メモリハイコーダ MR8827
MEMORY HiCORDER MR8827

64 ch

高速・絶縁

アナログ 32ch + ロジック 32ch
メモリハイコーダ MR8827 は最速 20MS/s の全チャネルサンプリングを本体−チャネル間、チャネル−チャネル間の絶縁入力で実現。
アナログ 32ch+ ロジック 32ch の混在記録を可能にし、ロジック入力は最大64ch まで拡張できます。
多種・多系統の入力が可能な、新世代メモリハイコーダの登場です。

※ロジック 64ch 時のアナログ入力 ch 数は 28ch

2

進化して新登場、MR8827
可搬タイプのメモリハイコーダの中で、最大のアナログチャネル数を持つ名機 8826。
そのコンセプトを受け継ぎ、さらに進化した メモリハイコーダ MR8827 の登場です。

サンプリング速度 20 倍
1MS/s

20MS/s

ロジック入力チャネル数 2 倍
32ch

64ch

本体に差し込めるロジックプロー
ブの最大数は 8 本。ロジックユニッ
ト 8973 を 2 台 使 用すると 8 本
追 加でき、64ch のロジック信号

絶縁入 力を保ちつつ（全 ch 同時）
入力アンプに内蔵のA/D コンバータが入力できます。
（アナログ ch 数

サンプリング 速 度 が 20 倍になり
ロ ジックユ ニット 8973

ました。

内蔵メモリ容量 8 倍
64MW記録メディア USB メモリ・CF カード
SSD (Solid State Drive)

512MW

従来の MO ドライブや PC カード

最大 64MW だった内蔵メモリのよりも容量が多く、書き込みスピー
ドの速い各種メディアを利用でき

容量が８倍の５１２MW になりまま す。 特 に 内 蔵 SSD は 128GBした。速い現象の信号を長く余裕の容量があり、大量のデータが保をもって記録できます。

PC 転送速度３倍
転送スピード 3 倍！

は 28ch になります）

存可能です。

液晶解像度

内蔵メモリや SSD に記録された
デー タの PC へ の 転 送 速 度 が 飛
躍的にアップしました。

従来転送時間10.4 型 TFT

640×480

10.4 型 SVGA

800×600

重なった波形も高解像度の液晶ですっきり見分けることができます。

データ転送時間→

紙送り速度２倍25mm/ 秒記録紙 簡単セットアップ
50mm/ 秒ゴムローラとサーマルヘッドの間

高 速 サーマルプリンタを採 用。

した。投げ込む感覚でセットアッ

2 倍のスピード印字を実現しました。

に記録紙を通す作業を不要にしま
プができます。

3

A4 サイズプリンタ
紙送り速度従来比 2 倍で、且つ 高 精 細 な 印 字を 実 現。A4 サ イ ズ で大きく波形を描き出し、
現 場での 確 認を容 易にします。

サンプリング速度と記録時間豊富な入力チャネル数

メモリファンクション

背面に最大１６ユニットを装着できます。
また、本体側にはロジッ
クプ ロ ーブ８本 を 接 続
可 能 な コ ネクタが あります。

絶縁入力だから安心
入 力 チャネル 間 および
入 力 チャネルと本体 間は 絶 縁 素 子 によって 絶縁されています。
そのため、オシロスコー
プの ように、電 位 差 を
絶縁素子

気 にしな いで 測 定 することができます。

高解像度液晶
スクロール

拡大波形

5 µs
10 µs
20 µs
50 µs
100 µs200 µs500 µs
1 ms
2 ms
5 ms
10 ms
20 ms
50 ms
100 ms200 ms
500 ms
1s
2s
5s
10 s
30 s
50 s
1 min
100 s
2 min
5 min

+ −

読み取り

時間軸
レンジ
/div

最大記録長
80,000 div

10 ms
13 min 20 s
20 ms
26 min 40 s
50 ms
1 h 6 min 40 s
100 ms2 h 13 min 20 s
200 ms
4 h 26 min 40 s
500 ms11 h 6 min 40 s
1s
22 h 13 min 20 s
2 s 1 d 20 h 26 min 40 s
5s
4 d 15 h 6 min 40 s
10 s
9 d 6 h 13 min 20 s
30 s 27 d 18 h 40 min 0 s
50 s
46 d 7 h 6 min 40 s
1 min 55 d 13 h 20 min 0 s
100 s 92 d 14 h 13 min 20 s
2 min 111 d 2 h 40 min 0 s
5 min 277 d 18 h 40 min 0 s
10 minー
30 minー1hー
サンプリング周期：
1 µs, 10µs, 1ms, 10ms, 100ms※ 時 間 軸 の 1/100 以 内 で 選 択。かつメモリ記 録 の 時 間 軸 設 定との 組み
合わせにより制限される

読み取り

波形をスクロールして波形

カ ーソル と 波 形 の ク ロ ス 点

全 体や 部分 波 形 の 確 認 がデ ー タ の 読 み 取りが で き ま

できます。

す。

拡大・縮小

切り出し

時間軸方向・縦軸方向に拡

区 間 を 指 定して、バイナリ

大・縮 小できるほか、画 面

や CSV で の 保 存が で きま

分割して縮小波形上の拡大す。

波形を確認できます。

従来機は 640×480 ドットの TFT 液晶でしたが、MR8827 では 800×600
ドットの SVGA 高解像度液晶を採用したことで、重なり合う測定波形の識別がさらにしやすくなりました。

最大記録長32 チャネル
160,000 div
50 ns
0.8 s
100 ns1.6 s
200 ns3.2 s
500 ns
8s
1 µs
16 s
2 µs
32 s
5 µs
1 min 20 s
10 µs
2 min 40 s
20 µs
5 min 20 s
50 µs
13 min 20 s
100 µs26 min 40 s
200 µs53 min 20 s
500 µs2 h 13 min 20 s
1 ms
4 h 26 min 40 s
2 ms
8 h 53 min 20 s
5 ms
22 h 13 min 20 s
10 ms 1 d 20 h 26 min 40 s
20 ms 3 d 16 h 53 min 20 s
50 ms
9 d 6 h 13 min 20 s
100 ms 18 d 12 h 26 min 40 s
300 ms 55 d 13 h 20 min 0 s
500 ms 92 d 14 h 13 min 20 s
600 ms 111 d 2 h 40 min 0 s
1 s 185 d 4 h 26 min 40 s
1.2 s 222 d 5 h 20 min 0 s
3s
ー

サ ン プ リング
速度

スクロール

縮小波形

拡大・縮小

時間軸
レンジ
/div

レコーダファンクション

切り出し

4

信号を計測〜信号を出力豊富なユニットであらゆる測定シーンにも対応
インバータ・UPS 試験●

負荷変動時の動作試験・評価●

UPS 切り替え動作の確認
お勧め

ユニット

アナログユニット 8966
ロジックユニット 8973
電流ユニット 8971

インバータや UPS の評価・立ち上げ試験に最適です。
ロジック（制御信号）とアナログ（UPS やインバータの一次・二次電圧や電流値）を混在で記録できます。
UPS

インバータ

電力モニタ＆ロガー●

電源 ON/OFF 時、負荷変動時の電力変動●

電力の長期変動
お勧め

ユニット

トルク
パルス
センサ エンコーダ

インバータ

アナログユニット 8966

負荷

モータ

バッテリ

高分解能ユニット 8968
周波数ユニット 8970

パワーアナライザで計算された実効値（瞬時の電力・電圧・電流など）のアナログ出力や、パワーアナライザの出力

D/A 出力波形を取り込むことで、長期試験のデータや異常波形の観測ができます。

パワーアナライザ（PW6001）

制御シミュレーション●

各種センサ信号の模擬出力●

車載バッテリDC12 V の変動模擬出力
お勧め

ユニット

任意波形発生ユニット U8793
波形発生ユニット MR8490
パルス発生ユニット MR8791

エンジン制御、エアバック、ブレーキシステム、パワース
テアリング、アクティブサスペンションなどの制御基板の試験を実波形で確認できます。車載で得た実波形のシ自動車や新幹線、電車などの制御試験に最適

ミュレーションが効率的に行えます。

発

ユニット
全13 種
一覧表

生

電

圧

直流電圧

発

生

パルス

電

圧

任意波形発生ユニット 高圧ユニット
U8793
U8974

デジタルボルトメータユニット 波形発生ユニット
MR8990MR8790

パルス発生ユニット アナログユニット
MR87918966

チャネル数 2 ch

測定分解能 16bit

測定分解能 24bit

チャネル数 8 ch

測定分解能 12bit

任意波形出力

測定レンジの 1/1600 測定レンジの 1/50000 波形出力

パルス出力

20MS/s 高速サンプリング

出力周波数範囲
10mHz 〜 100kHz● 最大出力 15 V●

● 多チャネル
高電圧
商用電源一次、二次 ● センサ微小電圧● EVバッテリ電圧● 電力設備特性試験

チャネル数 4 ch

●

●

●

●

DC出力 -10V〜10V ● パルス出力
0.1Hz 〜 20kHz
正弦波出力10mHz 〜 20kHz ● パターン出力

各種アンプ
トランスデューサ
● センサ ●工業用計器●●

5

豊富なユニット

ストレインユニット

U8969 ▶

任意波形発生ユニット

U8793 ▶

高圧ユニットU8974 ▶

要 望の 多かった高 性 能 な ユニットを波形発生ユニット MR8790 ▶

新たに追 加しました。幅 広 いライン

パルス発生ユニット MR8791 ▶

ナップで測定をサポートします。

デジタルボルトメータユニット MR8990 ▶

思いのままに出力、そのまま結果を記録
ファンクションジェネレータ機能と任意
波 形発生機能、波 形測定機能がメモリ
ハイコーダ１台で実現します。

発生

信号の 振幅や周波 数を変えたり、各種波形をプログラムして順次出力など、試験条件を変えながらの波形観測が容易

記録にできます。

単体試験記録した波形を、そのまま出力
例えば実車で記録した実波形をそのまま出力し、単体試験に利用できます。さらに、信号の振幅や周波数を変えて出力する場合に必要であった発生器や、増幅器

最大 15V 出力が無くても最大 15V まで絶縁出力できます。

実車で測定

実波形を加工して再現試験

波形作成ソフト SF8000 で単体で試験

好きな形に加工

メモリハイコーダで記録した信号に加工や演算をして作成した任意の波形を出力することができます。

波形作成ソフト付属
再現試験

出力波形例

MR8847A に付属のアプリケーションディスクから、
波形作成ソフト SF8000 をお手持ちのパソコンへイ

正弦波

三角波

矩形波

パルス波

ランプアップ波 ランプダウン波 スイープ出力 プログラム出力

ンストールすることで、波形入力、あるいは関数入力
にて波形作成が簡単にできます。また、ノイズの加算、波形の乗算などもスピーディーに行えます。

プログラムしてつないだ波形を発生することも可能

DC 1000V、AC 700V 高電圧ダイレクト入力
最 大 電 圧 DC1000V，AC700V ま で 直接入力できるため、これまで高電圧測定にバッテリ用いなければ ならなかった 差 動プローブは必要ありません。

負荷
インバータ

対地間最大定格電圧は 1000V(CAT Ⅲ )、600V(CAT Ⅳ）です。

モータ

差動プローブ 不要
ダイレクト電圧測定

温

度

電

圧

歪

み

周波数・回転数

電

流

電

圧

接

点

温度ユニット8967

高分解能ユニット
8968

ストレインユニット
U8969

周波数ユニット
8970

電流ユニット8971

DC/RMSユニット
8972

ロジックユニット
8973

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 12bit

測定分解能 12bit

チャネル数 16 ch

実効値測定

制御信号観測測定レンジの 1/1000 測定レンジの 1/1600 測定レンジの 1/1250 測定レンジの 1/2000 クランプセンサ直結
熱電対
電源電圧
ひずみゲージ式変換器 エンコーダ
K・J・E・T・N・R・S ● INV 1次 ● 2次電圧 ● 動歪み ● 振動 ● 圧力 ● 回転パルス● モータ電圧 など● 加速度 ● 荷重 など
・B・W

●

●

●

●

電源電流
INV 電流● モータ電流 など

電源電圧
INV 1次・2次電圧● モータ電圧 など

有電圧/無電圧接点
リレー信号● AC/DC信号

●

●

●

●

●

●

6

データを記録メディアに残すSSD

入力

A/D 変換して本体内部メモリに記録された入力信号は、SSD、USB メモリ、
CF カードに保存できます。

入力

転送
CF カードUSB メモリ

A/D 変換PC に転送内部メモリ記録LAN 接続メディア保存USB 接続

内 蔵 SSD や USB メ モ リ、CF カ ー

HTTP 機 能 を 使 い、LAN 接 続 し た

USB 接続した PC から、内部メモリやド に保 存した デ ー タ を、LAN お よび

PC 側からブラウザ で MR8827 の 操

SSD、本体に装着された CF カードなUSB 経 由 で PC に 転 送し、 確 認・解作ができます。また FTP 機能により、どのメディアに保存されているデータを析することができます。

内 部 メモリほ か 本 体 に 装 着 さ れ た メ

取り出せます。

ディアのデータを取り出せます。
FTP
HTTP

LAN

USB

解析をサポートするソフトウェア
ウェーブプロセッサ 9335
( 別売りソフトウェア）● 波形表示 , 演算
● 印刷機能LAN コミュニケータ 9333
( 別売りソフトウェア）● PC への波形データの自動保存を実現● LAN 接 続による遠 隔操作を実現● CSV 形式でセーブし、表計算ソフト受渡し■ 9335 概略仕様

■ 9333 概略仕様

動作環境 Windows 10/8/7 (32bit/64bit)対応

動作環境

機能

・表示機能 : 波形表示 , X-Y 表示 , カーソル機能 , 他
・ファイル読み込み : 読み込みデータ形式 (.MEM, .REC, .RMS,.POW) / 最大読み込みファイル容量 : 対応機種で保存できる最大の容量 (PC の使用環境により扱えるファイルサイズは減少します )・データ変換 : CSV 形式への変換 , 複数ファイルの一括変換 , 他
・印刷機能 : 印刷イメージのファイル書き出し ( 拡張メタ形式

印刷.EMF で可能 )・印刷フォーマット: 分割なし , 2 〜16 分割 , 2 〜16 列 , X−Y
1〜 4 分割 , プレビュー /ハードコピー

Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit), XP 対応※9333 Ver1.09 以上

・PC への波形データの自動保存を実現 , ハイコーダの遠隔コント
ロール ( キーコード送出・画面イメージ受信表示によりコントロール ), レ
ポートプリント印刷 , 画面イメージ印刷 , 波形データの受信 ( ハイ機能

コーダのバイナリ形式波形ファイル )・波形データ収集アプリケーション : ハイコーダの自動保存の受信( ハイコーダのバイナリ形式波形ファイル ), ハイコーダの自動プリント
を PC 側で印刷 , ハイコーダの [PRINT] キー印刷を PC 側で印刷
・波形ビューワ : 波形ファイルの簡易表示 , CSV 形式への変換 , 他

7
MEMORY HiCORDER MR8827

A4 サイズ
サーマルプリンタ

10.4 型 SVGA
波形モニタ

CF カード
スロット

USB

ラック
ハンドル

USB
（PC 接続用）LAN

外部制御端子

入力ユニット挿入部（最大 16 ユニット）

ロジックプローブ
入力端子（8 個）

メモリハイコーダ用 iPad アプリ

波形ビューワ Wv

無償アプリソフト（iPad 専用）App Store からダウンロード● バイナリデータをPC で波形確認● CSV 形式でセーブし、表計算ソフトへ受渡しが可能HMR Terminal● iPad 独特のジェスチャーを駆使して自由自在に波形を操作● 32ch Max. の波形データも指先の操作で扱えます● ネットワーク経由でメモリハイコーダを操作
設定の変更や測定中の波形をモニタできます ※Ver 2.0 の新機能

( 標準付属ソフトウェア）■ iPad (iOS 端末 ) 用アプリを使って、データ表示ができます。
"HMR Terminal" で検索 !!
※iOS は , Cisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※iPhone, iPad, iPad mini, iPad Proおよび iPod Touch は , 米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Microsoft, Windows, Windows vista, および Excelは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ HMR Terminal 概略仕様

■ 波形ビューワ（Wv）概略仕様
動作環境 Windows 10/8/7 (32bit/64bit) 対応

動作環境 iOS (Apple 社製 iPad)

機能・データ取得：Wi-Fi ルータ経由 FTP、もしくは iTunes (PC アプリ)
経由で iPad へ
・波形のレベル検索 , 最大値 / 最小値 / 平均値 , ゼロ位置のずらしを指先で直感的に操作, 等・波形モニタ・本体設定※ロジック波形、演算波形は対応していません

機能・波形ファイルの簡易表示
・バイナリ形式のデータファイルをテキスト形式へ
変換 , CSV 他
・スクロール, 拡大縮小表示 , カーソル /トリガ位置へのジャンプ等

8

アプリケーション

多くのチャネルを必要とする

アナログ+ ロジック記録に最適

電力関連
パワーエレクトロニクス

変電設備 負荷遮断試験
チャネル間絶縁により安全に対象回路を接続。同時高速サンプリングにより、遮断前後の波形記録が可能。多くの制御信号と対象回路信号を入力できます。

電池充放電試験
バッテリセルごとの電圧を入力。セルが短絡した場合に高電圧が印加されても耐えることができる、DC400V 入 力仕様です。

インバータ・UPS 試験
インバータや UPS の評価・立ち上げ試験に最適です。ロジッ
ク（制御信号）とアナログ（UPS やインバータの一次・二次
電圧や電流値）を混在で記録できます。

電力モニタ＆ロガー
パワーアナライザで計算された実効値（瞬時の電力・電圧・電流など）のアナログ出力や、パワーアナライザから出力

モータ

電力

電力

PW6001される波形出力を MR8827 に取り込むことにより、長期試験のデータや異常波形の観測が可能です。

INV

MR8827

D/A 出力 パワーアナライザ

トルク
メータ

トルク・回転数負荷9

多 種の信号をまとめて記録
メカトロニクス
自動車関連

ECU 評価Engine Control Unit の入出力信号観測に、アナログ３２ch

IN

OUT

+ ロジック 32ch のチャネル数が威力を発揮します。
1ms サンプリングなら 4 時間を超える記録が可能です。

エンジン歪み計測
ストレインユニット U8969 を使用し、最大３２ch の歪み計測が可能になります。数値演算機能により、歪み波形の最大値・最小値・P-P 値を自動計算できます。

振動・耐久試験
512MW のロングメモリを使い、余裕を持って振動波形を観測できます（メモリファンクション）。また、レコーダファンクションでは高速でサンプリングをしながら波形ピークをとらえ、長期の観測が可能です。

射出成形機評価
油圧やバルブ開閉度などとともに、制御信号をロジック入力させることができます。幅広いセンサや多くの変換器に対応できる豊富なユニットのラインナップから、最適なものを選択可能です。

MR8827

10

製品仕様

基本仕様 （確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）
測定機能

メモリ ( 高速記録 ), レコーダ ( 実時間記録 )X–Y レコーダ, FFT

本体 OS

μ ITRON ( 非 Windows 系 OS を搭載 )アナログ 32チャネル +ロジック32チャネル (ロジックプローブ入

メモリ （高速記録）
時間軸

サンプリング周期 時間軸レンジの 1/100 ( 最小 50 ns 周期 )力コネクタ本体標準 , GND本体共通)

チャネル数
（最大）

またはアナログ28チャネル +ロジック64チャネル ( 本体標準 +ロジックユニット8973 ×2 台)注 ) ロジックユニット8973は最大 2 台まで, 電流ユニット8971は最大4台まで最高サンプリング速度 20MS/ 秒 ( 全チャネル同時 )
メモリ容量
外部記憶

16MW/ チャネル (トータルメモリ 512MW), 16MW/ch (32ch 時 ),32MW/ch (16ch 時 ), 64MW/ch (8ch 時 ), 128MW/ch (4ch 時 )CFカードスロット ×1 (2GBまで, 対応フォーマットFAT/
FAT32), USBポート ×2 (USB 2.0)

バックアップ電池寿命 時計 , 設定条件用 : 約 10 年 (25℃参考値）
外部制御端子外部トリガ入力 , トリガ出力 , 外部サンプリング入力 , GND,
外部出力 2 端子 (GO, NG), 外部入力 3 端子 (START/IN1,

記録長

プリトリガ

数値演算

STOP/IN2, SAVE/IN3)[LAN] 100BASE-TX (DHCP, DNS 対応, FTPサーバ, HTTP

固定記録長 : 4, 8, 16ch モード時 25 〜 20,000 div ... 4, 8 ch モード時
25 〜 500,000 div 4 ch モード時 25 〜 1,000,000 div
任意記録長：1 div 単位で設定可能 最大 1,280,000 div (4ch モード時 ),640,000 div (8ch モード時 ), 320,000 div (16ch モード時 ),160,000 div (32ch モード時 )トリガ以前の記録 , 記録長に対し 0 〜100%, -95% の15 段 ,または 1div 単位設定
• 任意のチャネルにて同時に最大 16 演算
平均値 , 実効値 , P-P 値 , Max 値 , Max 値までの時間 , MIN 値 ,MIN 値までの時間 , 周期 , 周波数 , 立ち上がり時間 , 立ち下がり時間 ,標準偏差 , 面積値 , X-Y 面積値 , 指定レベル時間 , 指定時間レベル ,パルス幅 , デューティ比 , パルスカウント, 四則演算 , 時間差演算 , 位相
差演算 , High レベル , Low レベル• 演算結果の判定出力 : GO/NG ( オープンコレクタ 5 V 電圧出力付き )• 演算結果の自動保存• 任意のチャネルにて同時に最大 16 演算まで

サーバ )外部インタフェース [USB] USB2.0 準拠 シリーズAレセプタクル ×1, シリーズ Bレ
セプタクル ×1 (SSDあるいはCFカード内のファイルをPCへ転

5 µs 〜 5 min/div (100 サンプル /div) 26 レンジ, 外部サンプ
リング (100 サンプル /div, 任意設定 ), 時間軸拡大 ×2 〜 ×10の 3 段 , 圧縮 ×1/2 〜 ×1/20,000 の 13 段

四則演算 , 絶対値 , 指数 , 常用対数 , 平方根 , 移動平均 , 微分 (1 次 ,
2 次 ), 積分 (1 次 , 2 次 ), 時間軸方向の平行移動 , 三角関数 , 逆三角関数 , NPLC 設定分の積分時間補正 , 演算結果の自動保存

波形演算

送 , PC 制御 )

使用温湿度範囲 : 0℃〜 40℃ , 20% 〜 80% rh（結露しないこと） 保存温湿度範囲 : -10℃〜 50℃ , 90% rh 以下
Safety: EN61010
適合規格
EMC: EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
環境条件

電源

AC 100 〜240 V, 50/60 H z

最大定格電力

220 VA max. ( プリンタ未使用時 ), 350 VA max. ( プリンタ使用時 )寸法・質量

約 401W × 233H × 388D mm, 約 12.6 kg ( 本体のみ )付属品

取扱説明書 ×1, アプリケーションディスク ( 波形ビューワWv/通信コマンド表) ×1, 電源コード ×1, 入力コードラベル ×1, USB
ケーブル ×1, 記録紙 ×1 (プリンタユニット搭載時 ), ロール紙
アタッチメント ×2 (プリンタユニット搭載時 )プリンタユニット U8350 （工場出荷時オプション）

メモリ分割• 最大 1024 分割 , シーケンシャル保存 , マルチブロック保存

その他• ロギング記録無し• X–Y 波形合成 (1 画面 , 4 画面 ),• 重ね描き ( スタート中常に重ね描き /必要な波形のみ重ね描き)• 自動 / 手動 /AB カーソル間プリント/ レポートプリント

メモリ記録方法

サンプリング周期

設定したサンプリング周期でサンプリングを行います。

レコーダ （実時間記録）
10 ms 〜 1 hour/div 19 レンジ, 時間軸分解能 100 ポイント/div

機構

記録紙ワンタッチ挿入式 , 高速サーマル印字方式

記録紙

216 mm × 30 m, ロール型感熱紙 (9231 使用 )波形部記録幅 200 mm (20div f.s.) 1div=10 mm (80 ドット)

時間軸

記録速度

最大 50 mm/ 秒

紙送り密度

サンプリング周期 1/10/100 µs, 1/10/100 ms ( 時間軸の 1/100 以内で選択 )10 ドット/mm

表示部
表示部

10.4 型 SVGA-TFT カラー液晶 (800 × 600 ドット)( 時間軸 25div × 電圧軸 20div, X-Y 波形 20div × 20div)

表示言語設定日本語 , 英語 , 韓国語 , 中国語

波形表示倍率

時間軸：×10 〜×2 ( 拡大はメモリ記録のみ ), ×1, ×1/2
〜×1/20,000
電圧軸：×100 〜×2, ×1, ×1/2 〜×1/10

バリアブル表示

上下限値設定 , 表示 /div 設定

スケーリング

10:1 〜 1000:1, 各種プローブ類自動スケール
手動スケール ( 変換比設定 , 2 点設定 , 単位設定 )コメント入力英数値 , 日本語 ( タイトル , 各アナログ・ロジックチャネル ),単純入力・履歴入力・定型入力・単文節かな漢字変換入力

ロジック波形表示 1% ステップで表示位置移動可能 , 記録幅 3 種選択
表示グラフ

最大 8 グラフ

モニタ機能• レベルモニタ• 瞬時値表示 ( サンプリング 10 kS/s 固定 , 更新レート 0.5 s)

その他表示機能• 波形のインバート ( 正負反転 )• カーソル測定 (A, B, 2 本のカーソル , 全チャネル対応 )• バーニア機能 ( 振幅微調整 )•ズーム機能 ( 上下２段 , 下段にズーム波形を表示 )• 波形表示 16 色選択• アナログ波形 1% ステップでゼロ位置移動可能• ゼロアジャスト全チャネル全レンジ一括実行※ 設定したサンプリング周期で取り込んだデータから 100 ポイント/div 単
位で Max./Min. の 2 値データのみを記録

時間軸圧縮 ×1/2 〜 ×1/20,000 の 13 段

リアルタイムプリント

可能※ リアルタイムプリントは時間軸 500 ms/div より遅い時間軸で可能※ 記録長 " 連続 " 以外で時間軸 10 ms 〜 200 ms/div は後追いプリント※ 記録長 " 連続 " で時間軸 10 ms 〜 200 ms/div は停止後に手動プリント

記録長固定設定 25 〜 50,000div, 連続 , または 1div ステップの任意
設定 ( 最大 80,000div)

波形記憶

最後の 80,000div 分のデータをメモリに保存

自動保存

測定停止後に自動的に CF カード/ USB メモリ, または内蔵 SSD へ保存

その他

• ロギング記録無し• 手動 /AB カーソル間プリント/ レポートプリント

レコーダ記録方法
設定したサンプリング周期で高速サンプリングを行い、 最 大 値と最 小 値
以外を間引きして、ある時間における記録データ
とします。

間引き保存
サンプリング周期
最大値
高速サンプリング

最小値

11
MEMORY HiCORDER MR8827

X–Y レコーダ

トリガ機能（実時間記録）サンプリング周期 1/10/100 ms ( ドット時 ), 10/100 ms ( ライン時 )記録長連続画面・プリント

1 画面 , 4 画面 , 手動プリントのみ

X–Y 表示数

最大 8 現象

X–Ych 設定

X 軸 Y 軸ともに 16ch 中 , 任意の 8ch を選択

X–Y 軸分解能

25dot/div ( 画面 ), 横 80dot/div × 縦 80dot/div ( プリンタ )波形記憶

最後の 16,000,000 ポイント分のサンプリングデータをメモリに保存

トリガモードメモリ ( 高速記録 ), FFT : 単発 / 連続 / 自動レコーダ ( 実時間記録 ) : 単発 / 連続

トリガソース

アナログユニット (CH1 〜 CH32), 標準ロジック 32ch+ ロジッ
クユニット ( 最大 2 ユニット 32ch), 外部トリガ (2.5 V の立ち下がり
または端子ショート), タイマ, マニュアルの各ソースごとに ON/
OFF, ソース間 AND/OR

トリガ種類

レベル：設定電圧値の立ち上がり, 立ち下がり, または両エッ
ジ ( 立ち上がり / 立ち下がりの両方 ) で横切った時トリガ発生
電圧降下：電圧のピーク値が設定レベルを下回った時トリガ
発生 ( 商用電源 50/60 Hz 専用 )ウインドウ：レベルの上限値 , 下限値内に入った時 , または出た時トリガ発生
周期：設定電圧値の立ち上がり , または立ち下がりの周期を測定し , 設定した周期範囲外の時トリガ発生
グリッヂ：設定電圧値の立ち上がり , または立ち下がりから
設定パルス幅以下の時トリガ発生
イベント：レベルトリガ , グリッヂトリガをカウントし , 設定したイベント数を超えた時トリガ発生
ロジック：1, 0, ✕ によるパターン設定

ペン UP/DOWN 全現象同時
外部ペン制御外部入力端子により制御可能 ( 全現象同時 UP/DOWN)

FFT
解析モード

レベル設定分解能 0.1% f.s. (f.s.=20div)

ストレージ波形 , リニアスペクトラム , RMS スペクトラム , パ
ワースペクトラム , パワースペクトル密度 , クロスパワースペ
クトラム , 自己相関関数 , 頻度分布 , 伝達関数 , 相互相関
関数 , インパルス応答 , コヒーレンス関数 , 1/1 オクターブ
分析 , 1/3 オクターブ分析 , LPC 分析 , 位相スペクトルトリガ出力0.1 〜 10.0div 9 段 , OFF：メモリ ( 高速記録 )ON (10 ms 固定 )/OFF：レコーダ ( 実時間記録 )オープンコレクタ出力 (5 V 電圧出力付き , アクティブ Low)
レベル設定時 : パルス幅 ( サンプリング周期 ×トリガ以降のデータ
数以上 )パルス設定時 : パルス幅 (2 ms)

解析チャネル

任意チャネルより選択

周波数レンジ

133 mHz 〜 8 MHz, 外部
分解能 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000

サンプリング点数 1000 点 , 2000 点 , 5000 点 , 10000 点
ウインドウ

トリガフィルタ

方形窓 , ハニング, ハミング, ブラックマン, ブラックマン・ハ
リス , フラット・トップ, エクスポネンシャル

表示フォーマット 1 画面 , 2 画面 , ナイキスト表示 , ランニングスペクトル表示
アベレージング

時間軸 / 周波数軸の単純平均 , 指数化平均 , ピークホール
ド ( 周波数軸 ), 回数 (2 〜 10,000 回 )プリント機能メモリファンクションに準ずる ( 部分プリントは不可 )その他機能

トリガ優先 (OFF/ON) ,トリガ前後を捉えるプリトリガ機能 ( メモリ ), トリガ待ち中のレベル表示 , レコーダ ( 実時間記録 ) にてスタート＆ストップトリガ , トリガ検索

その他
種類：時間軸波形 , X-Y, FFT の画面表示波形にて基準波形に対するエリア判定と , 波形パラメータ演算値に対するパラメータ判定（メモリファンクション）
判定出力：GO/NG 判定 , オープンコレクタ 5 V 電圧出力付（FFT ファンクション）※100 msec/div（1 msec サンプリング）以降はほぼリアルタイ
ムに判定可能です
波形判定機能FFT 機能解説
メモリファンクションでストレージした波形から範囲を指定して FFT 解析が可能です。
画面中に同時描画します。

メモリ波形

FFT 解析

時間とともに変化するスペクト
ルを三次元的に表示することができます。

V

dB

少ない演算ポイント数で測定したデータを多いポイント数に変換して再分析できます。

1000P※ 周波数平均 ON では不可

10000PdB によるスケーリングが可能です。オーバーオール 値（パワースペクトルの和）を dB のまま入力できます。

-6.51 dB

93.50 dB

スケーリング前スケーリング後12

オプション仕様 （別売）
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

アナログユニット 8966
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

5 mV/div〜20 V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 k/500 kHz
測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 20 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜5 MHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜5 MHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 204.5Dmm, 約 240g
付属品： フェライトクランプ 2 個

温度ユニット 8967
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch 熱電対による温度測定 (電圧測定不可 )熱電対入力: 押しボタン式端子台, 推奨線径 : 単線 0.14〜1.5 mm2, 撚り線 0.14〜1.0 mm2 ( 素線径 f 0.18 mm 以上), AWG 26 〜16
入力抵抗 : 5 MΩ以上 ( 断線検出 ON/OFF時とも)対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

10℃ /div (-100℃〜200℃ ) , 50℃ /div (-200℃〜1000℃ ) , 100℃ /div
( 上下限値は各センサの測 (-200℃〜2000℃ ), 3レンジ, フルスケール : 20div
定入力範囲により異なる) 測定分解能：レンジの1/1000 (16bit A/Dを使用 )K: -200 〜1350℃ , J: -200 〜1100℃ , E: -200 〜800℃ , T: -200 〜
熱電対範囲
400℃ , N: -200 〜1300°C, R: 0 〜1700℃ , S: 0 〜1700℃ , B: 400(JIS C 1602-1995)〜1800℃ , W (WRe5-26): 0 〜2000℃(ASTM E-988-96)
基準接点補償: 内部/外部切り替え可能 , 断線検出 ON/OFF切替可能
３種切替, 高速：1.2 ms (内部ディジタルフィルタOFF), 通常：100 ms (内データ更新
部ディジタルフィルタ50/60 Hz), 低速：500 ms (内部ディジタルフィルタ10

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

周波数ユニット 8970
測定機能
入力端子

( 確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にて規定 , 確度保証期間 1
年 , 調整後確度保証期間 1年 )チャネル数 : 2ch 電圧入力による周波数 , 回転数 , 電源周波数 , 積算 ,パルスデューティ比 , パルス幅 , の各測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF),
対地間最大定格電圧 : AC, DC300 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜
筐体間 , 各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧)

測定レンジ: DC〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を1 Hz/div〜5 kHz/div (f.s. =20div), 8選択
周波数モード確度: ±0.1% f.s. (5 kHz/div以外), ±0.7% f.s. (5 kHz/div)
測定レンジ: 0 〜200万回転 /分 (最小パルス幅 2 μs) 間を100(r/min)/div〜100k(r/min)/div (f.s. =20div), 7選択
回転数モード確度: ±0.1% f.s. (100k(r/min)/div以外), ±0.7% f.s. (100k(r/min)/div)
測定レンジ: 50 Hz (40 〜 60 Hz), 60 Hz (50 〜70 Hz), 400 Hz (390 〜
電源周波数モード 410 Hz), (f.s. =20div), 3選択
確度: ±0.03 Hz (50, 60 Hz), ±0.1 Hz (400 Hz)
測定レンジ: 2 k counts/div〜1 M counts/div, 6 選択
積算モード
確度: ±range/2000
測定レンジ: 10 〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を5%/div (f.s. =20div)
デューティ比モード
確度: ±1% (10 〜10 kHz), ±4% (10 k〜100 kHz)
測定レンジ: 2 μs〜2 s 間を500 μs/div〜100 ms/div (f.s. =20div), 確
パルス幅モード
度: ±0.1% f.s.
レンジの2000 分の1 ( 積算モード), レンジの500 分の1 ( 積算 , 電源周波
測定分解能
数モード以外), レンジの100 分の1 (電源周波数モード)
電圧範囲 ,しきい値 ±10 V〜±400 V, 6 選択 , 各選択範囲内でしきい値変更可能
スロープ, レベル, ホールド, スムージング, ローパスフィルタ, 入力DC/
その他機能
AC 結合切換え, 分周, 積算オーバー保持/戻す切換え

温度測定レンジHz)

測定確度

熱電対 K, J, E, T, N: ±0.1% f.s. ±1℃ , (±0.1% f.s. ±2℃ at -200℃〜 0℃ )熱電対 R, S, B, W: ±0.1% f.s. ±3.5℃ (at 0℃〜400℃未満 , ただしBは400℃未満の確度保証なし), ±0.1% f.s. ±3℃ (400℃以上)
基準接点補償確度: ±1.5℃ (基準接点補償内部時に測定確度に加算 )

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

高分解能ユニット 8968
測定機能

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、
入力端子
入力ch〜筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）
5mV/div〜20V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz
アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象 (折り返し歪み) を除去するフィルタを内蔵 (カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測定レンジの1/1600 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.3% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜100 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 245g
付属品： 変換ケーブル L9769 ×2 (ケーブル長 60cm)

ストレインユニット U8969（確度は 23 ±5℃ , 80%rh 以下, 電源投入 30 分後にオートバランス
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch ひずみ測定 (電子式オートバランス, 平衡調整範囲±10000 με以下 )NDISコネクタ EPRC07-R9FNDIS( 付属変 換ケーブル L9769 に接 続 可能なコネクタ: NDIS コネクタ
PRC03-12A10-7M10.5
入力端子
対地間最大定格電圧 : AC 30 Vrms または DC 60 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜筐体間 , 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)
ひずみゲージ式変換器,
適応変換器
ブリッジ抵抗 120 Ω〜1 kΩ, ブリッジ電圧 2 V ±0.05 V, ゲージ率2.0
20 με〜1000 με/div, 6レンジ, フルスケール : 20div
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/10/100/1 kHz
測定レンジの1/1250 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 200 kS/s (2チャネル同時サンプリング )

測定機能

測定確度

±0.5% f.s. ±4 με (フィルタ5 Hz ON)

周波数特性

DC〜20 kHz +1/-3dB

オートバランス後

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 変換ケーブル 9318 ×2 本（電流センサと8971接続用）

電流ユニット 8971

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

測定機能

チャネル数 : 2ch オプションの電流センサによる電流測定

入力端子

センサコネクタ端子 (入力抵抗 1 MΩ, 電流センサ接続用の変換ケーブル

適合電流センサ

CT6863, CT6862, 9709, CT6841, CT6843, CT6844, CT6845,
9272-10 ( 変換ケーブル 9318を使用して8971本器と接続する)
9272-10 (20A), CT6841使用時 : 100 mA〜5 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )CT6862 使用時 : 200 mA〜10 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )9272-10 (200A), CT6843, CT6863 使用時 : 1 A〜50 A/div

測定レンジ

9318 専用, GNDはレコーダ本体と共通)(f.s. =20div, 6 選択 )CT6844, CT6845, 9709 使用時 : 2 A〜100 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )測定確度±0.65% f.s.

RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜10 kHz)
(フィルタ5Hz ONにて )RMS 応答時間: 100 ms (立上がり0 → 90% f.s.)※ 使 用する電 流センサ
クレストファクタ: 2の確度 , 特性を加算する
周波数特性 : DC〜100 kHz ±3dB (AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz)

測定分解能

測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )その他機能

入力結合 : AC/DC/GND, ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

DC/RMS ユニット 8972
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切替機能
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

5 mV/div〜20 V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms, ローパ
測定レンジ
スフィルタ: 5/50/500/5 k/100 kHz
測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz) ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: SLOW 5 s (立ち上がり0 → 90% f.s.), MID 800 ms (立ち上がRMS 測定り0 → 90% f.s.), FAST 100 ms (立ち上がり0 → 90% f.s.)
クレストファクタ: 2
DC〜400 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜400 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 190g
付属品： 無し

ロジックユニット 8973
測定機能
入力端子

チャネル数：4プローブ (16ch)
Mini DIN 端子 (HIOKI 製ロジックプローブ小型端子タイプ専用 )適合ロジックプローブ：9320- 01, 9327, MR9321- 01

13
MEMORY HiCORDER MR8827
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 260g
付属品： 無し

デジタルボルトメータユニット MR8990
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜80%rh, 電源投入 30 分後にキャリブレーション
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 直流電圧測定
バナナ入力端子 (100 mV f.s.〜10 V f.s.レンジの入力抵抗 100 MΩ以上 ,他10 MΩ)

測定分解能
積分時間
応答時間
基本測定確度
最大入力電圧100 mV f.s. (5 mV/div) 〜1000 V f.s. (50 V/div), 5レンジ, フルスケール :20 div
測定レンジの1/50 000 (24bit ΔΣ変調 A/Dを使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )2 ms +2×積分時間以内 (立上り - f.s. → + f.s., 立下り + f.s. → - f.s.)±0.01% rdg. ±0.0025% f.s. (1000 mV f.s.レンジにて)
DC 500 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

高圧ユニット U8974
測定機能( 確度は 23 ±5℃，20 ～ 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

分圧比
DC 出力確度
実効値測定確度

1000：1, 100：1 切替±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分圧比 1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分圧比 100:1)±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz 未満 , 正弦波 ), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波)

H-L 間 : 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHzにて)入力抵抗 / 容量
AC, DC 1000 V
最大入力電圧
対地間最大定格電圧 AC, DC 1000 V (CAT III)
-40℃〜80℃
使用温度範囲電源(1) ACアダプタZ1008 (AC 100 〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (ACアダプタ含む), 0.9 VA ( 本体のみ)(2) USB バスパワー (DC 5 V, USB-microB 端子), 0.8 VA(3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA

付属品

取扱説明書 ×1, ワニ口クリップ ×2, 携帯用ケース ×1

対地間最大定格電圧：AC/DC 1000 V測定カテゴリⅢ, AC/DC 600 V測定
カテゴリⅣ
バナナ入力端子（入力抵抗 4 MΩ, 入力容量 5 pF）

測定レンジ

200 mV, 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V/div（モードDC）
500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V/div（モードRMS）

測定レンジの1/1600 (16 bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s
±0.25% f.s.（フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度含む）
測定確度

周波数特性
入力結合
最大入力電圧測定モード（ 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

P9000-01: 波形モニタ出力専用, f 特 : DC〜100 kHz -3 dB
P9000-02: 波形モニタ出力/ 交流実効値出力 切替
Waveモードf 特 : DC〜100 kHz -3 dB,
RMSモードf 特：30 Hz〜10 kHz, 応答時間 : 立上り300 ms, 立下り
600 ms

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切り替え機能

入力端子

RMS 測定差動プローブ P9000

対地間最大定格電圧：AC, DC 300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜
筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

測定レンジ

コード長・質量： 入力側 : 70 cm, 出力側 : 1.5 m, 約 170g

RMS 確度: ±1.5% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: 高速 150 ms, 中速 500 ms, 低速 2.5 s
DC ～ 100 kHz-3 dB

DC/GND

差動プローブ 9322
機能DC モードAC モードRMS モードDC 1000 V, AC 700 V

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

任意波形発生ユニット U8793

コード長・質量： 本体間 1.3m, 入力部 46cm, 約 350g

(確度は23 ±5℃ , 80% rh以下, ウォームアップ時間30分以上, 実装するメモリハイコーダ電源
周波数範囲：50 Hz/60 Hz±2 Hzにて規定, 確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年）

出力端子

チャネル数：2ch SMB 端子（出力抵抗 1 Ω以下）

出力電圧範囲最大出力電流
FG 機能-10 V ～ 15 V（振幅設定範囲 0 V ～ 20 Vp-p, 設定分解能1 mV)

対地間最大定格電圧：AC 33 V rms または DC 70 V
10 mA（許容負荷抵抗 1.5 kΩ以上）

入力部
最大入力電圧
出力
電源

DC, 正弦波 , 矩形波 , パルス波 , 三角波 , ランプ波 , 出力周波数 0 Hz ～ 100 kHz
MR8847A等で測定した波形, 7075の波形, SF8000, CSV形式の波形,（ 確度保証期間 1年）

高電圧フローティング測定 / 電源サージノイズ検出 / 実効値整流出力の3つの測定機能波形モニタ出力用, f 特 : DC∼10 MHz (±3 dB), 振幅確度 : ±1% f.s.
(DC 1000 V以下 ), ±3% f.s. (DC 2000 V以下 ) (f.s.=DC 2000 V)
電源ラインのサージノイズ検出用, f 特 : 1 kHz∼10 MHz ±3 dB
DC/AC 電圧の実効値出力, f 特 : DC, 40 Hz∼100 kHz, 応答速度 : 200
ms 以下 (AC 400 V), 確度 : ±1% f.s. (DC, 40 Hz〜1 kHz), ±4% f.s.
(1 kHz〜100 kHz) (f.s.=AC 1000 V)
入力形式 : 平衡差動入力, 入力抵抗 / 容量 : H-L 間 9 MΩ/10 pF, H, L本体間 4.5 MΩ, 20 pF,
対地間最大定格電圧 : グラバークリップ使用時AC/DC 1500 V (CATII), AC/DC 600 V (CAT III), ワニ口クリップ使用時AC/DC 1000 V(CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)DC 2000 V, AC 1000 V (CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)
入力の1/1000に分圧 , BNC 端子 (DC, AC, RMS, 3モード出力切替 )次のいずれか, (1) ACアダプタ9418-15, (2) パワーコード9248 使用でプ
ローブ電源ユニット9687, (3) パワーコード9324+ 変換ケーブル 9323 使用でハイコーダロジック端子, (4) パワーコード9325 使用で F/Vユニッ
ト8940

任意波形発生機能 D/A更新レート 2 MHz (16 bit D/Aを使用 )スイープ機能プログラム機能その他

周波数 , 振幅 , オフセット, デューティ（パルスのみ）
最大 128ステップ（ステップごとのループ回数設定 , 全体ループ回数設定）

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g

自己診断機能 (電圧), 外部入出力制御可能

注）9320-01と9327 は本体側プラグが 9320と異なります

ロジックプローブ9320-01/9327
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

波形発生ユニット MR8790
出力端子
出力電圧範囲最大出力電流出力機能
確度
その他( 確度は 23±5℃，80%rh 以下, 電源投入３０分後にて規定 , 確
度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：4ch SMB 端子（出力抵抗 1 Ω以下）
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V
-10 V ～ 10 V（振幅設定範囲 0 V ～ 20 Vp-p, 設定分解能1 mV)
5 mA
DC, 正弦波（出力周波数 0 Hz ～ 20 kHz）
振幅確度；±0.25% of setting ± 2 mVp-p（1 Hz ～ 10 kHz）
オフセット確度：±3 mV
DC出力確度：±0.6 mV
自己診断機能（電圧、電流）寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

パルス発生ユニット MR8791
出力端子
出力モード 1
出力モード 2
その他

（確度は 23±5℃ , 80% rh 以下で結露しないことにて規定 ,確度保証期間 1年）

チャネル数：8ch, コネクタ：D-sub ハーフピッチ50ピン
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V (本体 - 出力ch間 )ロジック出力/オープンコレクタ出力
パターン出力：読み出し周波数 0 Hz ～ 120 kHz, 2048ロジックパターン
パルス出力：周波数 0 Hz ～ 20 kHz, デューティ 0.1% ～ 99.9%
ロジック出力：出力電圧レベル 0 V − 5 V（Hレベル3.8 V以上 , Lレベル 0.8 V以下）
オープンコレクタ出力：コレクタ・エミッタ絶対最大定格電圧 50 V
過電流保護 100 mA
自己診断機能機能

電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器

入力部

4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通), ディジタル/コンタクト入力切換 (コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )入力抵抗：1 MΩ (ディジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ 以上 (ディジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )ディジタル入力しきい値 1.4 V/ 2.5 V/ 4.0 V
コンタクト入力
検出抵抗値

1.4 V：1.5 kΩ 以上 (オープン), 500 Ω 以下 (ショート)
2.5 V：3.5 kΩ 以上 (オープン), 1.5 kΩ 以下 (ショート)
4.0 V：25 kΩ 以上 (オープン), 8 kΩ 以下 (ショート)

応答可能パルス幅 9320-01: 500 ns 以上 , 9327: 100 ns 以上
0 〜 +DC 50 V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g
注）MR9321-01は本体側プラグが MR9321と異なります

ロジックプローブ MR9321-01
機能
入力部
出力 (H) 検出
出力 (L) 検出
応答時間
最大入力電圧ACやDCリレーの駆動信号をhigh/low記録するための検出器
電源ラインの停電検出器としても使用可能
4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切換
入力抵抗 : 100 kΩ 以上 (HIGHレンジ), 30 kΩ 以上 (LOWレンジ)
AC 170 〜250 V, ±DC (70 〜250) V (HIGHレンジ)
AC 60 〜150 V, ±DC (20 〜150) V (LOWレンジ)
AC 0 〜30 V, ±DC (0 〜43) V (HIGHレンジ)
AC 0 〜10 V, ±DC (0 〜15) V (LOWレンジ)
立ち上がり1 ms 以下, 立ち下がり3 ms 以下 (HIGHレンジは DC 200 V,
LOWレンジは DC 100 Vにて)
250 Vrms (HIGHレンジ), 150 Vrms (LOWレンジ), ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)14オプション品システムチャート
表示価格は全て税抜き価格です

製品名：メモリハイコーダ MR8827※ 入力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います ※ 電流ユニット 8971

形 名
（仕様）
（発注コード）（価格）
MR8827 （max32ch, 512MW メモリ , 本体のみ） .....¥ 1,000,000 ( 税抜き )各種入力ユニット に 9709 を使用する場合は電流プローブ合計 7 本まで
アナログユニット 8966..... ¥ 100,000

温度ユニット 8967..... ¥ 120,000

高分解能ユニット 8968..... ¥ 120,000

ストレインユニット U8969..... ¥ 150,000

変換ケーブル L9769..... ¥ 10,500

周波数ユニット 8970..... ¥ 120,000

電流ユニット 8971..... ¥ 150,000

DC/RMS ユニット 8972..... ¥ 100,000

ロジックユニット 8973..... ¥ 80,000

デジタルボルトメータユニット MR8990..... ¥ 125,000

高圧ユニット U8974..... ¥ 150,000

2ch, 電圧入力 , DC 〜 5MHz 帯域

2ch, 熱電対温度入力

2ch, 電圧入力 , DC 〜 100kHz 帯域

2ch, ひずみゲージ式変換器用アンプ( ストレインユニット U8969 専用 , 付属 )2ch, 周波数 , 回転数 , パルスなどの測定用

本体には入力ユニット等の専用オプションが必要です。入力
コード等の各種共通オプションは別途ご購入ください。
※ プリンタは生産時に組み込むため発注時に指定ください

プリンタ関連プリンタユニット U8350

工場出荷時指定 , 印字幅 200 mm,
適合する記録紙 : 9231..... ¥ 100,000

記録紙 9231..... ¥ 13,000

A4 幅 216 mm × 30 m, 6 巻セット

工場オプション

工場出荷時指定 , 本体内蔵タイプ ,128 GB

2ch, 電 圧 /DC 〜 400kHz, 実 効 値 整 流 , DC, 30 〜
100kHz 帯域

4 端子 , 16ch
※ ロジックユニット 8973 を MR8827 には最大 2 台
まで
2ch, DC 電圧高精度 , 最高分解能 0.1μV, 最高サンプリ
ング速度 500 回 / 秒※ 生産時に組み込むため発注時に指定ください

SSD ユニット U8330

2ch, 専用電流センサによる電流測定 , 変換ケーブル
9318 が 2 本 付 属 ※ 電 流 ユ ニ ッ ト 8971 を MR8847A,
MR8827 には最大 4 台まで

2ch, 電圧入力 , DC 1000 V, AC 700 V max.

..... ¥ 100,000

各種出力ユニット ※ 出力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います
保存メディア ※CF カードには PC カードアダプタが付属します
弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存
メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

PC カード 2G 9830 (2 GB)..... ¥24,000

PC カード 1G 9729 (1 GB)..... ¥ 18,000

PC カード 512M 9728 (512 MB)..... ¥ 9,500

USB メモリ Z4006..... ¥ 55,000

16 GB, 長寿命・高信頼性の SLC タイプフ
ラッシュメモリ採用

PC 関連

波形発生ユニット MR8790..... ¥ 150,000

パルス発生ユニット MR8791..... ¥ 150,000

任意波形発生ユニット U8793..... ¥ 200,000

4ch , DC 出力 ±10 V , 正弦波出力 10 mHz 〜 20 kHz

8ch , パルス出力 0.1 Hz 〜 20 kHz , パターン出力

2ch, FG 機能 10 mHz 〜 100 kHz, 任意波形機能 D/A 更
新 2 MHz, 出力 -10V 〜 15 V

出力ケーブル
ウェーブプロセッサ 9335..... ¥ 60,000

LAN コミュニケータ 9333..... ¥ 60,000

データ変換 , 印刷機能 , 波形表示

・PC への波形データの自動保存を実現
・LAN 接続による遠隔操作を実現

ストレート, クロス変換コネクタ付属 , 5 m

接続ケーブル L9795-01... ￥4,500

接続ケーブル L9795-02... ￥3,000

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 - みの虫クリップ
ケーブル長：1.5 m

iPad App for メモリハイコーダ App Store からダHMR Terminal (Apple 社製 iPad 専用 ) ウンロード 無償
LAN ケーブル 9642

※ MR8791 に使えるコネクタについては、お問い
合わせください対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 -BNC 端子
ケーブル長：1.5 m..... ¥ 3,000

FlexPro ( 市販ソフトウェア )・大容量データを高速に検索＆処理
仕様・価格は日本国内は ( 株 ) ヒューリンクス 様までお問い合わせ願います: TEL 03-5642-8380

ロジック測定※ 小型端子タイプのみ接続可能 , ※ 9323 は小型端子タイプの9327, 9320-01, 9321-01, MR9321-01 には必要ありません

NI DIAdem ( 市販ソフトウェア )ロジックプローブ 9327... ￥42,000

Oscope 2 ( 市販ソフトウェア )ロジックプローブ MR9321-01... ¥ 42,000

ロジックプローブ 9320-01... ¥ 36,000

変換ケーブル 9323..... ¥ 5,000

・データ検索 , 読み込みから解析 , レポート作成
仕様・価格は（株）共和電業様までお問い合わせ願います:
TEL 042-489-7267

4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 100nsec 以上 , お勧め
小型端子 )

・長い時系列データを自由自在に編集 , 解析
仕様・価格は（株）小野測器様までお問い合わせ願います:
TEL 0120-388841

絶 縁 4ch, AC/DC 電 圧 の ON/OFF 検
お勧め
出用 ( 小型端子タイプ )4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 500nsec 以上 ,小型端子 )

ケース
携帯用ケース ( 特注品 )ハードトランクタイプ
ご相談ください廃止予定※ 端 子 形 状 が 異 な る 9320・9321・MR9321・
9324 を小型ロジック端子のメモリハイコーダに中継 ※ 小型端子タイプの 9327, 9320-01, 932101, MR9321-01 には必要ありません

15
MEMORY HiCORDER MR8827※電流ユニット 8971 はメモリハイコーダ本体に最大 4 台までのため、使用できる電流センサは 8 本までとなります。
※電圧入力のアナログユニット系に電流センサを接続する場合は制限はありません。

入力ケーブル A
お勧め※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続コード L9790..... ¥ 8,500

ワニ口クリップ L9790-01..... ¥ 3,500

グラバークリップ 9790-02..... ¥ 4,000

コンタクトピン 9790-03..... ¥ 4,000※高精度電流センサを使用するには電源 (CT9555) が別途必要です
200A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ※CT9555 と接続できるのは , ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) センサのみ
高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000 ※PL23 (10pin) 端子のセンサを使用する場合は , 変換ケーブル CT9900 が別途必要
AC/DC カレントセンサ CT6862-05, 1 MHz 帯域 , 50A
センサ用電源AC/DC カレントセンサ CT6863-05, 500kHz 帯域 , 200A
センサユニット CT9555, 1ch, ... ¥ 50,000
DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 180,000
波形出力付きAC/DC カレントプローブ CT6841-05, 1 MHz 帯域 , 20A
接続コード L9217
AC/DC カレントプローブ CT6843-05, 500kHz 帯域 , 200A... ¥ 5,500
コード両端が絶縁 BNC, 1.6 m
AC 電流の波形観測が可能 (DC は不可 )... ¥ 40,000
クランプオンセンサ 9272-05, 100 kHz 帯域 , 200A
PL23 (10pin) - ME15W (12pin) 変換
変換ケーブル CT9900... ¥ 9,800
1000A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ
PL23 (10pin) を ME15W (12pin)
端子に変換
高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000
AC/DC カレントセンサ 9709-05, 100 kHz 帯域 , 500A

※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

端子の (-05 タイプ ) 高精度電流センサを使用するには , 変換ケーブル
CT9901 が別途必要※PL23 (10pin) 端子のセンサを 8971, 8940 に使用する場合は , CT955x は不要ですが変換ケーブル 9318 が必要 (8971 には 9318 が付属 )最大 600V まで入力可能 , 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mm ケーブル , 1.8 m※ 先端クリップは別売ですL9790 の先端に装着 , 赤黒

※ このクリップを L9790 の先端に装着した場合は CAT II 300V までに制限 , 赤黒

L9790 の先端に装着 , 赤黒

入力ケーブル B

接続コード L9198

最大 300V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.7m, 小型ワニ口
クリップ

接続コード L9197

最大 600V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.8 m, 脱着型大型ワニ口クリップ付属

グラバークリップ 9243

L9197 の先端に装着 , 赤黒セット ,全長 196 mm

入力ケーブル C

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最大入力 1 kV rms (500 kHz 以下 ),1.5 m

100：1 プローブ 9666

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最 大 入 力 5 kV peak (1 MHz 以 下 ),1.5 m

入力ケーブル D

高精度電流センサとメモリハイコーダ接続時の注意..... ¥ 10,000..... ¥ 5,000■ MR8847A/MR8827/MR8740 との接続
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9901 ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット 8971 以外
・高精度電流センサ (PL23) ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット
8971 以外

その他各種電流センサ

各種電流センサ、プローブが使用できます。

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください... ¥ 20,000... ¥ 25,000

10mA クラス〜 500A まで（高速）クランプオンプローブ 3273-50... ¥ 200,000

クランプオンプローブ 3276... ¥ 280,000

クランプオンプローブ 3274... ¥ 250,000

クランプオンプローブ 3275... ¥ 300,000

f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで
f 特 DC〜 100MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

f 特 DC〜 10MHz の広帯域 , 150A rms まで
f 特 DC〜2MHz の広帯域 , 500A rms まで※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です... ￥42,000

差動プローブ P9000-02... ￥54,000

特注ケーブル P9000 用 , 特注品につきご相談ください

AC アダプタ Z1008... ¥ 12,000(1) USB バスパワーケーブル(2) USB(A)- マイクロ B ケーブル(3) 3 分岐ケーブル(Wave/RMS 切換え付 ), AC/DC 1kVまでの入力用 , 帯域 100kHz
AC 100 〜 240 V... ￥66,000

AC アダプタ 9418-15... ￥17,000

AC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域 10MHz

AC 100 ～ 240 V

接続ケーブル L4940..... ¥ 1,500

延長ケーブル L4931..... ¥ 2,000

ワニ口クリップ L4935..... ¥ 1,500

バスバークリップ L4936..... ¥ 6,200

バナナプラグケーブルの長さ延長用 , 1.5 m
バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT IV 600V, CAT III 1000V
バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 600V

マグネットアダプタ L4937

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 1000V

グラバークリップ 9243

バナナプラグケーブルの先端に装着 , 赤
黒セット , 全長 196mm, CAT III 1000V

入力ケーブル G

ケーブル長 70 cm, 先端部分はピンリードとアリゲータクリップの交換が可能 , 最大
入力電圧 :CAT Ⅳ 600V, CAT Ⅲ 1000V

電源 3270 シリーズ電流プローブを使用する場合に必要
電源 3272... ¥ 50,000
1 本駆動 , 条件により 2 本可能

電源 3269 ...4 本駆動... ¥ 75,000

100A 〜 2000A まで（中速）
AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 26,000〜
CT7631, (CT7731)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 100A, 出力 1mV/A ... ¥ 38,000

ディスプレイユニット CM7290
ディスプレイユニット CM7291... ¥ 24,000〜... ¥ 34,000

出力コード L9095... ¥ 4,000

CT7000s と組合せて測定 , 表示 , 出力

非接触電圧測定..... ¥ 6,000..... ¥ 5,000... ¥ 90,000

AC 非接触電圧プローブ SP3000... ¥ 50,000

AC 電圧プローブ SP9001... ¥ 45,000

単体販売
単体販売

500A 〜 5000A まで ※50/60Hz 商用電源ライン用
クランプオンプローブ 9018-50... ¥ 26,000
AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
3kHz, AC10 〜 500A レンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

クランプオンプローブ 9132-50

AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
1kHz, AC20 〜1000Aレンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

その他入力用... ¥ 22,000

AC フレキシブルカレントセンサ ... ¥ 40,000
CT9667-01/-02/-03

接続コード L9217... ¥ 5,500

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

接続コード 9165... ¥ 3,000

クランプオンリークハイテスタ 3283 ¥ 48,000

変換ケーブル 9318... ¥ 9,800

出力コード L9094... ¥ 2,000

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

コード両端が絶縁 BNC, 入力ユニットの絶縁 BNC 端子に使用 , 1.6 m

コード両端が金属 BNC, 金属 BNC 端子に使用 , 1.5m, CE 非対応
CT6841/43 他と 8971/40/51 接続用..... ¥ 2,500

BNC 端子用 , 1.5m

AC 非接触電圧プローブ SP3000-01

受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子※MR8990 用 ※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

テストリード L2200

ME15W (12pin) を PL23 (10pin)
端子に変換Bluetooth® 無線技術搭載※バナナ端子用, 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

バナナプラグ - バナナプラグ , 1.5 m, 赤黒各 1

8971/40/51 接続用

ME15W (12pin) - PL23 (10pin) 変換
変換ケーブル CT9901... ¥ 9,800

AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7642, (CT7742)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 2000A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000定格測定電圧 5Vrms, f 特 10Hz 〜 100kHz

入力ケーブル F

MR8740 用

変 換 ケ ー ブ ル 9318, CT6841/43 他 と ... ¥ 9,800

AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7636, (CT7736)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 600A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ 9322

電流センサ用入力ユニット
電流ユニット 8971, MR8847,MR8827・ ... ¥ 150,000

これらの電流センサを使用するには CM7290 他が別途必要です

差動プローブ P9000-01(Wave のみ ), AC/DC 1kV までの入力用 , 帯域 100kHz

入力ケーブル E

AC/DC カレントプローブ CT6846-05, 20kHz 帯域 , 1000A ... ¥ 210,000..... ¥ 5,500※ 対地間電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

10：1 プローブ 9665... ¥ 190,000 ※ 電流ユニット 8971 (MR8847,MR8827・MR8740 用 ) に ME15W (12pin)

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6844-05, 200kHz 帯域 , 500A
AC/DC カレントプローブ CT6845-05, 100kHz 帯域 , 500A

K 熱電対 9810... ¥ 18,000

T 熱電対 9811... ¥ 18,000

許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

漏れ電流 ※50/60Hz 商用電源ライン用
10mA レンジ /10μA 分解能〜 200A レ
ンジ, モニタ / アナログ出力 1V f.s. 付
φ 3.5 ミニプラグ−バナナ端子 , 1.5 m
受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子

温度センサ
許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

10Hz 〜20kHz, AC 5000A/500A, 出力 AC 500mV/
f.s., 測定導体径 φ 100mm 〜 φ254 mm

出力コード L9095 BNC 端子用 , 1.5m ... ¥ 4,000
出力コード L9096 端子台用 , 1.5m ... ¥ 1,500
AC アダプタ 9445-02... ¥ 6,300
AC 100 〜240 V, 9 V/1 A

任意波形発生ユニット U8793

発生と記録の二役を一台で実現

2ch、SMB 端子
出力ケーブル 2 種（別売）▶

異常シミュレーション
観測した波形をそのまま再現し出力できます。研究・開発中に観測した不具合を対策したい場合、その不具合を再現できるので効率よく試験を行えます。
お勧めユニット

異常波形を記録
任意波形発生ユニット アナログユニット 高分解能ユニット
U8793
8966
8968

●

最大 15V 出力 ＋ 増幅器

異常波形を再現出力

電源高調波による機器の誤動作を規定するイミュニティ試験の電源
ディップや瞬断、電圧変動などの電源波形を作成し評価試験が可能

多数の DMM を一台に置き換え
ベンチ型 DMM からメモリハイコーダに置き換えることで、測定器のスペースを削減できます。
複数台の制御も不要となり、システムを簡略化できます。
お勧め

デジタルボルトメータユニット

ユニット

MR8990

デジタルボルトメータユニットは

2ch、バナナ入力端子

最大16 ユニット、32chまで拡張可能

高精度、高分解能

デジタルボルトメータユニット MR8990

極めた精度、分解能
直流電圧測定に特化した専用仕様
自動車等のセンサ出力の微小な変動や、バッテリ等の電圧変動を高精度・高分解能で測定できます。入力できる最大電圧は DC 500 V です。入力抵抗が高いのも特長です。

測定レンジ

最高

入力

測定確度

（測定確度保証範囲） 分解能

抵抗

NPLC：1 未満 NPLC：1 以上

有効入力範囲5 mV/div （f.s. = 100 mV） -120 mV 〜120 mV

0.1μV

50 mV/div （f.s. = 1000 mV） -1200 mV 〜1200 mV-12 V 〜12 V
500 mV/div（f.s. = 10 V）

10μV

5 V/div（f.s. = 100 V）

50 V/div （f.s. = 1000 V）-120 V 〜120 V-500 V 〜 500 V

1μV
100μV
1 mV

100 MΩ
以上
10 MΩ±
5％±0.01％ rdg. ±0.01％ rdg.
±0.015% f.s. ±0.01% f.s.
±0.01％ rdg.
±0.0025% f.s.
±0.025％ rdg.
±0.0025% f.s.

● 6 ½ 桁表示（分解能 0.1μV）、24bit の高分解能

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
MR8827J8-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。