PC0tw-1072

MODEL：
GX-9000

MODEL：
GX-9000H

攜帶型複合式氣體偵測器
MODEL：

最多可同時偵測6種類的氣體。

船舶、 地上、 地下的各種作業場合皆 1 台即可應對。 創新的氣體偵測器■ 最多偵測 6 種類

HC/CH4/H2 O2 CO H2S CO2 NH3 VOC etc…

■ 搭載多語言顯示、 可燃性氣體替換功能等多種方便功能■ 搭載 Bluetooth®！用智慧手機簡單管理資料（另購）CE marking 適用品
預計申請 MED■ 感測器保固 最長 3 年■ 通過 1.5m 耐摔測試

■ 保護等級相當於 IP66/68

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

攜帶型複合式氣體偵測器
MODEL：

下一世代高性能感測器搭載「R 感測器」&「F 感測器」

比舊型感測器小型，大幅提升性能與持久性的下一世代高性能感測器。
◀ R 感測器

F 感測器▶

同時偵測氣體
最多多種氣體只要 1 台

最多可偵測 6 種氣體的通用型

MODEL：GX-9000

6

以往使用多台氣體偵測器或偵測管測量的氣體， 現在只要 1 台即可同時偵測。

O2COH2S
低濃度

可燃性
氣體

新增主要的 4 種氣體

感測器
組合

約VOC NH3 Cl2＋ O3 HCl SO2
CO2 H2S
高濃度

MODEL：GX-9000H

因高濃度 H2S 和其他感測器可切換
測量， 排除了其他感測器被高濃度
H2S 污染的疑慮。

低濃度 H2S / 其他氣體測量模式與
高濃度 H2S 測量模式以

1按鍵操作 簡單 切換

左右的 LED 燈亮燈， 選擇模式一目了然。
（下列為選擇 高濃度 H2S 測量模式 時的顯示例）

最多可同時偵測2種
氣體1000種類

給客戶最適當的提案
最多可偵測 4 種氣體的
高濃度 H2 適用型種類

可測量 1 種至最多 6 種的氣體， CO2 或 VOC 或 NH3的多樣毒性氣體也只要 1 台即可應對。 為客戶提供最適當的氣體偵測器。

感測器保固最長

安心的長期保固3搭載具備優良長期穩定性的 R/F 感測器。
保固期間最長 3 年 ※。 能夠安心使用。
※ NH3 感測器：2 年、 O3/VOC 感測器：1 年。

年

MODEL：

方便的功能更加容易使用

可切換 16 種語言的顯示

義大利文
西班牙文
斯洛伐克文
捷克文
德文土耳其文

日文
英文
韓文
中文（簡體字）中文（繁體字）
越南文

法文
葡萄牙文
波蘭文
俄文

使用 USB Type-C 充電與通訊

充電和與電腦通訊皆採用 USB Type-C 電纜。 將記錄的測量結果上傳至另購品的電腦用軟體時， 高速通訊可減短通訊時間。

充電用 AC 轉接器

可燃性氣體替換功能（搭載新型陶瓷式感測器時）

PC 通訊用 USB 電纜（另購品）偵測對象氣體中含有可燃性氣體時， 最多可直接讀取 27 種可燃性氣體。

※ 在新型陶瓷式感測器中選擇 i-C4H10 規格或 CH4 規格時可以使用（但條件為未搭載熱傳導式感測器）。
由 i-C4H10 規 由 CH4 規格格替換讀取
替換讀取氣體名稱顯示名稱異丁烷i-C4H10甲醇

CH3OH〇〇乙烯

C2H4〇甲烷CH4

氫氣

H2C2H2乙炔

C2H6乙烷

C2H5OH乙醇

C3H6丙烯

可變更警報點的設定×−〇〇−〇×〇〇C4H6C5H10〇

正己烷

n-C6H14〇庚烷n-C7H16〇

苯〇甲苯〇二甲苯

C6H6

提示音功能

C7H8C8H10

由 i-C4H10 規 由 CH4 規格格替換讀取
替換讀取顯示名稱〇乙酸乙酯

EtAc〇〇MEKMEK〇〇DME〇〇THF〇〇〇〇〇×〇〇〇〇〇〇2m
1h-40

由 i-C4H10 規 由 CH4 規格格替換讀取
替換讀取氣體名稱正壬烷
IPAn-C9H20IPA〇甲基丙烯酸甲酯

MMA〇甲基異丁基酮

MIBK〇新戊烷n-C5H12〇〇

藉由聲音通知氣體偵測器是否正常作動的功能。 測量中， 蜂鳴器以設定的間隔鳴響。

60

相當於 IP66/68

C3H6O

環戊烷IP66/68

保護等級通過耐摔測試

C3H8〜

1.5m

丙烷

丁二烯

優良持久性更加安心m

顯示名稱

丙酮〇

使用設定程式可進行設定變更。 支援符
合客戶基準的管理、 運用。

1.5氣體名稱二甲醚四氫呋喃

校正通知功能〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

電源接通後， 將顯示至定期檢查推薦日

為止的日數。 防止忘記檢查， 能更加安全使用。

大型貯存槽也適用！搭載強力泵

搭載強力泵， 大型貯存槽也適用！
使用另購品的取樣管， 最長可吸
引 45m。

℃℃

使用溫度範圍

–40 ～ +60℃（短暫環境）

搭載 Bluetooth®！※ 用智慧手機簡單管理資料

Bluetooth 可與智慧手機或平板電腦通訊。 藉由專用 App「RK Link」可記錄測量結果或以電郵傳送， 能簡單管理資料。 此外， 警報發生時將送信至註冊的電郵地址， 可遠距離並即時共享緊急事態。
※ 欲要 Bluetooth 規格時， 購買時請指定。

Snap 日誌按鍵

Bluetooth 及為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標， 理研計器株式會社根據授權使用。

可藉由 Snap 日誌按鍵， 將日
期時間 / 測量者 / 場所 / 測量值儲存至 AppApp『RK Link』可以在 Google Play /App Store 中免費下載。

○月○日 / 作業者 A /地點 A / 濃度：50%LEL○月○日 / 作業者 A /地點 A / 濃度：25%LEL○月 × 日 / 作業者 B /地點 C / 濃度：0%LEL

儲存iOS 顯示例
Google Play 和 Google Play 標誌均為 Google LLC 的商標。
Apple 的標誌， 為美國或其他國家及地區的 Apple Inc. 商標。 App Store 為 Apple Inc. 的服務符號。

2

MODEL：配件

管 / 背帶

氣體採集棒

零件號碼：0904 0275 00

氣體採集管（氣體採集管長度：約 75cm）
零件號碼：0914 0135 30

肩夾具零件號碼：4777 4592 10電池 / 其他AC 轉接器3 號鹼性電池 6 顆※ 為充電池規格時附屬（ATEX/IECEx 規格也附屬轉接插頭（C 型））※ 為乾電池規格時附屬零件號碼：2594 1342 30零件號碼（1 顆）：2753 3007 80

各種空氣校正用過濾器

另購品肩夾具用過濾器管固定帶

可將空氣校正用過濾器裝配在肩夾具。
零件號碼：4777 4572 20※ 空氣校正用過濾器或過濾器管固定帶的有無及種類， 隨規格而異。

管浮子式採樣管

沉子式採樣管管長：8 m零件號碼：4384 0430 60※ 除了有搭載 ESF/PIF 感測器時， 請務必搭配
脫脂綿過濾器及轉接管一起使用。

浮子內的防水過濾器可將水分離而偵測氣體。 最適合偵測處有水的地點使用。

先端部分裝有沉子使管容易落下。
最適合細筒狀等的狹窄使用場所。
管長：30m零件號碼：4775 9679 50

管長：30m零件號碼：4775 9678 80
管長：45m

管長：45m

槽內通風時、 槽內清理作業
前的安全確保零件號碼：4777 9567 60

零件號碼：4777 9465 80

槽內測量用電池

乾電池單元 / 3 號鹼性乾電池

乾電池單元（BUD-8000（G）, BUD-8000（G））

零件號碼：（日本國內防爆規格）4777 9603 60（ATEX/IECEx 規格）4777 9605 10
3 號鹼性乾電池

零件號碼：2753 3007 80

過濾器

氣水分離器

連接於取樣管和氣體偵測器之間，去除水分。
零件號碼：0904 0186 20

貨運槽內的各種氣
體濃度測量槽內測量用

鋰電池單元 / AC 轉接器

緊急時也只要裝入乾電池即可馬上使用。

電池單元可以充電重複使用。
AC 轉接器為 USB Type-C 形狀。

鋰電池單元
零件號碼：
（日本國內防爆規格）4777 9602 90（ATEX/IECEx 規格）4777 9604 30
AC 轉接器零件號碼：2594 1342 30

脫脂綿過濾器 / 轉接管

連接防水過濾器和氣體偵測器的管。
※搭載 ESF/PIF 感測器時請勿使用。

脫脂綿過濾器零件號碼：4383 0850 00
零件號碼：4775 9617 60
脫脂綿（更換用）零件號碼：1879 0011 10

稀釋器將吸取的氣體以空氣 1：1 稀釋， 則原理上不能在惰性氣體中使用的新型陶瓷式感測器，也變為可以使用。

※ 因有爆炸的危險性， 不能使用於高濃度可燃性氣體的偵測。

轉接管3

手可觸及範圍內的特定點測量用配件裝配示意圖零件號碼：4775 9934 30
脫脂綿過濾器轉接管MODEL：

外盒 / 支架皮套

腰帶 / 腰帶固定金屬件

腰帶、 脫脂綿過濾器。

※ 為了防止掉落， 建議連同肩夾具一起使用

避免髒污等保護用。也可裝配肩夾具、

腰帶固定
金屬件

氣體偵測器可緊貼腰部裝配。

零件號碼：4777 4593 80

腰帶

零件號碼：4775 5653 40

腰帶

腰帶固定金屬件

零件號碼：4775 9853 10

過濾器管固定帶

採集棒支架安裝在氣體偵測器上， 則脫脂綿過濾器可裝配於氣體偵測器。 過濾器可固定在氣體偵測器， 使測量時不造成阻礙。

安裝在肩夾具， 可收納氣體採集棒的先端。
零件號碼：4775 5651 00

零件號碼：4777 9444 20

鋁製儲物箱將氣體偵測器與附件和選購配件（例如採樣管）存放在一起。
尺寸：約 365（W）× 236（H）× 226（D）mm

零件號碼：4777 9579 00※※ 不包含突起部分

管理軟體 / 電纜USB 電纜（1m）數據記錄管理程式

零件號碼：2440 2728 90

零件號碼：（日本國內防爆規格）9811 0980 90（ATEX/IECEx 規格）9811 0990 80

可連接電腦和氣體偵測器，用於使用程式軟體時。

測量結果、 警報發報、 校正實施等事件記
錄的閱覽與管理用軟體。

只要在電腦安裝程式軟體即可。

保養用零件 / 其他校正用氣體

使用於通氣測試或氣體校正。
※ 關於詳情請另行諮詢。

轉接插頭零件號碼：（C 型）2594 1435 00（O 型）2594 1434 20（BF 型）2594 1436 70

例：測量結果（圖）氣體袋將校正用氣體導入氣體偵測器時使用。為了方便依氣體種類區分使用，備有 3 種顏色。
零件號碼： 1L（綠色）0904 0103 80
1L（橙色）0904 0104 50
2L（黑色）0904 0288 10

保護膜

LCD 保護用（5 片組）
零件號碼：4777 9025 70

各種過濾器
（更換用）
詳情請另行
諮詢。

GX-9000 SERIES 有可變更各種設定， 或
可編輯有 600 種以上的 VOC 感測器氣體清單的「設定程式」。 可從本公司 HP 免費下載使用。

用電腦簡單管理！

PID 清單

需求流量閥 /連接用管（10cm）連接專用氣體鋼瓶， 供應所需量的氣體至氣體偵測器。
※ 關於適用的氣體鋼瓶請另行諮詢。

需求流量閥

零件號碼：1641 0190 20連接用管（10cm）

零件號碼：4775 5958 10

需求流量閥氣體ボ鋼ン瓶ガスベ可將 A 型的 AC 轉接器，轉換為 C 型、O 型或 BF 型。

例：測量結果（表）設定程式

連接用管（10cm）

4MODEL：

關於感測器

感測器的選擇

可搭載的感測器數量， GX-9000 最多可選擇 6 種， GX-9000H 最多可選擇 5 種。 R 感測器（R1 ～ 3）請選擇有無搭載， F 感測器（F1 ～ 3）
請由下列表格中選擇 1 種（或選「無」）。

感測器的選擇例

主要4種氣體

CH4 / O2 / H2S / CO＋＋1

VOC（10.6eV/ppm）
可燃性氣體感測器：
新型陶瓷式 + 熱傳導式

例 2：主要 4 種氣體 +2R 感測器用插槽（GX-9000/GX-9000H 共通）
R1（插槽 1）
R2（插槽 2）
R3（插槽 3）● 氧氣● 硫化氫［低濃度］

HC / O2 / H2S / CO＋NH3 / CO2● 一氧化碳

可燃性氣體感測器：
非分散型紅外線式

F 感測器用插槽（上段：GX-9000 下段：GX-9000H）
F1（插槽 4）F2（插槽 5）F3（插槽 6）

O2＋可燃性氣體感測器：
無可燃性氣體感測器的選擇

可搭載的可燃性氣體感測器之偵測原理， 有新型陶瓷式、 熱傳導式、非分散型紅外線式的 3 種。 請根據下列特色， 選擇適合用途的感測器。
偵測原理

偵測範圍
特色

新型陶瓷式

熱傳導式%LEL

非分散型紅外線式

vol%・可偵測 H2・可偵測 H2
・可使用可燃性氣體替換功能＋2VOC（10.6eV/ppb）/ CO2● 可燃性氣體（非分散型紅外線式）−

主要4 種氣體

例 3：主要氣體 +2● 毒性氣體（定電位電解式）● 可燃性氣體（熱傳導式） ● 可燃性氣體（新型陶瓷式）● VOC（PID）● 可燃性氣體（非分散型紅外線式）● 二氧化碳
● 二氧化碳
● 硫化氫［高濃度］※ 主要 4 種氣體 = 可燃性氣體 / O2 / H2S［低濃度］/ CO

例 1：主要 4 種氣體＋ 1%LEL/vol%・惰性氣體中也可偵測・存在有 Si 的環境中也可使用

主要氣體＋2

例 4：主要 4 種氣體 +1
HC / O2 / H2S / CO＋

H2S［高濃度］

可燃性氣體感測器：
非分散型紅外線式

主要4 種氣體

＋1GX-9000

H2SGX-9000

CH4CH4O2

H2SHC

COCO2GX-9000

O2ーーー

CO2O2

H2SCO

低濃度

紅外線式

VOC

產品編號
前 8 碼：C4P100R5

GX-9000H

新型陶瓷式

熱傳導式

NH3

產品編號
前 8 碼：C1E1R2R5CO

低濃度VOC產品編號
前 8 碼：C1P2T1N1產品編號
前 8 碼：D1E800R2O2

低濃度

H2S
高濃度

最大 1000ppm

ーHC紅外線式

上述為範例。 例 1 和 2 是搭載至最多極限的範例， 也可以減少感測器。 此外， 也可以
組合不同的感測器， 請參考下列［產品編號表］選擇要搭載的感測器。

產品編號表

GX-9000 SERIES 可以選擇搭載的感測器、 電源、 Bluetooth 的適用 / 不適用、 防爆規格。
請參考下列產品編號表， 選擇希望的規格。

① ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ⑨ ⑩

產品型號
C：GX-9000
D：GX-9000H〈❷：R 感測器的組合〉
記號
01

R1

ESR-X13P（O2）

ESR-A13i（H2S）

ESR-A13P（CO）

ESR-X13P（O2）

無ESR-A13P（CO）

ESR-X13P（O2）

6無5
7

無ESR-A13i（H2S）無L

D無01ESR-A13P（CO）

無ESR-A13P（CO）

內容鋰電池單元 BUL-9000

乾電池單元 BUD-900000

550無〈❸❹：F 感測器（F1）的組合〉
為 GX-9000 時記號
00

P1P2P3E1F1Bluetooth 適用

無PIF-001（VOC） 10.6eV， 單位：ppb

內容

日本國內防爆ATEX/IECEx

00 00

00 N1

F2F3感測器型號

無無T1 N1

TEF-7520P（CH4）

ESF-B242（NH3）

T2 N2

TEF-7520P（i-C4H10）

ESF-B249（O3）

T4 N4

TEF-7520P（H2）

PIF-003（VOC） 10.0eV， 單位：ppm
ESF-C930（Cl2）E4

ESF-A24E2（HCl）

E3
E5R5※1※1

ESF-A24D4（SO2）

IRF-4443（CO2）※2※1 ②：對於 R 感測器的組合， 不能選擇 ESR-A13i（H2S）※2 ⑤～⑧：對於 F 感測器（F2, F3）的組合， F3 僅
在搭載 NCF-6322P 時可以選擇

為 GX-9000H 時

E8

為 GX-9000 時

PIF-002（VOC） 10.6eV， 單位：ppm

E2

記號〈❺～❽：F 感測器（F2, F3）的組合〉
記號

感測器型號

內容

Bluetooth 不適用〈⑪⑫：防爆規格〉
記號

無ESR-A13i（H2S）〈⑩：Bluetooth 的適用〉記號無ESR-A13i（H2S）〈⑨：電池的種類〉
記號

R3感測器型號

43R2感測器型號

ESR-X13P（O2）

防爆規格
Bluetooth 的適用

電池的種類感測器型號

2⑪ ⑫00 N200 N400 N5
R1 00

R1 R5R2 00

R2 R500 R5感測器型號

ESF-A24R2（高濃度 H2S）

NCF-6322P（i-C4H10）
NCF-6322P（i-C4H10）
NCF-6322P（H2）※3
NCF-6322P（H2）※3※3

無NCF-6322P（C2H2）※3・4

IRF-4341（CH4）

IRF-4443（CO2）

IRF-4345（i-C4H10）

IRF-4443（CO2）

IRF-4341（CH4）

無IRF-4345（i-C4H10）

無無IRF-4443（CO2）※3 ②：對於 R 感測器的組合， 不能選擇 ESR-A13P（CO）※4 ③④：對於 F 感測器的組合， 不能選擇 E5、 E6、 E7

為 GX-9000H 時
F1

NCF-6322P（CH4）
NCF-6322P（CH4）

無無感測器型號

記號
00 0000 R100 R2F2感測器型號
無無F3

無感測器型號
IRF-4341（CH4）

IRF-4345（i-C4H10）[參考] 與舊機型 GX-8000 / RX-8500 相同組合的產品編號前 8 碼
GX-8000 TYPE A（HC）：C100T2N2 / GX-8000 TYPE B（CH4）：C10000N1 / RX-8500：C300R1R5

MODEL：

感測器規格

R 感測器

偵測對象氣體

氧氣（O2）

偵測原理
防爆規格
顯示範圍
偵測範圍
解析度

第一警報
第二警報

警報
設定值

TWA

STEL連續環境
使用溫度
短暫環境範圍
（15 分鐘左右）

硫化氫（H2S［低濃度］）

ESR-X13P

感測器型號

日本國內防爆ATEX/IECEx
0 〜 40.0%
0 〜 25.0%
0.1 %
18.0%
19.5%
25.0%
23.5%
−−0 ～ 95%RH

異丁烷（i-C4H10）

甲烷（CH4）連續環境
連續環境

10%RH 〜 90%RH

偵測原理顯示範圍 / 偵測範圍
解析度

第一警報

警報
設定值

使用溫度
範圍
使用濕度
範圍

第二警報

短暫環境
（15 分鐘左右）
短暫環境（15 分鐘左右）偵測對象氣體

感測器型號

使用溫度
範圍
使用濕度
範圍

連續環境

10%RH 〜 90%RH

第二警報

短暫環境
（15 分鐘左右）
短暫環境（15 分鐘左右）偵測對象氣體

感測器型號
偵測原理
防爆規格

顯示範圍 / 偵測範圍
第一警報

第二警報

警報
設定值
使用溫度
範圍
使用濕度
範圍

TWA

STEL

連續環境

20%RH 〜 90%RH

30%RH 〜 80%RH

短暫環境（15 分鐘左右）

偵測原理
游離能

顯示範圍 / 偵測範圍

使用溫度
範圍

0 〜 75.0ppm
0.5ppm
25.0ppm
50.0ppm
25.0ppm
35.0ppm–20℃ 〜 +50℃

感測器型號

警報
設定值

0 〜 1000ppm
1ppm
−−−
−

–20℃ 〜 +50℃

偵測對象氣體

解析度

氨氣（NH3）

ESF-B242

連續環境

短暫環境
（15 分鐘左右）

第一警報
第二警報

連續環境

–40℃ 〜 +60℃

–40℃ 〜 +60℃

PIF-001

10.6eV
0 〜 40000ppb
1ppb（0 〜 4000ppb）/10ppb（4000 〜 40000ppb）
5000ppb
10000ppb

短暫環境（15 分鐘左右）
連續環境

使用濕度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）偵測對象氣體
感測器型號

偵測原理

顯示範圍 / 偵測範圍
解析度
警報
設定值

※ 上述警報設定值是初始設定值。 可使用設定程式變更為任意值。

第一警報

第二警報

連續環境
使用溫度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）氯氣（Cl2）臭氧（O3）–40℃ 〜 +60℃
0 ～ 95%RH

二氧化碳用（CO2）

IRF-4443
非分散型紅外線式
0 〜 20.00vol%0.01vol%（0 〜 5vol%）/ 0.1vol%（5 〜 20vol%）5.00vol%
10.00vol%–20℃ 〜 +50℃
–40℃ 〜 +60℃

10%RH 〜 90%RH

使用濕度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）

0 ～ 95%RH

ESF-B249
ESF-C930
定電位電解式日本國內防爆 及 ATEX/IECEx
0 〜 1.50ppm
0 〜 0.600ppm
0.01ppm
0.005ppm
0.50ppm
0.100ppm
1.00ppm
0.200ppm
0.50ppm
0.100ppm
1.00ppm−氯化氫（HCl）

二氧化硫（SO2）

0 〜 6.00ppm
0.05ppm
2.00ppm
4.00ppm−−

0.0 〜 100.0ppm
0.1ppm
2.0ppm
5.0ppm
2.0ppm
5.0ppm–40℃ 〜 +60℃

0℃ 〜 40℃

0℃ 〜 50℃

10℃ 〜 40℃

30%RH 〜 80%RH

ESF-A24E2

10℃ 〜 40℃

0℃ 〜 40℃

30%RH 〜 80%RH 20%RH 〜 90%RH

0 ～ 95%RH

揮發性有機化合物（VOC）

PIF-002
光離子化偵測器（PID）
10.6eV
0 〜 4000ppm
0.1ppm（0 〜 400.0ppm）/
1ppm（400.0 〜 4000ppm）
400.0ppm
1000ppm–20℃ 〜 +50℃

氫氣（H2）

10%RH 〜 90%RH連續環境

0 ～ 95%RH

ESF-A24R2

第二警報

使用濕度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）–40℃ 〜 +60℃

硫化氫（H2S［高濃度］）

第一警報

連續環境

IRF-4341

甲烷（CH4）

TEF-7520P
熱傳導式
0 〜 100.0vol%0.1vol%25.0vol%
50.0vol%–20℃ 〜 +50℃

連續環境
使用溫度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）

連續環境

第一警報

解析度

解析度

警報
設定值

甲烷（CH4）

IRF-4345

異丁烷（i-C4H10）

感測器型號

顯示範圍 / 偵測範圍0 ～ 95%RH

異丁烷（i-C4H10）

偵測對象氣體
偵測原理–40℃ 〜 +60℃

顯示範圍 / 偵測範圍警報設定值乙炔（C2H2）

非分散型紅外線式
0 〜 100%LEL/100%LEL 〜 100.0vol%
0.5%LEL/0.1vol%10.0%LEL
50.0%LEL–20℃ 〜 +50℃

偵測原理
解析度

氫氣（H2）

NCF-6322P
新型陶瓷式
0 〜 100%LEL
1%LEL
10%LEL
50%LEL–20℃ 〜 +50℃

感測器型號日本國內防爆 及 ATEX/IECEx
0 〜 2000ppm
0 〜 500ppm
1ppm
25ppm
50ppm
25ppm
200ppm–40℃ 〜 +60℃

使用濕度
短暫環境
範圍
（15 分鐘左右）F 感測器

ESR-A13P

10%RH 〜 90%RH連續環境偵測對象氣體

一氧化碳（CO）

ESR-A13i
定電位電解式日本國內防爆ATEX/IECEx
0 〜 200.0ppm
0 〜 30.0ppm
0 〜 100.0ppm
0.1ppm
1.0ppm
5.0ppm10.0ppm
30.0ppm
1.0ppm5.0ppm–20℃ 〜 +50℃

ESF-A24D4–20℃ - +50℃

–40℃ - +60℃

20%RH 〜 90%RH

PIF-00310.0eV0 〜 100.0ppm
0.01ppm（0 〜 10.00ppm）/
0.1ppm（10.00 〜 100.0ppm）
5.00ppm
10.0ppm–40℃ 〜 +60℃

10%RH 〜 90%RH
0 ～ 95%RH

6產品規格GX-9000型號

濃度顯示偵測對象氣體

LCD 數位（全點）

可燃性氣體（i-C4H10 / CH4 / H2 / C2H2）、 氧氣（O2）、
毒性氣體（H2S［低濃度］/ CO / NH3 / Cl2 / O3 / HCl / SO2 / VOC）、
二氧化碳（CO2）0.75 L/min 以上（開路流量）

吸入流量

時鐘顯示 / 電池餘量顯示 / 作動狀態顯示

各種顯示

日文 / 英文 / 韓文 / 中文（簡體字）/ 中文（繁體字）/ 越南文 / 義大利文 / 西班牙文 /斯洛伐克文 / 捷克文 / 德文 / 土耳其文 / 法文 / 葡萄牙文 / 波蘭文 / 俄文

顯示語言

約 95dB（距離發生處 30cm 的一般值）

蜂鳴器音量指示燈閃爍 / 蜂鳴器連續變調鳴響 / 氣體濃度顯示閃爍氣體警報顯示

自持 / 自動回歸氣體警報作動流量異常 / 系統異常 / 感測器異常 / 電池電壓下降 / 校正不良 / 日期時間異常

故障警報、 自我診斷

指示燈閃爍 / 蜂鳴器斷續 / 內容顯示

故障警報顯示

自持故障警報作動

USB 2.0 Type-C（資料紀錄・設定用）/ Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

通訊規格

專用鋰電池單元（BUL-9000）或專用乾電池單元＜ 3 號鹼性電池 ×6 顆＞（BUD-9000）

電源連續使用時間 ※1使用溫度範圍 ※2使用濕度範圍 ※2使用壓力範圍鋰電池單元：約 25 小時
乾電池單元：約 12 小時（25℃、 無警報、 無照明時）

鋰電池單元：約 35 小時
乾電池單元：約 15 小時（25℃、 無警報、 無照明時）

約 15 分鐘的短暫環境：0 %RH ～ 95%RH（無結露）連續環境：10%RH ～ 90%RH（無結露）約 15 分鐘的短暫環境：0%RH ～ 95%RH（無結露）連續環境：10%RH ～ 90%RH（無結露）約 15 分鐘的短暫環境：–40 ～ +60℃（無急遽變化）連續環境：–20 ～ +50℃（無急遽變化）

約 15 分鐘的短暫環境：–40 ～ +60℃（無急遽變化）連續環境：–20 ～ +50℃（無急遽變化）

80 〜 120kPa（防爆適用範圍為 80 〜 110kPa）

防塵防水構造 相當於 IP66/68※3、 掉落耐摔 1.5m

構造

防爆構造

各種認證

可燃性氣體（i-C4H10 / CH4）、 氧氣（O2）、硫化氫（H2S［低濃度］［高濃度］）、 一氧化碳（CO）

泵吸入式

偵測方式

防爆等級

IECEx ※5
Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（搭載新型陶瓷式感測器時）
Ex ia Ⅱ C T4 Ga（未搭載新型陶瓷式感測器時）本質安全防爆構造及耐壓防爆構造（搭載新型陶瓷式感測器時）本質安全防爆構造（未搭載新型陶瓷式感測器時）
ATEX ※5
Ⅱ 1 G Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（搭載新型陶瓷式感測器時）
Ⅱ 1 G Ex ia Ⅱ C T4 Ga（未搭載新型陶瓷式感測器時）

約 1.1kg

質量 ※4

約 158（W）× 85（H）× 132（D）mm（不包含突起部分）※1 連續使用時間：依搭載的感測器而異。
※2 使用溫濕度範圍：依搭載的感測器而異。 詳情請參照 P.6［感測器規格］。
※3 IPx8：水深 2m/ 浸泡 1 小時， 沒有水滲入的標準。
※4 包含電池及電池單元。

RIKEN KEIKI Co., Ltd.
HP

日本國內防爆Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（搭載新型陶瓷式感測器時）
Ex ia Ⅱ C T4 Ga（未搭載新型陶瓷式感測器時）

CE marking、 JIS T 8201：2010（測量缺氧用氧氣儀）、 JIS T 8205：2018（硫化氫儀）

外型尺寸

總公司

GX-9000H

約 1.2kg經銷商：郵遞區號 174-8744 東京板橋區小豆澤 2-7-6
TEL 81-3-3966-1111  FAX 81-3-3558-0043
https://www.rikenkeiki.co.jp/english

台灣理研計器股份有限公司 HEAD OFFICE
台南市善化區陽明路 87 號
TEL 886-6-581-1224 FAX 886-6-581-1164
台灣理研計器股份有限公司 TAICHUNG BRANCH
台中市西屯區西屯路三段 150-30 巷 14 弄 2 號
TEL 886-4-2462-5386 FAX 886-4-2462-5508
台灣理研計器股份有限公司 TAIPEI BRANCH
台北市市民大道一段 209 號 10 樓 M208
TEL 886-2-2181-1620
PC0tw-1072-240500