4ch ビームフォーミング

音源可視化システム

この音どこから？

進化したマイクロホンプローブで、あなたの「見たい、知りたい」にこたえます
小型、軽量だから、いつでも、どこでも4chビームフォーミング音源可視化システム▲

広い解析周波数での計測を実現

解析周波数500 Hz～8 kHz※での音源探査が可能になりました。

※推奨解析周波数です。P7の仕様参照▲

４本のマイクロホンで音源探査が可能
ビームフォーミングの演算に新しい手法を用いることにより、少ないマイクロホンでも音源位置を捉えます。

▲

音源の状況を実時間でモニタ（５回/秒）音源位置を、その場で確認することができます。

▲

過渡音・単発音などに対応

変化の速い音については、録音・録画。
オフライン解析（25回/秒以上）でさらに細かく解析することができます。

4ch BEAM FORMING S
音源可視化 ビームフォーミングとは、音源からマイクロホンまでの位相差情報から音圧分布を得て、カラーマップで可視化する方法です。
カメラの映像に重ねて、リアルタイムに音圧の高い部位を表示、音源の位置を直感的に捉えることができます。
ビームフォーミングでは、より広帯域の音に適応するために、数十、百を超えるマイクロホンを使用することが多く、サイズは大きくなりがちでした。
当社の「４chビームフォーミング」
は4本という少ないマイクロホンで音の可視化をリアルタイムで実現したシステムです。
02

SYSTEM
音源可視化マイクロホンプローブ MI-5420

03

システム構成
データステーション（DS-3200）
をベースに、音源可視化マイクロホンプローブ（MI-5420）
を組み合わせてシステムを構成しています。
マイクロホンは解析周波数に応じて、120 mmと60 mmの2種類を付けかえて使用します。
データステーションの4chは音源可視化マイクロホンプローブを接続します。
さらに4chを追加すると加速度センサや、回転センサなどを接続して、振動波形や回転速度を確認しながらのモニタリングが可能です。
測定及び解析には、４chビームフォーミングソフトウェア（BF-3100）及び時系列データ解析ツールOscopeを使用します。

MI-5420 4chビームフォーミングシステム図
音源可視化マイクロホンプローブ MI-5420

BF-3100■ 120 mm（500 Hz～4 kHz）

データステーション
DS-3200シリーズ■ 60 mm（1～8 kHz）

パーソナルコンピュータ※
センサと組み合わせた計測も可能！
（増設例）

回転振動

光電式回転検出器

アンプ内蔵型加速度検出器

LG-9200

音響

NP-3000シリーズ

積分平均形騒音計

LA-1411/1441/4441
デジタルエンジン回転計

信号ケーブル

信号ケーブルミニュチュア／BNC変換アダプタ

CT-6700

MX-7100シリーズ

時系列データ解析ツール

NP-0120/0130/0150/0170シリーズ

NP-0021

ソフトウェアOscopeは、Microsoft® Excel®で扱えない長い時系列データを自由自在に編集、解析するソフトウェアです。BF-3100で録画したデータに加え、各社レコーダのデータやCSV、WAVファイルなどの汎用フォーマットデータも扱うことができます。異なるファイルの波形を重ね書き、波形の分割・移動・拡大・縮小も自由に行え、Microsoft® Excel®との連携もスムーズに行えます。
動画再生機能、FFT解析機能、音質評価、様々なフィルタ機能もあります。

FFT解析画面※DS-3200シリーズ、Oscope、音響、振動、回転の各計測器は、別途詳しいカタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

04

信号ケーブル

AX-501

4ch BEAM FORMING SYSTEM
どこで も・ど ん な 音 で も試験対象に近接（例）
ドアミラーの開閉音

簡易にセッティング（例）走行中の車両音

狭い空間を移動（例）
パワーシートの稼動音

コンパクトで軽量なマイクアレイなので、様々な環境で測定ができます。
2種類のソフトウェア構成で音の種類問わず解析ができます。

リアルタイムモニタ
このソフトウェアは、音源可視化処理をリアルタイム(5回/秒）で実施、表示します。同時に収録（25回/秒）、再生も可能です。
マイクロホンプローブの位置を移動させながら、解析する周波数帯域を切り替えながら、音源を見つけることができます。
バンドパスフィルタをかけながら音を聴くこともできるので、異音の周波数帯域がわからない時も音を聴いて確認することができます。

リアルタイムモニタ画面

オフライン解析
時系列データ解析ツールOscope※にプラグインされたソフトウェアです。再現の難しい変化の速い音についても、リアルタイムモニタで収録・録画したデータを解析することで、25回/秒以上の時間分解能で解析を実施できます。
オフライン解析では、突発音や過渡音でも確実に音源位置を可視化できます。

※Oscope OS-2720 FFT解析パック+OS-0281 動画再生オプションが必要です。
またOS-0261（IIRフィルタ）
オプションお追加をお勧めします。

オフライン解析画面
05

計測事例

1

コピー機の作動音
4chビームフォーミング音源可視化システムを用いて、対策の前後を可視化して比較します。

※この事例は本システムの用例をご紹介するものです。

［計測の流れ］［解析結果］※図１、２を参照。

コピー機中央の開口部から発する、紙送り音を収録

遮蔽テープの有無をカラーマップ（図１、図２）で比較すると、テープ無しの場合、開口部周辺にあった音源（カラーマップの赤い範囲）は、テープを貼ると表示されません。騒音計のA特性音圧レベルに着目すると、72.2 dB（テープ無し）から62.6 dB（テープ有り）に変化し、約10 dB低減しています。カラーマップと騒音計の結果から、開口部の放射音の変化が確認できます。

紙送り音を収録したデータから発生部位を決定

図１ 遮蔽前（A特性音圧レベル 72.2 dB）

図2 遮蔽後（A特性音圧レベル 62.6 dB）

遮蔽テープを貼りデータを収録収録したデータをオフライン解析
し、遮蔽テープ有無の結果を比較

2

自動車のドア閉め音［解析結果］※右図を参照。

ドア閉め音は短時間に色々な箇所から音が発生します。時間波形より２つの山（A、B）があり、周波数解析によってそれぞれ1.6 kHzの帯域で音圧が大きくなっています。次にこの帯域に

縦軸： 音圧（Pa）

注目して音源可視化をすると、Aはドア下部からのドア当たり音、AB

Bはドア当たり音と地面反射音の合成音ということがわかります。
BF-3100は人の耳では一つに聞こえる音も、時系列と共に複数の場所の音が発生していることを可視化し、確認することができます。

10 ms

AB

横軸： 時間（s）

A06

ドア当たり音B

ドア当たり音と地面反射音の合成音

4ch BEAM FORMING SYSTEM
4ch ビームフォーミング 音源可視化システム 仕様
MI-5420
音源可視化

マイクロホンプローブ

60mmプローブヘッド有120mmプローブヘッド有約615 g

約735 g74.3（Ｗ）×174.5（Ｈ）×311.0（Ｄ）mm

外形寸法*1質量（プローブヘッド＋メインボディ+グリップ）*2141.0（Ｗ）×174.5（Ｈ）×349.0（Ｄ）mm

0～50 ℃

使用温度範囲

85 %RH以下（結露しないこと）

使用湿度範囲-10～60 ℃

保存温度範囲

90 %RH以下（結露しないこと）

保存湿度範囲EMC指令 2014/30/EU 規格

適合規格（CEマーキング）

EN61326-1※詳細は、当社ホームページ（https://www.onosokki.co.jp）
をご覧ください。

電源

DS-3200/3100/2100 Aから供給

供給方式

CCLD

電圧

DC 24 V

電流

4 mA×4*1 グリップを垂直方向に取り付け（ケーブル含まず）、突起部は含みません。
*2 ケーブルを含みません。

マイクロホン間ギャップ

プローブヘッド

60 mm（±1 mm）

可視化周波数帯域*3マイクロホン*4

1～8 kHz7 mm

直径*4120 mm（±1 mm）
500 Hz～4 kHz

110 dB(1 kHz、THD=3 %)最大音圧レベルプローブヘッドとメインボディの接続

つまみネジ（すり割付ローレットネジ）*5*3 可視化周波数帯域の定義
定義１ 自由音場にて音源とマイクロホンの距離が1 mのとき、音の強度が音源中心から-6 dB減衰するまでの空間分解能が30 cm以内であること。
（可視化周波数帯域外であっても、1/3 オクターブバンドの中心周波数が315 Hz～16 kHzまでの解析は可能）。
定義2 カメラ画角内に虚像音源が出現しないこと*4 詳細はマイクロホンの記述参考。
*5 推奨締付けトルク：0.7 Nm

メインボディ カメラ*6

CMOS USBカメラ

撮像素子

CMOS 1/3 型 カラー

焦点距離

焦点距離6 mm動画ファイル

インターフェース
メインボディ

上面取付ねじ穴×2
グリップ下面取付ねじ穴×１

MI-5420

複合ケーブル被覆1/4-20UNC6 mm

アクセサリ用*76 mm

111*6 レンズ交換不可。
*7 社外品グリップ、照明を使用された場合、測定結果に影響を大きく及ぼす可能性があります。別途お問い合わせください。
*8 貫通穴などを通線する場合は、コネクタ部がありますのでφ30 mm以上の穴として下さい。
*9 ポリエステル＋ナイロンにて複数のケーブルを束ねています。
*10 マイクロホンプローブを置く際に使用します。

グリップ用

樹脂メッシュスリーブ*9

最小曲げ半径

1USBバスパワー

アクセサリ用*7

約φ20 mm*8

太さ

1USB 3.06 mm

全長約3 m

専用ケーブル

取扱説明書

42 °垂直26 （TYP値）°

1/4-20UNC
1/4-20UNC

下面取付ねじ穴×2

1BNC-JPJアダプタ

25 fps（収録時）
水平キャリングケース

BNCケーブル（0.2 ｍ）

5 fps（リアルタイムモニタ時）

撮像画角

1

置き台*10bfmファイルフォーマット
（小野測器独自フォーマット）

フレームレートマイク音響補正ファイルCD
マイク位置確認プレート

F 1.2～16

絞り

電源

付属品

VGA（640×480）
（固定）

撮像サイズ

約70 mm

BF-3100 ビームフォーミングソフトウェア
リアルタイム ビームフォーミング カラーマップ表示分割数
モニタ

33×25（固定）

窓関数

レクタンギュラ
（固定）

FFTモニタ

フレーム長

40 ms
（2048点

収録機能*

サンプリング周波数

計算

12可視化設定帯域
表示周波数帯域*11

収録周波数レンジ
A/D変換

入力チャンネル数
内部トリガ

外部サンプリング

1/3 オクターブバンド毎
250 Hz～20 kHz

オフライン解析（Oscope プラグイン機能）*13固定）

33×25～161×121

窓関数

レクタンギュラ/ハニング/フォース

可視化設定帯域51.2 kHz（固定）

出力機能

40 ms
（2048点

1/3 オクターブバンド毎/カスタム
AVI/BMP/CSV/O-Chart*14*13 動画再生オプションが必要。
*14 O-Chartへ出力する場合は、別売りのO-Chart ver3.6が必要です。

最大8ch：マイクロホン（１～4ch）、付属品24 bit（固定）汎用入力（5～8ch）

インストールマニュアル
BF-3100

スロープ及びレベル設定

インストールCD

回転速度の表示および収録に使用

DS-3000

1200秒

インストールCD固定）（任意周波数区間）

20 kHz（固定）収録ファイルフォーマット bfmファイル（小野測器独自フォーマット）
最大収録時間カラーマップ表示分割数

フレーム長

1
1

1

インストール手順の説明書

BF-3100 4chビームフォーミング

ソフトウェアとカメラドライバのインストールCD

DSシリーズのDSPをアップデートするためのCD*11 ビームフォーミング可視化周波数帯域とは異なります。
*12 プレイモードにより収録直後に収録状態の確認が可能。

動作環境
DS-3200/3100/2100 A（入力は4ch以上最大8ch*15）に対応しています。
DS-2000シリーズ
DS-3000シリーズ

メインユニット

インタフェースケーブル

信号出力

リモコン

DS-3100

DS-0399

DS-0371/DS-0372

DS-0395

DS-2100*16
DS-3200

DS-0299

付属のUSBケーブル

DS-0271A/DS-0272A
DS-0371/DS-0372

DS-0295*15 BF-3100は8chまで収録可能です。10ch以上のユニットでも動作します。
ただし、100 kHzユニットには対応していません。
フレームリンク機能には対応していません。
*16 DS-2000シリーズはAバージョンのみ動作します。

パーソナルコンピュータ

OSCPU

メモリ

HDD空き容量
光学ドライブディスプレイUSBポート

その他

ソフトウェアMicrosoftⓇ WindowsⓇ 7 Professional（64 bit 版）、MicrosoftⓇ WindowsⓇ 10 Pro（64 bit 版）.NET Framework3.5 Servie Pack1がインストールされていることIntelⓇ CoreTM i5 2.7 GHz以上（推奨はCoreTM i7）
4 GB以上

空き容量16 GB

インストールおよびアップデート時にCDの読込みが可能な光学ドライブ
1280×768以上表示可能なもの

USB 3.0×1（カメラ*17） USB 3.0×1（DS-3200*17）or USB2.0×1（DS-0299/0399）*17*18 USB 2.0 以上×１
（ライセンスキー）

サウンドデバイス

Oscope ver 2.9以上がインストール済みであること*17 USBハブ使用不可。
*18 DS-0299/0399をUSB3.0ポートに接続すると、一部のパーソナルコンピュータでは通信エラーが発生することがあります。

074ch BEAM FORMING SYSTEM■ 外形寸法図MI-5420（単位： mm）
上面取付ねじ穴×2
1/4-20UNC 深さ6 mm■ 60 mm

上面取付ねじ穴×2
1/4-20UNC 深さ6 mm

57(1.3)
174.5
141.5

190.5

グリップ

グリップ

φ25(311.6)

φ25(349.2)

下面取付ねじ穴×2
1/4-20UNC 深さ6 mm

100

174.5

60

100022857

φ7.0

下面取付ねじ穴×2
1/4-20UNC 深さ6 mm

601212013060

120(1.3)(74.3)

φ7.0(141)■ 120 mm

グリップ下面取付ねじ穴×1
1/4-20UNC 深さ6 mm

グリップ下面取付ねじ穴×1
1/4-20UNC 深さ6 mm

■ 構成例
品名
音源可視化マイクロホンプローブ※1
4chビームフォーミングソフトウェア
データステーション（4ch）, 信号出力オプション
Oscope（FFT解析パック）
Oscope動画再生オプション
Oscope IIRフィルタオプション※2
パーソナルコンピュータ

型名
MI-5420
BF-3100
DS-3204, DS-0371
OS-2720
OS-0281OS-0261
合計価格（税抜き）¥1,900,000¥3,000,000¥1,600,000¥600,000¥300,000¥160,000
別途¥7,560,000※1 マイクロホンプローブヘッド２種（120 mm, 60 mm)、カメラ、カメラ・マイクロホン専用集合ケーブル3 mを含みます※2 リアルタイムモニタに追加されるIIRフィルタをオフライン解析でも行う場合に必要です

MI-6420との組み合わせ
4chビームフォーミングソフトウェアはMI-6420と組み合わせて使用することも可能です。
エンベロープインテンシティ、音響インテンシティの音源可視化計測方法を拡張する
場合はMI-6420を選択してください。

(242.0)
φ10.0

9.5

φ5.0

29.0
60.0

φ16.0

φ4.0

φ7.0

(89.2).06060.0

■構成例

310.0

(140.8)(133.2)マイク間隔
可視化周波数帯域
全長
質量（ケーブルを除く）

60 mm※
1～5 kHz560 mm
約300 ｇ

使用温度範囲
保存温度範囲接続ケーブル0～40 ℃－１0～60 ℃
約5 m※MI-6420には20 mm間隔のプローブも含まれますが、主にエンベロープインテンシティ、音響インテンシティで使用します。

(561.5)(552.0)49.0■三次元SIプローブ(78.9)(70.7)

型名

BF-3100
OS-2720
OS-0281DS-3204、DS-0371
MI-6420
MX-101
CF-0610

合計

品名

4chビームフォーミングソフトウェア
Oscope（FFT解析パック）
Oscope動画再生オプション
データステーション（4ch）、
信号出力オプション
三次元SIプローブ
信号ケーブル 1.5 m×4本（BNC-BNC）
マイクロホンアンプ
カメラ、専用USBケーブル（3 m）、同期ケーブル（5 m）含む
パーソナルコンピュータ価格（税抜き）¥3,000,000¥600,000¥300,000¥1,600,000¥1,300,000¥12,000¥400,000¥400,000
別途¥7,612,000※Microsoft 、Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話045-476-9707）までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室 フリーダイヤル 0120－388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0～1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0～1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼玉（048）474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）中部
935-3838（052）
769‒6571
沼津（055）西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT.NO.1657-05 Printed in Japan 173（OKI）
3K '17.3月改訂広九海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935-3918

https://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。