レーザドップラ式非接触振動計

LV

シリーズ

Dynamic & High-Resolution
レ ー ザドップ ラ 振 動 計

LV-1800

止まらな い 進 化 が 非 接 触センサと位置決め用カメラを一体化
センサとTVカメラを一体化
LV-1800はセンサと高感度ディ
LV-1800はセンサとレーザ光の位置決め用のジイタルTVカ※1を一体化設計。
メ
高感度ディ
ラ※1を一体化設計。
ジタルカメラ
検出感度の低下なしで検出※2で確感度の低下な
対象物やレーザ光の照射部位をPCしで対象物やレーザ光の照射部® PC
位をWindows
認できます。またLV -※021で確認できます。
5 5 対 物レンズやまたLV-0185 照明ユニッ
トを組み合わせる事で
LV-0151A
対物レンズやLV-0185
照明ユニッ
Mを組み合わせる事でMEMS
E M S（ M i c r o E l e c t r o （Micro
Mechanical
トElectroSystems）
や微小物体へのレーザ照射と振幅
Mechanical
Systems）
や微小物体へのレー検出を可能にします。
ザ照射と振幅検出を可能にします。
※1LV-0181※
LV-0181位置決め用内蔵カ
位置決め用内蔵カメラ、メラ、
LV-0185
LV-0185
照明ユニッ
照明ユニッ
トオ
ト
プシ
オプシ
ョン。
ョン。
®
※2Windows/７※2
Windows /XP（SP2以降）/Vista（SP1以降）/7

検出感度を大幅に向上
新設計の干渉光学系は従来機に比べ+20 dBmもの検出感度の向 上を達 成し、検 出 対 象や制限を大きく緩和。
センサの設置

受光信号
20 dBm向上！

4つの速度レンジで幅広い振幅をカバー
LV-1800の検出可能な速度振幅は10 m/s〜0.05 μm/s※。超音波ツー
ルや圧電素子の高速振幅から、薄膜やMEMS、セラミックコンデンサの発すやセッティングが容 易になりまる極微小振幅まで幅広い対象の挙動した。

を検出できます。
※最小分解能はLV-0800
微小速度レンジボード装着時

2

振 動 計 測 を 深 化 させる
レーザドップラ振動計
Dynamic & High-Resolution

LV-1800
ハンドリングの良い小型・軽量センサ
センサはレーザ光源と分離。小型・軽量で設置の制約なく、全方位にレーザ光の照射ができます。
また豊富に用意されたオプ
ションで筐体の裏側や狭い部位の振幅検出も可能にします。

焦点位置も検出状況もひと目で把握
センサにはレーザの焦点位置の目
安になる距離目盛りと検出状況を示すレベル、
インジケータを装備。
すばやく確実なセッティングと手元での検出状 況の把 握を可 能にします。

収納も移動も簡単
本体にセンサ収納と3 ｍのケーブル巻き取り部 位を装備。収納や保管、現場間の移動も安全に行えます。オプションのLV-0350 収納トラン

ファン・レスで自己振動対策
LV-1800はファン・レスの自然空冷で自己振動対策を実施。検出

クにはLV-1800本体の他、大型マグネットスタンドや照明
ユニットなど主要なオプションを収納し、保管や送付が可能です。

対象に本体やセンサから振動ノイズが伝わるのを防ぎ、微小振幅
速度や変位の解析に影響を与えません。

オプション+計測で強力ソリューション
現場を選ばないクラス2のレーザ光

豊富な現場経験から生まれたLV-1800と専用オプション類は、

LV-1800のレーザ光は安全基準でクラス2です。1 mW以下の可視光レーザを使用しています。以下の安全規格に適合していますので、グローバルな現場でご使用いただけます。本機は以下の規格にしたがって設計、検査されています。

装置とソフトウェアは波形から対象の挙動や特徴を可視化し、強力

様々な検出シーンを実現可能にします。
また小野測器の波形解析
でスムーズなソリューションをご提供いたします。

■「JIS C 6802（レーザ製品の放射安全基準）」 ■「IEC 60825-1：2007」「FDA（CDRH）」■「CEマーキング（低電圧指令：EN61010-1）（EMC指令：EN61326）」■「FCC（Part 15B）」 ■「CANADA EMI規制（ICES-003）」

3

L A S E R 無 負 荷・非 接 触 がレーザドップラ振動計 LV-1800は、
レーザ光のドップラ・シフトを利用して無負荷・非接触で振動の振幅速度を検出する振動センサです。接触型の振動センサでは困難な、高速・高周波・透明・薄膜、極微小物体の計測、非接触・長距離振動検出を可能にします。

【アプリケーション事例】
ガラス越し計測、薄膜・透明体の計測、穴越し計測、液中の振幅・周波数計測、CD・DVD・BD等の光ピックアップの伝達特性。HDDの各コンポーネント、携帯電話のマイクロホン、レシーバの薄膜振動や本体の振動解析。
自動車・鉄道車両の一般機械振動を始め、EV/HEVのインバータやコンデンサ、
リアクトルの振幅計測。
マイクロマシン、超音波モータの挙動・・・など幅広い分野で振幅の検出を可能にします。
昆虫や生体の振動検出。

超音波ツールの振幅計測
超音波溶着機やボンディングマシンのツール振幅など、20 kHz超の周波数で高速振幅する対象の振幅計測を可能にします。振幅値や周波数解析で溶着品質や機器メンテナンス時期の判断が可能です。

ボンディングマシン
超音波ヘッド部

センサヘッド検出部位を振幅データを
同時に表示

PC
映像出力
（USB2.0）※
レーザドップラ振動計
LV-1800

高速サンプリングユニット

計測処理用ソフトウェア※画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ
（OP）
搭載時

超音波洗浄槽の液中計測
レーザドップラ振動計
LV-1800

センサヘッド超音波洗浄槽4

液中内でもレーザ光が透過し対象から反射が戻ってくる色や範囲なら振動計測も可能です。治具を使ってレーザ光を超音波洗浄槽の底部や側面部に照射する事で振幅や周波数の計測が可能です。
また洗浄中の対象の振幅計測も同様に可能です。
※レーザ入射用の治具を使用

液中計測用治具

ポータブル 2ch/4ch
FFTアナライザ
CF-9200/9400 〜100 kHz

振 動 計 測を可 能 にする
薄膜振動の計測
無負荷、非接触が特長のLV-1800は薄膜の振幅計測に最適です。
携帯端末のマイクロホンの振動膜やレシーバ、スピーカのコーン紙、液晶用フィルムなどの透明膜の振幅計測も可能です。

映像出力※（USB2.0）PC

レーザドップラ振動計
LV-1800
センサヘッドFFTアナライザ
DS-3000

計測処理用ソフトウェア

計測用マイクロホンの振動膜振幅計測※画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ
（OP）
搭載時

ガラス越し計測
レーザドップラ振動計は焦点位置にない透明体は検出しません。
その特徴を使い、真空チャンバーや恒温槽に入った物体の振幅をガラスや石英越しにレーザ照射し、検出する事が可能です。

高温槽
観測窓
基板

レーザドップラ振動計
LV-1800①
センサヘッド治具

映像出力（USB2.0）※
レーザ
ドップラ振動計
LV-1800②

PC

計測処理用
ソフトウェア

計測対象

2軸、
2ch差動
演算による
高温槽のファンや
コンプレッサの振動をキャンセル

棚板
FFTアナライザ
DS-3000 ※画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ（OP）搭載時

微小構造物の計測
LV-1800のレーザスポット径は標準で約φ20 μm、LV-0151A 対物
レンズ装着で約φ3 μmの微小スポット径に絞る事が可能です。
この高い空間分解能でMEMS（Micro Electro Mechanical Systems）
を代表とする微小構造物や小さな昆虫の挙動など、従来の振動検出器
では困難だった検出を可能にします。

映像出力（USB2.0）※
レーザドップラ振動計
LV-1800
PC

センサヘッド＋LV-0181
位置決め用内蔵カメラ（OP）
LV-0185
照明ユニット（OP）
対物レンズ（OP）

FFTアナライザ
DS-3000
微小構造物

計測処理用ソフトウェア※画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ
（OP）
搭載時

5

¥300,000（税抜き）※取付費を含む

LV-0181 位置決め用内蔵カメラ

LV-0181 位置決め用内蔵カメラは、LV-1800のセンサ部内蔵式の高感度な ■LV-0181 位置決め用内蔵カメラ 仕様
ディジタルカメラです。
レーザ光の焦点と画像のピントが共通の、同軸・共焦点のコネクタタイプUSB2.0 本体側 mini-Bタイプ

定対象物や視認しにくい裏面部位の確認やレーザ照射をスピーディに行う事がで

撮像素子

CMOSカラーセンサ 1/4インチ

きます。
またLV-0151A 対物レンズやLV-0185 照明ユニットの組み合わせで画素数30万画素 以上

画像サイズ

VGA（640×480）

フレームレート

30フレーム/秒

撮影範囲

10 mm×７.5 mm 〜
（計測距離100 mm〜）機能

露出/ゲイン/ホワイトバランス
（自動）

使用環境

標準対応 Windows®/XP（SP2以降）/Vista（SP1以降）/7
Direct-X 9.0b 以降/Display True Color 24 ビット以上

カメラ焦点

レーザ光焦点と共有

付属品

ビューア・ソフトウェア

カメラはUSB2.0出力でWindows ® PCに検出部位を画像表示します。小さな測

微小物体へのレーザ光照射と振幅検出を可能にします。

-2

10

1

m

-1

m

10

10

m

0

m

10

変

10

-3

位

-5

10

1

）

μm

-4

10

（m

LV-0800 微小速度レンジボード-610

10 m/s101

す。0.001（m/s）/V（±0.01 m/s（ MAX））
レンジの追加搭載でセラミックコン

1 m/s

10

0

デンサの振幅や材料中の超音波伝播の検出など、通常の測定レンジでは検出の

速

10

-1

難しい振幅の検出を可能にします。LV-0800の追加で0.05 μm/s〜10 m/sの

度
10

-2

10

-3

■仕様

10

-4

速度レンジ ：0.001（m/s）/ V（0.01 m/s 0-p（MAX））

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

0

-1

10

0.0

1

-9

10

nm

-8

10

1

nm

-7

10

LV-0800 微小速度レンジボードは、LV-1800搭載用の微小速度レンジボードで

10 8/s 2 10 7
）

（m

1
速 0 5
度 10 6

10 4

加

10 3
10 2

微小速度レンジ時オプション（LV-0800）搭載時

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

kH
1

1

10

6

Hz
Hz

0

Hz

10

M

¥200,000（税抜き）※取付費を含む

標準速度レンジ時M

0.05 μm/s

1周波数範囲：0.3〜200 kHz（ fc=−3 dB）

1 μm/s30.3 μm/sz

最小分解能：0.05 μm/s

11 mm/s-1

速度振幅をカバーします。

10

（m/s）

10

7

周波数（Hz）
測定レンジは上記枠内です。

¥250,000（税抜き）※取付費を含む

LV-0112 変位出力ボード / LV-0111 加速度出力ボード
L V - 0 1 1 2 変 位 出力ボード/ L V - 0 1 1 1 加 速 度 出力ボードは、【共通仕様】
LV-1800に内蔵する事で検出した速度（m/s）
を、変位（m）
もしくは 信号源：LV-1800 速度信号を内部で受信加速度（m/s ）に変換し、オプションコネクタより出力。速度信号と変出力形態：アナログ電圧位もしくは加速度信号を同時に観測が可能になります。

出力電圧：±10 V（MAX）※最低入力インピーダンス100 kΩ以上2

LV-1800にはLV-0112 変位出力ボード、LV-0111 加速度出力 DCオフセット：20 mV以内
ボードのいずれか１枚が搭載可能です。

最大振幅：各設定レンジの10倍（0-p）

振幅変換誤差：±5 %以内
振幅出力極性：センサ側に接近方向時＋電圧■LV-0112 変位出力ボード 仕様
1 Hz〜20 kHz

1.0（m/s）/V

100 mm/V

1 mm/V

10 μm/V

0.1（m/s）/V

10 mm/V

100 μm/V

1 μｍ/V

0.01（m/s）/V
0.001（m/s）/V

6

変換可能帯域/変位設定レンジ

LV-1800
設定レンジ

1 mm/V
0.1 mm/V

10 Hz〜50 kHz 1 kHz〜200 kHz

10 μm/V
1 μm/V

100 nm/V
10 nm/V■LV-0111 加速度出力ボード 仕様
変換可能帯域/加速度設定レンジ

LV-1800
設定レンジ

1 Hz〜2 kHz

1 Hz〜20 kHz

100 Hz〜400 kHz

1.0（m/s）/V

3
2）
10（m/s/V

52）/V
10（m/s72）/V
10（m/s0.1（m/s）/V2
2）/V
10（m/s4
2）/V
10（m/s62）/V
10（m/s0.01（m/s）/V

1
2）/V
10（m/s3
2）/V
10（m/s52）/V
10（m/s¥300,000（税抜き）

LV-0185 照明ユニット

LV-0185 照明ユニットは、
レーザ光と同軸落射で検出対象を照明するオプション
です。対物レンズ装着時に同じワーキング・ディスタンスで検出部位を集光照明
し、LV-0181 位置決め用内蔵カメラの画像を鮮明化。照明の当たらない裏面や微小な検出部位へのレーザ照射・位置決めを容易にします。

発光部

白色LEDによる冷光照明

ケーブル

1.5 m（付属の延長ケーブル使用時）

コントロール

可変調整

LV-1800/2100（A）

使用温度範囲0〜40 ℃（結露なきこと）

LV-0150A（5×）/0151A（10×）

使用湿度範囲30〜80 %RH（結露なきこと）

LV-0152A（20×）

入力電圧

AC100 V−240 V

LEDによる白色冷光同軸落射照明

消費電力
（VA）

AC100 V時 3.5 VA/AC240 V時 9.0 VA■LV-0185 照明ユニット 仕様
対応製品
対応対物レンズ
照明方式

50/60 Hz¥3,780,000（税抜き）より

微小物体振動・計測システム

LV-1800にLV-0181 位置決め用内蔵カメラ、LV-0185 照明ユニット、各種対物レンズを装着する事で、レーザ光のマイクロ・スポット化と落射照明による画像観察を可能にします。微小構造物へのレーザ位置決め、多点部位の検出を可能にするシステム構成となります。

【標準構成】
・レーザドップラ振動計

LV-1800

・位置決め用内蔵カメラ

LV-0181

使用対物レンズ
LV-0150A

・Z軸微動ステージ

LV-0016

価格¥320,000（税抜き）

変換アダプタ付属・大型マグネットスタンド LV-0030
LV-0015

観察画像

倍率：5倍
スポット径：φ4 μm以下

LV-0185

・XY軸微動ステージ

LV-0181

WD：36.1 mm

・対物レンズ 各種
・照明ユニット仕様

LV-0151A

倍率：10倍WD：38.9 mm※画像表示用にPC（※）
が必要です。

スポット径：φ3 μm以下

¥350,000（税抜き）

変換アダプタ付属
LV-0152A

倍率：20倍
WD：22.5 mm
スポット径：φ2.5 μm以下

¥670,000（税抜き）

変換アダプタ付属※対象スケール：100 μm/目盛※20倍を超える対物レンズについては別途お問い合わせください。

7¥1,500,000（税抜き）

L V - 3 8 0 0 三 次 元 光 学ユニット

L V - 3 8 0 0 三 次 元 光 学ユニットは、
レーザドップラ振 動 計にて、
X Y Z 3 方 向に発 生する振 動 検 出を非 接 触で可 能にする三 次 元
ユニットです。接触式での検出が困難な超音波機器や素子の振動や伸長状態やせん断方向の振動、微少物体の振動検出を可能に
します。

■仕様
アプリケーション例
・VCM（ボイスコイルモータ）の挙動計測
・圧電素子のせん断方向の挙動計測
・超音波ツールの挙動計測
・ 機械 ・ 一般構造体の非接触三次元検出
光学ユニット/ポール/基台のみ※レーザドップラ振動計は含まれません。※価格にレーザドップラ振動計、演算、解析装置は含まれません。

L V - 0 3 8 3 三 次 元 顕 微 鏡ユニット

L V - 0 3 8 1 顕 微 鏡ユニット¥3,500,000（税抜き）

光学ユニット/ポール/基台のみ※レーザドップラ振動計は含まれません。※価格にレーザドップラ振動計、演算、解析装置は含まれません。

¥2,500,000（税抜き）

光学ユニット/ポール/基台のみ※レーザドップラ振動計は含まれません。※価格にレーザドップラ振動計、演算、解析装置は含まれません。

LV-0383 三次元顕微鏡ユニット、LV-0381 顕微鏡ユニットは、
レーザドップラ振動計用の顕微鏡光学ユニットです。MEMSや圧電素子、微小構造体、超音波駆動の対象振動の検出を可能にします。各ユニットは同軸落射照明と倍率の違う2台のディジタルビデオカメラ（オプション）で素早く正確なレーザ光の照射位置決めと、静止画像記録が可能です。
■LV-3800/0383/0381 仕様
ユニット型名

対象観察装置フォーカシングユニット

基台
レーザ製品の放射安全基準

三次元光学系

使用環境
質量LV-0383

LV-1800/1710/1720/1720A

対応レーザセンサ

検出光学系

LV-3800

測定距離
スポット径
CMOSカメラ
上下ストローク
粗動ストローク
微動ストローク
オーバーハング量
ベース
サイズ
向き固定
レーザ安全クラス
挟み角
挟み角調整
挟み角調整
拡張性
レーザ焦点
使用環境

LV-0381

LV-2100/2100A

165 mm
３５μｍ以下LV-0181 位置決め用内蔵カメラ

38.9 mm（対物レンズ 10 x 固定）
38.9 mm（対物レンズ X10 装着時）
4.5 μm 以下
使用対物レンズによって変化※
1280 x 960（USB 2.0 出力）
30 mm
36 mm/ 回転
0.2 mm/ 回転
100 mmアルミ（着磁用スチールプレート装着）
315 mm X 300 mm
0°0°（鉛直下向き）/90°
/180°
/270°
クラス3R
クラス2
17°
45°
±1°
±1°
2 軸 二次元が可能
各軸装着のレーザドップラにて実施
対応検出器に準ずる
約 15.5 kg（装着センサを含まず）
約 17 kg ( 装着センサを含まず）
約 15 kg（装着センサを含まず）※P7をご参照ください。

8

L V - 0 1 2 1 A ディジタル 変 位 計¥600,000（税抜き）

輸出貨物：リスト規制該当品

LV-0121A ディジタル変位計は、レーザドップラ振動計LV-1800/1710/
1720/1720A に接続する事で、DC からの振動変位値（m）を最大1 MHz サンプリング、0.155 nm の高分解能で検出する事ができます。
変位値はアナログとディジタルで出力され、専用のLV-0930 変位解析
ソフトウェアを使う事で速度（m/s）、加速度（m/s 2 ）変換、2軸差動変位計測など多彩な振動解析が可能です。

■用途
・DCオフセットを含む変位振幅の評価
・MEMSや圧電素子の微小変位計測
・矩形状に変位する対象の評価
・リレーなど、カンチレバー構造の変位評価
・シリンダの変位評価■システム構成例

レーザドップラ振動計
LV-1800

ディジタル変位計
LV-0121A
ディジタル変位出力
USB 2.0
変位出力（m/ V）±10 V
変位解析ソフトウェア
LV-0930速度出力（（m/s）/V）
±10 V
●変位

●速度

●加速度

●変位&速度グラフ※オプションのLV-0930 変位解析ソフトウェアを使用する事で、変位から速度、加速度への変換やCSVへの出力が可能になります。

■LV-0121A ディジタル変位計 仕様
アナログ出力ア ナ ログ 出 力
遮 断 周 波 数
直線
性
アナログリップル
出力インピーダンス
出 力 端 子アナログ変位レンジ
最大計測速度レ ン ジ 表 示

設 定 レ ン ジ

レンジオーバー表示
リ セ ット 表 示

サンプリング周波数

ディジタル出力
規格
コネクタタイプ
その他入出力

±10 V（入力インピーダンス100 kΩ以上にて）
DC：DC〜100 kHz（fc=−3 dB）
AC：0.3〜100 kHz（fc=−3 dB）
直線性±0.1 ％/F.S（温度係数：±0.025 ％/F.S/℃）
2 mVp-p 以下
50 Ω（最低入力インピーダンス100 kΩ以上）
BNC（C02 型）
2.5 m/s（全レンジ）
2.5 m/s 以下の計測速度は、接続のレーザドップラ振動計と最大値、選択レンジに依存します。
選択レンジを７セグメントLEDで表示
0.1 μm/V
1 μm/V
5 μm/V
10 μm/V
100 μm/V
2 mm/V
0.1 m/V
0.5 m/V
1 m/V

最大測定範囲
±1 μm±10 μm±50 μm±100 μm±1 mm±20 mm±1.0 m
±5.0 m±10 m

アナログ最小分解能
0.15 nm
0.3 nm
1.5 nm3 nm
30 nm
618 nm30 μm
154 μm309 μm

EXT 信 号 入 力

ディジタル分解能

SYNCHRONOUS
信 号 入 出 力
0.155 nm

各レンジ100 ％以上で赤色 LED 点灯
変位ゼロリセット操作・入力時に緑色 LED 点灯
アナログ出力 ：1 ＭＨｚ固定
ディジタル出力：変位解析ソフトウェア（LV-0930）にて可変可能
1 MHz, 500 kHz, 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz, 20 kHz,
10 kHz, 5 kHz, 2 kHｚ, 1 kHz, 500 Hz, 200 Hz, 100 Hz,
50 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 2 Hz, 1 Hz

O / E 信 号
R E F 信 号
一般仕様
使 用 電 源電 源 コ ネクタ
消 費 電 力使用温度範囲
保存温度範囲外 形 寸 法質
量USB Ver.2.0（Full Speed）
mini-Bタイプ
変位ゼロリセット信号入力／ TRIG 信号入力
コネクタタイプ：R03-R5F
外部リセット信号：無電圧 a 接点信号入力/closeにてRESET 動作
TRIG 信号：ＴＴＬ（＋5 Ｖ信号）※）LV-0930 使用時に使用可能
A：外部リセット信号入力
B：外部リセット信号 COM
ピンアサイン
C：TRIG 信号入力
D：TRIG 信号 COM
E：̶
同期用コネクタ（2 台接続時）
RESET 信号信号
CLK 信号
TRIG 信号レーザドップラ振動計 LV-1800シリーズ /1700シリーズ接続用
DC9〜18 V
DCジャック（EIAJ TYPE5） 外側：−電極 内側：＋電極
約 10 VA（ACアダプタ使用時）−5〜40 ℃
−10〜50 ℃
58（W）
×222（D）
×135（H）mm（突起部含まず）
約 1.7 kg

※LV-1800シリーズとの接続には別途LV-0041（LV-1800用接続セット ￥30,000（税抜き））が必要です。
※LV-1700シリーズとの接続には別途LV-0040（LV-1700用接続セット ￥30,000（税抜き））が必要です。

9¥350,000（税抜き）

L V - 0 9 3 0 変 位 解 析ソフトウェア

LV-0121A ディジタル変位計にはディジタル変位出力を装備。LV-0930 変位解析ソフトウェアを使用する事で、LV-1800で検出した振動振幅を最大1 MHzサンプリング、0.155 nm分解能のディジタル変位値（m）としてUSB2.0で出力し、解析する事ができます。LV-0930 変
位解析ソフトウェア上では、変位（m）から速度（m/s）、加速度（m/s2）への変換を始め、移動平均、差動演算、FFT解析などを信号劣化なく解析する事ができ、各種の波形変換、解析結果はCSVで出力する事が可能です。表計算ソフトウェアや時系列データ解析ツールOscopeシリーズに
CSVデータを読み込んで、更に踏み込んだデータ処理もできます。
■動特性解析

測定物がどのような変位で動作したか、
また速度、加速度の変化など動特性解析が可能です。
●速度

●変位

●加速度

変位→速度変換

変位＆速度グラフ

変位→加速度変換■周波数解析

■差分、
ピッチング & ヨーイング計測(2ch使用)■±％グラフ

計測対象の変位に重畳する変位変動の成分の周波数解析を行う事ができます。

LV-0930 変位解析ソフトウェアを用いると、USB出力より計測データを読み込み動作や位置決め計測を解析する事ができます。

例えばスキャナや塗布装置のように、等速度制
御が±何％に入っているかすぐ確認できます。

■LV-0930 変位解析ソフトウェア 仕様
環境補正入力
時間計測
解析機能
OS
CPU
ディスプレイ解 像 度
メモリ
ハードディスクインタフェース

温度、気圧、湿度、波長
サンプリング周波数：1 MHz, 500 kHz, 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz, 20 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 2 kHｚ, 1 kHz, 500 Hz, 200 Hz, 100 Hz,
50 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 2 Hz, 1 Hz 点数最高：65535 点
時間̶変位、時間̶速度、時間̶加速度、±％グラフ、ピッチング＆ヨーイング、角度、差分計算、移動平均、周波数解析
ディジタルフィルタによる波形処理
ISO230-2 に準拠した位置決め精度試験最大４ｃｈまで同時サンプリング可能
Windows Ⓡ XP（SP2 以降）、Windows Ⓡ Vista（SP1以降）、Windows Ⓡ 7（32 ビット版のみ）
IntelⓇ Pentium Ⓡ 4/2 GHz 以上
1024×768（XGA）以上
1 GB 以上
1 GB 以上の空き容量
USB 2.0（Full Speed）※Oscopeシリーズは別途詳しいカタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

10

受注生産品/別途お見積り

非 接 触・多 点 計 測システム

LV-1800シリーズと高精度ＸＹステージを使用し、小型対象物の多点計測と振動モード解析を短時間で簡単に行う事ができます。
・ 数百ポイントの振動を自動計測し、測定物の振動モードを解析可能です。
・ ステージ稼動範囲の選択等、測定物に合った計測システムを提案可能です。
・ レーザ光を常に垂直に測定物に当てる事ができるので、面内方向の振動を含んだ測定物にも高精度に測定可能です。

■解析結果例

各周波数のモード解析結果 例：圧電ブザー、225ポイント計測

三次元モード解析も可能です。

■振動解析ソフトウェア
LV-0910

LV-3800/0383との組み合わせにより測定物のX,Y,Z方向の計測が可能です。

周波数解析、差動計算、ベクトル演算などレーザドップラ振動
計測に必要な処理を行えます。
オプションを追加する事で、多点モード解析（周波数軸ODS、時間軸実稼動計測）が自動で計測可能です。

■オプションME'scope VESシームレス機能
ステージコントロール機能■システム構成例
レーザドップラ振動計
LV-1800

センサ（+LV-0181 位置決め用
内蔵カメラ）
振幅速度

検出部位画像映像出力（USB2.0）※

加振信号
計測対象
データステーション
DS-2000シリーズ
PC
LV-0910 振動解析ソフトウェア
ME scope VESモード解析ソフトウェア

電動ステージ

GPIB
ステージ・コントロールユニット※画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ
（OP）
搭載時

11

システム
波形解析 / 収録装置※2
FFT アナライザ

細型 90 度反射ミラ−

LV-0105

変位出力ボード

90 度反射ミラ−

LV-0112

LV-0301〜40 kHz

加速度出力ボード

DS-3000 シリーズ

LV-0111

位置決め用内蔵カメラ

LV-0181〜100 kHz
20 MHz ユニット

照明ユニット

LV-0160

LV-0185

卓上型除振台速度出力（アナログ）

LV-0200/0201

DS-3000 シリーズ
〜 40 kHz

LV-1800
速度（アナログ）

DR-7100

変位 もしくは 加速度（アナログ）

反射マーク

LV-0012対物レンズ

微小速度レンジボード

LV-0800

A4 サイズ 10 枚／セット￥30,000（税抜き）

LV-0150A/0151A/
0152A
XY 軸微動ステージ

ディジタル変位計

LV-0121A

変位出力（アナログ）

LV-1800 用接続セット

LV-0041

・USB ケーブル・MX-101 BNC-BNC 信号ケーブル
1.5 m×2
・ACアダプタ

LV-0015

CF-3650/3850
変位出力（ディジタル）￥30,000（税抜き）Z 軸微動ステージ〜100 kHz

映像出力（USB2.0）※1

LV-0016

変位解析ソフトウェア

LV-0930大型マグネットスタンド

LV-0030※1 画像表示はLV-0181 位置決め用内蔵カメラ
（OP）
搭載時

LV-0030

CF-4500※LV-1800との接続には LV-0041（LV-1800 用接続セット）が必要です。

大型マグネットスタンド

LV-0016

CF-9200/9400※2 詳細はFFTアナライザ各種カタログをご参照ください。

Z軸微動ステージ

センサ懸架用の専用マグネットスタンド

Z軸方向への精密な上下移動が可能です。2つのジョイントで自由なレーザ

なステージです。LV-0030 大型マグ

照 射 が 可 能 で す 。微 動 ス テ ージ

ネットスタンドとの組み合わせでレーザ光

LV-0015/0016と組み合わせて検出や画像の焦点合わせ、水平方向の微

位置の微小調整が可能です。

小な位置合わせが可能になります。
ステージ面：60×60 mm
移動量¥55,000（税抜き）

LV-0015

XY軸微動ステージ
X 、Y 軸 方 向への微 動 移 動ステージ。

：0〜10 mm¥120,000（税抜き）

LV-0018A スチールプレート
LV-0017A 大型三脚に装着する事でLV-0030 大型マグネットスタンドとの三脚上にLV-0030 大型マグネットスタ

組み合わせでXY方向の微小位置決め

ンドを装着可能にします。
またLV-0030

が可能です。単品使用で試料の位置決大型マグネットスタンドの基台としても使めも可能です。

用可能です。

ステージ面 ：60×60 mm
移動量：±5 mm¥95,000（税抜き）
12¥10,000（税抜き）LV-0150A / 0151A / 0152A

対物レンズ

LV-0301

90度反射ミラー

LV-1800のレンズ先端に装着する事でレーザスポット径を20 μm以下に絞る事ができます。観察倍率やスポット径に応じて、3種類の対物レンズを選択できます。
各レンズの倍率やワーキングディスタン

LV-1800のレンズ先端に装着する事でレーザ光を90度曲げ、360

ス、
スポット径はP7をご参照ください。
※写真、価格はLV-0151Aです。
LV-0150A/0152Aの写真、価格はP7をご参照ください。

LV-0017A

度回転する事ができます。筐体の裏面や隙間にミラーを入れて奥※装着用変換アダプタ付属※他の倍率についてはお問い合わせください。

まった場所の検出を可能にします。

¥350,000（税抜き）

大型三脚

ロッド先端径φ10 mm

LV-0105¥200,000（税抜き）

細型90度反射ミラー

定盤が無い場所でセンサやスタンドのL V - 0 3 0 1の先 端を更に狭い場 所へ設置に使用します。センサを直接三脚

レーザ光を誘導する90度反射ミラーでに装着するLV-0019 カメラネジアダプ

す。LV-0301の先端をφ4 mmに変換

タとLV-0030 大型マグネットスタンドをします。

着磁固定可能なLV-0018A スチール

φ＝4 mm

プレートが付属します。

※LV-0105 細型90度反射ミラーを使用するには、
LV-0301 90度反射ミラーが必要です。

¥150,000（税抜き）

LV-0200 卓上型除振台 自動レベリングタイプ¥80,000（税抜き）

LV-0019 カメラネジアダプタ

床から伝わって来る暗振動を低減して検出精度を向上させます。
フィルタ付きレギュレータが付属します。

LV-1800のセンサを大型三脚 LV-0017Aの雲台（1/4インチ ネジ）に装着するアダプタです。

外形寸法：500×600×56 mm
最大搭載質量：120 kg
質量：約29 kg
レベリング：0.3〜0.7 MPaの圧縮空気
または窒素ガスで作動¥250,000（税抜き）

LV-0201 卓上型除振台 手動レベリングタイプ¥15,000（税抜き）

LV-0350収納トランク圧縮空気が不要で設置場所を選ばない除振台です。床から伝わる暗振動を低減して検出精度を向上させます。天板は大型マグ
ネットスタンドの設置が可能なSUSです。

LV-0160

外形寸法：500×600×56 mm
最大搭載質量：120 kg
質量：約29 kg
レベリング ：手押しポンプ

LV-1800の本体他、大型マグネットスタ
ンドなどのオプションを収納可能なトラン
クです。
収納可能品
・LV-1800×1
・LV-0030（+LV-0015/0016）
×1・対物レンズ×2
・LV-0185×1※ユーティリティスペース有り¥270,000（税抜き）¥295,000（税抜き）20 MHzユニット
LV-1800に接続する事で最大20 MHzの振幅検出が可能となります。
【用途】
セラミックコンデンサや圧電素子や水晶振動子などの高周波計測
測定速度範囲測定速度レンジ
測定周波数範囲
速度信号出力出力インピーダンス
電源
使用温度範囲：2 mm/s〜5 m/s：2（m/s）/V：1 Hz〜20 MHz：±2.5 V（アナログ）：75 Ω：AC100 V ±10 % １ A：0〜40 ℃

外形寸法：420（W）
×500（D）
×99（H）mm（突起部含まず）
質量：約6.5 kg

※LV-0160をLV-1800に接続するには引き取り改造が必要です。

¥800,000（税抜き）13

LV-1800 レーザドップラ振動計 仕様
1.検出部
検波復調方式
光源
レーザ光

位置決め用内蔵カメラ
LV-0181（オプション）

速度復調
λ＝約632.8 nm

射出出力

1 mW 未満レーザ安全規格

レーザクラス2※P15 適合規格をご参照ください

約20 μm 以下

焦点位置100 mm時 φ＝1/ｅ２

約3 μm 以下（LV-0151A装着時）

WD＝約38.9 mm

最小レーザスポット径
標準レンズ

光ヘテロダイン検波
He-Neレーザ

可変焦点式

100 mm〜10 m（∞）

距離目盛り

100 mm〜10 m（∞）

アタッチメントサイズ

M22×0.5装着

センサ内組み込み式

出荷時組み込み ※引き取りにて後付け可能

インタフェース

USB2.0

変換部 USB mini-Bコネクタより出力

撮像素子

CMOSカラー 1/4 inch

画素数

約30万画素

画像サイズ

VGA

フレームレート

30フレーム/秒

最小撮像範囲復調感度モニタ

信号ケーブル

外形寸法

640×480

10 mm×7.5 mm（TYP）

WD=100 mm（最短）時

2.1 mm×1.6 mm（TYP）

LV-0151A 対物レンズ装着時

撮像位置

インジケータ面に正対時に正立像

露出

自動ホワイトバランス

自動

ゲイン

自動

動作環境

Windows®/XP（SP2以降）/Vista（SP1以降）/7
Direct-X 9.0b以降

Display True Color 24 ビット以上

カメラ焦点

対物レンズにて調整

レーザスポットと共焦点

背面部位 ×1
検出部懸架

可干渉距離マーク有り

深さ5.5 mm

懸架用ネジ穴

側面部位 ×1

M8 深さ8 mm ※LV-0030 大型マグネットスタンド対応

側面部位 ×2

M4 深さ5 mm

三脚設置

LV-0019 カメラネジアダプタ使用

オプション

シグナルレベルインジケータ

10セグメント LEDアレイ表示

変換部レベルインジケータ表示と連動

ERRORインジケータ

LED表示（赤色）

ケーブル長

3m

太さ

φ＝10.5 mm

被覆

耐油被覆

最小曲げ半径R＝40 mm 以上

W

53 mm

H

52.5 mm

D

152.5 mm
約750 g

質量

変換部に巻き取り収納突起部含まずオプション（LV-0181）装備状態にて/ケーブルを含まず

2.変換部
周波数範囲

0.3〜3 MHz（ｆｃ＝−3 dB）※各速度レンジ共通
0.001 m/s/V（オプション）0.3〜200 kHz（fc＝−3 dB）

最大検出速度

10 m/s 0-p（20 m/s p-p）

最小速度分解能
検出速度
出力1.0（m/s）/V
速度レンジ

0.3 μm/s 以下（0.01 m/s/V時）

0.05 μm/s 以下（LV-0800装着時）±10 V（20 Vp-p）

入力インピーダンス100 kΩ以上時

振幅対出力電圧極性

センサ側に接近時＋電圧

DCオフセット

20 mV以内

出力インピーダンス

50 Ω

最低入力インピーダンス

100 kΩ以上

コネクタ形態

BNC（C02型）

10 m/s 0-p（MAX）0.1（m/s）/V

1 m/s 0-p（MAX）

0.01（m/s）/V

0.1 m/s 0-p（MAX）0.001（m/s）/V（オプション）

0.01 m/s 0-p（MAX）※詳細は、P6 LV-0800 微小速度レンジボードをご参照ください

オーバー・インジケータ
シグナルレベル・インジケータ

検出速度上限 +5 ％OverでLED（赤色）点灯
20セグメント LEDアレイ表示

検出部レベル表示と連動

0〜10 Ｖ
復調感度モニタ

MONITOR出力ERROR・インジケータ

ハイパス・フィルタ
（HPF）

14

出力インピーダンス

50 Ω

最低入力インピーダンス

100 kΩ 以上

コネクタ形態

BNC（C02型）

LED（赤色）点灯表示
100 HzOFF（0.3 Hz）

fc=−3 dB

2.変換部
50 kHｚ
100 kHz

ローパス・フィルタ（LPF）

fc=−3 dB

1 MHz
OFF（3 MHz）
映像出力

ディジタル

位置決め用映像出力規格

USB2.0（オプション）

表示

LED（白色）点灯

コネクタタイプUSB mini-Bタイプ

前面パネルスイッチにてON/OFF

電源投入でのレーザ放射開始仕様（盤モード）
は出荷時設定にて可能

レーザON・インジケータ

レーザ放射時LED（緑色）点灯

レーザ放射制御

接点入力
遮光シャッタ

収納装置
外形寸法※LV-0180装着時

接点開放でレーザ放射停止
レセプタクル：RM12BRB-2S

コネクタ形態

プラグ：RM12BPE-2PH（短絡済み）

検出部収納

変換部に収納ケーブル収納変換部に巻き取り収納W

410 mm

H

120 mm

D

325 mm質量約8.1 kg

動作温度範囲0〜40 ℃

動作湿度範囲30〜80 ％

保存温度範囲−10〜50 ℃

突起部含まずセンサ・ケーブルを含む
結露なきこと

AC 100−240 V

入力電圧50/60 Hz

消費電力

60 VA

冷却方式

自然空冷（無振動冷却）

3.適合規格JIS C 6802 クラス2
FDA 21CFR Part 1040.10（CDRH）

レーザ安全

IEC 60825-1:2007 クラス2
適合規格

FCC（Part15B）
CANADA EMI規制（ICES-003）

EMC

EN61326-1:2006 class A Table2
EN61010-1:2010

安全

4.付属品

製品名

個数

備考

AC電源ケーブル

1

セーフティロックコネクタ

1

出力信号ケーブル

2

MX-101 BNC-BNC 1.5 m

レンズキャップ

1

レンズ先端に付属

光再帰性反射材（反射マーク）

1

LV-0012 A4 サイズ

予備ヒューズ

1

本体AC インレットに内蔵

取扱説明書

1

■対象振幅：出力電圧の極性

短絡処理済みT3.15 A AC250 V■LV-0181 位置決め用内蔵カメラ撮像サイズ

近■作動距離とスポット径の関係

60

（mm）

40

100

30
20

スポット径(μm)

縦幅

＋V

120

50

10
0

0

60

t
横幅
（mm）

−V

50
40

80
60
40

30

20

20
10
0

遠

50

分解能・ダイナミックレンジ評価条件
LPF：100 kHzON
コーナーキューブ使用による最大復調時
FFTアナライザパワースペクトル観測
1 kHzレンジ 1 kHz、2048ライン、256回加算平均時※ 各フィルタの周波数特性はグラフをご参照ください

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
100

300

計測距離 （mm）

500

700

900

作動距離(mm)

LV-1800¥2,750,000（税抜き）15

●LV-1800 外形寸法図（単位：mm）
検出部

変換部

(52)

(17)

53
(30.5) 22.5

質量
750g

ケーブル巻き取り部

センサヘッド収納部

2-M4
深5

25
10 29

2

32
(R)
4 G7

38
∅
∅16

∅4
G7

(2)

M8
深8

32.5

(2)
(12)

410

120

M8
深8

325

36

273

152.5
116.5

(16)

52.5
(25.5)
27

(14)

平面図

●LV-1800 周波数特性グラフ●振幅検出範囲

LPF=OFF( fc=3 MHz ) 周波数特性

LPF=50 kHz ゲイン周波数特性

1
10

1

-4

μm

10

-5

）
（m
位

-3

GAIN[dB]

変

10

-225

0

-2

-180

10

-90
-135

m

-1

-45

m

10

10

0

0

PHASE[deg]

m

10

5

m

45

-5

10

-270

-6

10

0

10

-1

10

-2

（m/s）
1 mm/s

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

nm
1
1

-1
8

10
3

HPF=100 Hz ゲイン周波数特性

-10
0.1

5

度
1
（m 0 6/s 2 10
7
）

4

10

5

-5

1

10

100

1k

10 k

100 k

10

周波数[Hz]
1 μm/s

LPF=1 MHz ゲイン周波数特性

0

速

10 M

10

周波数[Hz]

10 k 100 k 1 M

加

1k

10

100

2

10

0

5

0.3 μm/s
0.05 μm/s

周波数[Hz]

-10
0.1

1

10

100

1k

周波数[Hz]

10 k 100 k●適合規格
本器は以下の規格にしたがって設計、検査されています。
「JIS C 6802（レーザ製品の放射安全基準）」「IEC 60825-1：2007」「FDA（CDRH）」「CEマーキング（低電圧指令：EN61010-1）（EMC 指令：EN61326）」「FCC（Part 15B）」「CANADA EMI 規制（ICES-003）」

1M

10 M

10 4

10 5

10 6

10 7

Hz

10 3

10 2

M
Hz

10 1

M

10 0

-5

標準速度レンジ時

周波数（Hz）
測定レンジは上記枠内です。

微小速度レンジ時
オプション（LV-0800）搭載時

1

100 k

3

10 k

Hz

1k

1

100

0

kH
z

GAIN[dB]-51

1GAIN[dB]-25

GAIN[dB]

0 10

-1

-20

-10
10

nm

1 m/s

度

-15

-30
0.1

1

速

5

-10

10

10

LPF=100 kHz ゲイン周波数特性

10 m/s
100 k

-9

0
-5

10 k

0.0

1k

1

100

周波数[Hz]

10

GAIN[dB]

10

-8

1

10

-10
0.1

-7

-360

10

-315

●説明及び警告ラベルの貼り付け
レーザ光

L A S E R R A D I AT I O N

ビームをのぞきこまないこと（最大出力）1 mW（波長）633 nm

D O N O T S TA R E I N T O B E A M
1 mW MAX. CW He-Ne 633 nm
CLASS 2 LASER PRODUCTIEC 60825-1: 2007

クラス2 レーザ製品※Intel® Pentium®は米国Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）
を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社総務法務課（電話045-476-9707）
までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店（045）
935‒3888〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.

お客様相談室フリーダイヤル 0120−388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0〜1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0〜1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼
玉（048）
474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）中部
935-3838（052）
769‒6571
沼
津（055）
西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT. NO. 1654-05 Printed in Japan 149（LI）
3K 14.9月改訂

広九海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935-3918

http://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。