PT0cn-1751

便携式有害气体检测仪GX-2100
使用说明书(PT0-175)

邮编：174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
主页：https://www.rikenkeiki.co.jp/

目录
1. 产品概要......................................................................................................................................................... 41-1. 前言 ......................................................................................................................................................... 41-2. 使用目的 .................................................................................................................................................. 4
1-3. 危险、警告、注意、注记的定义 ............................................................................................................. 5
2. 安全上的重要事项 .......................................................................................................................................... 62-1. 危险事项 .................................................................................................................................................. 62-2. 警告事项 .................................................................................................................................................. 72-3. 注意事项 .................................................................................................................................................. 82-4. 安全信息 ................................................................................................................................................ 10
3. 产品组成....................................................................................................................................................... 113-1. 主机及标准附件 ..................................................................................................................................... 11
主机 ........................................................................................................................................................... 11
标准附件 .................................................................................................................................................... 113-2. 各部名称与作用 ..................................................................................................................................... 12
主机 ........................................................................................................................................................... 12
主机的 LCD 和按钮 .................................................................................................................................... 13
检测部的 LCD 和警报灯 ............................................................................................................................ 15
4. 警报动作....................................................................................................................................................... 164-1. 气体警报动作 ........................................................................................................................................ 164-2. 故障警报动作 ........................................................................................................................................ 17
5. 使用方法....................................................................................................................................................... 195-1. 使用时 ................................................................................................................................................... 19
5-2. 启动准备 ................................................................................................................................................ 19
5-2-1. 装入电池 ......................................................................................................................................... 20
5-2-2. 连接 AC 电源 .................................................................................................................................. 20
5-2-3. 延长线缆（另售）的安装方法 ........................................................................................................ 21
5-3. 启动和结束方法 ..................................................................................................................................... 23
5-3-1. 接通电源 ......................................................................................................................................... 23
5-3-2. 测量结束 ......................................................................................................................................... 25
5-4. 测量 ....................................................................................................................................................... 26
5-4-1. 拉出及卷取线缆的方法 ................................................................................................................... 28
5-4-2. 线缆 ................................................................................................................................................ 29
5-5. 各种功能的使用方法 ............................................................................................................................. 30
5-5-1. 校零 ................................................................................................................................................ 30
5-5-2. 警报测试 ......................................................................................................................................... 31
5-5-3. 警报解除 ......................................................................................................................................... 31
5-5-4. 快照（记录瞬时值） ...................................................................................................................... 32
6. 用户模式....................................................................................................................................................... 33
6-1. 显示用户模式 ........................................................................................................................................ 33
6-2. 警报趋势显示 ........................................................................................................................................ 35
6-3. 故障事件显示 ........................................................................................................................................ 36
6-4. 记录器数据显示 ..................................................................................................................................... 37
6-5. 记录器数据删除 ..................................................................................................................................... 38
6-6. 记录器记录时间 ..................................................................................................................................... 39
6-7. 蜂鸣器音量 ............................................................................................................................................ 40
6-8. 时间 ....................................................................................................................................................... 41
6-9. 对比度 ................................................................................................................................................... 42
6-10. 自动数据发送 ...................................................................................................................................... 43
6-11. 警报点.................................................................................................................................................. 44
7. 保养检查....................................................................................................................................................... 46
7-1. 检查的频度与检查项目 .......................................................................................................................... 46关于维护服务 ............................................................................................................................................. 47
7-2. 清扫方法 ................................................................................................................................................ 47
7-3. 各部件的更换 ........................................................................................................................................ 48-2-

7-3-1. 定期更换部件 ................................................................................................................................. 48
7-3-2. 过滤器的更换 ................................................................................................................................. 49
8. 关于储存及废弃 ............................................................................................................................................ 51
8-1. 储存或长期不使用时的处理 .................................................................................................................. 51
8-2. 重新使用时的处理 ................................................................................................................................. 51
8-3. 产品的废弃 ............................................................................................................................................ 51
9. 故障排除....................................................................................................................................................... 52
9-1. 机器的异常 ............................................................................................................................................ 52
9-2. 指示值异常 ............................................................................................................................................ 54
10. 产品规格..................................................................................................................................................... 55
10-1. 规格一览 .............................................................................................................................................. 55
10-2. 附件一览 .............................................................................................................................................. 57
11. 附录 ............................................................................................................................................................ 58
11-1. 关于电波法认证 ................................................................................................................................... 58
11-2. 无线规格 .............................................................................................................................................. 58
11-3. 数据记录器功能 ................................................................................................................................... 59
11-4. 安装通信线缆（另售） ........................................................................................................................ 60
11-5. 拆装检测部 .......................................................................................................................................... 62-3-1

产品概要1-1. 前言
衷心感谢您购买 GX-2100 型便携有害气体检测仪（以下称为“本仪器”）。首先请确认购买的产品型号和本使用说明书与对象产品的型号一致。
本仪器仅供受过充分培训的胜任人员使用。
本使用说明书记载的保养检查仅限受过培训的胜任人员实施。本使用说明书未记载的保养检查需由本公司或本公司指定的维修人员实施，因此请联系本公司。
本使用说明书记载了使用方法与规格，以便正确使用本仪器。请首次使用本仪器者及已经有过使用经验者都要仔细阅读本说明书，在理解内容的基础上实际使用。
请妥善保管本使用说明书，以便今后随时取阅。
本说明书的内容可能因产品改良而发生变更，恕不另行通知。另外，禁止擅自复制或转载本说明书的全部或部分内容。
无论是否在保修期内，本公司对因使用本仪器造成的任何事故及损害均不进行补偿。
请务必确认保修书中记载的保修规定。

1-2. 使用目的
本仪器是一种扩散式检测仪，用于测量维修井、地坑、地下设施等内部产生积累的可燃气体和有毒气体（一氧化碳、硫化氢），并检测缺氧状态。
本仪器也是一种多气体检测仪，1 台最多可内置 3 种传感器，检测 4 种气体。
本仪器的类型(TYPE)因检测对象气体的组合而异。使用前请再次确认规格，根据目的正确进行气体检测。

4

＜各类型仪器的检测对象气体列表＞
类型名称TYPE A
TYPE AJ
TYPE A/B
TYPE AJ/B
TYPE E
TYPE EJ
TYPE E/B
TYPE EJ/B

甲烷

○
○
○
○

检测对象气体氧气一氧化碳
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

硫化氢〇
○
○
○
○
○
○
○

符合 JIS

配备Bluetooth○○○○

1-3. 危险、警告、注意、注记的定义
本使用说明书中使用了如下标识，以便用户能安全有效地进行作业。

危险表示操作错误时“可能危及生命或对身体、财物造成重大损害”。

警告表示操作错误时“可能对身体、财物造成重大损害”。

注意表示操作错误时“可能对身体、财物造成轻微损害”。

注记表示操作上的建议。

5○○○○

2

安全上的重要事项
为了维持本仪器的性能，安全使用，请遵守以下危险、警告、注意事项。

2-1. 危险事项危险关于防爆• 本仪器的检测部(GX-2100-K)为非点火防爆结构。
• 通电中请勿拆分。
• 请勿将本仪器放置在阳光直射的场所。
• 请勿进行电路、结构等的改造或变更。
• 请勿向产品施加强力或冲击。否则可能因破损等导致防爆性能受损。
• 本产品的检测部作为防爆仪器使用时，不可在通电状态下随身携带及携带使用。
• 供电的显示器配备有限制瞬态电压的元件。
使用注意事项
• 测量维修井内或密闭场所时，切勿将身体探入维修井入口内或窥探其中。否则有缺氧空气及其他气体喷出的危险。

6

2-2. 警告事项警告
本仪器万一发现异常时•万一发现本仪器有异常时，请迅速联系经销商或就近的本公司营业网点。关于就近的营业网点，
请查看本公司主页。
主页：http://www.rikenkeiki.co.jp/
传感器的操作
切勿拆解本仪器内的氧气传感器和毒性气体传感器。如果内部的电解液接触皮肤，可能导致皮肤糜烂。
此外，进入眼中可能导致失明。粘附在衣服上可能导致变色、破洞。万一接触了电解液，请立刻用水充分清洗接触的部分。
通过周围空气进行空气调整•使用周围空气进行空气调整时，请先确认周围为新鲜空气。如果在有杂质气体的状态下进行，将无
法正确调整，实际发生气体泄漏时无法正确检测，非常危险。
发出气体警报时的对应•发出气体警报时十分危险。客户应做出判断并进行妥善处理。
电池剩余电量的确认•
使用前，请确认电池剩余电量。初次使用前及长期不使用时，电池电量可能不足。请务必更换新电池后使用。
•如果发出电池欠压警报，将无法进行气体检测。使用中发出警报时，请断开电源，务必在安全的场
所更换新电池。
其他•使用时请装上附带的护罩。如果不安装护罩直接使用，一旦受到强力冲击，容器可能会破损。
•
如果传感器部被雨水淹没，或检测部浸入水中，就无法准确检测气体。
•使用时请务必让主机接触空气。在堵住的状态下无法准确测量，可能引发事故。
•请勿投入火中。
•
请勿用洗衣机或超声波洗衣机等清洗本仪器。
•请勿遮盖蜂鸣器出声口。否则将无法发出警报声。

7

2-3. 注意事项注意•••••

请勿在接触油、化学药剂等的场所使用。请避免故意浸入水中。
‧ 请勿在油、化学药剂等液体会溅落的场所使用本仪器。
‧ 请勿将本仪器放置在可能积水或淤泥的场所。如果放置在此类场所，水或泥可能会通过蜂鸣器出声
口等进入仪器并导致故障。
请勿在超出使用温度范围的场所使用。
‧ 本仪器的使用温度范围如下所示。请避免在超出使用范围的高温、高湿、高压、低温环境下使用。
＜使用温度范围＞-20～+50℃‧ 请尽可能避免在阳光直射的场所内长时间使用。
‧ 请避免在炎热天气下储存在停放的车内。
请遵守使用范围，以避免本仪器内发生结露。
严禁结露，因为如果本仪器中发生结露，将会引发堵塞或气体吸附等情况，无法进行准确的气体检测。请配合本仪器的使用环境，密切注意采样位置的温度和湿度，确保本仪器中不会发生结露。
请勿在本仪器附近使用收发器。
‧ 如果在本仪器附近使用收发器等输出电磁波，可能会影响本仪器的指示值。使用收发器等时，请远离本仪器，在不会产生影响的地方使用。
‧ 请避免在产生强电磁波的仪器（高频仪器、高电压仪器）附近使用。
请确认显示部的动作状态显示正在闪烁后使用。
如果动作状态显示没有闪烁，无法进行准确的气体检测。

关于传感器•可燃性气体传感器 请注意，如果在有硅化合物、卤化物、硫化物等的环境中使用可燃性气体传感器，则可能导致传感器使用寿命缩短或降低传感器对可燃气体的灵敏度，无法获得准确的指示值。不得不使用时，请尽可能缩短使用时间，使用后放置在新鲜空气中，确认指示值没有异常。
 要让本仪器的可燃性气体传感器准确地进行气体检测和显示浓度，需要达到一定程度的氧气浓度。
•氧气传感器 请勿对本仪器施加剧烈的压力变化。否则氧气的指示值临时改变，无法准确测量。
 仅限测量空气中的氧气浓度。如果用于除此以外的其他测量，氧气的指示误差变大，无法准确测量。

8

注意•

请务必进行定期检查。
为确保安全，请务必定期检查本仪器后再使用。如果不进行检查就持续使用，传感器的灵敏度将会
发生变化，导致无法进行准确的气体检测。
•其他‧ 如果随意操作按钮，可能导致设置改变，警报不能正常工作。除了本使用说明书中记载的操作以外，请勿进行其他操作。
‧ 请避免本仪器掉落或对其施加冲击。否则可能导致防爆性能、防水防尘性能、气体检测性能降低。
‧ 请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口和传感器的开口部。否则可能引发水滴、异物等浸入，导致
故障或破损。
‧ 请勿用胶带等遮盖蜂鸣器出声口。否则可能使仪器的内压无法调整而导致故障。
•请勿剥离 LCD 显示部的面板贴纸。否则将会损坏防水、防尘性能。
•关于使用‧ 由于电池性能，电池寿命在低温环境下会缩短。
‧ 低温状态下 LCD 显示器的响应可能会变慢。
‧ 请在接近使用环境的压力状态、温湿度条件下且在新鲜的空气中进行校零。
‧ 待指示值稳定后再进行校零。
‧ 储存场所与使用场所的温度产生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下，在与使用场所相同的环境下适应 10 分钟左右，在新鲜空气中实施校零后再使用。
‧ 擦拭本仪器的污垢时，请勿淋水或者使用酒精、挥发油等有机溶剂。否则本仪器表面可能会褪色或损坏。
‧ 长期储存后重新使用时，请务必进行气体校正。请联系本公司营业网点进行重新调试（包括气体校正）。
‧ 在极少数情况下，线卷在复卷过程中会发生内部弯曲，如果在一定时间内（大约 1 周）不使用，建议在复卷前将探测器（线）从自动复卷器中拉出到末端，以防止它被弯曲。

9

3

产品组成
3-1. 主机及标准附件
请打开包装箱，确认本仪器及附件。
如有缺失，请联系经销商或就近的本公司营业网点。

主机
本仪器的各部名称、作用及 LCD 显示内容请参阅“3-2. 各部名称与作用”。

GX-2100

标准附件
护罩：1 个碰撞到某物时及因跌落等产生冲击时保护检测部。

11

3-2. 各部名称与作用以下介绍本仪器的各部名称、作用及 LCD 显示内容。

主机
(6)

(1)

(7)
(2)

(12)

(5)
(8)

(5)

(4)
(9)

(10)

(3)
(1)

手提箱

(2)

窗(3)

滑动闩锁(4)手柄(5)侧闩锁(6)

自动卷线器(7)

备用电池收纳部

(8)

电池箱(9)

LCD（主机）(10)AC 电源线(11)LCD（检测部）(12)卷线器收纳按钮

注记•备用电池收纳部用于收纳备用的 2 节 2 号电池（另售）。

12(11)

注意•••请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口和传感器的开口部。否则可能引发水、异物等浸入，导致故障或破损。
请勿剥离 LCD 部的面板贴纸。否则将会损害防水、防尘性能。
请勿用胶带等遮盖蜂鸣器出声口。否则可能使仪器的内压无法调整而导致故障。

注记•电池剩余电量剩余电量的大致基准如下所示。
：剩余电量充足。
：剩余电量少。

•：请更换电池。
如果电池剩余电量进一步减少，电池标志将会闪烁。
温度显示值接近外部温度需要约 30 分钟。

14注记
•••

•
••

由于电池性能，电池寿命在低温环境下会缩短。
低温状态下 LCD 显示部的响应可能会变慢。
使用中请务必盖上盖子。此外，请注意此时避免线缆被盖子夹住。
如果接触了 100%LEL 以上的高浓度可燃性气体，吸附到过滤器内的气体可能会残留下来。
接触高浓度的可燃性气体后，请务必放置到新鲜空气中，进行空气清洁直至指示值接近零，清除吸附的气体。如果在完全清洁前进行校零，调整可能会不准确并影响测量。
一氧化碳传感器(CO)和硫化氢传感器(H2S)在低温及高温时零位可能会变动。此时，请在环境大气中进行校零。
如果接触的高浓度气体超过了一氧化碳传感器(CO)的测量范围，灵敏度可能会短暂降低。接触高浓度气体后，请务必放置到新鲜空气中进行空气清洁。
如果硫化氢传感器(H2S)接触了超过测量范围的高浓度气体，灵敏度可能会短暂降低。接触高浓度气体后，请务必放置到新鲜空气中进行空气清洁。

27

5-4-1. 拉出及卷取线缆的方法＜拉出线缆的方法＞

固定卷线器主体，握住前端的检测部，拉出线缆。

＜卷取线缆的方法＞

单手引导线缆，同时按位于自动卷取器上方的收
纳按钮（黄色）进行卷取。

注记•••卷取时请通过维修井等处先将线缆和检测部拉到地上后，再按收纳按钮。
自动卷线器可以卷取标配的 10m 线缆。延长线缆（另售）无法收到手提箱内。
使用延长线缆（另售）时，请先拉上来，拆下延长线缆部分后按收纳按钮。

注意••••收纳 AC 电源线和检测部时，请将附着的泥、沙和水擦拭干净。如果附着的状态下收起，可能导致故障。此外，如果收纳部的刷子已损坏，则需要更换刷子。请联系经销商或就近的本公司营业网点。
请勿将检测部扔入维修井等处，应将其缓缓地放下。请避免因跌落、扔入等对传感器产生冲击。否则可能损坏传感器。
拉起检测部时，请注意避免因维修井的边沿等损伤线缆。
在极少数情况下，线卷在复卷过程中会发生内部弯曲，如果在一定时间内（大约 1 周）不使用，建议在复卷前将探测器（线）从自动复卷器中拉出到末端，以防止它被弯曲。

28警报趋势显示・・・

发出气体警报时，显示前后 30 分钟的测量结果。

故障事件显示・・・

可以浏览故障警报发出记录。

记录器数据显示

・・・

显示记录器数据（手动记录数据/自动记录数据）。

记录器数据删除

・・・

可以个别删除警报趋势/故障事件/记录器数据。

记录器记录时间

・・・

设置自动记录浓度测量值的时间间隔。

蜂鸣器音量・・・

对于主机和检测部，可以分 2 级（大/小）调整各蜂鸣器音量。

时间・・・

可以设置时间。

对比度・・・

调整主机 LCD 的对比度。

自动数据发送・・・

操作自动数据发送的 ON/OFF。

警报点・・・

设置气体警报的警报点。

注记
••如果 10 分钟不进行操作，将自动返回测量画面。
操作用户模式时，检测部持续显示测量画面。

34

6-2. 警报趋势显示发出气体警报时，间隔 5 秒显示前后 30 分钟（共 1 小时）的测量结果。最多保存 10 条。

主机 LCD 显示1

在测量模式画面中按菜单按钮，使用▲/▼按钮选择“警报趋势”按确定按钮2

选择任意的警报趋势数据，
按确定按钮

3

选择任意的气体种类，按确定按钮

警報ﾄﾚﾝﾄﾞ> 19/07/30 13:10
19/07/30 13:13
19/07/30 13:30
19/07/30 13:50
19/07/30 14:00▼ ▲警報ﾄﾚﾝﾄﾞ19/07/30 13:10
可燃性：ﾒﾀﾝ
> 酸素
硫化水素
一酸化炭素
▼ ▲

显示测量结果。
酸素＊ 13:10:20 20.9%
13:10:25 20.9%
13:10:30 20.9%
13:10:35 20.9%
13:10:40 20.9%
▼ ▲

注记••

按取消按钮，即返回前一个画面。
在气体警报的发出时间旁边显示“*”。
（如为已发出警报的气体，显示“A”。）

35

♥♥♥♥
警报趋势
> 19/07/30 13:10
19/07/30 13:13
19/07/30 13:30
19/07/30 13:50
19/07/30 14:00
▼ ▲

♥警报趋势
19/07/30 13:10
可燃性：甲烷
> 氧气硫化氢
一氧化碳
▼ ▲

♥氧气
* 13:10:20 20.9%
13:10:25 20.9%
13:10:30 20.9%
13:10:35 20.9%
13:10:40 20.9%▼ ▲6-3. 故障事件显示
可以浏览发出故障警报（电池欠压警报、检测部连接异常、传感器异常）时的记录。
数据最多可记录 256 条，数据记录数量达到上限时，将从最早的记录开始覆盖保存。
主机 LCD 显示

1

在测量模式画面中按菜单按钮，使用▲/▼按钮选择
“故障事件”按确定按钮2

选择任意的日期时间，按确定按钮

故障ｲﾍﾞﾝﾄ> 19/07/30 13:10
19/07/30 13:13
19/07/30 13:30
19/07/30 13:50
19/07/30 14:00▼ ▲显示各故障事件。
故障ｲﾍﾞﾝﾄ
19/07/30 13:10
ｾﾝｻ異常

♥♥

可燃性：ﾒﾀﾝ100▼

按▲/▼按钮，数据即进行切换。

♥故障事件
19/07/30 13:10
传感器异常
可燃性：甲烷100▼▲

故障ｲﾍﾞﾝﾄ
19/07/30 13:10
検知部接続異常084

♥

▲

♥故障事件
19/07/30 13:10
检测部连接异常084
▼

▲

▼注记
•

♥
故障事件
> 19/07/30 13:10
19/07/30 13:13
19/07/30 13:30
19/07/30 13:50
19/07/30 14:00▼ ▲按取消按钮，即返回前一个画面。

36▲

6-5. 记录器数据删除
删除利用数据记录器功能记录下的数据。
可以个别删除警报趋势、故障事件、记录器数据。
主机 LCD 显示1

在测量模式画面中按菜单按钮，使用▲/▼按钮，选择“记录器数据删除”，按确定按钮2选择要删除的数据，按确定按钮

3> 警报趋势
故障事件
记录器数据

▼▼

▲

记录器数据删除
警报趋势

5 秒間押し続けてください请按住 5 秒▼

▼

▲

▲

♥♥
ﾛｶﾞﾃﾞｰﾀ削除
警報ﾄﾚﾝﾄﾞ记录器数据删除
警报趋势

ﾃﾞｰﾀ削除中

数据删除中

▼▼

▲

▲

♥♥
ﾛｶﾞﾃﾞｰﾀ削除
警報ﾄﾚﾝﾄﾞ记录器数据删除
警报趋势

ﾃﾞｰﾀ削除終了

数据删除结束▼

▼

▲

注记
•

♥

ﾛｶﾞﾃﾞｰﾀ削除
警報ﾄﾚﾝﾄﾞ显示右侧的画面后，手指松开确定按钮警报趋势数据已删除。

▲♥按▲/▼按钮，数据即进行切换。

4

记录器数据删除

> 警報ﾄﾚﾝﾄﾞ
故障ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾛｶﾞﾃﾞｰﾀ长按确定按钮 5 秒
右侧的画面显示以警报趋势为例。

♥♥
ﾛｶﾞﾃﾞｰﾀ削除

按取消按钮，即返回前一个画面。

38▲

6-6. 记录器记录时间设置间隔趋势的时间间隔，用于记录从接通电源到切断电源期间的测量值变化。
以 1 分钟为单位，可以设置 5 分钟～999 分钟。初始设置为“5 分钟”。
间隔趋势的详情请参阅“11-3. 数据记录器功能”。
主机 LCD 显示

1

在测量模式画面中按菜单按钮，使用▲/▼按钮，选择“记录器记录时间”，
按确定按钮

2

使用▲/▼按钮选择时间，按确定按钮记录器记录时间

10 分10 分钟▼记录器记录时间的设置已完成。

▼▲▲♥♥
ﾛｶﾞ記録時間记录器记录时间

設定終了

设置结束▼

▼

▲

注记
•

♥

♥
ﾛｶﾞ記録時間

按取消按钮，即返回前一个画面。

39▲

6-7. 蜂鸣器音量
蜂鸣器音量可以分 2 级（大/小）调整。可以个别设置主机显示部和检测部。
主机 LCD 显示

1

在测量模式画面中长按菜单按钮 3 秒以上，使用▲/▼按钮选择“蜂鸣器音量”，
按确定按钮

2使用▲/▼按钮选择要设置的项目，按确定按钮> 表示部

大検知部

大▼

3使用▲/▼按钮选择音量的大小，按确定按钮

蜂鸣器音量>

显示部 大
检测部 大▲▼▲♥♥
ﾌﾞｻﾞｰ音量

蜂鸣器音量表示部

显示部 小▼

小▼▲蜂鸣器的设置已完成。

▲

♥♥

▼

ﾌﾞｻﾞｰ音量

蜂鸣器音量

設定終了

设置结束▲

注记
•

♥

♥
ﾌﾞｻﾞｰ音量

按取消按钮，即返回前一个画面。

40

▼

▲

6-8. 时间可以设置时间。
主机 LCD 显示

1

在测量模式画面中长按菜单按钮 3 秒以上，使用▲/▼按钮选择“时间”，按确定按钮2

使用▲/▼按钮调整“时”，
按确定按钮

時刻
▼使用▲/▼按钮调整“分”，按确定按钮2019 年4 月 18 日
13 时 13 分

日期
时间▼

▲

▲

♥♥
時刻

时间2019 年
4 月 18 日
13 時 13 分

日付
時刻
▼日期

2019 年4 月 18 日
13 时 13 分时间▲时间的设置已完成。

▼▲

♥♥

▼

時刻

时间設定終了

设置结束▲

注记
•

时间

2019 年4 月 18 日
13 時 13 分

日付

3♥

♥
時刻

按取消按钮，即返回前一个画面。

41

▼

▲

6-11. 警报点
可以变更警报点。关于警报点，请参阅“4-1. 气体警报动作”。
可以设置的范围请参阅下表。

可燃性（甲烷）
氧气硫化氢
一氧化碳

1 数位
1%LEL
0.1%
0.5ppm1ppm

设定下限值5%LEL
0.0%
1.0ppm25ppm

设定上限值60%LEL
20.0%
150.0ppm
300ppm注记•警报点的设置需保障第一警报≦第二警报。

主机 LCD 显示

1

在测量模式画面中长按菜单按钮 3 秒以上，使用▲ / ▼ 按钮选择“警报点”，按确定按钮2使用▲/▼按钮选择要设置的气体种类，按确定按钮3使用▲/▼按钮调整第一警报点，按确定按钮警报点> 可燃性：ﾒﾀﾝ
酸素
硫化水素
一酸化炭素

> 可燃性：甲烷氧气硫化氢一氧化碳

▼

▼

▲

警報点
可燃性：ﾒﾀﾝ▼使用▲/▼按钮调整第二警报点，按确定按钮▲

♥♥

第一警報

4

♥

♥
警報点

警报点可燃性：甲烷

10%LEL

第一警报

▼▲

10%LEL▲♥♥
警報点
可燃性：ﾒﾀﾝ
第二警報▼30%LEL警报点
可燃性：甲烷第二警报

▼

▲

44▲

30%LEL88关于储存及废弃

8-1. 储存或长期不使用时的处理本仪器请在以下环境条件下储存。
・常温、常湿、避免直射阳光的暗处・不产生气体、溶剂、蒸气等的场所有收纳本仪器的包装箱时，请放入其中储存。
没有包装箱时，储存时请避开灰尘等物。
在极少数情况下，线卷在复卷过程中会发生内部弯曲，如果在一定时间内（大约 1 周）不使用，建议在复卷前将探测器（线）从自动复卷器中拉出到末端，以防止它被弯曲。

8-2. 重新使用时的处理储存本仪器后重新使用时，请进行气体校正。

注意••包括气体校正在内，重新调整时，请联系经销商或就近的本公司营业网点。
储存场所与使用场所的温度产生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下，在与使用场所相同的环境下适应 10 分钟左右，在新鲜空气中进行校零后再使用。

8-3. 产品的废弃废弃本仪器时，请作为工业废弃物（不燃物）根据地方法律法规等进行妥善处理。

警告•氧气传感器及毒性气体传感器内含电解液，因此切勿拆解。一旦接触了电解液，可能导致皮肤糜烂，若进入眼睛可能导致失明。此外，粘附在衣服上可能导致变色、破洞。
万一接触了电解液时，请立刻用水充分清洗接触的部分。废弃处理电池时，请遵照每个地区规定的
方式进行处理。

5110-2. 附件一览＜标准附件＞
部件名称部件编号4773 5717 202753 2004 90

护罩
2 号碱性干电池（2 节）＜选配件（另售品）＞部件名称部件编号4773 5737 102905 2321 109811 0900 60
4777 9314 104777 9315 90
4773 9570 80
4773 9560 90
4773 9561 60

背带RC-2100 通信线缆
数据记录器管理程序过滤器成套单元(CF-A1DP)
过滤器成套单元(CF-6309)
滤尘器 内有 10 片延长线缆(10m)延长线缆(20m)

57

11

附录
11-1. 关于电波法认证
本仪器选配的 Bluetooth 模块如下表所示，符合日本电波法并通过了认证。
电波法禁止以下行为。如果实施了禁止行为，用户或销售商将被处罚。
·在电波法不许可的国家或地区使用·销往电波法不许可的国家或地区·拆解或改造本仪器·剥离本仪器的认证标签
此外，在海洋上的船舶内使用本仪器时，电波法适用于该地区的沿海国家。此时，禁止在未取得电波法许可的国家或地区使用。
请确认本仪器的使用频带(2.4GHz)内除工业、科学、医疗器械（微波炉等）以外，没有运用在工厂生产线等
处使用的用于识别移动对象的厂内无线基站（需要许可的无线基站）及特定小功率无线基站。
万一本仪器对用于识别移动对象的无线基站发生了电波干扰，请实施防止电波串线的措施，例如变更使用场所或停止电波发射等。
电波法认证（国家或地区）
电波法(Japan)

内容本仪器内置依据电波法获得技术标准符合性证明的无线设备。因此，使用本仪器时不需要无线基站的许可。

工程设计认证
认可编号：001-A07864
射频：2402MHz～2480MHz
最大无线输出：6dBm

11-2. 无线规格
本仪器选配的 Bluetooth 模块规格如下。
无线通信通信协议：Bluetooth Low Energy
版本：Ver 4.2
频率：2402~2480 MHz
调制：FSK
功率：最大 6dBm

58

11-3. 数据记录器功能本仪器具备数据记录器功能，可以记录测量结果，以及气体警报、故障警报、气体校正等各种事件。

注记
•如果要通过电脑确认数据记录器功能记录下的数据，需要 RC-2100 通信线缆（另售）及数据记录器管理程序（另售）。详情请咨询本公司营业所。
数据记录器的功能有 4 种。

(1)警报趋势（气体警报趋势）发出气体警报的同时，以发出警报时间为中心记录前后 30 分钟（合计 1 小时）的测量浓度值的变化。
在警报趋势中，以 5 秒为周期获取并记录 5 秒内的峰值（氧气为最小值）。
已记录的数据可以通过“菜单 ＞ 警报趋势”以列表格式确认。
记录最新的 10 条数据。
超过 10 条时，删除最早的数据记录最新的数据。

(2)故障事件（故障警报趋势）发出故障警报时作为事件进行记录。
记录故障警报发生时间、对象测量气体、主机仪器信息与故障警报类型。
已记录的数据可以通过“菜单 ＞ 故障趋势”以列表格式确认。
从最新的事件开始最多记录过去 256 个事件。
超过 256 条时，删除最早的数据记录最新的数据。

(3)间隔趋势（连续数据记录器）
记录接通电源到切断电源期间的测量浓度的变化。
按照设置的每个时间间隔，也记录浓度测量值、温度及校正错误的数据。
时间间隔的设置可以通过“菜单 ＞ 记录器记录时间”变更。
已记录的数据可以通过“菜单 ＞ 记录器数据显示 ＞ 自动记录数据”进行确认。
从最新的记录开始最多记录过去的 750 条记录。
如果记录数据的容量超过可保存容量，将对过去保存的数据进行覆盖并保存。

(4)快照（瞬时值记录）
快照指在测量中的某个时间点按下“记录”按钮时记录各种气体的测量值和温度的功能。按照设置的每个时间间隔，并记录浓度测量值、温度及校正错误的数据。
已记录的数据可以通过“菜单 ＞ 记录器数据显示 ＞ 手动记录数据”进行确认。
从最新的记录开始最多记录过去的 512 条记录。
如果记录数据的容量超过可保存容量，将对过去保存的数据进行覆盖并保存。

59修订记录
版次修 订

发行日期

0

初版(PT0-1751)

2020/9/28

1

P9,28,46,51 增加了关于绳索卷轴的说明。(PT0-1753)

2021/8/2