多出力電源と電子負荷を 1 台に凝縮︕

プログラマブル
I/Oシリーズ
電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源

1ch GPP-1326G
2ch GPP-2323G

3ch GPP-3323G
4ch GPP-4323G

3ch GPP-3060G
3ch GPP-6030G

特長● 高分解能︓設定 1ｍV/0.1mA, 読み取り 0.1ｍV/0.1mA● 電子負荷機能搭載（CH1, CH2 / CC, CV, CR モード）
● 低ノイズ・低リップル︓≦350μVrms/≦2mArms● 直列/並列トラッキング機能（CH1-CH2）● 出力ディレイ/出力監視/出力レコード機能● 保護機能︓OVP/OCP/OTP/OPP (Load時）● シーケンス機能（CH1・CH2）● 内部メモリ機能（パネル設定/シーケンス/出力ディレイ/出力レコード）● USB給電ポートからの電源出力（GPP-3323G, GPP-3060G, GPP-6030G CH3）
● リモートセンシング機能（GPP-1326G, GPP-3060G, GPP-6030G）● リモートセンシング付き背面出力端子 (GPP-3060G, GPP-6030G)● 4.3インチカラーTFT液晶● 標準インタフェース︓USB, RS-232C, GP-IB, LAN, 外部I/O

パネル説明LAN

21ExtI/O

1. 4.3インチカラー液晶
2. 10キー4

3. ファンクションキー

54. 出力ON/OFFキー

367

5. USB ホストポート

8

6. 前面出力端子7. 電源スイッチ
8. USB給電ポート(GPP-3323G, GPP-3060G,GPP-6030G のみ)

9. 入力電圧切り替えスイッチ

91516

10. AC 入力端子＆FUSE

14

11. RS-232Cポート
12. USB デバイスポート

10

13. 外部 I/O ポート
1213

14. GP-IBポート

1115. LANポート
16. 背面出力端子(GPP-3060G, GPP-6030G のみ)

GPPシリーズ概要A.

GPP-2323G

GPP-1326G

GPP-3323G

GPP-4323G

型名

出力数

CH1

CH2CH3CH4

備考

GPP-1326G

10-32V
0-6Aーーー

センシング機能付き

GPP-2323G

20-32V
0-3A

0-32V
0-3A

－ーー

GPP-3323G

30-32V
0-3A

0-32V
0-3A

1.8/2.5/3.3/5V
5Aー

CH3は設定値固定

GPP-4323G

40-32V
0-3A

0-32V
0-3A

0-5V
0-1A

0-15V
0-1A

ー

GPP-3060G

30-30V
0-6A

0-30V
0-6A

1.8/2.5/3.3/5V
5A

ーCH3は設定値固定
センシング機能付き

GPP-6030G

30-60V
0-3A

0-60V
0-3A1.8/2.5/3.3/5V
5Aー

CH3は設定値固定
センシング機能付き

B.

GPP-3060G, GPP-6030G

GPPシリーズはドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップ
ルの多出力・高分解能直流安定化電源です。全モデルに電子負荷機能を搭載し(CH1及びCH2、GPP-1326GはCH1のみ)１台で電源供給・放電動作が可能となりました。バッテリーの充放電試験や、標準搭載した各種通信インタフェース・シーケンス等の豊富な機能により様々な試験に対応できる仕様となっています。

多チャンネル＆高分解能設定 ・ 測定
読取分解能
本器の各出力は、設定/読み取り(モニター表示)共に高分解能できめ細かい制御が可能となっており、10キー
電圧分解能︓0.1ｍVの採用で設定もダイレクトに容易に行うことができま
電流分解能︓0.1ｍAす。各チャンネル間はアイソレーションされており、︓0.2ｍA(GPP-1326G)
それぞれ独立して操作が可能で、出力ON/OFFは個別設定分解能と一括で制御が可能です。
Ⅴset 電圧分解能︓1ｍV
Ⅴset 電圧分解能︓2mV(GPP-6030G)
Ⅰset 電流分解能︓0.1ｍA
Ⅰset 電流分解能︓0.2ｍA(GPP-1326G, GPP-3060G)
読取確度
電圧︓±(0.03% reading + 10ｍV )電流︓±(0.3% reading + 10ｍA )C.

直列・並列トラッキング動作

DC2＋－＋－

多彩な表示機能

GPP

従来
DC1D.

+Load

DC1+DC2-+＋－

Load+＋－-

並列接続
従来
DC1＋－

GPP+
DC1-+＋－-

Load

DC2＋－

Load+
DC2-+＋－-

直列接続

前モデルでも好評の内部接続での直列/並列接続をGPPシリーズでも搭載しました。通常の電源２台による直列/並列接続では、２台の間の相互接続が別途必要でしたが、内部での接続切替機能を設けることにより相互の外部接続を不要とし、より簡単に行えるようになっています。(GPP-1326G除く)
直列/並列の設定はキーによる簡単操作

E.

電子負荷機能4.3インチのカラー液晶画面で多彩な表示が可能となりました。通常の数値表示の他に、出力のモニター波形でのグラフ表示も可能となっています。

F.

出力レコード充電

長時間の出力確認等の為に、出力電圧・電流値のレコード機能を持っています。サンプ
リングは1～300秒の間で設定が可能、最大で204800レコードの記録が可能です。
(USBメモリ使用時)

放電

CH1とCH2は電子負荷モードに切り替え可能です。電子負荷機能は最大50WでCV/CC/CRの３つのモードに対応し、CVモードでは最大62VまでのCV動作、CCモードでは最大6.2AまでのCC動作(GPP-3060G、GPP-6030G)、CRモード
では最大1kΩまでのCR動作に対応しています。また、CH1を直流安定化電源として出力させながらCH2を電子負荷として動作させる等の混在した動作も可能です。(GPP-1326Gは最大6.2A,100W)

G.

シーケンス

CH1とCH2にシーケンス出力機能を搭載しています。シーケンス機能はステップ毎に電源出力の電圧・電流を設定し順番に実行していく機能で、電子負荷機能(CV/CC)も動作が可能となっています。ステップ時間幅は1～300秒の間で設定でき、最大ステップ数は2048。連続する変化には８つの基本形状(ランプ波等)が内蔵されていますので容易に編集が可能です。編集したシーケンスデータは10個まで内部に保存可能で、USBメモリを使用してCSVファイルでの保存・読込も可能となっています。

記録結果は、内部メモリまたはUSBメモリ(CSVファイル)へ書き込みが可能です。
※CH3は、本機能は使用できません。

H.

USB給電ポート

GPP-3323G、GPP-3060G、GPP-6030GのCH3は、USB端子を通じてのUSB給電ポートとしての出力が可能です。(最大3A)。
※CH3の電源端子との併用は、USBポートと合わせて5Aまでです。

（電源⇔電子負荷の切替はできません）

I.

通信インタフェース ＆ プログラマブルI/O
通信インタフェースとして、RS-232C、USB、LAN、GP-IBを標準装備しています。
リモートコントロール用のプログラマブルI/Oは５つのポートがあり、入力/出力のどちらにも設定することができます。入力設定時は各チャンネルのON/OFF制御、電源/電子負荷モードの切替等をH/Lで制御できます。出力設定時には設定した電源の状態（電圧、電流、電力、ON/OFF）を満たしたときに信号を出力させる動作が可能です。

J.

リモートセンシング付き背面出力端子(GPP-3060G, GPP-6030G)

GPP-3060G、GPP-6030Gには、リモートセンシング機能付きの背面出力端子があります。電源の出力は前面端子、または背面端子から選択できます。
前面/背面の切り替えはキーによる簡単操作

定格
出力範囲

定電圧特性
(CV)
定電流特性
(CC)
設定分解能
トラッキングモード(CH1, CH2)

CH3仕様
(GPP-3323G,
GPP-3060G,GPP-6030G
のみ)表示

電子負荷特性直列
リップルノイズ ※1

GPP-3323G
GPP-4323G
GPP-3060GGPP-6030GCH3CH1CH2CH3CH1CH2CH1CH2CH3CH4CH1CH2CH30~32V 0~32V 1.8/2.5/3.3/5.0 V 0~32V 0~32V 0~5V 0~15V 0~30V 0~30V 1.8/2.5/3.3/5.0 V 0~60V 0~60V 1.8/2.5/3.3/5.0 V
5A
0~6A
0~6A
5A
0~3A
0~3A
5A
0~3A
0~3A
0~3A
0~3A
0~1A
0~1A
0~64V / 0-3A
0~60V / 0-6A
0~120V / 0-3A
0~64V / 0-3A―――――0-32V / 0~6A0-30V/0~12A
0-60V/0~6A
0-32V / 0~6A
≦0.01％+3mV≦0.01％+3mV≦0.01%+5mV(定格電流≦10A)≦0.01%+3mV(定格電流≦3A)、≦0.02%+5mV(定格電流>3A)≦500μVrms≦350μVrms≦350μVrms≦2mVrms≦350μVrms≦1mVrms≦1mVrms≦100μs≦50μs≦50μs≦100μs≦50μs≦50μs≦100μs
≦0.2％+3mA≦0.01%+3mV≦0.2％+3mA≦0.01%+3mV≦2mArms≦2mArms≦4mArms≦2mArms≦2mArms≦2mArms
1mV
―
2mV
―
1mV
1mV
1mV―
1mV
0.2mA
0.1mA
0.1mA
―
0.2mA
―
0.1mA
―
0.1mA
マスター機の≦0.1%+10mV(0~30V,無負荷時)、(負荷有り時,負荷変動≦200mV)(GPP-3060G)
マスター機の≦0.1%+10mV(0~32V,無負荷時)、(負荷有り時,負荷変動≦100mV)
マスター機の≦0.2%+20mV(0~60V,無負荷時)、(負荷有り時,負荷変動≦200mV)(GPP-6030G)
入力変動︓≦0.01％ +3mV
入力変動︓≦0.01%+3mV
負荷変動︓≦0.01%+3mV(定格電流≦3A)、≦0.02%+5mV(定格電流>3A)
負荷変動︓≦0.01%+5mV(定格電流≦10A)、≦0.02%+5mV(定格電流>10A)
入力変動︓≦0.01%+5mV;負荷変動︓≦100mV
入力変動︓≦0.01%+5mV;負荷変動︓≦200mV≦1mVrms, 5Hz~1MHz≦2mVrms,5Hz~1MHz

出力電圧
出力電流
入力変動
負荷変動
リップルノイズ ※1
過渡応答時間
USB ポート出力電圧分解能
電流分解能
設定 ※2/読取確度 電圧
電流1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V, ±5% 設定値固定(切替可)
5A 設定値固定≦3mV≦5mV
2mVrms100μs
1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V, ±0.35V,3A
0.1mV
0.1mV
0.1mV
0.2mA
0.1mA
0.1mA
≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV)≦±(0.3%+10mA) ≦±(0.3%+10mA) ≦±(0.3%+10mA)

CH数
電力範囲
電圧範囲
電流範囲
CVモード
分解能
設定確度 / 読取確度
CCモード
分解能
設定確度 / 読取確度
CRモード
分解能
設定確度 / 読取確度

10~100.00W
1~33.00V
0~6.200A
1.500V~33.00V
10mV≦0.1%+30mV
0～6.200A
1mA≦0.3%+10mA
1Ω~1kΩ
1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)

CH
電圧
電流
CH1-CH2直列接続時
CH1-CH2並列接続時
入力変動
負荷変動
リップルノイズ ※1
過渡応答時間
入力変動
負荷変動
リップルノイズ ※1
電圧電流
トラッキング誤差
並列

GPP-1326G
CH10~32V
0~6A

GPP-2323G
CH1
CH20~32V 0~32V
0~3A
0~3A
0~64V / 0-3A
0-32V / 0~6A

20~50.00W
1~33.00V
0~3.200A
1.500V~33.00V
10mV≦0.1%+30mV
0～3.200A
1mA≦0.3%+10mA
1Ω~1kΩ
1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)

20~50.00W
1~33.00V
0~3.200A
1.500V~33.00V
10mV≦0.1%+30mV
0～3.200A
1mA≦0.3%+10mA
1Ω~1kΩ1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)――0.1mV
0.1mA≦±(0.03%+10mV)≦±(0.3%+10mA)
20~50.00W
1~33.00V
0~3.200A
1.500V~33.00V
10mV≦0.1%+30mV
0～3.200A

0.1mV
0.2mA
≦±(0.03%+10mV)≦±(0.3%+10mA)
2
0〜50.00W
1〜32.00V
0〜6.200A
1.500V〜32.00V
10mV≦0.1%+30mV
0〜6.200A
1mA≦0.3%+10mA
1Ω〜1kΩ
1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)―1mA≦0.3%+10mA
1Ω~1kΩ
1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)

――

0.1mV
0.1mA
≦ ±(0.03%+10mV)≦ ±(0.3%+10mA)―20〜50.00W
1〜62.00V
0〜3.200A
1.500V〜62.00V
10mV≦0.1%+30mV
0〜3.200A
1mA≦0.3%+10mA
1Ω〜1kΩ
1Ω
≦3%+1Ω
(≧0.1Vかつ≧0.1A)―※1 測定周波数帯域は 5Hz~1MHz です。
※2 規格範囲は 電圧:≦reading ± (0.03% of reading+10mV)、電流:≦reading ± (0.3% of reading+10mA)で算出します。

付属品

シャーシ - 出力端子間
シャーシ - AC入力端子間≧20MΩ （DC500V）≧30MΩ （DC500V）

動作環境

動作温度 / 保存温度
動作湿度 / 保存湿度

0~40℃ / -10~70℃≦80% RH / ≦70% RH

インタフェース RS-232C, USB(仮想COM), LAN, GP-IB, 外部I/O
入力電圧AC100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
寸法、質量213(W) x 145 (H) x 312(D) mm 約 7.5kg
213(W) x 145 (H) x 362(D) mm 約 10kg
(GPP-3060G, GPP-6030G)
GPP-1326G / GPP-2323G︓360W
消費電力
GPP-3323G / GPP-4323G︓420W
GPP-3060G / GPP-6030G︓680W

テストリードGPP-1326G︓GTL-104A × 1, GTL-105A × 1
GPP-2323G︓GTL-104A × 2
GPP-3323G︓GTL-104A × 3
GPP-4323G︓GTL-104A × 2, GTL-105A × 2
GPP-3060G, GPP-6030G ︓ GTL-104A × 3

背面出力コネクタ× 1, ショートバー× 1 (GPP-3060G, GPP-6030G)

外形寸法
GPP-1326G, 2323G, 3323G, 4323G
293.5

Programmable Power Supply
32 V 3 A

アクセサリ・オプション
GTL-246
GRA-437J
GRA-437E

7845

120

USB用ケーブル (USB2.0、
タイプA-B、約1.2m)
ラックマウントアダプタ (JIS)
ラックマウントアダプタ (EIA)

GRA-437J

GRA-437E

System

CH40 − 15V , 1A

CH1MASTER

0 − 32V , 3A
COM

GND

SERIES OUTPUT
PARALLEL OUTPUT213‫ە‬ᐃ᱁ࠊព໶ࡣᨵၿࡢࡓࡵண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫࡟ࢢࣟࢱ࢝ࡢࡇە‬ᥖ㍕ࡋࡓ〇ရ෗┿ࡣ᧜ᙳୖ࠾ࡼࡧ༳ๅୖࡢ᮲௳࡟ࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢⰍ࡜␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ㅖ஦᝟࡟ࡼࡾ౯᱁ኚ᭦ࡲࡓࡣ⏕⏘୰Ṇ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣࠊ༑ศ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ୍⯡ᐙᗞ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ〇ရ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

詳しくは2022.03.28 JGPP2203K (TTC060) Printed in Japan.

311.2

全モデル共通GPP-4323

963EnterAdvance

MemoryCH4CH1CH2CH3ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF

CH 2

SLAVE

0 − 32V , 3A

CH30 − 5V , 1A

Lock

ALL
ON/OFF

144.8

絶縁抵抗

ユーザーマニュアル CD×１, 電源コード× 1123.86

動作環境・一般仕様

GPP-3060G, 6030G
344.3362