PT2-18610

定置式可燃性ガス検知部
ＧＤ－Ａ８０シリーズ
GD-A80D-70
取扱説明書（PT2-186）〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

ご使用上の注意事項
本器は大気中の可燃性ガスを検知し、警報を発する機能を持ったガス警報器です。
ガス警報器は保安機器であり、ガスの定量･定性を分析・測定する分析計・濃度計ではありません。
ご使用に当たっては以下の点を十分ご理解いただき、機器を正しくお使い下さい。
１．本器は、検知対象ガス以外のガス、蒸気による干渉を受けます。
干渉による警報作動にご注意ください。また、設置場所の環境の変化（温度・湿度等）によって変動することがあります。
２．警報の設定は機器の性能に見合う範囲でご使用下さい。
高圧ガス保安法対応設備では当社標準警報設定値未満の警報設定の場合には誤警報の原因となることがあります。
３．本器は保安機器で、制御機器ではありません。
４．本器に使用されているガス検知センサの焼結体表面にシリコーンや硫黄化合物が付着するとガス感応部の面積が低下し、大幅な感度低下を引き起こすことがあります。
安全管理上、微量であっても、シリコーンや硫黄化合物の存在下での本器の使用は避けて下さい。
５．本器の保守に際しては、取扱説明書に記載されている定期交換部品の交換調整を含めた定期点検が必要です。また保安機器ですので、法令に準拠して６ヶ月毎の定期点検及びガス校正を推奨します。

目
１
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
２
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
３
3-1.
４
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
５
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
６
6-1.
6-2.
6-3.
７
7-1.
7-2.
7-3
８
９
9-1.
9-2.
１０

次
製品のアウトライン
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
危険、警告、注意、注記の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・
規格及び防爆仕様の確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全上、大切なお知らせ
危険事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セーフティインフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品の構成
本体及び標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用方法
ご使用するにあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付場所に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システム設計上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
据え付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作方法
始動準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
始動方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検知方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
終了方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保守点検
点検の頻度と点検項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ガス校正方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
部品の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保管・移設及び廃棄について保管又は長期使用しない場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・
移設又は再度使用する場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品の廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品仕様
標準仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検知原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
1
1122
3
4
6889101113171818181819212224242425262728

(2) ケーブルグランドは３０Ｎ・ｍ以上のトルクで締め付けます。その後、六角穴付き止めねじを締めてケーブルグランドを固定します。
六角穴付き止めネジ
Ｍ４×６12＊注記・ケーブルの仕上り外径の一例を以下に示します。参考値としてご利用下さい。
仕上り外径はメーカーによって若干異なりますので、必ず確認が必要です。
線心数
２３４５６ＥＭ ＣＥＥ／Ｆ １．２５ｍｍ２
φ９．４
φ９．９
φ１１．０
φ１１．５
φ１２．５14ＥＭ ＣＥＥ／Ｆ ２ｍｍ２
φ１０．５
φ１１．０
φ１２．０
φ１３．０
φ１４．０

＜メンテナンスサービスについて＞・弊社では、ガス感度校正などを含めた定期点検、調整、整備等に関するサービスを行っております。
試験用標準ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベや、ガス袋など専用器具が必要となります。
弊社サービス員は、作業を行う上での専用器具やその他製品に関する専門知識などを備えたスタッフで構成されております。機器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用いただきますようお願いいたします。
・メンテナンスサービスの主な内容を以下に記します。詳細は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。
主なサービスの内容
電源の確認

濃度表示の確認※
流量の確認

フィルタの確認
警報テスト※

ガス感度校正※ガス警報確認※機器の清掃・修繕(目視診断)
機器の操作確認※
劣化部品の交換： 電源電圧の確認を行います。
電源ランプが点灯していることを確認します。
(システム上で、当該個所である識別ができる事を確認します。)(保安電源を使用している場合、保安電源での動作を確認します。)： ゼロガスを用いて濃度表示値がゼロ (酸欠計では 20.9vol%)であることを確認します。
指示がズレている場合はゼロ調整(エア調整)を行います。
： 流量表示を確認し、異常が無いか確認します。
外部の流量計を用いて、流量の確認を行い、本器流量表示の確かさを確認します。流量にズレがある場合は、流量調整を行います。
： ダストフィルタの汚れ具合や目詰まりが無いかを確認します。
汚れが目立つ場合や、目詰まりを起こしている場合は交換を行います。
： 警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
・警報ランプ確認(ALM の動作を確認)
・外部警報確認(ブザーなど外部警報動作を確認)： 試験用標準ガスを用いて感度校正を行います。
： 試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行います。
・警報確認(警報設定値に達した際に警報の発信を確認)
・遅れ時間確認(警報を発信するまでの遅れ時間を確認)
・警報ランプ確認(ALM の動作を確認)
・外部警報確認(ブザーやリセット信号など外部警報動作を確認)： 機器外観やカバー、内部などの汚れや傷を確認し、目立った箇所を清掃・修繕します。
亀裂や破損がある場合は部品の交換を行います。
： キー操作をして各種機能の動作確認や、パラメーター等のチェックを行います。
： センサやフィルタ，ポンプなど劣化部品の交換を行います。

20８．トラブルシューティング
このトラブルシューティングは、機器の全ての不具合の原因を示したものではありません。よく起こりえる不具合の原因究明の手助けとなるものを簡単に示してあります。ここに記載のない症状や、対策を行っても復旧しない場合は、弊社営業所迄ご連絡願います。

＜指示値の異常＞ ※ 指示警報部と併せて対処して下さい。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。
症状

原因
センサのドリフト
干渉ガスの存在

指示値が上がった（下がった）まま元に戻らない
スローリーク
環境の変化

ガス漏れなど、検知ポイ
ントに異常が無いのにガス警報を発する

干渉ガスの存在

溶剤等の干渉ガスによる影響は、完全に無くすことは困難です。除去フィルタなど対策については弊社営業所迄ご連絡願います。

ノイズの影響

電源をＯＦＦにし、再起動を行って下さい。
頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施して下さい。

環境の急変

応答が遅い

感度校正ができない対策
ゼロ調整を行って下さい。
溶剤等の干渉ガスによる影響は、完全に無くすことは困難です。除去フィルタなど対策については弊社営業所迄ご連絡願います。
検知対象ガスが微量に漏れている可能性があります（スローリーク）。放置しておくと危険な状態になる可能性があるので、ガス警報時の対応と同等の対応をし、処置を施すようお願いします。
ゼロ調整を行って下さい。

センサ感度の劣化
ダストフィルタの詰まり
吸引側又は排気側
チューブの折れ，詰まり，漏れ吸引側チューブ内で結露が発生している
校正ガス濃度が不適切
センサ感度の劣化

本器は急激な環境変化（温度など）があると、追従できずに影響を受けて、場合によっては警報を出します。
環境が頻繁に急変してしまう場合はご使用頂けませんのでお客様にて何らかの対策を講じて頂くようお願いします。
新しいセンサに交換して下さい。
ダストフィルタを交換して下さい。
不具合の箇所を修復して下さい。
不具合の箇所を修復して下さい。
適切な校正ガスを用意して下さい。
新しいセンサに交換して下さい。

25

９．製品仕様
９－１．標準仕様＜Japan Ex 仕様＞
型
式
検 知 原 理搭 載 セ ン サ
検知対象ガス
検 知 方 式
伝送ケーブル
ケーブル接続口

配 管 接 続 口
使用温度範囲使用湿度範囲構造防 爆 構 造
防 爆 等 級
外 形 寸 法質量外
観色ＧＤ－Ａ８０Ｄ－７０
接触燃焼式
ＨＷ－６２１２
ＨＷ－６２３９可燃性ガス(メタン除く)、溶剤ベーパー
メタン、イソブタン、水素吸引式
ＥＭ ＣＣＥ／Ｆ等のケーブル（１．２５ｍｍ２又は２ｍｍ２）・４芯相当
耐圧パッキングランドＧ３／４
パッキン内径：実装φ１２,付属φ１３
Ｒｃ１／８（Ｏ．Ｄφ６－１ｔ）〈材質：ＰＰ又はＣｕ又はＳＵＳ〉※１－１０～１００℃（急変なきこと）－４０～７０℃（急変なきこと）
９５％ＲＨ以下（結露なきこと）
壁掛型, ２Ｂ（５０Ａ）パイプ取付可能
耐圧防爆構造Ｅｘ ｄ ⅡＣ Ｔ４（Japan Ex）
約７８(Ｗ)×１６３(Ｈ)×１０５(Ｄ)ｍｍ（取付金具は除く）
約１.０kgマンセル ７．５ＢＧ５／２
銘板：赤色※1 防爆検定上の使用温度範囲は-40～70℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-10～100℃（70℃を超える場合は防爆検定対象外）になります。

＜ATEX/IECEx/UKEX 仕様＞
型
式
ＧＤ－Ａ８０Ｄ－７０
検 知 原 理接触燃焼式
搭 載 セ ン サ
ＨＷ－６２１２
ＨＷ－６２３９検知対象ガス
可燃性ガス(メタン除く)、溶剤ベーパー
メタン、イソブタン、水素
検 知 方 式
吸引式
伝送ケーブルＥＭ ＣＣＥ／Ｆ等のケーブル（１．２５ｍｍ２又は２ｍｍ２）・４芯相当
ケーブル接続口
耐圧パッキングランドＧ３／４
パッキン内径：実装φ１２,付属φ１３配 管 接 続 口
Ｒｃ１／８（Ｏ．Ｄφ６－１ｔ）〈材質：ＰＰ又はＣｕ又はＳＵＳ〉※１
使用温度範囲－１０～１００℃（急変なきこと）－４０～７０℃（急変なきこと）
使用湿度範囲
９５％ＲＨ以下（結露なきこと）
構
造
壁掛型, ２Ｂ（５０Ａ）パイプ取付可能
防 爆 構 造耐圧防爆構造Ⅱ ２Ｇ Ｅｘ ｄｂ ⅡＣ Ｔ４ Ｇｂ（ATEX/UKEX）
防 爆 等 級Ｅｘ ｄｂ ⅡＣ Ｔ４ Ｇｂ（IECEx）
約７８(Ｗ)×１６３(Ｈ)×１０５(Ｄ)ｍｍ（取付金具は除く）
外 形 寸 法
約１.０kg質量
外
観色
マンセル ７．５ＢＧ５／２
銘板：赤色※1 防爆検定上の使用温度範囲は-40～70℃ですが、検知性能上の使用温度範囲は-10～100℃（70℃を超える場合は防爆検定対象外）になります。
※2 使用温度範囲が 70℃を超える場合は、配管継手（材質：ＰＰ）を使用することはできません。

26

１０．用語の定義

接触燃焼式
イニシャルクリア
フルスケール％ＬＥＬ
校正

ＧＤ－Ａ８０Ｄ-７０に組み込まれるセンサの原理です。
詳細は【９－２．検知原理】の項を参照下さい。
検知部からの出力は電源投入後しばらくの間変動します。
その間は警報を発しないようにする機能です。
検知範囲の最大値です。
対象となる可燃性ガスの爆発下限界濃度（Lower Explosive Limit）を１００とした単位です。
校正ガスを用いて、機器の指示値を校正ガス濃度値に合わせることを意味します。

28