DX-4000
多成分同時分析ガスモニタ

標準構成

Multicomponent FT-IR Gas Analyzer■ DX-4000 本体 （電源ケーブル、インタフェースケーブル含む）■ 制御用ノートパソコン （Windows10）■ 取扱説明書 （日本語）■ 解析ソフトウエア : Calcmet （表示言語 : 英語）

主な仕様
型式

FT-IRの原理を採用した、ガス専用モニタリング装置

品質 ※1
DX-4000 / 多成分同時分析ガスモニタ

MCERTS / Sira 認定証

多成分同時分析

測 定 原 理

フーリエ変換赤外分光計 （FT-IR）

DX-4000本体

干渉計、ガスセル （標準 5.0m）、検出器、DSP ボード により構成

能

分解能 : 8cm-1

Gasmet DX-4000

操作が簡単* ガスセルは濃度に応じて選択可能 （0.6、2.5、5.0m）

性

ポータブル、軽量、On-Site 向け（* オプション : 4cm-1)

SCANスピード : 10scan / sec
測定波数域 : 900～4200cm-1検出器 : ペルチェ型 MCT
測 定 能 力水蒸気を含む、最大 50 成分までの同時分析

測 定 時 間連続モニタリングタイム : 1秒、5秒、20秒、1分、3分、5分

測 定 レ ン ジ

ppm ～ ％ガ ス セ ル

標準 : 5.0m（* 濃度表示 : ppm、mg/Nm3、Vol-%）（* ガスセルは濃度に応じて選択可能 （セル長 : 0.6、2.5、5.0m）

容量 : 0.4L （セル長 : 5.0m） 、流量 : 120～600 L/hr
流量 : 120～600 L/hr、温度 : 最大 180℃
ガスセル材質 : アルミニウム （100% ロジウムコーティング）
測定周囲温度短時間 : 0 ～ 40℃ （連続測定時間 : 5～10 時間）（推 奨 温 度）

長時間 : 5 ～ 30℃ （ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

測定前に窒素ガスによるゼロキャリブレーション必要

インタフェース

RS-232C 接続

供 給 電 源AC100 ～ 115V 又は 230 V、50/60 Hz、消費電力 : 300W

本 体 形 状390(D)×445(W)×164(H) / 約 14㎏、本体材質 : アルミニウム

制御用ノートPC

OS : Windows10、Calcmet ソフトウエア インストール済み〃: 1日以上）（※ 1時間当たりの温度変動は、5℃以内）

オ プ シ ョ ン

サンプリングシステム、サンプルプローブ、ヒータライン（5m、1m）（※ ヒータラインの最大延長は 9m まで）、ライブラリ※1 Gasmet DX4000 ガス分析計は、EN15267-3 に基づいて、SIRA によってテストされ、認証されています。
■ 製造元

Gasmet Technologies 社は、廃ガスの連続モニタリングおよびガス監視システムをベースに、FT-IR とソフトウエアを開発し、自社のグローバルなネットワークと販売網を通じ、最良のサポートをお客様に提供することをお約束いたします。
● 本仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

● お問い合わせは下記まで / 国内代理店［販売代理店］

株式会社 相馬光学〒190-0182
東京都西多摩郡日の出町平井23-6
TEL : 042(597)3256 FAX : 042(597)3208
E-mail : sales@somaopt.co.jp
URL : http://www.somaopt.co.jp■ 水蒸気を含む、最大 50 成分の混合ガスの同時検出が可能です。
■ ppm ～ % レベルの濃度分析が可能です。
■ 180℃ の計測ガスを、直接取り込めます。
■ サンプリングタイムは 1 秒～5 分で、連続モニタリングが可能です。
Cat No,18-05-DX-4000-001

特長

ライブラリの一例 （オプション）

フーリエ変換赤外分光計

№

ガス成分

■欧州認証機関 MCERT/EN15267-3 による、排出ガス計測で、高い信頼性を得ています■ H2O, CO2, CO, NO, NO2, N2O, NH3, SO2, HCl を始めとし、最大 50 種までの同時分析が可能です■ FT-IR 分析における相互干渉をソフトウエアにより自動補正します■ 計測ガス濃度の変化により、サンプリングタイムは 1 秒から 5 分までの選択が可能です■ （オプション）スペクトルデータの未知物質の解析に、約 5000 種のデータベースライブラリを用意しております234

低ランニングコストと高耐久性■干渉計内部は、最小限の部品交換で済みます

5■耐腐食・耐汚染性材料を採用しています6■キャリブレーションは、測定前の窒素ガス・ゼロキャリブレーションのみ■計測成分の校正は、定期的に水蒸気のキャリブレーションをするだけです

Water

17

水

Carbon dioxide
二酸化炭素

Carbon monoxide
一酸化炭素

Nitrous oxide
亜酸化窒素

Nitrogen monoxide
一酸化窒素

Nitrogen dioxide
二酸化窒素

Sulfur dioxide
二酸化硫黄

Ammonia

8

迅速なセットアップと簡単な操作■水蒸気除去を必要としません （ウエットサンプリング法採用）■本体重量 約14Kg

910

アンモニア

Hydrogen chloride
塩化水素

Hydrogen fluoride
フッ化水素■Calcmet ソフトウェアにて、測定・サンプリングシステム・ I/Oインタフェースの全てをコントロールします

Methane

11

測定分野

メタン

Ethane12

工場施設、燃焼研究、焼却設備からの排ガス、職場環境・ガス除外設備のVOCガス、触媒などから発生する混合ガスの同時モニタリング測定が可能です。

1314■ 工場施設、焼却設備からの排ガス測定 ＜CO,HCl,SOx,NOx,CO2 他＞

15■ 燃焼 ＜CO,HCl,SOx,NOx,CO2, H2O 他＞

16■ VOCモニタリング：職場環境＜C3H6O,IPA,C7H8,C6H14,C2H5OH,C8H8,C4H8O,C2H5OH,O3,CO2,H2O 他＞

エタン

Ethylene (Ethene)
エチレン（エテン）n -Propane
プロパン

n -Hexane
ヘキサン

Formaldehyde
ホルムアルデヒド

化学式CAS №

レンジ単位№H2O

7732-18-5

0 - 40vol-%

1CO2124-38-90 - 30

vol-%2CO630-08-0

0 - 10000

ppm

3N2O10024-97-2

0 - 500

ppm

4NO10102-43-9

0 - 2000ppm

5NO210102-44-0

0 - 500

ppm

6SO22025884

0 - 2000

ppm

7NH37664-41-7

0 - 500

ppm

8HCl7647-01-0

0 - 500

ppm

9HF7664-39-3

0 - 100

ppm

10CH474-82-8

0 - 1000

ppm

11C2H674-84-0

0 - 100

ppm

12C2H474-85-1

0 - 100

ppm

13C3H874-98-6

0 - 100

ppm

14C6H14110-54-3

0 - 100

ppm

15HCOH

50-00-00 - 50ppm

ガス成分種類Hydrocarbons

30 種

炭化水素類

Aromatic or cyclic hydrocarbons

34 種

芳香族類又は炭化循環類

Acids and derivatives

29 種

酸類と誘導体類

Aldehydes

18 種

アルデヒド類Ketones

16 種

ケトン類

Alcohols

31 種

アルコール類Ethers

16 種

エーテル類

Epoxy compounds

06 種

エポキシ化合物類

Sulfur compounds

12 種

硫黄化合物類Nitrogen compounds

55 種

窒素化合物類

Chloro compounds

41 種

塩素化合物類

Fluoro compounds (see also freons)

07 種

フッ素化合物類

Freons24 種

フロン類

Other organic compounds

35 種

その他有機化合物類

Inorganic compounds

24 種

無機化合物類・ ライブラリは全てオプションです。 上記以外に、400 成分を超える検量線の蓄積があります。

■ 触媒 ＜C3H8,C3H6,NO,NO2,N2O,CH4,NH3,C2H6,CO2,H2O 他＞

作業環境中のVOC測定⑤①* ガス中に含まれる粉塵は、サンプリングシステムとサンプルプローブの 2段階フィルタ （各 0.1μm、2μm） で除去可能です。

⑤ ヒータライン （1m） （オプション）
サンプルガスを 180℃ に制御し、安定化させるための導管です。
⑥ 制御用ノートパソコン （Windows10）
DX-4000 の制御、サンプルガスの濃度を Calcmet ソフトウエアでリアルタイムに測定します。

Ethyl acetate C4H8O2
Isobutyl acetate C6H12O2
Cyclohexanone C6H10O
Hexane C6H14
Methylcyclohexane C7H14
Ethanol C2H6O
o-Xylene C8H10

Methyl acetate C3H6O2
Butyl acetate C6H12O2
Butanol C4H10O
Ethylene glycol butylether C6H14O2Ethylcyclohexane C8H16
PGME C4H10O2
p-Xylene C8H10

14:58:38

14:55:24

14:52:10

14:48:56

14:45:42

14:42:27

14:39:13

14:35:59

14:32:45

14:29:31

14:26:17

14:23:03

14:19:48

14:16:34

出口

14:13:20

14:03:38

14:00:23

13:57:09

⑥50
40
30
20
10
0

13:53:55②

入口

13:50:41④① DX-4000 本体
ガスセル、干渉計、検出器、DSPボードで構成された FT-IR です。
水蒸気を含む、ppm ～ ％ レベルの濃度分析が可能です。
② サンプリングシステム （オプション）
サンプルガスに与圧が無い場合 （ガス流量 : 3.5L/min 以下） に使用します。サンプルガスを一定の圧力と温度 （180℃） でガスセルに送るユニットです。
③ サンプルプローブ （オプション）
サンプルガスを吸引するためのステンレスチューブ（φ12mm、L=0.8m） が付いたユニットです。
④ ヒータライン （5m） （オプション）ppm③

VOCは有害ガスとして大気放出は厳禁、又工場作業環境の濃度を監視する必要があります。

14:10:06

DX-4000 システムの構成例

モニタリングの例

14:06:52■ その他 : 爆発、室内環境ガス、火災ガスの研究

Isopropyl acetate C5H10O2
Methyl isobutyl ketone C6H12O
Cyclohexane C6H12
1-Propanol C3H8O
Dimethyl carbonate C3H6O3Ozone O3m-Xylene C8H10

情報提供先：某化学工場、VOC処理施設の入口/出口 モニタリング

一例として、ある処理施設での揮発性有機化合物 (VOC） の対象ガスを測定した結果を示します。
“入口” と “出口” でのモニタリング例です。 出口では濃度が低い数値となっており、処理施設の有効性を示しています。