DIGIMICRO - 数显高度计 -MF-1001
使用说明书感谢购买尼康产品。
本使用说明书面向尼康“数显高度计 MF-1001”的用户。
使用前请仔细阅读本使用说明书，正确进行使用。
• 禁止擅自对本使用说明书的全部或者部分内容进行转载。
• 本使用说明书的内容将来可能未经预告而进行变更。
• 本使用说明书的内容力求做到万无一失，但万一存在不可理解之处，错误或者在意之处，敬请与供货商联系。
• 使用外设机器时，请同时阅读各机器的使用说明书。
• 本使用说明书中记载的产品及产品的技术（包括软件）属于《外汇及对外贸易法》等规定的限制货物（包括技术）。
出口时请履行取得政府许可等适当的手续。

3rd Edition July 2024 chi关于本书的警告／注意标识1关于本书的警告／注意标识尼康产品在设计之时充分考虑了安全性。但是，使用方法错误或者不遵守注意事项，仍可能导致事故，对人体及物品等造成损害。使用产品之前，请详细阅读本使用说明书，正确使用产品。并且，建议下载本使用说明书，或将本使用说明书保存为网页书签，以便随时可以阅读。
本使用说明书利用如下所示的警告标识，强调“为了确保安全而需要特别注意的事项”。请务必遵守带有标识的指示。

标识内容

警告

表示如果不遵守附带此标识的指示，有可能导致死亡或者受重伤。

注意

表示如果不遵守附带此标识的指示，有可能导致受伤，或者给周围的物品造成损害。

3rd Edition July 2024 chii

警告 ／ 注意警告1.

产品的使用目的本产品为精密计量设备，不建议将设备用于任何其他目的。

2.

请勿拆解，改造
请勿拆解或改造本产品，以免导致出现触电及故障。发现异常之时，请与供货商联系。

3.

请勿淋水，勿使异物进入为了防止因故障或者短路导致出现异常发热，请勿使本产品以及与本产品同时使用的产品被水淋，或者异物进入内部。万一被水淋湿，或者纸片等异物进入内部，请立刻关闭外围设备的电源，将 AC 适
配器的电源插头从插座之中拔出。之后，请与供货商联系。切勿直接继续使用。

4.

请勿过度折弯或者扭转电源缆线及电缆类
请勿过度折弯或者扭转电缆类。否则有可能导致缆线及电缆出现损坏，着火，引起火灾。

注意
1.

安装或拆装电缆类时，请关闭电源为了防止发生故障或误动作，在安装以及拆装电缆类时，请务必关闭外围设备的电源开关。

2.

产品安装，保管时的注意事项
• 安装时请注意不要夹到手指及手掌。
• 本产品为精密装置。为了防止故障以及保持精确度，使用时请充分加以注意，避免使其受到撞击或剧烈振动。
• 长期不使用时，请关闭外围设备的电源开关，将 AC 适配器的电源插头从插座之中拔出。

3rd Edition July 2024 chiii产品使用注意事项

1

产品使用注意事项请谨慎使用• 本产品为精密测量装置。使用时请充分加以注意，避免使其受到过大的力和冲击。
• 将本产品嵌入自动装置等中，进行连续测量时，请将主轴的前端固定在测量面上，使主轴避免受到超出规定的径向载荷。否则将导致发生故障。
• 请避免仅利用于本产品的测量力追随测量面。如果不能正确地对机械进行追随，则有时无法进行正确的测量。
• 主轴的脏污会导致动作不良，因此，附着脏污之时，请用干燥的抹布擦拭去除。

设置场所请置于振动较少的场所，避免在阳光直射的场所，灰尘较多的场所，温度变化剧烈的场所中使用。同时，本产品
的工作温度为 0 ～ 40℃。请勿在不满足该条件的环境下使用。

废弃废弃本产品时，请遵循所在国家及地区的法令，通过合理方法实施。

3rd Edition July 2024 ch

iv

目目录

关于本书的警告／注意标识･･････････････････････････････････････････････････ii

录警告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iii
注意･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iii
产品使用注意事项･･････････････････････････････････････････････････････････ iv

1

各部分的名称与功能･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

2

系统构成･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.1

产品构成･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.2

构成示例･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

使用方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

3.1

一般的测量示例･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

3.2

测量方向･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.3

测量头･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.4

希望减小测量力时･････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

4

选配･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

5

5维护及检查･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

6

性能及规格･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

7

输出连接器･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8

8

附件･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8

9

修理･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8

10

联系信息･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

93

3rd Edition July 2024 chv

1

各部分的名称与功能外箱为防止对性能造成不良影响，在安装完固定外壳后请勿转动仪器外箱。

柄部安装时，请在此处固定。

主轴提升杆
用于用手移动主轴之时。通过拧松提升杆
固定螺栓，可使其旋转，在任意方向停止，并可拆卸。

测量头测量头安装部位依照 JIS B 7503 的千分表，可更换其他测量头。并且，更换时请注意避免强行使主轴旋转，使其受到损伤。

图 1 各部分的名称

SR1.2

电缆长度 300 +30–10396
122

121

153
DIGIMICRO MF-1001
MADE INJAPANNｏ.

15

MSIP-REM-NEc-MF501

30

1421

各部分的名称与功能（单位：mm）

图 2 外形尺寸图

3rd Edition July 2024 ch1222系统构成

系统构成

2.1 产品构成计数器
MFC-200
MFC-101A※数显高度计支架MS-12C/MS-22S/MS-32G/MS-41G

数显高度计MF-1001
MF延长电缆
2m（另售）

测量头销栓/平面/塑料/偏心/滚轴测量头计数器TC-200
TC-101A※※停售品（注意）• 标准测量头以外的计数器，数显高度计支架，测量头及电缆另售。
购买时请咨询购买数显高度计的代理商。
与其他设备的连接问题敬请咨询。

图32.2 构成示例数显高度计MF-1001计数器
MFC-200（另售）MF延长电缆
2m（另售）

计数器
TC-200（另售）POOF WER
FON

DIGI

MICRO

TC-200数显高度计支架
（另售）

FUNC

RESE

与MFC-200 进行连接时T

与TC-200 进行连接时图 4 与计数器进行连接时

3rd Edition July 2024 ch2333使用方法

使用方法

3.1 一般的测量示例
悬臂计数器
MFC-200（另售）

调高螺栓
夹紧螺栓

平台提升杆
数显高度计支架（另售）图 5 在数显高度计支架（另售）上安装数显高度计 MF-1001 以及计数器 MFC-200（另售）时
(1)

数显高度计的固定

注意• 固定数显高度计时，请参照数显高度计支架的使用说明书。
• 请勿过于用力固定柄部。以免导致主轴移动情况变差等故障。
• 请勿在未安装数显高度计的状态下拧紧调高螺栓。以免导致数显高度计支架及本产品发生故障。
数显高度计的柄部利用数显高度计夹螺螺栓拧紧固定。
进行测量时，请务必将主体的柄部加以固定。
(2)数显高度计的移动注意• 拧紧时，请扶着悬臂拧紧调高螺栓。如果不扶着悬臂，数显高度计会连悬臂整个坠落。
数显高度计连同悬臂整个移动，直至数显高度计的测量头抵住数显高度计支架的平台，用手拧紧调高螺栓。
(3)

关闭电源
请关闭连接设备的电源。
本产品没有电源。有关连接设备的电源操作，请分别参照各连接设备的使用说明书。

(4)归零测量头抵住平台，按动计数器（另售）的复位开关，进行归零。
零点复位的方法请参照计数器（另售）的使用说明书。

3rd Edition July 2024 ch

3

3(5)

使用方法

打开电源请打开连接设备的电源。
本产品没有电源。有关连接设备的电源操作，请分别参照各连接设备的使用说明书。

(6)

测量（注意）• 如果测量头的前端受到强烈冲击力，则无法正确地进行测量。
• 移动主轴的速度过快时会发生超速错误。
• 如果不对温度及空气之中的粉尘等也充分加以考虑，可能产生意想不到的误差 ｡• 对量块等进行了镜面加工的平面进行高精度测量之时，请准备同一材质 ､ 同一表面状态的基准面 ｡ 请对
此基准面及测量物面充分加以清洁，使其紧密接触，然后进行测量 ｡
请抓住提升杆的挂钩，提起主轴，将测量物放置于主轴下方，然后慢慢地向下移动主轴，轻轻地将测量头抵
在希望进行测量的面上。

3.2 测量方向
主轴可以往横向及下方进行移动。但是，测量力根据方向及主轴的位置发生变化。

3.3 测量头可更换为符合 JIS B 7503 千分表的测量头。

3.4 希望减小测量力时仅使用向下方向时，测量力可以保持约 0.44N。希望进行上述改造的用户，请向该产品的销售商提出要求。

3rd Edition July 2024 ch

4444选配选配图 3，图 4 所示各项为选配。
• 测量头（另售）除了标准测量头之外，还准备了如图 6 所示的测量头。
销栓测量头平面测量头

塑料测量头

塑料

偏心测量头

滚轴测量头
纵纹滚花（单位：mm）

图6• 数显高度计支架（另售）MS-12C

最大测量高度约

150mm		

平台的大小

111mm X 111mm

MS-22S

最大测量高度约

200mm		

平台的大小

150mm X 150mm

MS-32G

最大测量高度约

170mm		

平台的大小

120mm X 180mm

MS-41G

最大测量高度约290mm		

平台的大小

400mm X 300mm• 计数器（另售）MFC-200
TC-200• 延长电缆（另售）MF 延长电缆 2m

3rd Edition July 2024 ch

5555维护及检查维护及检查

推测是否发生故障之前，请对下列项目再次进行检查。
表1症状检• 主轴卡住。

• 主轴上是否有脏污 ?

• 主轴突然变重。

• 是否向主轴过度施加了径向载荷 ?

查• 柄部是否拧得过紧 ?
• 测量误差较大。

• 测量头有无松动 ?

• 重现性不良。

• 柄部有无松动 ?
• 数显高度计，数显高度计支架等的设置状态是否存在问题 ?
• 是否对数显高度计施加了载荷？

• 出现计数错误。

• 计数器的电源开关是否打开 ?

• 频繁显示“Error X”。

• 数显高度计与计数器是否得到切实连接 ?
• 移动速度是否恰当 ?
• 附近是否有较大的干扰发生源呢 ?
• 电缆是否存在异常 ?
• 是否使用了专用的 AC 适配器 ?

3rd Edition July 2024 ch

6666性能及规格性能及规格

推荐最小读取值			：0.1 μm

测量范围					：100 mm

精度						：3 μm（20℃）

响应速度（0.1μm 解析时）：500 mm/s 以下

测量方向					：任意测量力					：向下 1.23 ～ 1.81N（可以改造为约 0.44N。请向购买的销售商申请。）
横向 0.64 ～ 1.23N

重量						：0.48 Kg

主轴容许载荷				：径向 0.98N（100gf）
螺栓扭矩（4.9mN•m）测量头					：符合 JIS B 7503 千分表的测量头温度						：使用时
保管时

0 ～ 40℃-20 ～ 60℃

3rd Edition July 2024 ch

7

777

输出连接器 ／ 8

附件 ／ 9修理

输出连接器• 型号 ：RP17A-13P-12PC（广濑电机株式会社）12 极圆形插头• 适合插座 ：RP17A-13RA-12SD（广濑电机株式会社）
表 2 管脚配置及信号名称

88管脚编号

信号名

内容管脚编号

信号名

内容

1FG

机架接地

7N.C.

OPEN

2N.C.

打开

8N.C.

OPEN

3A

信号 A 相9L+LED 电源4Vref

信号中心水平

100V

电源 0V5B

信号 B 相11Vcc

电源 +12V6Vref

信号中心水平120V

电源 0V

附件

• 标准测量头		：1 个• 提升杆			：1 个• 为了你的安全：1 份• 产品保修单		：1 份

99修理

修理时请咨询供货商。

保修内修理• 附有产品保修单，并且属于在保修期内（销售后 1 年以内）发生的自然故障• 从上一次修理交付日起的 6 个月以内，在正常使用过程中同一部位发生故障，并且保有上一次修理表
除此以外的情况不属于保修内修理。请妥善保管产品保修单以免丢失。
详情请咨询供货商。

3rd Edition July 2024 ch

8

101010联系信息联系信息
表 3 联系信息地区

公司名称

地址

电话

中国

尼康精机（上海）有限公司

上海市浦东新区平家桥路 36 号晶耀前滩 T5 办公楼 11 楼 -12 楼021-6841-2050

3rd Edition July 2024 ch

9数显高度计产品中有害物质的名称及含量环保
使用期限15有害物质成元素部件名称铅汞镉六价铬多溴联苯多溴二苯醚（Pb）（Hg）（Cd）（Cr( Ⅵ )）（PBB）（PBDE）

×○

○

○

○

○

MFC 计数器MF-1001

表格内容基于 SJ/T11364-2014 相关规定制成。
○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。
× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。
环保使用期限此标志的数字是根据中华人民共和国电器电子产品有害物质限制使用管理办法以及有关标准等，表示该产品的环保使用期限的年数。
遵守产品的安全和使用上的注意，在产品使用后采取适当的方法根据各地法律，规定，回收再利用或进行废弃处理。

3rd Edition July 2024 ch

10

3rd Edition
EC16C
July 2024

邮编140 -8601 日本东京都品川区西大井1 -5 -20