大入力電流：± 6A、付属品：BNC ケーブル (0.6m)

10kHz AC カプラ SY-504

直流バイアス電源 SY-931
最大 DC バイアス電流：10A
最高測定周波数：1MHz※ B-H アナライザ本体に標準付属6DC バイアス ･ テスタ（SY-960、961、962）

直流バイアス印加時の交流磁気特性の測定DC バイアス ･ テスタ
SY-960/961/962■最大DCバイアス30A■最大リプル±6A■測定周波数（正弦波） 10kHz～3MHz（インダクタの値によっては測定可能下限周波数が10kHzよりも高くなる場合があります。）■測定周波数（方形波） 10kHz～1MHz（Duty10%-90%）
DC バイアス非正弦波

AC ブロッカー SY-962

6Ak

30Amax実動作に近い励磁で測定

DC バイアスソース SY-961
方形波（試料に流れる電流は三角波状 = 擬似チョッパ）、正弦波に直流を重畳して磁気特性を測定

DC バイアステスタ SY-960

測定試料例

DSM

BH アナライザメインユニットやパワーアンプとの接続イメージ

パワートロイダルコイル

パワーチップインダクタ

チップインダクタの測定例（チョッパ励磁）⊿H一定でDCバイアスを変化させた磁気特性

バイアス - ⊿Pc 特性

電流波形
Idc=2.6A
Idc=2.4A

電圧波形

Idc=2.2AIdc=2.2A

実回路では直流磁界と交流磁界が磁性部品に重畳印加される場合が多く、DC バイアスにより変化する磁気特性の測定は重要です。

Ferrite

L=1.0 μ HAmorphous
L=311 μ H

Iron Powder
L=8.4 μ H

7

B-Hアナライザ

ソフトウェア

周波数や励磁条件を変更しながら自動測定

リモート･コントロール･ソフトウェア（SY-8218 / SY-8219専用）

SY-810■試料1個当たり、温度条件は最大20通り、励磁条件は最大40通り設定可能（＝温度条件20×励磁条件40）通りをプログラミング
測定条件は合計800■B-Hアナライザ測定波形データ（CSV）や画面のハードコピー（JPEG、PNG)の自動保存■ワイドレンジ恒温槽スキャナやDCバスアス・テスタ、小型単板磁気測定装置などのオプションもリモート・コントロール・ソフトウェアSY-810から全自動制御できます。

GPIB コントローラ
NI GPIB-USB-HS+

GPIB アダプタ SY-509（SY-810 付属品）

GPIB コントローラ型名 : NI GPIB-USB-HS+（NATIONAL INSTRUMENTS 社製）

バルクヘットアダプタ

GPIB アダプタ

型名 : バルクヘットアダプタ

型名 : SY-509

SY-810 付属品

SY-810 付属品

オプション

バルクヘットアダプタ（SY-810 付属品）

【製品構成】CD（含む取扱説明書 PDF ファイル）、GPIB アダプタ（SY-509）、バルクヘッドアダプタ、ソフトウェア使用許諾契約書【動作環境】
OS: Windows Vista SP2、Windows7 32bit/64bit、Windows8 32bit/64bit、Windows10 32bit/64bit.NET Framework( 同梱 )、CPU Pentium133M 以上、メモリ 64Mbyte 以上、ディスプレイ解像度 1024x768 以上 ,USB ポート※本製品ご検討時には当社営業にご相談ください、測定に最適な構成を提案させていただきます。
※ PC との接続には、別途 NATIONAL INSTRUMENTS 社製の NI GPIB-USB-HS+ が必要です。PC は別途ご用意ください。対応 B-H アナライザ：SY-8218/8219

B-H 専用ソフトウェア オプション

連続測定機能 SY-811

連続測定を行いながら各種の測定項目の時間変化を観測■測定時間は最長99,999分（約70日）、約60秒間隔で測定■ 2種の測定項目の時間変化を同時に経過時間グラフで観測■測定中に測定項目の変更可能■異なった測定結果をリファレンス表示しながら比較測定可能■測定データはCSV、画面のハードコピーはJPG/PNGで保存※B-Hアナライザ（SY-8218/8219）に追加するオプションです。
※ご納入後に追加される場合は本体を引取り工場での作業となります。

※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2018年4月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：●ご相談／お問い合せは

0120-102-389 E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-418h t t p : / / w w w . d a i i c h i - k a g a k u . c o . jp /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080 C.S(OK)201804
8201-5253-0
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166