Návod k použití

Barevný monitor LCDDůležitéSeznamte se s pokyny pro bezpečné a efektivní využití tohotopřístroje uvedenými v tomto návodu k použití v instalační příručce(samostatná publikace).
• Informace o nastavení monitoru naleznete v instalační příručce.
• Aktuální verze návodu k použití je ke stažení na našem webu:
http://www.eizoglobal.com

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Tato příručka a přístroj používají následující bezpečnostní symboly. Označují důležité informace. Pečlivě sije přečtěte.

VAROVÁNÍUPOZORNĚNÍ

Pokud se informacemi obsaženými ve
VAROVÁNÍ nebudete řídit, může dojítk vážnému poranění, včetně poranění
smrtelného.

Pokud se informacemi obsaženými v
UPOZORNĚNÍ nebudete řídit, může dojít klehkému poranění nebo k poškození majetkuči přístroje.

Upozornění na riziko. Například symbol

upozorňuje na riziko „úraz elektrickým proudem“.

Označuje zakázanou činnost. Například symbol

označuje zakázanou činnost „Nerozebírejte“.

Označuje povinnou akci, kterou je nutno provést. Například symbol„Uzemnění přístroje“.

označuje povinnou akci

Tento přístroj byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při provozu mimo tuto
oblast nemusí přístroj pracovat v souladu se svými technickými údaji.
Žádná část z této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupném systému nebo přenášena
jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího písemného povoleníspolečnosti EIZO Corporation.
Společnost EIZO Corporation není povinna chránit jakékoliv získané důvěrné materiály a informace bezpředchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO Corporation o získaní informací. Přes veškeré
úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutí aktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že
technické údaje monitorů EIZO mohou být změněny bez předchozího upozornění.

2

﻿

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ• Tento přístroj byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při použití
mimo tuto oblast nemusí přístroj pracovat v souladu se svými technickými údaji.
• V zájmu osobní bezpečnosti a správné údržby si pozorně přečtěte tento oddíl a výstražná
upozornění na monitoru.

Umístění výstražných upozornění

Symboly na přístroji
SymbolTento symbol označuje
Tlačítko napájení:

Stiskem zapnete nebo vypnete napájení monitoru.

Střídavý proud
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
UPOZORNĚNÍ:Viz „BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY“ (strana 2).

Značení WEEE:

Tento produkt musí být likvidován odděleně; materiály lze
recyklovat.

Označení CE:

Označení shody s ustanoveními směrnice nebo nařízení
Rady (EU).

Výrobce
Datum výroby
Upozornění: Federální zákon Spojených států amerických stanoví, že toto zařízení
smí prodávat nebo jeho prodej povolovat pouze licencovaný praktický lékař.
Zdravotnický prostředek v EU
Dovozce v EU
Autorizovaný zástupce v Evropském společenství

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3

VAROVÁNÍ
Pokud z přístroje začne vycházet kouř, zápach spáleniny či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré
napájecí kabely a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
Pokud se pokusíte vadný přístroj dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození zařízení.
Přístroj nedemontujte ani neupravujte.
Při otevření skříně přístroje nebo pokusu o úpravu přístroje hrozí požár, úraz elektrickým
proudem nebo popálení.
Přenechte veškerý servis kvalifikovanému personálu.
Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto přístroje. Při otevření nebo odebrání krytů hrozí požár, úrazelektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Zabraňte vniknutí malých předmětů nebo kapalin do vnitřku přístroje.
Pokud se větracími otvory do skříně přístroje dostanou malé předměty nebo kapalina,může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Pokud se
tak stane, přístroj ihned odpojte. Než začnete přístroj znovu používat, nechejte jej
zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
Umístěte přístroj na pevný a stabilní povrch.
Při nevhodném umístění přístroje hrozí jeho pád s následkem úrazu nebo poškození zařízení. Pokud dojde kpádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. Nepoužívejte
poškozený přístroj. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Používejte přístroj na vhodném místě.
V opačném případě hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
• Neumísťujte přístroj do venkovního prostředí.
• Neumísťujte přístroj do dopravních prostředků (lodí, letadel, vlaků, automobilů apod.).
• Neumísťujte přístroj do prašného nebo vlhkého prostředí.
• Neumísťujte přístroj do prostředí, kde by na obrazovku dopadala voda
(koupelna, kuchyně apod.).
• Neumísťujte přístroj do prostředí, v němž by obrazovka mohla být přímo vystavena páře.
• Neumísťujte přístroj do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.
• Neumísťujte přístroj na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
• Neumísťujte přístroj do prostředí obsahujícího hořlavé plyny.
• Neumisťujte v prostředích s výskytem korozívních plynů (např. oxid siřičitý, sirovodík, oxiddusičitý, chlór, čpavek a ozón).
• Neumisťujte do prostředí s výskytem prachu a složek urychlujících korozi v prostředí (např.
chlorid sodný a síra), vodivých kovů apod.

Udržujte plastové sáčky mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej k napájecí zásuvce odpovídající předpisům dané země.
Je nutno zachovat jmenovité napětí napájecího kabelu. V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Zdroj napájení: 100–240 V stř. 50/60 Hz
Chcete-li odpojit napájecí kabel, pevně uchopte zástrčku azatáhněte za ni.
Při tahání za kabel hrozí jeho poškození s důsledkem požáru neboúrazu elektrickým proudem.
Přístroj musí být připojen k uzemněné napájecí zásuvce.
V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ
Použijte správné napětí.
• Tento přístroj je určen k použití pouze s určitou hodnotou napětí. Při připojení k jinému napětí než je uvedeno v
tomto návodu k použití hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Zdroj napájení: 100–240 V stř. 50/60 Hz• Nepřetěžujte napájecí obvod; hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

S napájecím kabelem manipulujte opatrně.
• Neumisťujte napájecí kabel pod přístroj ani pod jiné těžké předměty.
• Netahejte za napájecí kabel; nevažte na něm uzly.

Poškozený napájecí kabel nepoužívejte. Při používání poškozeného napájecího kabelu
hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Když se uživatel dotýká produktu, nesmí se zároveň dotýkat pacienta.
Tento přístroj není určen k tomu, aby se jej dotýkali pacienti.
Za bouřky se nikdy nedotýkejte zástrčky ani napájecího kabelu.
Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.
Při připevňování stojanu s ramenem postupujte podle uživatelské příručky ke stojanu s ramenem azajistěte bezpečnou instalaci přístroje.
V opačném případě hrozí odpojení přístroje od ramena s důsledkem úrazu nebo poškození zařízení.
Před instalací se ujistěte, že stoly, stěny a jiné objekty, na nichž bude upevněn stojan s ramenem, majídostatečnou nosnost. Pokud dojde k pádu přístroje, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
Nepoužívejte poškozený přístroj. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem. Při připevňování sklápěcího stojanu použijte originální šrouby a pevně je utáhněte.
Nedotýkejte se poškozeného LCD panelu holýma rukama.
Kapalné krystaly, které mohou unikat z panelu, jsou toxické a při jejich vniknutí do očínebo úst hrozí otrava. Pokud dojde ke styku pokožky nebo jakékoli části těla s panelem,zasažená místa důkladně omyjte. V případě fyzických příznaků otravy vyhledejtelékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

5UPOZORNĚNÍ
S přístrojem manipulujte opatrně.
Před přemisťováním přístroje odpojte napájecí kabel i ostatní kabely. Přemisťování přístroje s připojenými
kabely je nebezpečné.
Hrozí úraz.
Přístroj přenášejte a umisťujte v souladu s určenými postupy.
• Při přemisťování přístroje jej pevně uchopte a držte jako na ilustraci níže.
• Monitory velikosti 30 palců a více jsou těžké. Vybalování a/nebo přenášení monitoru musí provádět alespoň dvě
osoby.

Při pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození zařízení.

Nezakrývejte větrací otvory na skříni.
• Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
• Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru.
• Nepoužívejte přístroj v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.

Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úrazelektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.

Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku.
Tím zajistíte, že přístroj bude možné v případě problémů rychle odpojit od napájení.
Pravidelně čistěte okolí napájecí zástrčky a větracího otvoru monitoru.
Nahromadění prachu, vody nebo oleje na zástrčce může způsobit požár.
Před čištěním přístroje jej odpojte.
Při čištění přístroje zapojeného do napájecí zásuvky hrozí úraz elektrickým proudem.
Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, za účelem úspory energie a zvýšení bezpečnostipřístroj vypněte a odpojte napájecí kabel od napájecí zásuvky.
Pro uživatele na území EHP a Švýcarska:
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přístrojem, je třeba oznámit výrobci akompetentnímu úřadu v příslušné zemi, ve které se uživatel nebo pacient nachází.

6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění k tomuto monitoruZamýšlené použití
Tento přístroj je určen k použití pro zobrazování radiologického obrazu za účelem kontroly, analýzy adiagnózy příslušně vyškolenými zdravotnickými pracovníky. Tento monitor není určen pro mamografii.
Upozornění

• Jiná použití tohoto přístroje než popsaná v této příručce nemusí být kryta zárukou.
• Technické údaje uvedené v této příručce platí pouze při použití následujících komponent:- Napájecí kabely dodané s tímto přístrojem- Signálové kabely určené výrobcem• S tímto přístrojem používejte pouze příslušenství EIZO schválené společností EIZO.

Zásady používání
• Funkce některých dílů (jako je LCD panel) mohou po delší době zhoršit. Pravidelně kontrolujte, žesprávně fungují.
• Při změně zobrazení po dlouhodobém zobrazení téhož obrazu se může objevit paobraz. Zabraňte
dlouhodobému zobrazování téhož obrazu použitím spořiče displeje nebo funkce úspory energie.
• Pokud je na displeji dlouho jeden obraz, mohou se na něm vytvořit tmavé skvrny nebo vypálená místa.
Aby se prodloužila životnost monitoru, doporučujeme jeho pravidelné vypínání.
• I po krátké době se může objevit paobraz v závislosti na zobrazeném obrazu. V takovém případě změňte
obraz nebo vypněte na několik hodin napájení.
• Životnost podsvícení LCD panelu je omezená. Pokud obrazovka ztmavne, začne blikat nebo se již
nerozsvítí, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
• Obrazovka může obsahovat vadné obrazové body nebo malý počet trvale svítících obrazových bodů.
Tento jev je způsoben vlastnostmi zobrazovacího panelu a nejedná se o poruchu přístroje.
• Nevyvíjejte nadměrný tlak na panel nebo okraje rámu, protože by to mohlo způsobit poruchy zobrazení,
jako jsou například interferenční obrazce. Při trvalém tlaku na panel může dojít ke snížení jeho kvality
nebo poškození. (Pokud na panelu zůstávají otlaky, nechte monitor zapnutý se zcela černým nebo bílým
obrazem. To může tyto potíže vyřešit.)• Neškrábejte po panelu ani na něj nevyvíjejte tlak ostrými předměty, hrozí poškození panelu.
Nepokoušejte se čistit panel papírovými kapesníčky, mohlo by dojít k jeho poškrábání.
• Když je monitor studený a je přinesen do místnosti nebo pokud se rychle zvýší teplota v místnosti, můžena vnitřních i vnějších površích monitoru dojít ke kondenzaci. V takovém případě monitor nepoužívejte.
Před zapnutím monitoru vyčkejte, až se kondenzace odpaří. V opačném případě hrozí poškození
monitoru.

Upozornění k tomuto monitoru

7

Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru● Kontrola kvality• Na kvalitu zobrazení monitorů má vliv kvalita vstupních signálů a stupeň opotřebení výrobku.
Provádějte vizuální kontroly a pravidelné testy stálosti, aby byla zajištěna shoda s lékařskými
standardy/doporučeními pro váš způsob používání. Podle potřeby provádějte kalibraci. Softwarovásada RadiCS pro kontrolu kvality monitoru umožňuje uživateli kontrolovat, zda vysoká úroveň
kvality splňuje lékařské standardy/doporučení. Pokyny pro provádění různých testů a kalibrace
najdete v uživatelské příručce RadiCS.
• Stabilizace zobrazení monitoru trvá přibližně 30 minut. Než budete provádět různé testy pro
kontrolu kvality, kalibraci nebo seřízení obrazovky monitoru, po zapnutí napájení monitoru nebo po
jeho probuzení z režimu úspory energie vyčkejte alespoň 30 minut a poté monitor seřiďte.
• Doporučujeme nastavit monitory na doporučenou nebo nižší úroveň jasu, aby se omezily změny
svítivosti při dlouhodobém používání a zachovala se stabilita jasu.
Upozornění

• V případě chyby při ovládání nebo náhlé změny nastavení se může stav zobrazení monitoru nečekaně
změnit. Po nastavení obrazovky monitoru doporučujeme používat monitor se zamknutými ovládacími tlačítky.
Podrobné pokyny pro nastavení najdete v instalační příručce (na disku CD-ROM).

● Čištění

Za účelem zachování dobrého vzhledu monitoru a prodloužení jeho životnosti doporučujeme jej
pravidelně čistit.
Pečlivě otřete povrch skříně a panelu měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo následujícími
chemikáliemi.

Chemikálie, které lze použít pro čištění
Název látky

Ethanol pro dezinfekci
Isopropylalkohol
Chlorhexidin glukonát
Chlornan sodný
Benzalkoniumchlorid
Alkyldiamino ethylglycin
Glutaraldehyd

Název produktu

Ethylalkohol (ethanol)
Isopropylalkohol
Roztot hibitanu
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Upozornění

• Nepoužívejte chemikálie často. Chemikálie jako alkohol a antiseptické roztoky mohou způsobit změnu lesku,
ztrátu lesku a vyblednutí skříně nebo panelu a také snížení kvality obrazu.
• Nikdy nepoužívejte ředidla, benzen, vosky a abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit skříň nebo
panel.
• Nenanášejte chemikálie přímo na monitor.
Poznámka• Pro čištění povrchu skříně a panelu doporučujeme používat doplňkový čisticí prostředek ScreenCleaner(volitelně).

Pohodlné používání monitoru• Dlouhodobé sledování monitoru způsobuje únavu očí. Každou hodinu si udělejte 10 minutovoupřestávku.
• Podívejte se na obrazovku ze správné vzdálenosti a úhlu.

8

Upozornění k tomuto monitoru

OBSAHBEZPEČNOSTNÍ POKYNY..................................... 3DŮLEŽITÉ................................................................... 3

Upozornění k tomuto monitoru............................ 7Zamýšlené použití ................................................... 7
Zásady používání...................................................... 7Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu
monitoru..................................................................... 8● Kontrola kvality................................................. 8● Čištění.............................................................. 8

Pohodlné používání monitoru................................. 8

OBSAH.................................................................... 9
Kapitola 1 Úvod.................................................. 10
1-1.

Funkce............................................................10

1-2.

Obsah balení.................................................10

1-3.

Ovládací prvky a funkce..............................11● EIZO LCD Utility Disk......................................10

Kapitola 2 Instalace / připojení......................... 122-1.

Před instalací tohoto produktu...................12● Požadavky na instalaci...................................122-2.

Připojení kabelů............................................13

2-3.

Zapnutí napájení...........................................142-4.

Úprava výšky a úhlu obrazovky..................14

Kapitola 3 Žádný obraz...................................... 15
Kapitola 4 Technické údaje............................... 16
4-1.

Přehled technických údajů..........................16

4-2.

Kompatibilní rozlišení..................................17● Pro vstup digitálního signálu (DisplayPort /●4-3.

DVI).................................................................17
Pro vstup analogového signálu (D-Sub).........17Příslušenství..................................................18

Příloha................................................................... 19
Zdravotnické normy.................................................19
nformace o elektromagnetické kompatibilitě...... 20

OBSAH

9

Kapitola 1 ÚvodDěkujeme vám za váš výběr barevného monitoru LCD EIZO.

1-1. Funkce• 19,0 palců
• Podpora rozlišení 1 M px (1280 bodů × 1024 řádků)• Panel VA s vodorovným a svislým pozorovacím úhlem 178°
• Podpora systému se třemi vstupy (DisplayPort, DVI a D-Sub)• Vybaveno šesti režimy CAL Switch, včetně režimu DICOM s charakteristikami stupňů šedé, které
odpovídají části 14 standardu DICOM ®
Režim CAL Switch lze spínat podle zobrazeného obrazu. Další informace naleznete v instalační příručce na
disku CD.

• Součástí je software pro kontrolu kvality „RadiCS LE“.
- Provádí kalibraci, každodenní kontroly a spravuje historii.
- Umožňuje uživateli ovládat monitor, například přepínat režim CAL Switch nebo vstupní signál
pomocí myši nebo klávesnice.
• Je vybaven stojanem se širokým rozsahem pohybu.
Umožňuje nastavit monitor do optimální polohy pro snadné ovládání a minimální únavu.
(Náklon: 30˚ nahoru/0˚ dolů, otočení: 35˚ vpravo /35˚ vlevo, nastavitelná výška: 100 mm)

1-2. Obsah baleníOvěřte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud některá z těchto položek chybí,kontaktujte svého prodejce nebo místního zástupce EIZO.
Poznámka• Krabici a balicí materiál si uschovejte pro případ, že budete chtít monitor později přemístit nebo přepravit.
• Monitor• Napájecí kabel• Digitální signálový kabel: PP300
DisplayPort - DisplayPort• Kabel USB: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Návod k použití
• Upevňovací šrouby VESA (M4 × 12 mm, 4 ks)● EIZO LCD Utility Disk

Následující položky jsou k dispozici na disku EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Postup spuštění
softwaru nebo přístupu k souborům je popsán v souboru Readme.txt na disku CD-ROM.
• Soubor Readme.txt• Software RadiCS LE pro kontrolu kvality monitoru (pro operační systém Windows)• Uživatelská příručka- Instalační příručka k monitoru- Uživatelská příručka RadiCS LE• Vnější rozměry
Poznámka• Pokyny pro instalaci a používání softwaru RadiCS LE najdete v uživatelské příručce k softwaru RadiCS LE.
Při použití softwaru RadiCS LE připojte monitor k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

10

Kapitola 1 Úvod

1-3. Ovládací prvky a funkce

9
10

8

1

2

1. Senzor okolníhoosvětlení

2. Ovládací tlačítko

3. Tlačítko
4. Indikátor napájení
5. Napájecí konektor
6. Konektor vstupníhosignálu

7. Příchozí port USB
8. Zásuvka
bezpečnostního
zámku
9. Stojan
10. Držák kabelu

3

4

5

6

7

Tento senzor měří osvětlení s použitím funkce RadiCS / RadiCS LE, která sleduje změny
v osvětlení. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce RadiCS / RadiCS LE.
Hodnoty naměřené tímto senzorem se neodrážejí na osvětlení okolního prostředí
RadiCS, protože tento senzor je zjednodušený.
Zobrazí návod na použití. Nastavte nabídky podle provozního režimu.
Podrobnosti o provozním režimu a nabídkách najdete v instalační příručce (na disku CDROM).
Vypíná a zapíná napájení.
Udává provozní stav monitoru.
Zelená: V provozu Oranžová: Režim úspory energie nesvítí: Napájení vypnutoSlouží k připojení napájecího kabelu.
Připojte signálové kabely.
Vlevo: Konektor DisplayPort
Uprostřed: Konektor DVI-D
Vpravo: Konektor D-Sub mini 15-pinUmožňuje připojení kabelu USB pro software, který potřebuje spojení USB.
Je v souladu se systémem zabezpečení MicroSaver společnosti Kensington.

Slouží k nastavení výšky a úhlu (náklon, otočení) obrazovky monitoru.
Zakrývá kabely monitoru.

Kapitola 1 Úvod11

Kapitola 2 Instalace / připojení
2-1. Před instalací tohoto produktu
Pečlivě si přečtěte „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ (strana 3) a vždy dodržujte pokyny.
Pokud umístíte tento přístroj na lakovaný povrch, barva může v důsledku složení pryže přilnout ke spodnístraně stojanu. Před použitím zkontrolujte plochu stolu.

● Požadavky na instalaci

Pokud instalujete monitor do stojanu, zkontrolujte, že je dostatek volného prostoru po stranách a nadmonitorem.

Upozornění

• Umístěte monitor tak, aby žádné světlo neinterferovalo s obrazovkou.

12

Kapitola 2 Instalace / připojení

2-2. Připojení kabelů
Upozornění

• Ověřte, zda je monitor a počítač vypnutý.
• Při náhradě stávajícího monitoru za tento monitor postupujte podle informací v „4-2. Kompatibilní rozlišení“ (strana
17). V této kapitole je popsán postup změny nastavení rozlišení a svislého kmitočtu rozkladu v počítači na
hodnoty podporované tímto monitorem. Změny je třeba provést před připojením počítače.

1. Připojte signálové kabely.

Zkontrolujte tvary konektorů a připojte kabely.
Po připojení kabelu DVI nebo kabelu D-Sub k monitoru zajistěte konektor utažením šroubů.

MD-C87 (volitelně)DD300 (volitelně)PP300 (dodávaný)2. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce a k napájecímu konektoru na
monitoru.

Zapojte kabel napájení do napájecího konektoru na monitoru.

3. Při použití RadiCS / RadiCS LE připojte kabel USB k příchozímu portu USB
monitoru a k počítači.

Kapitola 2 Instalace / připojení

13

2-3. Zapnutí napájení
1. Stiskem tlačítka

zapněte monitor.

Indikátor napájení monitoru se rozsvítí zeleně.
Pokud se indikátor nerozsvítí, najdete v „Kapitola 3 Žádný obraz“ (strana 15).

2. Zapněte počítač.

Na obrazovce se objeví obraz.
Pokud se po zapnutí neobjeví obraz, informace o řešení problému najdete v části „Kapitola 3 Žádný
obraz“ (strana 15).
Upozornění

• K zajištění maximální úspory energie doporučujeme zařízení vypínat tlačítkem napájení. Pokud monitor
nepoužíváte, můžete jej zcela odpojit od napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu od elektrické
zásuvky.
Poznámka• Zapínáte-li monitor a osobní počítač poprvé s analogovým signálem, funkce Automatické nastavení
automaticky upraví kmitočet, fázi a polohu zobrazení.
• Dodržováním následujících zásad lze maximálně prodloužit životnost monitoru omezením degradace jasu asnížením spotřeby:- Používejte funkci úspory energie na počítači.
- Pokud monitor a počítač nepoužíváte, vypněte je.

2-4. Úprava výšky a úhlu obrazovkyOběma rukama uchopte levý a pravý okraj monitoru a nastavte výšku, sklon a natočení obrazovky podlesvých požadavků.

Upozornění

• Po provedení úprav zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojené.

14

Kapitola 2 Instalace / připojení

Kapitola 3 Žádný obraz
Problém

Možná příčina a řešení

1. Žádný obraz• Indikátor napájení nesvítí.

• Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
.
• Stiskněte tlačítko

• Indikátor napájení svítí zeleně.

• V nabídce Setting (Nastavení) zvyšte hodnoty položek
„Brightness (Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ nebo „Gain (Zisk)“.
Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD.

• Indikátor napájení svítí oranžově.

• Přepněte vstupní signál pomocí tlačítka
. Další informace
naleznete v instalační příručce na disku CD.
• Přesuňte myš nebo stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• K tomuto problému může dojít, když je počítač připojen
pomocí konektoru DisplayPort. Znovu připojte napájecí kabel
monitoru nebo restartujte počítač.

2. Zobrazí se zpráva uvedená níže.

Tato zpráva se zobrazí, pokud je signál přiváděn nesprávným
způsobem, i když monitor funguje správně.

• Tato zpráva se zobrazí, pokud neník dispozici vstupní signál.
Příklad:• Může se zobrazit zpráva uvedená vlevo, protože některé
počítače nevysílají signál okamžitě po zapnutí.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel.
• Přepněte vstupní signál pomocí tlačítka
. Další informace
naleznete v instalační příručce na disku CD.

• Zpráva ukazuje, že se vstupní signál
nachází mimo určený kmitočtový rozsah.
Příklad:• Zkontrolujte, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům
monitoru na rozlišení a svislý kmitočet rozkladu (najdete v„4-2. Kompatibilní rozlišení“ (strana 17)).
• Restartujte počítač.
• Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty změňte na
správné nastavení. Podrobné pokyny naleznete v uživatelsképříručce ke grafické kartě.

Kapitola 3 Žádný obraz

15

Kapitola 4 Technické údaje
4-1. Přehled technických údajů
LCD panelVideo signály

Typ

VA

Podsvícení

LED

Velikost

48 cm (19,0 palců) (úhlopříčka 48,1 cm)

Rozlišení

1280 bodů × 1024 řádků

Viditelná oblast (H × V)

376,3 mm × 301,0 mm

Rozteč obrazových bodů(H × V)

0,294 mm × 0,294 mm

Zobrazené barvy

Max. 16,77 milionů barev

Pozorovací úhly(H / V, typicky)

178˚ / 178˚

Kontrastní poměr
(typicky)2000 : 1

Doba odezvy (typicky)

20 ms (černá -> bílá -> černá)

Vstupní konektory

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1,
Rozhraní D-Sub 15-pin × 1

Vodorovný kmitočet
rozkladu

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHz

Svislý kmitočet rozkladu

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)

D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

USB
NapájeníFyzicképarametryPožadavky
na provozní
prostředí

16

Synchronizační signál

Samostatný

Taktovací kmitočet (max.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

PortPříchozí × 1

Standard

Specifikace USB, revize 2.0

Vstup

100 - 240 V stř. ±10 %, 50 / 60 Hz 0,50 A - 0,30 A

Maximální příkon

Max. 28 WRežim úspory energie

0,6 W nebo méně *1

Pohotovostní režim

0,6 W nebo méně *2Vnější rozměry
(šířka × výška × hloubka)

405 mm × 406,5 mm - 506,5 mm × 205 mm (Náklon: 0˚)
405 mm × 438,8 mm - 538,8 mm × 227,7 mm (Náklon: 30˚)Vnější rozměry
(bez stojanu)(šířka × výška × hloubka)

405 mm × 334 mm × 61,5 mm

Čistá hmotnostPřibližně 6,0 kg

Čistá hmotnost(bez stojanu)Přibližně 4,2 kg

Rozsah výškového
nastavení

100 mmSklon

30˚ nahoru, 0˚ dolůNatočení35˚ vpravo, 35˚ vlevo

Otáčení90° (po směru hodinových ručiček)

Teplota

0 ˚C - 35 ˚CVlhkost20 % - 80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

540 hPa - 1060 hPa

Kapitola 4 Technické údaje

Požadavky
na prostředí
při přepravě /skladování

Teplota-20 ˚C - 60 ˚CVlhkost10 % - 90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

200 hPa - 1060 hPa*1 Když je použit vstup DVI, není připojen příchozí port USB, „Auto Input Detection (Automatická detekce
vstupu)“: „Off“, „Power Save“: „On (Zapnuto)“ a „DP Power Save (DP řízení spotřeby)“: „On (Zapnuto)“*2 Příchozí portu USB není připojen a „DP Power Save (DP řízení spotřeby)“: „On (Zapnuto)“

4-2. Kompatibilní rozlišení
Monitor podporuje následující rozlišení.

● Pro vstup digitálního signálu (DisplayPort / DVI)
Rozlišení

Svislý kmitočet rozkladu

640 × 480

60 Hz

720 × 400

70 Hz

800 × 600

60 Hz

1024 × 768

60 Hz

1280 × 1024 *1

60 Hz*1 Doporučené rozlišení.

● Pro vstup analogového signálu (D-Sub)
Rozlišení

Svislý kmitočet rozkladu

640 × 480

~75 Hz720 × 400

70 Hz

800 × 600

~75 Hz1024 × 768~75 Hz1152 × 864

75 Hz1280 × 960

60 Hz1280 × 1024 *1~75 Hz640 × 400

70 Hz

*1 Doporučené rozlišení.

Kapitola 4 Technické údaje

17

4-3. Příslušenství
Následující příslušenství je k dispozici samostatně.
Aktuální informace o volitelném příslušenství, které se prodává samostatně, a o kompatibilních grafických
kartách naleznete na našem webu.
http://www.eizoglobal.com

18

Chránič panelu

EIZO „FP-702“Rameno, stojan

EIZO „LS-HM1-D“: Stojan s možností dvojího nastavení výšky
EIZO „LA-011-W“: Závěsné nástěnné rameno
EIZO „AAH-02B3W“: Závěsné nástěnné rameno

Kalibrační sada

EIZO „RadiCS UX2“ Ver. 4.6.3 nebo novější

Síťový software pro řízení kvality

EIZO „RadiNET Pro“ Ver. 4.6.3 nebo novější
EIZO „RadiNET Pro Lite“ Ver. 4.6.3 nebo novější

Čisticí sada

EIZO „ScreenCleaner“

Signálový kabel (Display Port - Display Port)

PP200

Signálový kabel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Signálový kabel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87

Signálový kabel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16

Kabel USB

FD-C93

Kapitola 4 Technické údaje

Příloha
Zdravotnické normy• U finálního systému je třeba zajistit soulad s požadavky normy IEC 60601-1-1.
• Elektrická zařízení mohou vyzařovat elektromagnetické vlny, které mohou monitor ovlivnit, omezit
jeho funkce nebo způsobit jeho nesprávné chování. Instalujte přístroj v kontrolovaném prostředí,kde k těmto jevům nebude docházet.

Klasifikace zařízení
-Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída ITřída EMC: IEC60601-1-2 skupina 1 třída B
Klasifikace zdravotnického prostředku (EU): Třída IRežim provozu: Trvalý
Stupeň krytí IP: IPX0Příloha19

nformace o elektromagnetické kompatibilitě
Výrobky řady RadiForce mají funkčnost, která zajišťuje správné zobrazování lékařských snímků.

Prostředí, pro které je tento produkt určenVýrobky řady RadiForce jsou určeny k použití v níže uvedených prostředích.
• Prostředí odborných zdravotnických zařízení, jako jsou kliniky a nemocniceVýrobky řady RadiForce nejsou vhodné pro použití v následujících prostředích:• V prostředích domácí zdravotní péče
• V blízkosti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení, například elektrochirurgických nožů• V blízkosti krátkovlnného terapeutického vybavení• V místnosti se stíněním vysokofrekvenčních systémů lékařského vybavení pro MRI• Ve zvláštních stíněných prostředích• V případě instalace ve vozidlech, jako jsou sanitky• V jiných zvláštních prostředích

UPOZORNĚNÍ
Výrobky řady RadiForce vyžadují zvláštní opatření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu
a je nutné je instalovat. Před instalací a provozem výrobku je třeba si pečlivě přečíst informace oelektromagnetické kompatibilitě a část „PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ“ v tomto dokumentu a dodržovat
následující pokyny.
Výrobky řady RadiForce se nesmí používat v blízkosti nebo položený na jiných zařízeních. Jeli nutné používat zařízení v blízkosti jiných zařízení nebo je nutné skládat tato zařízení na sebe, je
nutné zařízení sledovat a kontrolovat, zda v dané konfiguraci pracují správně.
Používané přenosné vysokofrekvenční komunikační zařízení udržujte 30 cm (12 palců) nebo více od
jakékoli části zařízení řady RadiForce včetně kabelů. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení
výkonu tohoto vybavení.
Každý, kdo připojuje další zařízení k části pro vstupní signál nebo části pro výstupní signál akonfiguruje tak zdravotnický přístroj, odpovídá za to, že systém splňuje požadavky normy IEC606011-2.
Při používání výrobku řady RadiForce se nedotýkejte vstupních nebo výstupních konektorů signálu.
Mohlo by dojít k ovlivnění zobrazeného obrazu.
Použijte kabely dodané s tímto výrobkem nebo kabely specifikované společností EIZO.
V případě použití jiných kabelů, než které jsou specifikované společností EIZO, by mohlo dojít kezvýšení elektromagnetického rušení nebo narušení funkce tohoto přístroje elektromagnetickým
rušením.
Kabel

Kabely určené
pro EIZO

Max. délka
kabeluStíněníFeritové jádro

Signálový kabel (DisplayPort)

PP300 / PP2003mStíněnoS feritovými jádry

Signálový kabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3mStíněnoS feritovými jádry

Signálový kabel (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

StíněnoS feritovými jádry

Kabel USB

UU300 / MD-C93

3mStíněnoS feritovými jádry

Napájecí kabel (s uzemněním)-3m

Nestíněno

Bez feritových jader

20PřílohaTechnický popis

Elektromagnetické emiseVýrobky řady RadiForce jsou určeny k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí.
Uživatel výrobku řady RadiForce musí zajistit, že výrobek bude používán v popsaném prostředí.

Zkouška emisí

Shoda

Doporučení k elektromagnetickému prostředí

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR11

Skupina 1Výrobky řady RadiForce využívají vysokofrekvenční záření pouze pro své internífunkce.
Proto jsou jejich emise vysokofrekvenčního záření velmi nízké a není pravděpodobné,
že by působily jakékoli rušení elektronických zařízení ve svém okolí.

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR11Třída BZařízení řady RadiForce jsou vhodná k použití ve všech typech budov včetně
obytných budov a budov, které jsou přímo připojeny k veřejné nízkonapěťové
elektrorozvodné síti určené k napájení obytných budov.

Emise harmonického
prouduIEC61000-3-2Třída D

Kolísání napětí /emise flikru
IEC61000-3-3

Shoda

Elektromagnetická odolnostVýrobky řady RadiForce byly testovány na následujících úrovních shody (C) podle požadavků na zkoušení (T) pro
prostředí odborných zdravotnických zařízení definovaných v normě IEC60601-1-2.
Uživatel výrobku řady RadiForce musí zajistit, že výrobek bude používán v popsaném prostředí.

ZkouškaodolnostiÚroveň zkoušení (T)Úroveň shody (C)Doporučení kelektromagnetickému prostředí

Elektrostatický výboj ±8 kV vybití kontaktem
IEC61000-4-2±15 kV vybití vzduchem±8 kV vybití kontaktem±15 kV vybití vzduchem

Podlahy musejí být ze dřeva, betonu nebo
keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy
pokryty syntetickým materiálem, musírelativní vlhkost vzduchu činit alespoň 30%.

Rychlé elektricképřechodové jevy/
skupiny impulsů
IEC61000-4-4±2 kV napájecí vedení±1 kV vstupní/výstupnívedení

±2 kV napájecí vedení±1 kV vstupní/výstupnívedení

Kvalita napájení by měla odpovídat
typickému komerčnímu nebe nemocničnímu
prostředí.

Rázové impulsy
IEC61000-4-5±1 kV mezi vedeními±1 kV mezi vedeními
Kvalita napájení by měla odpovídat±2 kV mezi vedením a zemí ±2 kV mezi vedením a zemí typickému komerčnímu nebe nemocničnímu
prostředí.

0 % UT (100 % pokles v UT) 0 % UT (100 % pokles v UT) Kvalita napájení by měla odpovídat
Poklesy napětí,krátká přerušení apo dobu 0,5 cyklu a 1 cyklu po dobu 0,5 cyklu a 1 cyklu typickému komerčnímu nebe nemocničnímu
změny napětí na
70 % UT (30 % pokles v UT) 70 % UT (30 % pokles v UT) prostředí. Pokud uživatel výrobku řadyvstupních napájecích po dobu 25 cyklů při 50 Hz po dobu 25 cyklů při 50 Hz RadiForce požaduje trvalý provoz i během
vedeních
0 % UT (100 % pokles v UT) 0 % UT (100 % pokles v UT) přerušení dodávky proudu, doporučujeme
IEC61000-4-11
po dobu 250 cyklů při 50 Hz po dobu 250 cyklů při 50 Hz napájet zařízení řady RadiForce pomocínepřerušitelného zdroje napájení nebobaterie.
Magnetická polesíťového kmitočtu
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMagnetická pole síťového kmitočtu
musejí na všech úrovních odpovídat
charakteristikám typické lokality v
komerčním nebo nemocničním prostředí.
Tento výrobek musí být během používání
udržován alespoň 15 cm od magnetických
polí síťového kmitočtu.

Příloha21

Elektromagnetická odolnostVýrobky řady RadiForce byly testovány na následujících úrovních shody (C) podle požadavků na zkoušení (T) pro
prostředí odborných zdravotnických zařízení definovaných v normě IEC60601-1-2.
Uživatel výrobku řady RadiForce musí zajistit, že výrobek bude používán v popsaném prostředí.

Zkouška odolnosti Úroveň zkoušení (T)Úroveň shody (C)Doporučení k elektromagnetickému
prostředí
Přenosná a mobilní zařízení pro komunikaci
pomocí vysokofrekvenčního záření nesmíbýt používána v blízkosti jakýchkoli součástí
zařízení řady RadiForce včetně kabelů.
Minimální vzdálenost musí odpovídat
vzdálenosti vypočítané z příslušné rovnice pro
kmitočet vysílače.
Doporučená vzdálenost

Rušení šířená
3 Vrmsvedením indukovaná
150 kHz – 80 MHz
vysokofrekvenčními poli
IEC61000-4-6

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrmspásma ISMa) mezi
150 kHz a 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHzVyzařovaná
vysokofrekvenční
elektromagnetická pole
IEC61000-4-3

Kde P je maximální výstupní výkon vysílače
ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d jedoporučená vzdálenost v metrech (m).
Intenzity polí z pevných rádiových vysílačů
stanovené elektromagnetickým průzkumem
lokalityb) by měly být nižší než úroveň shody vkaždém frekvenčním rozsahuc).
V blízkosti zařízení označených následujícím
symbolem může dojít k rušení.

Poznámka 1 UT je střídavé síťové napětí před použitím zkušební úrovně.
Poznámka 2 Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
Poznámka 3 Tyto pokyny týkající se rušivých vlivů způsobených vysokofrekvenčními poli nebo vyzařovanými
vysokofrekvenčními poli nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno
pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.
a)

Pásma ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až
13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

b)

Intenzitu pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemnímobilní vysílačky, radioamatérské vysílání, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání, nelze teoretickypřesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými vysokofrekvenčními vysílači
je třeba zvážit elektromagnetický průzkum lokality. Pokud změřená síla pole v lokalitě, kde je používán výrobek řadyRadiForce, přesahuje příslušnou výše uvedenou úroveň shody s vysokofrekvenčním zářením, je třeba výrobek řadyRadiForce pozorovat a kontrolovat, zda pracuje správně. Je-li zjištěno neobvyklé chování, může být nutné přijmout dalšíopatření jako je změna orientace nebo umístění výrobku řady RadiForce.

c)Při kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být síla pole menší než 3 V/m.

22PřílohaDoporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a výrobky řady RadiForceVýrobky řady RadiForce jsou určeny k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované vysokofrekvenční
rušení kontrolované. Zákazník nebo uživatel výrobku řady RadiForce může zabránit elektromagnetickému rušenídodržováním minimální vzdálenosti (30 cm) mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními
zařízeními (vysílači) a výrobkem řady RadiForce.
Výrobky řady RadiForce byly testovány na následujících úrovních shody (C) podle požadavků na zkoušení odolnosti (T)vůči blízkým polím z následujících bezdrátových komunikačních služeb.

Zkušební
kmitočet
(MHz)Šířka pásmaa)(MHz)Službaa)Úroveň
zkoušení (T)c)(V/m)

Modulaceb)Úroveň shody
(C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulsní modulaceb)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM
Odchylka ±5 kHz
Sinusoida 1 kHz

28

28

710

704–787

Pásmo LTE 13, 17

Pulsní modulaceb)
217 Hz99800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Pásmo LTE 5

Pulsní modulaceb)
18 Hz

28

28

1700–1990

Pulsní modulaceb)
GSM 1800;
217 HzCDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Pásmo LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Pásmo LTE 7

Pulsní modulaceb)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsní modulaceb)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Pro některé služby jsou uvedeny pouze odesílací frekvence.

b)

Nosná vlna je modulována čtvercovým signálem s pracovním cyklem 50 %.

c)Úrovně zkoušení byly vypočteny s použitím maximálního výkonu a separační vzdálenosti 30 cm.

Zákazník nebo uživatel výrobku řady RadiForce může zabránit rušení od blízkých magnetických polí tím, že dodrží
minimální vzdálenost (15 cm) mezi vysokofrekvenčními vysílači a výrobkem řady RadiForce.
Řada RadiForce byla testována na následujících úrovních shody (C) podle požadavků na zkoušení odolnosti (T) vůčiblízkým magnetickým polím v tabulce níže.

Zkušební kmitočet

Modulacea)Úroveň zkoušení (T)(A/m)

134,2 kHz

Pulsní modulacea)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Pulsní modulacea)
50 kHz

7,5

a)

65

Úroveň shody (C)
(A/m)

7,5

Nosná vlna je modulována čtvercovým signálem s pracovním cyklem 50 %.

Příloha23

Pro ostatní mobilní zařízení pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílače) v minimální vzdálenosti mezipřenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílači) a zařízeními řadyRadiForce v souladu s maximálním vysílacím výkonem komunikačního zařízení.

Maximální jmenovitý
výstupní výkon vysílače
(W)

Separační vzdálenosti podle kmitočtu vysílače
(m)
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

U vysílačů s maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučenou vzdálenost „d“ v metrech (m)odhadnout pomocí rovnice platné pro kmitočet vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W)podle výrobce vysílače.
Poznámka 1 Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
Poznámka 2 Tyto pokyny týkající se rušivých vlivů způsobených vysokofrekvenčními poli nebo vyzařovanými
vysokofrekvenčními poli nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno
pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.

24Příloha153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023