注腸検査・消化器造影用製品

本社

横 浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページht tp: //w w w.createmedic.co.jp

CREATE MEDIC CO.,LTD.
総-005-E

H30.06.1,000

タカネ式自動注腸装置 2100 型

医療機器承認番号

バルーンゾンデ

21200BZZ00702000

医療機器承認番号

16200BZZ00159000

シングルバルーンタイプ 21A・先端開孔■ 幽門の通過が容易な先端開孔タイプ
胃内へチューブを挿入後、ガイドワイヤーを先導子先端より先行させることによって、より短時間にチューブ先端が幽門を通過することが可能です。

■ ガイドワイヤーの固定が可能なコネクター
ポート付コネクターのねじ込みキャップを締めることにより、ガイドワイヤーを固定できますので、チューブとガイドワイヤーを固定したい時に手で固定する必要がありません。

■ 効率よく注入できるポート付コネクター
ポート付コネクターのポートより効率良くオリーブオイルを追加注入できますので、ガイドワイヤーの滑性を保てます。
規格
品目コード

バリウム注入 ：バリウム注入速度は 4 段階に可変できますので、バリウム量の調整が容易にできます。
空 気 注 入 ：注 入 速 度 は 3 段 階 に 可 変 で き ま す 。 空 気 注 入 圧 が 1 9 .6 k P a

800 000 2266
800 000 2267
800 000 2268

タイプ

サイズ呼称

21A 型
先端開孔

14Fr
16Fr
18Fr

全長（mm）

JAN コード

1,600

4542187052961
4542187052978
4542187052985
包装：1 本／箱・滅菌済（0.2kgf/cm2）を超えると空気注入が自動停止する機能を有しています。
泄 ：1000mL の排泄ビンを装備しており、撮影終了後に効果的な排泄を排することができます。また、検査途中での排泄にも有効です。
■■■■

特別安全低電圧（DC12V）を採用した、より電気的安全性を追求した装置です。
術者の X 線被曝量が大幅に軽減されます。
腸内の病変狭窄を透視しながらバリウム及び空気注入排泄が自由に行えます。
直腸部、S 字結腸からの排泄ができるため、癌の好発部位の造影が容易にできます。

■ 容器、連結チューブ、三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）＜保険適用＞
はディスポーザブルタイプを使用しているため感染防止に有効です。
■ 小型、軽量で簡単に透視台にセットできます。
■ 空気注入回路に安全装置が内蔵されており、設定圧力を超えると自動停止する機能を有しています。

腸カテーテル

医療機器承認番号

15900BZZ00847000

十二指腸バルーンゾンデ■ 挿入状態や留置部位の確認が容易な全造影タイプです。
■ 非拡張時のバルーン部はチューブ外径とほぼ等しい太さで、挿入時の患者の苦痛を軽減します。
■ 専用のガイドワイヤー（別売）で十二指腸まで簡単に挿入できます。

性能及び仕様
品目コード

800 000 5259

JAN コード

4571179340038

造影剤（Ba）注入速度

300、400、500、600mL/60 秒
精度：（設定値）± 10％

空気（Air）注入速度

420、480、560mL/30 秒
精度：（設定値）± 10％

排泄（EVAC）吸引速度

50 〜 700mL/30 秒
精度：（設定値）± 10％

空気加圧制限消費電力
ヒューズ
219.6kPa（0.2 kgf/cm2）
50W
1A

電撃に対する保護の形式による分類
電撃に対する保護の程度による装着部の分類
寸法、重量・注排器本体
・コントローラー・ハンドスイッチ

クラスⅡ機器

BF 型装着部

規格
品目コード

サイズ呼称

002 080 0160
002 080 0180
002 080 0200

16Fr
18Fr
20Fr

全長（mm）

JAN コード

1,300

4542187004335
4542187004342
4542187004359
包装：1 本／箱・滅菌済

高さ 130 ×巾 250 ×奥行 130mm
4kg
高さ 150 ×巾 270 ×奥行 90mm 2.5kg
高さ 60 ×巾 115 ×奥行 25mm 0.4kg

7バルーンゾンデ

医療機器承認番号

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ） 医療機器認証番号

16200BZZ00159000

20400BZZ00855000

造影剤注入管、排泄管、空気注入管を分離させ、それぞれに逆止弁を付設することによって、検者・被検者の安全性と快適性を実現いたしました。
更に自動注腸装置を併用する事で遠隔操作が可能となり、検者の X 線被曝を回避することができます。

咽頭部や幽門部等を容易に通過し、所定の部位へ挿入することのできるオールシリコーン製バルーン付十二指腸ゾンデです。

21A 型（十二指腸、小腸造影用）

バルーンが造影剤の逆流を防ぎます。

三方活栓付

特定保険医療材料：017

特 長 と 利 点

■ 挿入しやすい先導子
腸管内に取り込まれやすい形状をした先導子は、おもりの役目をするだけでなく、先端が腸管壁にあたると微妙に屈曲し、チューブ先端を腸管壁に沿って前方に導きます。

■ チューブと同径のバルーン
非拡張時のバルーン部はチューブの径とほぼ同じ太さで挿入時患者の苦痛を軽減します。

品目コードタイプ

サイズ呼称

全長（mm）

JAN コード

21A 型

12Fr
14Fr
16Fr
18Fr

1,800
1,500
1,500
1,500

4542187003888
4542187003895
4542187003901
4542187003918

2 連バルーンを採用

腸内容液を漏らすことなく、挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を低減

タカネ式自動注腸装置による遠隔操作が可能

検者が X 線被曝する危険を回避

排泄管と造影剤注入管を分離注入されるバリウムが汚染されない

逆止弁が付いたディスポチューブ

連結チューブの交換が不要で、被検者間の感染予防が可能

排泄液を自動排泄することが可能

被検者の苦痛を低減すると同時に、検査場の汚れを減少することが可能＜ショートタイプ＞
有効長を 260mm へショート化＜ショートタイプ＞
側孔 4 個の先端部

規格
002 020 0120
002 020 0140
002 020 0160
002 020 01803 管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル

断面図

品目コード
011 000 4718

011 010 4323

外径−全長

逆止弁側孔（２個）

主管

1.19mm（0.047"）− 1800mm

1.09mm（0.043"）− 2300mm対応製品

固定式ストレート
先端軟化型

十二指腸バルーンゾンデ
16Fr 〜 20Fr
バルーンゾンデ 21A 型
14Fr 〜 18Fr

4542187010169

バルーンゾンデ 21A 型
12Fr
バルーンゾンデ 21A 型 先端開孔14Fr 〜 18Fr

4542187010176

固定式ストレート
先端軟化型
テフロンコーティング

JAN コード

バルーン腔

外部（後部）
バルーン空気注入口

空気注入腔
空気注入口
（青）
排泄口
（黄）

先端孔

21600BZZ00554000

仕様

末端部バルーン・インフレーション・チューブ
（青）

排泄腔

先端カバー

医療機器承認番号

先端部柔軟性・バリウム吸引力の向上
腸壁吸引リスクの低減

先端部（直腸挿入部）

包装：1 本／箱・滅菌済

クリエートメディックガイドワイヤー

操作性・安定性の向上

造影剤注入口（白）造影剤注入腔

バルーン腔

内部
（先端）
バルーン空気注入口

外部（後部）
バルーン
バルーン・インフレーション・チューブ（透明）

内部（先端）
バルーン＊ 本品は、造影剤注入管、排泄管および空気注入管を一本のカテーテル内で三管に完全に分離するとともに、注入・排泄の方向に応じた逆止弁を設けてあります。

規格

包装：1 本／箱・滅菌済

品目コード

製品名称

有効長側孔

JAN コード

800 000 4262

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（標準タイプ）

314mm

2個

4542187067552

800 000 6233

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（ショートタイプ）

260mm

4個

4542187118933

800 000 6784

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（標準タイプ Y コネ入）

314mm2個

4542187124675

800 000 6785

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（ショートタイプ Y コネ入）

260mm

4個

4542187124682

包装：10 本／箱、10 箱／カートン・未滅菌
63

タカネ式自動注腸装置関連製品

直腸バルーンカテーテル

医療機器承認番号

21600BZZ00638000

1700・2100 型用

品目コード：800 000 7308
製品名称：DP チューブ（DP − 17・21）
承認番号：21600BZZ00423000
包装：10 本／箱JAN コード：4571179340311

DP チューブ

医療機器承認番号

品目コード

製品名称

800 000 7306
800 000 7305

800 000 7325
800 000 7322

800 000 7328

形状（イラスト）対応装置

JAN コード

DP チューブ（DP −14）

1400 型

4571179340335

DP チューブ（DP −13T）

1300CT 型

4571179340342

1300CS 型

4571179340359

包装1200 型

4571179340366

1400 型

4571179341127

1200 型

4571179341134

10 本／箱DP チューブ（DP −12）

（排泄容器 1400 型用）
DP チューブ

DP チューブ

10 個／箱（DP バリウム容器）

4571179341028

未滅菌

関連消耗品＜医療用雑品＞

800 000 7334

S フィルター

伸展性に富む大きな 2 連バルーンを採用しておりますので、腸内容液をもらすことなく、挿入深度を一定に保ち腸管の損傷を軽減します。

■ 大きな先端孔及び側孔
3 つの大きな先端孔及び側孔により、大量のバリウムもスムースに注入できます。

チューブ本体は挿入しやすい硬度を有し、先端は柔らかく腸壁を損傷する危険性に配慮しました。

10 個／箱（排泄容器 1200 型用）

製品名称■ 大きな 2 連バルーン■ 適度な硬度DP チューブ

品目コード

オールシリコーン製

21600BZZ00423000

800 000 7304 DP チューブ（DP −13S）

800 000 7303

品目コード：800 000 7324
製品名称：DP チューブ（排泄容器 1700・2100 型用）
承認番号：21600BZZ00423000
包装：10 個／箱 ＜排泄容器、排泄キャップ（黄）、コネクティングチューブ L−300＞
1 個／箱 ＜白キャップ＞
JAN コード：4571179341103

形状（イラスト）

包装

対応装置

JAN コード

5 ヶ／袋1200・1300CS・1400
1500・1700・2100 型

4571179344937

規格
品目コード

サイズ
呼称

800 000 7677
800 000 7678
800 000 7679
800 000 7680
800 000 7681

18Fr
24Fr
30Fr
36Fr
46Fr

外

径

6.00mm
7.94mm
9.90mm
11.90mm15.20mm

全長

425mm

バルーン容量内部（先端） 外部（後端）
8mL
8mL
15mL
15mL
25mL
25mL
40mL
40mL
75mL
75mL側孔JAN コード

2孔

4571179348317
4571179348324
4571179348331
4571179348348
4571179348355
包装：5 本／箱・滅菌済

未滅菌

45タカネ式自動注腸装置関連製品

直腸バルーンカテーテル

医療機器承認番号

21600BZZ00638000

1700・2100 型用

品目コード：800 000 7308
製品名称：DP チューブ（DP − 17・21）
承認番号：21600BZZ00423000
包装：10 本／箱JAN コード：4571179340311

DP チューブ

医療機器承認番号

品目コード

製品名称

800 000 7306
800 000 7305

800 000 7325
800 000 7322

800 000 7328

形状（イラスト）対応装置

JAN コード

DP チューブ（DP −14）

1400 型

4571179340335

DP チューブ（DP −13T）

1300CT 型

4571179340342

1300CS 型

4571179340359

包装1200 型

4571179340366

1400 型

4571179341127

1200 型

4571179341134

10 本／箱DP チューブ（DP −12）

（排泄容器 1400 型用）
DP チューブ

DP チューブ

10 個／箱（DP バリウム容器）

4571179341028

未滅菌

関連消耗品＜医療用雑品＞

800 000 7334

S フィルター

伸展性に富む大きな 2 連バルーンを採用しておりますので、腸内容液をもらすことなく、挿入深度を一定に保ち腸管の損傷を軽減します。

■ 大きな先端孔及び側孔
3 つの大きな先端孔及び側孔により、大量のバリウムもスムースに注入できます。

チューブ本体は挿入しやすい硬度を有し、先端は柔らかく腸壁を損傷する危険性に配慮しました。

10 個／箱（排泄容器 1200 型用）

製品名称■ 大きな 2 連バルーン■ 適度な硬度DP チューブ

品目コード

オールシリコーン製

21600BZZ00423000

800 000 7304 DP チューブ（DP −13S）

800 000 7303

品目コード：800 000 7324
製品名称：DP チューブ（排泄容器 1700・2100 型用）
承認番号：21600BZZ00423000
包装：10 個／箱 ＜排泄容器、排泄キャップ（黄）、コネクティングチューブ L−300＞
1 個／箱 ＜白キャップ＞
JAN コード：4571179341103

形状（イラスト）

包装

対応装置

JAN コード

5 ヶ／袋1200・1300CS・1400
1500・1700・2100 型

4571179344937

規格
品目コード

サイズ
呼称

800 000 7677
800 000 7678
800 000 7679
800 000 7680
800 000 7681

18Fr
24Fr
30Fr
36Fr
46Fr

外

径

6.00mm
7.94mm
9.90mm
11.90mm15.20mm

全長

425mm

バルーン容量内部（先端） 外部（後端）
8mL
8mL
15mL
15mL
25mL
25mL
40mL
40mL
75mL
75mL側孔JAN コード

2孔

4571179348317
4571179348324
4571179348331
4571179348348
4571179348355
包装：5 本／箱・滅菌済

未滅菌

45バルーンゾンデ

医療機器承認番号

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ） 医療機器認証番号

16200BZZ00159000

20400BZZ00855000

造影剤注入管、排泄管、空気注入管を分離させ、それぞれに逆止弁を付設することによって、検者・被検者の安全性と快適性を実現いたしました。
更に自動注腸装置を併用する事で遠隔操作が可能となり、検者の X 線被曝を回避することができます。

咽頭部や幽門部等を容易に通過し、所定の部位へ挿入することのできるオールシリコーン製バルーン付十二指腸ゾンデです。

21A 型（十二指腸、小腸造影用）

バルーンが造影剤の逆流を防ぎます。

三方活栓付

特定保険医療材料：017

特 長 と 利 点

■ 挿入しやすい先導子
腸管内に取り込まれやすい形状をした先導子は、おもりの役目をするだけでなく、先端が腸管壁にあたると微妙に屈曲し、チューブ先端を腸管壁に沿って前方に導きます。

■ チューブと同径のバルーン
非拡張時のバルーン部はチューブの径とほぼ同じ太さで挿入時患者の苦痛を軽減します。

品目コードタイプ

サイズ呼称

全長（mm）

JAN コード

21A 型

12Fr
14Fr
16Fr
18Fr

1,800
1,500
1,500
1,500

4542187003888
4542187003895
4542187003901
4542187003918

2 連バルーンを採用

腸内容液を漏らすことなく、挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を低減

タカネ式自動注腸装置による遠隔操作が可能

検者が X 線被曝する危険を回避

排泄管と造影剤注入管を分離注入されるバリウムが汚染されない

逆止弁が付いたディスポチューブ

連結チューブの交換が不要で、被検者間の感染予防が可能

排泄液を自動排泄することが可能

被検者の苦痛を低減すると同時に、検査場の汚れを減少することが可能＜ショートタイプ＞
有効長を 260mm へショート化＜ショートタイプ＞
側孔 4 個の先端部

規格
002 020 0120
002 020 0140
002 020 0160
002 020 0180

3 管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル

断面図

品目コード
011 000 4718

011 010 4323

外径−全長

逆止弁
側孔（２個）

主管

1.19mm（0.047"）− 1800mm

1.09mm（0.043"）− 2300mm対応製品

固定式ストレート
先端軟化型

十二指腸バルーンゾンデ
16Fr 〜 20Fr
バルーンゾンデ 21A 型
14Fr 〜 18Fr

4542187010169

バルーンゾンデ 21A 型
12Fr
バルーンゾンデ 21A 型 先端開孔14Fr 〜 18Fr

4542187010176

固定式ストレート
先端軟化型
テフロンコーティング

JAN コード

バルーン腔

外部（後部）
バルーン空気注入口

空気注入腔
空気注入口
（青）
排泄口
（黄）

先端孔

21600BZZ00554000

仕様

末端部バルーン・インフレーション・チューブ
（青）

排泄腔

先端カバー

医療機器承認番号

先端部柔軟性・バリウム吸引力の向上
腸壁吸引リスクの低減

先端部（直腸挿入部）

包装：1 本／箱・滅菌済

クリエートメディックガイドワイヤー

操作性・安定性の向上

造影剤注入口（白）造影剤注入腔

バルーン腔

内部
（先端）
バルーン空気注入口

外部（後部）
バルーン
バルーン・インフレーション・チューブ（透明）

内部（先端）
バルーン＊ 本品は、造影剤注入管、排泄管および空気注入管を一本のカテーテル内で三管に完全に分離するとともに、注入・排泄の方向に応じた逆止弁を設けてあります。

規格

包装：1 本／箱・滅菌済

品目コード

製品名称

有効長側孔

JAN コード

800 000 4262

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（標準タイプ）

314mm

2個4542187067552

800 000 6233

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（ショートタイプ）

260mm

4個

4542187118933

800 000 6784

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（標準タイプ Y コネ入）

314mm

2個

4542187124675

800 000 6785

三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）（ショートタイプ Y コネ入）

260mm

4個

4542187124682

包装：10 本／箱、10 箱／カートン・未滅菌
63タカネ式自動注腸装置 2100 型

医療機器承認番号

バルーンゾンデ

21200BZZ00702000

医療機器承認番号

16200BZZ00159000

シングルバルーンタイプ 21A・先端開孔■ 幽門の通過が容易な先端開孔タイプ
胃内へチューブを挿入後、ガイドワイヤーを先導子先端より先行させることによって、より短時間にチューブ先端が幽門を通過することが可能です。

■ ガイドワイヤーの固定が可能なコネクター
ポート付コネクターのねじ込みキャップを締めることにより、ガイドワイヤーを固定できますので、チューブとガイドワイヤーを固定したい時に手で固定する必要がありません。

■ 効率よく注入できるポート付コネクター
ポート付コネクターのポートより効率良くオリーブオイルを追加注入できますので、ガイドワイヤーの滑性を保てます。
規格品目コードバリウム注入 ：バリウム注入速度は 4 段階に可変できますので、バリウム量の調整が容易にできます。
空 気 注 入 ：注 入 速 度 は 3 段 階 に 可 変 で き ま す 。 空 気 注 入 圧 が 1 9 .6 k P a

800 000 2266
800 000 2267
800 000 2268

タイプ

サイズ呼称

21A 型
先端開孔

14Fr
16Fr
18Fr

全長（mm）

JAN コード

1,600

4542187052961
4542187052978
4542187052985
包装：1 本／箱・滅菌済（0.2kgf/cm2）を超えると空気注入が自動停止する機能を有しています。
泄 ：1000mL の排泄ビンを装備しており、撮影終了後に効果的な排泄を排することができます。また、検査途中での排泄にも有効です。
■■■■

特別安全低電圧（DC12V）を採用した、より電気的安全性を追求した装置です。
術者の X 線被曝量が大幅に軽減されます。
腸内の病変狭窄を透視しながらバリウム及び空気注入排泄が自由に行えます。
直腸部、S 字結腸からの排泄ができるため、癌の好発部位の造影が容易にできます。

■ 容器、連結チューブ、三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Y チューブ）＜保険適用＞
はディスポーザブルタイプを使用しているため感染防止に有効です。
■ 小型、軽量で簡単に透視台にセットできます。
■ 空気注入回路に安全装置が内蔵されており、設定圧力を超えると自動停止する機能を有しています。

腸カテーテル

医療機器承認番号

15900BZZ00847000

十二指腸バルーンゾンデ■ 挿入状態や留置部位の確認が容易な全造影タイプです。
■ 非拡張時のバルーン部はチューブ外径とほぼ等しい太さで、挿入時の患者の苦痛を軽減します。
■ 専用のガイドワイヤー（別売）で十二指腸まで簡単に挿入できます。

性能及び仕様
品目コード

800 000 5259

JAN コード

4571179340038

造影剤（Ba）注入速度

300、400、500、600mL/60 秒
精度：（設定値）± 10％

空気（Air）注入速度

420、480、560mL/30 秒
精度：（設定値）± 10％

排泄（EVAC）吸引速度

50 〜 700mL/30 秒
精度：（設定値）± 10％

空気加圧制限消費電力
ヒューズ
219.6kPa（0.2 kgf/cm2）
50W
1A

電撃に対する保護の形式による分類
電撃に対する保護の程度による装着部の分類
寸法、重量・注排器本体・コントローラー・ハンドスイッチ

クラスⅡ機器

BF 型装着部

規格
品目コード

サイズ呼称

002 080 0160
002 080 0180
002 080 0200

16Fr
18Fr
20Fr

全長（mm）

JAN コード

1,30045421870043354542187004342
4542187004359
包装：1 本／箱・滅菌済

高さ 130 ×巾 250 ×奥行 130mm
4kg
高さ 150 ×巾 270 ×奥行 90mm 2.5kg
高さ 60 ×巾 115 ×奥行 25mm 0.4kg

7注腸検査・消化器造影用製品

本社

横 浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページht tp: //w w w.createmedic.co.jp

CREATE MEDIC CO.,LTD.
総-005-E

H30.06.1,000