ライススキャンご利用マニュアル ＜測定方法について＞
iOS用

2020/09/25 ver.2

1. 測定準備……
2. デバイスの起動と接続確認……
測定準備 （デバイスとの接続）……
3. 測定時のデバイスの操作方法（通常）……
測定時のデバイスの操作方（挟めない場合）
4. 測定モードについて……
5. 通常測定モード （ほ場および区画選択） ……
通常測定モード （測定開始）……
通常測定モード （測定途中）……
通常測定モード（測定終了時）……
通常測定モード（測定やり直し（測定途中））……
通常測定モード（測定やり直し （測定完了後））
通常測定モード（測定打ち切り）……
6. 簡易測定について……
簡易測定モードの測定方法……
7. 手入力モードについて……
8. データ確認およびサーバー転送……
データ削除とデータ整理……
9. 終了ボタン……
10. デバイスの充電について……

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

1

1

測定準備

１．端末画面上のアイコンをタップします
２．本端末に登録のデバイスS/Nを表示します。確認後、〈OK〉をタップします３．メイン画面が表示されます

登録したデバイスS/Nを表示します1
ライススキャンをタップします

端末ホーム画面登録したデバイスS/Nを表示します。
お手持ちのデバイスのS/Nをご確認ください

メイン画面

接続しているデバイスの電池残量を表示します©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

2

2-1

デバイスの起動と接続確認

１．操作パネルの電源ボタンを押します。
２．電源/エラー表示LEDが緑で点灯します。
３．約40秒後にWi-Fi（無線）表示LEDが青で点滅し、携帯端末との接続ができます。

■ 操作パネルLEDの状態表示©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

3

2-2

測定準備 （デバイスとの接続）

１．測定ボタンをタップします。
２．画面がiOSの設定画面に移行します。設定画面より≪Wi-Fi≫をタップします。
３．〔ネットワークを選択〕一覧よりご使用のデバイスのデバイスS/Nを選択します。
４．接続確認後、画面左上の≪ricescan≫をタップし“ライススキャン”アプリにもどります。

２

1

測定ボタンをタップiOSの［設定］画面になります。
≪Wi-Fi≫をタップします。

３
Wi-Fiリスト一覧からデバイスS/Nと同じネットワークを選択します。

５

左上の≪ricescan≫をタップします４
左に✓マークで接続完了です。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

4

3-1

測定時のデバイスの操作方法（通常）➊ 本体をしっかり握り、親指を押さえ位置に合わせてください。
➋ 測定物の測定したい箇所を本体の位置決めマーカー（左図指示部分）に合わせてください。

➌ スイッチユニットの押さえ位置部に親指を当てて測定部ヘッドを押し下げてください。
➍ 測定部ヘッドが閉じた後、さらにスイッチユニットを押し下げることで測定スイッチが入ります。
➎ 測定結果は本製品と接続されている携帯端末の画面に測定結果の表示および通知音でお知らせします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

5

3-2

測定時のデバイスの操作方（挟めない場合）
ヘッドを持ち上げます

用途
・芝などの細い葉の測定（複数枚を測定範囲に置いて測定）
・大きい葉の中央部を測定
・厚みのある測定物の表面を測定

カバーガラスに測定物を合わせます

測定スイッチをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

6

4

測定モードについて

通常測定

簡易測定（水稲）

簡易測定（作物）

ほ場・区画

登録したほ場を選択します。
結果はほ場・区画で管理します。

設定できません「簡易測定モード(水稲用)」で登録します

設定できません「簡易測定モード(作物用)」で登録します

測定回数

端末設定の測定回数の設定に因ります

１回毎に結果を記録します

１回毎に結果を記録します

栽培品種

登録したほ場設定に因ります

その他水稲として登録します

その他作物として登録します

RS値判定

登録したほ場の条件によります。水稲の場
合は１～７、水稲以外の場合は１～１０で判定します

１～７で判定します

１～１０で判定します

SPAD換算式

登録したほ場設定に因ります

コシヒカリ（標準）で設定しています。
他のSPAD換算式が登録されている場合、変更できます。

設定していません。
他のSPAD換算式が登録されている場合、変更できます。

平均値

計算します

計算します

計算します

再測定

可能です

可能です

可能です

測定結果記
録

測定回数分を一つのファイルとして記録します

１回毎に結果を記録します

１回毎に結果を記録します©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

7

5-1

通常測定モード （ほ場および区画選択）

１．測定するほ場と区画をプルダウンリスト一覧から選択します。選択後≪完了≫をタップします。
３

ほ場登録時にGPS位置が入力されている場合、≪絞り込み≫で近くのほ場が表示されます

1

ほ場を選択します２

区画を選択します

ほ場を選択

ほ場内の測定位置（区画）を選択設定されたほ場の登録された区画数が表示されます
登録されたほ場または設定メニューの「作業ほ場選択」画面で設定されたほ場の一覧が表示されます©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

8

5-2

通常測定モード（測定開始）
限定コースではご利用いただけません。

５．再度、メイン画面の≪測定ボタン≫をタップします。
６．測定画面になり測定できます。

No

①
②
⑤
④

③

表示内容

①

測定対象のほ場名、区画名②

測定後のRS値（葉色値）とSPAD換算値③

測定した画像④

測定回数分の平均のRS値（葉色値）とSPAD
換算値⑤

測定回数と設定回数を表示

SPAD換算値の表示には、ほ場登録でSPAD換算式の設定が必要です。

５≪測定ボタン≫をタップ

カメラとの接続されている場合、〔デバイス状態：正常〕 と表示されます。
確認ください。
©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

95-3

通常測定モード （測定途中）

１．カメラ部に葉を位置決め後、上蓋部を押すと測定が行われます。測定スイッチが入るとシャッター音が出ます。また、RS値（またはSPAD換算値）は端末から読み上げを行います。
（RS値の読み上げは、端末本体のボリュームと連動しています）また、測定毎にRS値（葉色値）、SPAD換算値と葉表面画像および平均値を表示します。
２．設定最終回の前に、「残り1回です」と携帯端末が音声で通知します。
３． 端末設定で葉位置不良チェックを有効にした場合、葉位置不良、外光進入など明らかに異常の場合、測定エラー音およびカメラ側エラーLEDで測定異常を知らせます。この場合、測定のカウントはしません。

②①①②：測定直後の結果を表示③：測定終了分の平均を表示

１

再測定をしたい場合に画面の“撮り直し”またはデバイスの再測定用ボタンを使用します。
直前の結果は廃棄、一つ前の回数に戻ります。

③２
設定回数未満で測定を終了したい場
合は［測定打切］をタップします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

10

5-4

通常測定モード（測定終了時）

１．設定回数の測定が終わると、RS値（またはSPAD換算値）の読み上げの後、終了音でお知らせします。
２．≪結果表示≫ をタップすると、結果一覧を表示します。
３．≪保存≫ をタップすることで、データは一旦端末に保存します。

２

１

データが保存されます
一旦、携帯端末に保存します。

測定完了後、≪結果表示≫
をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

11

5-5

通常測定モード（測定やり直し(測定途中))

１．測定途中時は、① カメラの再測定用ボタン（長押し） または② 端末画面の撮り直しボタン（タップ）で再測定が出来ます。その際は、直前のデータは廃棄、カウントが一つ前に戻ります。

１
再測定ボタンを長押しします２［撮り直し］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

12

5-6

通常測定モード(測定やり直し(測定完了後))

１．結果画面から ≪変更≫ボタンをタップします。
２．結果表示画面から変更したい番号をタップします。
３．≪撮り直し≫ボタンで測定モードに切り替わります。

１≪変更≫をタップします２
変更したい番号をタップすると、設定されます。再度のタップで設定解除となります。

３≪撮り直し≫ボタンのタップで、測定画面に切り替わります。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

13

5-6

通常測定モード(測定やり直し(測定完了後))

４．警告が出ます。≪OK≫をタップします。
５．測定画面になります。再測定をします。
６．≪結果表示≫ボタンで測定結果一覧が表示されます。指定したNo.の結果が更新されます。
７．≪保存≫ボタンのタップで結果を一旦携帯端末に測定結果を保存します。

測定待ち画面測定終了画面４
５≪OK≫をタップします

測定結果を表示します

６

変更を選択した
No.1の結果が更新されました７≪保存≫ボタンのタップで、結果が端末に保存されます。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

14

5-7

通常測定モード（測定打ち切り）

１．設定回数未満で測定を打ち切りたい場合、≪測定打切≫ボタンをタップします。
２．確認画面が出ますので測定を終了したい場合は≪OK≫を選択します。
３．結果画面になりますので、≪保存≫で測定データが登録されます。

１

設定回数より前に測定を終了したい場合はタップします２≪OK≫をタップします３
結果画面になり、≪保存≫のタップでデータが登録されます。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

15

6-1

簡易測定モード

１．簡易測定モードの〈水稲用〉または〈その他作物〉のどちらかを測定物に応じてタップします
限定コースの場合はこの測定機能のみご利用いただけます。

1

測定が水稲の場合、こちらをタップします

２

測定が水稲以外の作物の場合、こちらをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

16

6-2

簡易測定モードの測定方法
最初の画面

１
測定結果を表示します

繰り返し測定終了後測定終了後

２

６平均値を表示します

終了時にタップします３
測定回数を表示します

５
直前のデータを削除します

４
平均値をクリア（リセット）します©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

17

7

手入力モード(データ登録）

１．手入力モードで葉色以外の項目を記録します。
限定コースではご利用いただけません。
⑦①②
タップします

③

内容

機能説明

①

測定日

データの測定日を設定します

②

測定時間

データの測定時間を設定します③

項目１～１０各項目の名称の変更ができます
最大10項目登録できます④

入力欄

結果を数値入力します。

⑤

コメント

気づきなどのコメントを入力します⑥

保存結果を保存します。一旦携帯端末に保存します。

⑦

ホームボタン

メイン画面に移動します

④

1

⑤
⑥

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

18

8-1

データ確認およびデータ共有（１）１．データは端末内のフォルダーに保存されます。
データがあると、メイン画面の左上に赤丸、端末設定画面内 データ件数&共有 の右側に件数を表示します。
２．共有するデータを選択後、共有ボタンをタップすると、メール等を使ってデータの共有（転送）ができます。
保存件数を表示１
設定ボタンをタップ。
携帯端末にデータがある場合は設定ボタンにバッジ（赤丸）が表示

２〔データ件数＆共有〕ボタンをタップ。
データが保存されている場合はデー
タ件数が表示

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。
携帯端末をインターネットに接続します。

携帯端末本体に保存されたデータ一覧を表示します

３
共有するデータを選択します４〔共有〕をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

19

データ確認およびデータ共有（２）8-1３．［共有］ボタンのタップ後、共有方法が表示されます。メールでデータを送信する場合はメールをタップします。
４．選択したデータファイルが添付された新規メッセージが表示されます。
５．送信先メールアドレスを入力後、送信ボタンを押すとデータは送信されます。
８

４〔共有〕をタップします５

メールで送信する場合は、メールをタップします。

６

送信先メールアドレスを入力します。

７

送信ボタンをタップします。

件名を入力します。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

20

8-2

データ削除

１．データの削除
データリストから、削除したいデータを選択後、≪削除≫をタップします。
データを削除します。

２[削除]タップでデータを消去します。

１

削除したいデー
タを選択します３

確認画面がでます。［OK］
で選択データは携帯端末から削除されます©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

21

9

終了ボタン

１．測定終了時に、Wi-Fiなどの設定を元に戻すために設定画面が開きます。
２．Wi-Fiを通常ご使用の状態の戻します。

〈終了〉をタップします

１

2

３

通常の設定に戻します設定画面になります©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

22

10

デバイスの充電について

１．本デバイスは電源にリチウムイオン電池（バッテリー）を使っています。本製品に付属のACアダプタと充電用USBケーブルを使ってバッテリーを充電します。
２．バッテリーの残量は以下で確認できます。
① デバイス本体の電源/エラー表示LED－緑で点滅（残量が20%以下です）② アプリケーションのメイン画面下のステータスバー：■■■ 満充電です■■□ 80～20％です■□□ 20%以下です。充電してください

充電中は赤で点灯©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

23