Инструкции за употреба

Цветен LCD монитор

ВажноМоля, прочетете тази „Инструкция за употреба“ и ръководствотоза инсталация (отделно ръководство) внимателно, за да сезапознаете с безопасното и ефективно използване.
• За регулиране и настройка на монитора се обърнете къмИнструкция за инсталация.
• Най-новите „Инструкции за употреба“ са налични за свалянеот нашия сайт:www.eizoglobal.com

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТВ това ръководство и този продукт са използвани символите за безопасност по долу. Теобозначават критичната информация. Моля, прочетете ги внимателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Несъобразяването на информациятав ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може дадоведе до сериозни наранявания ида бъде животозастрашаващо.

Несъобразяването с информацията въвВНИМАНИЕ, може да доведе до средни
наранявания и/или до повреждане наимущество или на продукта.

Указва, че се изисква внимание. Например символът
като „риск от токов удар“.
Указва забранено действие. Например символът
действие, като „Не разглобявайте“.

показва типа на опасността,показва конкретно забранено

Указва задължително действие, което трябва да бъде изпълнено. Например символът
показва уведомление за обща забрана, като „Заземяване на устройството“.

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Акоработи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.
Никаква част от това ръководство не може да се възпроизвежда, съхранява в електронни
системи или предава под никаква форма и по никакъв начин, електронен, механичен или друг, безпредварителното писмено разрешение на EIZO Corporation.
EIZO Corporation не е задължена да запазва поверителността на каквито и да било предоставени
материали или информация, освен ако не са сключени предварителни споразумения с EIZO
Corporation за съответната информация. Въпреки че са направени всички усилия да се гарантира,че това ръководство осигурява актуална информация, моля, имайте предвид, че спецификациитена монитора на EIZO подлежат на промяна без предизвестие.

2﻿ПРЕДПАЗНИ МЕРКИВАЖНО• Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Акопродуктът се използва извън района, той може да не работи според указаното в спецификациите.
• За лична безопасност и правилна поддръжка, моля, прочетете внимателно този раздел ипредупрежденията за повишено внимание върху монитора.

Местоположение на предупрежденията за внимание

Символи върху устройството
Символ

Този символ указва
Главен прекъсвачна захранването:Натиснете, за да изключите захранването на монитора.

Главен прекъсвачна захранването:Натиснете, за да включите захранването на монитора.

Бутон за включване: Натиснете, за да включите или изключите монитора.
Променлив токПредупреждаване за опасност от токов ударВНИМАНИЕ:Обърнете се към „СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“(страница 2).

WEEE маркиране:Продуктът трябва да се изхвърля разделно;материалите могат да се рециклират.

Маркировка СЕ:Маркировка за съответствие на ЕС съгласно разпоредбитена Директива и/или Регламент (ЕС) на Съвета.

Производител
Дата на производство
Внимание: Федерален закон (САЩ) ограничава продажбата на товаустройство само от или при поръчка от лицензиран здравен специалист.
Медицинско устройство в ЕСВносител в ЕСПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

3ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕАко от уреда започне да излиза пушек, да мирише на изгоряло или да се чуват странни
шумове, изключете всички захранващи връзки незабавно и се свържете с местния
представител на EIZO за съвет.
Опитите да ползвате неизправно устройство могат да доведат до пожар, токов удар или повреда наоборудването.
Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
Отварянето на корпуса или модифицирането на устройството, може да причини
пожар, токов удар или изгаряне.
За всякакво обслужване се обръщайте към квалифицирани сервизни техници.
Не опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването накапаците може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Дръжте малки предмети и течности далече от уреда.
Ако малки предмети случайно да попаднат чрез вентилационните отвори вкорпуса или върху корпуса се разлее течност, това може да доведе до пожар,токов удар или повреда на оборудването. Ако предмет или течност попадне вкорпуса, изключете уреда незабавно от контакта. Устройството трябва да бъдепроверено от квалифициран сервизен техник, преди да го използвате отново.
Поставете уреда на здраво и стабилно място.
Уред, поставен върху неподходяща повърхност, може да падне и да причини нараняване илида доведе до повреда на оборудването. Ако устройството падне, го изключете незабавноот захранването и попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не продължавайте даизползвате повредено устройство. Използването на повредено устройство може да причини пожарили токов удар.
Използвайте уреда на подходящо място.
Неспазването на това може да причини пожар, токов удар или повреда наоборудването.
• Не го поставяйте на открито.
• Не го поставяйте в система за транспортиране
(кораб, самолет, влакове, автомобили и т.н.)• Не го поставяйте върху прашна и влажна повърхност.
• Не го поставяйте на място, където може да попадне вода по екрана (баня, кухня и т.н.)• Не го поставяйте на място, където парата отива директно към екрана.
• Не го поставяйте в близост до устройства, генериращи топлина или влага.
• Не го поставяйте на място, където този продукт ще бъде изложенна пряка слънчева светлина.
• Не го поставяйте в среда със запалими газове.
• Не поставяйте на места, където има наличие на корозивни газове (например серен
диоксид, водороден сулфид, азотен диоксид, хлор, амоняк и озон).
• Не поставяйте на места, където има наличие на прах или компоненти, усилващи
корозията в атмосферата (например натриев хлорид и сяра), проводими метали и т.н.

За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоновите опаковки далече от бебета идеца.
Използвайте приложения захранващ кабел и го свържете към стандартния контакт за вашата
страна.
Не забравяйте, че трябва да се спазва номиналното напрежение на захранващия кабел. Ако неспазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.
Захранване: 100–240 V променлив ток 50/60 Hz

4ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗа да изключите захранващия кабел, хванете щепсела здраво и дръпнете.
При издърпване кабелът може да се повреди и това може дадоведе до пожар или токов удар.
Оборудването трябва да бъде свързано към заземен контакт.
Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.
Използвайте правилното напрежение.
• Устройството е предназначено за употреба само под определено напрежение. Свързването към друго
напрежение, а не към посоченото в „Инструкциите за употреба“, може да причини пожар, токов удар илиповреда на оборудването.
Захранване: 100–240 V променлив ток 50/60 Hz• Не претоварвайте електрическата мрежа, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

Използвайте внимателно захранващия кабел.
• Не поставяйте кабела под уреда или под други тежки предмети.
• Не дърпайте или връзвайте кабела.

Ако захранващият кабел се повреди, не го използвайте. Използването наповреден кабел може да причини пожар или токов удар.
Операторът не трябва да докосва пациента, докато се докосва до продукта.
Този продукт не е предназначен за докосване от пациенти.
Никога не пипайте щепсела и захранващия кабел, ако те започнат да ­пращят.
Докосването им може да причини токов удар.
За закрепване на стойката с ръка, моля, направете справка с ръководството на потребителяи инсталирайте устройството безопасно.
Ако не го направите може устройството да остане незакрепено, което може да доведе донараняване или до повреда на оборудването. Преди инсталация се уверете, че бюрото, стенитеи други обекти, за които може да е фиксирана стойката, имат необходимата механична якост.
Когато устройството бъде изпуснато, моля, попитайте местния представител на EIZO за съвет. Непродължавайте да използвате повредено устройство. Използването на повредено устройство можеда причини пожар или токов удар. Когато поставите отново наклонената стойка, моля, използвайте
същите винтове и ги затегнете здраво.
Не докосвайте повреден LCD панел директно с голи ръце.
Течният кристал, който може да изтече от панела, е отровен, ако попадне в очитеили в устата. Ако част от кожата или тялото влезе в контакт с панела, моля,изплакнете обилно. Ако в резултат имате някакви физически симптоми, моля,консултирайте се с лекар.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни при пренасяне на устройството.
Изключете захранващия кабел и кабелите при преместване на уреда. Местенето на уреда съсзакачен кабел е опасно.
Може да причини нараняване.
Носете или поставяйте устройството в съответствие с точно определените методи.
• Когато местите продукта, дръжте здраво долната част на монитора.
• Мониторите с размер 30 и повече инча са тежки. Когато разопаковате и/или пренасяте монитора,непременно използвайте най-малко двама души.
• Ако моделът на вашето устройство има ръкохватка на задната част на монитора, хванете и здраво дръжте
долната част и ръкохватката на монитора.

Изпускането на уреда може да предизвика нараняване или да доведе до повреда на оборудването.

Не блокирайте вентилационните отвори по корпуса.
• Не поставяйте никакви предмети върху вентилационните отвори.
• Не инсталирайте устройството в затворено пространство.
• Не използвайте уреда легнал или наобратно.

Блокирането на вентилационните отвори предотвратява правилното движениена въздуха и може да доведе до пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Не пипайте щепсела с мокри ръце.
Това може да доведе до токов удар.

Използвайте леснодостъпен контакт.
Това ще гарантира, че можете да изключете захранващия кабел бързо в случай на проблем.
Периодично почиствайте областта около щепсела и вентилационния отвор на монитора.
Прах, вода или мазнина по щепсела може да предизвикат пожар.
Изключете уреда от контакта, преди да го почистете.
Почистването на уреда, докато е включен в захранването, може да доведе до токов удар.
Ако имате намерение да оставите за дълъг период устройството, без да го използвате,­извадете щепсела от контакта, след като го изключите за безопасност и пестене на енергия.
Изхвърляйте този продукт съгласно законите в района или страната на местопребиваване.
За потребители на територията на ЕИП и Швейцария:Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде съобщен напроизводителя и компетентния орган на държавата членка, в която се намират потребителят
и/или пациентът.

6ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Бележка за този монитор
Предназначение
Този продукт е предназначен да се използва за показване на радиологически изображения запреглед, анализ и диагностика от обучени медицински специалисти. Дисплеят не е предназначенза мамография.
Внимание

• Този продукт може да не е под гаранция за цели, различни от тези, описани в това ръководство.
• Спецификациите, отбелязани в настоящото ръководство, са приложими само когато се използват
следните неща:- захранващите кабели, предоставени с този продукт;- сигналните кабели, определени от нас.
• Използвайте само допълнителни продукти, произведени или определени от нас, с този продукт.

Бележка за този монитор

7Предпазни мерки при работа
• След продължителен период от време е възможно влошаване на характеристиките на някои
компоненти (например LCD панела). Периодично проверявайте дали работят нормално.
• Когато изображението на екрана се смени, след като дълго време е показвало едно и същоизображение, може да се появи сянка. Използвайте скрийнсейвъра или функцията за пестенена енергия, за да избегнете показването на едно и също изображение за продължително време.
В зависимост от изображението е възможно да се появява сянка, дори и ако е било показано засъвсем кратко време. За да премахнете подобен нежелан ефект, променете изображението илиизключете захранването за няколко часа.
• Отнема няколко минути качеството на изображението да достигне приемливо ниво. Моля,изчакайте няколко минути или повече, след като захранването на монитора е включено илимониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, след което изпълнете диагностика.
• Ако мониторът се показва продължително време, се появяват тъмни размазвания илипрогаряния. За да увеличите максимално продължителността на живот на монитора,препоръчваме периодично да го изключвате.
• В зависимост от показваното изображение е възможно да се появява сянка, дори и след катое минало кратко време. Ако това възникне, възможното решение на проблема е промяна наизображението или изключване на захранването за няколко часа.
• Подсветката на LCD панела има фиксиран живот. В зависимост от начина на употреба, напримерпри продължителни периоди без изключване, експлоатационният живот на подсветката може дабъде скъсен и да се наложи замяна. Когато екранът започне да потъмнява или да трепти, моля,свържете се с местния представител на EIZO.
• Екранът може да има дефектни пиксели или малък брой светли точки. Това се дължи нахарактеристики на самия панел и не е свързано с неизправност на продукта.
• Не оказвайте силен натиск върху повърхността на LCD панела или ръба на рамката, тъй катотова може да доведе до неизправност на дисплея, като например появяване на белези отсмущения и т.н. Ако върху повърхността на LCD панела бъде прилаган продължителен натиск,качеството на течния кристал може да се понижи, а панелът да се повреди. (Ако останат следиот натиск върху панела, оставете монитора с черен или бял екран. Симптомът може да изчезне.)• Не драскайте и не натискайте LCD панела с остри предмети, тъй като това може да причини
повреда. Не се опитвайте да го бършете с тъкани, тъй като това може да повреди панела.
• Не докосвайте вградения сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Това би намалило
точността при измерванията или би предизвикало повреда в оборудването.
• В зависимост от околната среда, измерваната от сензора за осветеност стойност може да серазличава от стойността, показвана от друг прибор за измерване на осветеност.
• Когато мониторът е студен и бъде внесен в помещение, където стайната температура сепокачва бързо, може да се появи кондензация по вътрешната и външната му страна. В тозислучай не включвайте монитора. Вместо това изчакайте кондензацията да изчезне, в противен
случай може да причини повреда на монитора.

8Бележка за този мониторЗа използване на монитора продължително време

● Контрол на качеството

• Качеството на изображението на мониторите се влияе от нивото на качество на входните
сигнали и влошаването на характеристиките на изделието. Извършвайте ежедневни
визуални проверки и периодични тестове на стабилността на работните характеристики,за да се спазват медицинските стандарти и указания за вашето приложение, и принеобходимост извършвайте калибриране. Използването на софтуера RadiCS за контрол накачеството на монитора ви дава възможност да осъществявате контрол на качеството намонитора на високо ниво, в съответствие с медицинските стандарти и указания.
• Стабилизирането на работата на дисплея на монитора отнема около 15 минути (съгласно
нашите условия на измерване). Моля, изчакайте 15 минути или повече, след катозахранването на монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ
режим, преди да извършвате разни тестове за контрол на качеството, калибриране илинастройка на екрана на монитора.
• Препоръчваме мониторите да са настроени на препоръчителното или на по-ниско ниво наяркост, за да се намалят промените в яркостта на екрана, причинени от продължителна
употреба, както и да се съхрани стабилността на яркостта.
• За напасване на резултатите от измерванията на вградения сензор за калибриране
(интегриран преден сензор) с тези от EIZO външен сензор (сензор UX1 или UX2), който сепродава отделно, извършвайте корелация между интегрирания преден сензор и външния
сензор с използване на RadiCS / RadiCS LE. Периодично извършваната корелация ви дававъзможност да поддържате точността на измерванията с интегрирания преден сензор наниво, еквивалентно на това на външния сензор.
Внимание

• Състоянието на дисплея на монитора може да се промени неочаквано поради грешка по времена работа или неочаквана промяна на настройки. След настройката на екрана на монитора сепрепоръчва работа със заключени бутони за управлението му. За информация относно начина наупотреба вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

Бележка за този монитор

9

● Почистване

Периодичното почистване е препоръчително, за да се запази мониторът да изглежда катонов и да се удължи животът му.
Внимателно забършете с мека кърпа събралия се прах по повърхността на шкафа илипанела, напоена в малко вода или някой от химическите препарати, посочени по-долу.

Химически вещества, които могат да се използват за почистванеИме на материал
Етанол
Изопропилов спирт
Хлорхексидин
Натриев хипохлорит
Бензалкониев хлорид
Алкилдиаминоетилглицин
Глутарал
ГлутаралИме на продукта
Етанол
Изопропилов спирт
Хибитан
PureloxWelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28Внимание

• Не използвайте химически вещества често. Химикали, като алкохол и антисептичен разтвор, може дапричинят гланциране, потъмняване и избледняване на корпуса или на панела, а също и влошаванена качеството на изображението.
• Никога не използвайте разредител, бензин, восък и абразивни препарати, които могат да повредят
корпуса на монитора или панела.
• Не позволявайте химически вещества да влизат в пряк контакт с монитора.
Бележка

• Препоръчва се използването на ScreenCleaner (може да бъде доставен допълнително) за почистванена корпуса и повърхността на LCD панела.

За да използвате монитора удобно
• Взирането в монитора продължително време измаря очите. Почивайте по 10 минути на всекичас.
• Гледайте към екрана от достатъчно голямо разстояние и под правилен ъгъл.

10Бележка за този монитор

CЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ............................................. 3ВАЖНО....................................................................... 3Бележка за този монитор................................... 7Предназначение...................................................... 7Предпазни мерки при работа............................... 8За използване на монитора продължително
време......................................................................... 9● Контрол на качеството.................................. 9● Почистване....................................................10За да използвате монитора удобно...................10CЪДЪРЖАНИЕ.................................................... 11Глава 1 Въведение............................................. 12
1-1.

Характеристики...........................................12

1-2.

Съдържание на пакета..............................13

1-3.

Контрол и функции.....................................15● EIZO LCD Utility Disk......................................13Глава 2 Инсталиране / Свързване.................. 17
2-1.

Преди да инсталирате продукта.............172-2.

Свързващи кабели.....................................18

2-3.

Включване на захранването....................21

2-4.

Коригиране на височината на екрана иъгъла.............................................................21● Изисквания за инсталация..........................17Глава 3 Проблем - няма изображение........... 22Глава 4 Спецификации...................................... 23
4-1.

Списък на спецификациите..................... 23

4-2.

Съвместими разделителни
способности................................................ 25

4-3.

Допълнителни аксесоари........................ 25Приложение......................................................... 26Медицински стандарт.......................................... 26Информация за EMC............................................. 27

CЪДЪРЖАНИЕ

11Глава 1Въведение

Благодарим Ви, че избрахте цветния LCD монитор на EIZO.

1-1. Характеристики

● Хибриден монохромен и цветен дисплей
Когато функцията Hybrid Gamma PXL е разрешена, този продукт автоматично различава
монохромните и цветните части в едно и също изображение на нивото на пиксели, исъответно ги показва с оптимални градации.

● Лесно опроводяване
Освен терминала за входящ сигнал към DisplayPort, предвиден е и терминал за изходящ
сигнал.
От терминала за изходящ сигнал () е възможно извеждане на сигнал към друг монитор.

● Работа с монитора от мишката и клавиатураС помощта на софтуера за контрол на качеството RadiCS / RadiCS LE можете да извършвате
следните дейности с монитора като използвате мишката и клавиатура:• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ за калибриране) начаст от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)● Контрол на качеството

• Мониторът има вграден сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Този сензор
позволява на монитора да извършва калибриране (SelfCalibration (самостоятелно
калибриране)) и проверка на нивата на сивото независимо.
• Чрез RadiCS LE към монитора можете да контролирате историята, свързана с монитора,както и целевия и изпълнения графици за самостоятелно калибриране.
• Софтуерът RadiCS за контрол на качеството на монитора ви дава възможност даосъществявате контрол на качеството на монитора в съответствие с медицинските
стандарти/указания.

12Глава 1 Въведение

1-2. Съдържание на пакета
Уверете се, че всеки от следните елементи е наличен в опаковъчната кутия. В случай на липсаили повреда на който и да било от тях се свържете с вашия доставчик или с местния
представител на EIZO, посочени в приложения списък.
Бележка

• Препоръчва се да запазите опаковъчната кутия и материалите за опаковане, така че да е възможно
използването им при преместване или транспортиране на този продукт.
• Монитор
• Захранващ кабел

• Кабел за цифрови сигнали: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• USB кабел: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Инструкции за употреба)● EIZO LCD Utility DiskДискът (CD-ROM) съдържа следното. Вижте Readme.txt на диска за процедурите постартиране на софтуера или за достъп до файлове.
• Файл Readme.txt• Софтуер за контрол на качеството на монитора RadiCS LE (за Windows)• Ръководство на потребителя
Ръководство за инсталиране на монитора
Ръководство на потребителя на RadiCS LE• Габаритни размери

RadiCS LE
RadiCS LE ви предоставя възможност да извършвате следните операции за контрол накачеството и управление на монитора. За повече информация за софтуера или процедуритеза конфигуриране направете справка с ръководството за потребителя на RadiCS LE.

Контрол на качеството
• Извършване на калибриране
• Показване на резултатите от теста в списък и създаване на отчет за теста
• Задаване на цел за самостоятелно калибриране и график за изпълнение

Работа с монитора
• Превключване на режими CAL Switch• Превключване на входни сигнали.
• Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ за калибриране) начаст от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)• Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)Внимание

• Спецификации на RadiCS LE подлежат на промяна без предизвестие. Най-новата версия на RadiCS
LE е налична за сваляне от нашия сайт: www.eizoglobal.com

Глава 1 Въведение

13Използване на RadiCS LEЗа информация относно инсталирането и използването на RadiCS LE направете справка сръководството за потребителя на RadiCS LE (върху CD-ROM).
Когато използвате RadiCS LE, свържете монитора към вашия компютър с помощта надоставения USB кабел. За допълнителна информация за начина на свързване на монитора
вижте „2-2. Свързващи кабели“ (страница 18).

14Глава 1 Въведение

1-3. Контрол и функции
1

11

2

Прибл. 30°

12
5

13
14
15

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Интегриран преден
сензор (Подвижен)Този сензор служи за калибриране и за проверка на нивата на сивото.

2. Сензор за околната
светлина

Този сензор измерва околната осветеност. Измерването на околната
осветеност се извършва с помощта на софтуера за контрол на качеството
RadiCS / RadiCS LE.

3. Функционални
прекъсвачи

Показва инструкциите за работа. Задаване на менютата в съответствие синструкциите за работа.

4.

прекъсвач

Включва или изключва захранването.
При включване на захранването индикаторът на прекъсвача светва. Цветът наиндикатора е различен в зависимост от работното състояние на монитора.
Зелено: нормален работен режим; Оранжево: режим за пестене на енергия,изключено: Захранване включено/изключено

5. USB изходящ портСвържете го към USB устройство. За осъществяване на верижно свързване
(daisy-chain), свържете кабела към USB порта във възходяща посока на другмонитор. За допълнителна информация вижте „2-2. Свързващи кабели“(страница 18).

6. USB входящ портСвържете този порт към компютъра, ако използвате софтуер, изискващ
USB свърване, или свържете USB устройство (периферно устройство, което
поддържа USB) към USB порта в низходяща посока.

7. DVI-D конектор

Свързване към компютъра.
За допълнителна информация вижте „2-2. Свързващи кабели“ (страница 18).

8. Входен конектор за
DisplayPort
9. Изходен конектор за
DisplayPortЗа осъществяване на верижно свързване (daisy-chain), свържете кабела къмвходния конектор за DisplayPort на друг монитор.
За допълнителна информация вижте „2-2. Свързващи кабели“ (страница 18).

10. Захранващ конектор

Свързва захранващия кабел.

11. Ръкохватка

Тази ръкохватка се използва за транспортиране.
Внимание

• Когато местите монитора, дръжте здраво долната част и ръкохватката намонитора, като внимавате да не го изпуснете.
12. Стойка

Коригира височината и ъгъла (накланяне и завъртане) на монитора.

Глава 1 Въведение

15

13. Главен прекъсвач назахранването

Включва или изключва главното захранване.
: Изключено, : Включено

14. Слот за заключванеза защита

Отговаря на системата за сигурност на Kensington MicroSaver.

15. Държач на кабела

Поддържа кабелите на монитора.

16Глава 1 Въведение

Глава 2Инсталиране / Свързване

2-1. Преди да инсталирате продукта
Внимателно прочетете раздел „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ (страница 3) и винаги спазвайте
описаните там инструкции.
Ако поставите продукта върху маса с лаково покритие, съществува риск цветното покритие даполепне отдолу на стойката
поради структурата на каучука. Преди употреба огледайте повърхността на масата.

● Изисквания за инсталацияАко инсталирате монитора в шкаф, се уверете, че от двете му страни, отзад и отпред намонитора оставяте достатъчно пространство.

Внимание

• Поставете монитора така, че да не се допускат светлинни смущения по екрана.

Глава 2 Инсталиране / Свързване

17

2-2. Свързващи кабели
Внимание

• Проверете дали мониторът и компютърът са изключени.
• Когато заменяте текущия монитор с този монитор, преди да осъществите връзка с компютъра, вижте „42. Съвместими разделителни способности“ (страница 25) за промяна на настройките на компютърана разделителната способност и честотата на вертикално сканиране на такива, които са налице за тозимонитор.

1. Вдигнете екрана на монитора до най-високото му положение.
2. Завъртете екрана на монитора на 90˚ по посока на часовниковата стрелка.
Мониторът е инсталиран преди доставката с ориентация в пейзажно разположение.

3. Свържете сигналните кабели.

Проверете формите на конекторите и свържете кабелите. След като свържете DVI кабела,затегнете винтовете на конекторите, за да го закрепите.
Внимание

• Мониторът има два вида конектори за DisplayPort: входни и изходни. Когато свързвате монитора къмкомпютър, свържете кабела към входния конектор.
• Когато го свързвате към няколко компютъра, превключвайте входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

Сигнален кабел: DD300DL(доставя се допълнително)Сигнален кабел: PP300илиБележка• В случай на затруднение при поставяне на кабелите, коригирайте ъгъла на екрана на монитора.

18Глава 2 Инсталиране / Свързване

При свързване на други монитори, когато се използва верижно свързване (daisy-chain)Сигналният вход къмпредставлява изход към друг монитор.

Внимание

• Посетете уеб сайта на EIZO относно информация за мониторите и графичните платки, които могатда се използват за верижно свързване тип daisy-chain: www.eizoglobal.com• За осъществяване на верижно свързване (daisy-chain) е необходимо да зададете „Version 1.2“ към„DisplayPort“ в менюто „Administrator Settings (Настройки на администратора)“. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Свалете капачето напреди да свържете сигналния кабел.

Сигнален кабел: PP300

Сигнален кабел: PP300

4. Включете захранващия кабел към контакта и захранващия конектор замонитора.

Вкарвайте захранващия кабел докрай в монитора.

Глава 2 Инсталиране / Свързване

19

5. Когато използвате RadiCS/RadiCS LE или свързвате USB устройство

(периферно устройство, което поддържа USB) към монитора, свържете
USB кабела между USB входящия порт на компютъра и USB изходящия
порт на монитора.

USB кабел: UU300

20Глава 2 Инсталиране / Свързване

2-3. Включване на захранването
1. Докоснете

, за да включите захранването на монитора.

Индикаторът на прекъсвача на захранването на монитора ще светне в зелено.
Ако индикаторът не светне, вижте „Глава 3 Проблем - няма изображение“ (страница 22).
Бележка

• За да откриете мястото на прекъсвача на захранването, когато мониторът е изключен, докоснетеда мига.
който и да е от бутоните до , за да накарате индикаторът на

2. Включете компютъра.

Появява се изображението на екрана.
Ако не се появи изображение, вижте „Глава 3 Проблем - няма изображение“ (страница 22)за допълнителните указания.
Внимание

• За максимално пестене на енергия е препоръчително да изключите от бутона за включване. Когатоне използвате монитора, можете да изключите главното захранване или да извадите щепсела, такаче захранването да бъде напълно изключено.
Бележка

• За сведете до минимум скъсяването на експлоатационния живот на монитора в резултат навлошаване на яркостта, както и за намаляване на консумацията на ток, правете следното:- Използвайте функцията за пестене на енергия на компютъра или монитора.
- Изключвайте монитора, след като го използвате.

2-4. Коригиране на височината на екрана и ъгъла
Задръжте левия и десния край на монитора с две ръце и настройте височината на екрана,наклонете и завъртете екрана за създаване на най-добри условия за работа.

Внимание

• След приключване на настройката проверете дали кабелите са свързани правилно.
• След настройка на височината и ъгъла, прокарайте кабелите през държача за кабели.

Глава 2 Инсталиране / Свързване

21Глава 3Проблем - няма изображение
Проблем

Възможна причина и решение

1. Няма снимка
• Светлинният индикатор на прекъсвачана захранването не свети.

• Проверете дали захранващият кабел е свързан
правилно.
• Включете от главния прекъсвач на захранването.
• Докоснете .
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Индикаторът за напрежение свети
зелено.

• Увеличете „Brightness (Яркост)“, „Contrast (Контраст)“или „Gain (Усилване)“ в менюто за настройка. Заподробности вижте ръководството за инсталиране (наCD-ROM).
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Индикаторът за напрежение свети
оранжево.

• Включете входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Преместете мишката или натиснете бутон отклавиатурата.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно.
Когато подавате сигнал за DisplayPort, свържете към.
се използва като изход, когато е конфигурирано
верижно свързване (daisy-chain).
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

22

• Индикаторът на прекъсвача назахранването мига: Оранжев, Зелен

• Свържете, като за целта използвате сигналния кабел,указан от EIZO. Изключете от главния прекъсвач ивключете пак.
• Ако сигналният кабел е свързан към DisplayPort,опитайте да превключите версията на DisplayPort. Заподробности вижте ръководството за инсталиране (наCD-ROM).

2. Появява се съобщението по-долу.

Това съобщение се появява, когато сигналът не е въведен
правилно дори когато устройството работи правилно.

• Това съобщение се появява, когато нямавходящ сигнал.
Например:• Съобщението, показано вляво, може да се появи,защото някой компютър не извежда сигнала веднага,след като е бил включен.
• Проверете дали компютърът е включен.
• Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно.
• Включете входния сигнал. За подробности вижте
ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
• Когато подавате сигнал за DisplayPort, свържете към .
Използвайте
като изход, когато се използва верижно
свързване (daisy-chain).
• Ако сигналният кабел е свързан към DisplayPort,опитайте да превключите версията на DisplayPort.
• Изключете от главния прекъсвач и включете пак.

• Това съобщение показва, че входящият
сигнал е извън посочения честотен
диапазон.
Например:• Проверете дали компютърът е конфигуриран даотговаря на разделителната способност и честотатана вертикално сканиране на монитора (вижте „4-2.
Съвместими разделителни способности“ (страница
25)).
• Рестартирайте компютъра.
• Изберете подходяща настройка чрез помощната
програма на графичната карта. За повече информация
вижте ръководството на потребителя за графичната
карта.

Глава 3 Проблем - няма изображение

Глава 4Спецификации

4-1. Списък на спецификациитеТип
LCD ПанелБез блясък
ТипЦвят (IPS)Задна подсветка

LEDРазмер

54,0 cm (21,3 инча)Разделителна
способност (Х × В)

1200 × 1600

Размер на показване
(Х × В)324,0 mm × 432,0 mm

Размер на пикселите

0,270 mmИзобразявани цветове

10 бита (DisplayPort): 1073,74 милиона цвята (макс.) (отпалитра от 543 милиарда цвята)8 бита (DisplayPort/DVI): 16,77 милиона цвята (от палитра от
543 милиарда цвята)Зрителни ъгли(Х / В, обичайно)178˚ / 178˚Препоръчителна яркост 270 cd/m2

Видео сигнали

USBЗахранване

Време за отговор
(типично)20 ms (черен -> бял -> черен)Терминали за входящ
сигнал

DisplayPort × 1, DVI-D × 1

Изходни конектори

DisplayPort × 1

Честота нахоризонтално
сканиране

31 kHz - 100 kHz

Честота на вертикално
сканиране*1

59 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)Режим насинхронизация накадрите

59 Hz - 61 HzТочков часовник

25 MHz - 164,5 MHzПортВходящ порт × 1, изходящ порт × 2

Стандартно

USB ревизия на спецификацията 2.0

Вход

100 - 240 V променлив ток ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,40 AМаксимална
консумация на енергия

55 W или по-малко

Режим за пестене наенергия

0,6 W или по-малко*2Режим на готовност

0,6 W или по-малко*3Глава 4 Спецификации

23Физически
спецификации

Размери ( Ш × В × Д )356,6 mm × 482,3 mm - 572,3 mm × 200,0 mm (Наклон: 0˚)
356,6 mm × 507,1 mm - 597,1 mm × 261,1 mm (Наклон: 30˚)Размери ( Ш × В × Д )(без стойка)356,6 mm × 464,5 mm × 70,5 mm

Нето тегло

Прибл. 7,6 кгНето тегло (без стойка) Прибл. 4,7 кгИзисквания заработната среда
Изискванияна средата затранспортиране/съхранение

Диапазон на височинна
настройка

90 мм (Наклон: 0˚)Наклон

Нагоре 30˚, надолу 5˚Въртене

70˚Завъртане

90° (Завъртане обратно на часовниковата стрелка запреминаване от ориентация в портретно разположение къмориентация в пейзажно разположение)Температура

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Влажност

20 % - 80 % R.H. (без кондензация)Налягане на въздуха

540 hPa - 1060 hPaТемпература

-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Влажност

10 % - 90 % R.H. (без кондензация)Налягане на въздуха

200 hPa - 1060 hPa*1 Поддържаната честота на вертикално сканиране може да варира в зависимост от разделителната
способност. За допълнителна информация вижте „4-2. Съвместими разделителни способности“(страница 25).
*2 Ако се използва вход DisplayPort, USB портът във възходяща посока не е свързан, „Power Save“:„High“, „DP Power Save“: „On“, „DisplayPort“: „Version 1.1 10bit“ или „Version 1.1 8bit“, „Auto Input Detection“:„Off“, няма свързан външен товар
*3 Когато няма свързан USB порт във възходяща посока, „DP Power Save“: „On“, „DisplayPort“: „Version 1.1
10bit“ или „Version 1.1 8bit“, няма свързан външен товар

24Глава 4 Спецификации

4-2. Съвместими разделителни способности
Мониторът поддържа следните разделителни способности.
Разделителна
способност
(Х × В)Честота навертикално
сканиране
(Hz)√: Поддържани
DVI

DisplayPortПортретна
ориентация*1Пейзажно*2Портретна
ориентация*1Пейзажно*2

720 × 400
70
√
√
√
√
640 × 480
60
√
√
√
√
800 × 600
60
√
√
√
√
1024 × 768
60
√
√
√
√
1280 × 1024
60√√
1600 × 1200
60
√*3
√*3
1200 × 1600
60
√*3
√*3
*1 Когато „Portrait (Портретна ориентация)“ е избрано в „Image Rotation (Завъртане на изображението)“ в„Administrator Settings (Настройки на администратора)“*2 Когато „Landscape (Пейзажно)“ е избрано в „Image Rotation (Завъртане на изображението)“ в„Administrator Settings (Настройки на администратора)“*3 Препоръчителна разделителна способност

4-3. Допълнителни аксесоари
Следните аксесоари се доставят отделно.
За актуална информация относно аксесоарите и информация за допълнително доставяните катоопция най-нови съвместими графични карти вижте нашия уеб сайт. www.eizoglobal.com
Комплект за калибриране
Network QC Management SoftwareКомплект за почистване
Осветление за комфортно четене впомещения
РамоСтойка
Протектор на панела
Скоба за стойка за тънък клиент илиминикомпютър
Сигнален кабел (DVI-D - DVI-D)

RadiCS UX2 версия 5.0.1 или по-нова
RadiCS Version Up Kit версия 5.0.1 или по-нова
RadiNET Pro версия 5.0.1 или по-новаScreenCleaner
RadiLight
AAH-02B3W
LA-011-W
LS-HM1-D
RP-915
PCSK-R1
DD300-BK, DD200-BK, DD200Глава 4 Спецификации

25

Приложение
Медицински стандарт
• Трябва да бъде гарантирано, че крайната система е в съответствие с изискването на
IEC60601-1-1.
• Захранващото оборудване може да излъчва електромагнитни вълни, които могат даповлияят, ограничат или да доведат до повреда на монитора. Инсталирайте оборудванетов контролирана среда, където подобни ефекти ще бъдат избегнати.

Класификация на оборудването
-26

Вид защита срещу токов удар: Клас I
EMC клас: EN60601-1-2:2015 Група1 Клас BКласификация на медицинското изделие (ЕС): Клас IРежим на работа: Постоянен
IP Клас: IPX0Приложение

Информация за EMC
Серията продукти RadiForce предоставя подходящи работни характеристики за показване наизображения.

Среда за използване по предназначение
Серията продукти RadiForce е предназначена за използване в заведения за медицински
услуги като клиники и болници.
Следните места не са подходящи за използване на серията продукти RadiForce:• Домашна среда за за медицински услуги• В близост до радиочестотно хирургическо оборудване като електрохирургически ножове• В близост до терапевтично оборудване, работещо на къси вълни.
• Екранирани за радиочестоти помещения за медицински системи за МРТ• В екранирани места за специализирани приложения
• Монтирани в автомобили, включително в коли за бърза помощ.
• Други специализирани места

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продуктите от серията RadiForce изискват специални предпазни мерки в отношение на ЕМСи се нуждаят от инсталиране. Трябва внимателно да прочетете информацията за ЕМС ираздела „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ в този документ, както и да спазвате следните указания, когато
инсталирате и работите с продукта.
Продуктите от серията RadiForce не трябва да се използват в близост до или върху друго
оборудване. Ако се налага използване в близост до или върху друго оборудване, уредитеили системата трябва да се наблюдават, за да се потвърди нормалната им работа вконфигурацията, в която ще бъдат използвани.
Когато се използва портативно радиочестотно оборудване, дръжте го на 30 cm (12 инча) или
по-далече от която и да било част, включително кабелите на продукти от серията RadiForce.
В противен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристики наоборудването.
Всеки, който свързва допълнително оборудване към входящия или изходния сигнал, катоконфигурира медицинска система, носи отговорност за това системата да отговаря наизискванията на IEC/EN60601-1-2.
Непременно използвайте кабелите, доставени с този продукт, или кабели, специфицирани
от EIZO. Използването на кабели, различни от специфицираните или предоставените от EIZOза това оборудване, може да предизвика увеличени електромагнитни емисии или намалена
електромагнитна устойчивост на това оборудване, както и неправилното му функциониране.
КабелКабели,предназначени за EIZO

Макс. дължинана кабел

Екраниране

Феритна
сърцевина

Сигнален кабел
(DisplayPort)

PP300 / PP2003mЕкраниранС феритна
сърцевина

Сигнален кабел
(DVI)

DD300 / DD200

3mЕкраниранС феритна
сърцевина

USB кабел

UU300 / MD-C93

3mЕкраниранС феритна
сърцевина

Захранващ кабел
(със заземяване)-3m

НеекраниранБез феритна
сърцевина

Приложение

27

Технически спецификации
Електромагнитни емисии

Продуктите от серията RadiForce са предназначени за използване в електромагнитната среда, посочена подолу. Клиентът или потребителят на продукт от серията RadiForce трябва да се увери, че тя се използва втакава среда.

Тест за емисии

Съответствие

Електромагнитна среда – Указания

Радиочестотни
емисииCISPR11 / EN55011

Група 1Продуктите от серията RadiForce използват радиочестотна енергия само завътрешното си функциониране.
По тази причина техните радиочестотни емисии са много слаби и не могат дапричинят смущения в близко електронно оборудване.

Радиочестотни
емисииCISPR11 / EN55011

Клас BПродуктите от серията RadiForce са подходящи за използване във всякакви
обекти, включително в домашни условия, както и такива, пряко свързани с обществената мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани забитови нужди.

Хармонични емисии Клас D
IEC / EN61000-3-2Колебания вСъответства
напрежението /Емисии на трептене
IEC / EN61000-3-3Електромагнитна устойчивост
Серията продукти RadiForce са били тествани при следните съвместими нива в съответствие с изискваниятаза тестване на професионална среда за професионални медицински заведения, специфицирани в IEC /EN60601-1-2.
Клиентите и потребителите на продукти от серията RadiForce трябва да гарантират, че изделията от серията
RadiForce се използват в следната среда:Тест за
устойчивост

Нива за тестванена професионална
среда замедицински
заведения

Съвместимо нивоЕлектромагнитна среда – Указания

Статично
електричество
(ESD)
IEC / EN61000-4-2±8 kV контактно статично ±8 kV контактно статично Подовете трябва да бъдат от дърво, бетон илиелектричество
електричество
керамични плочки. Ако подовете са покрити
±15 kV въздушно
±15 kV въздушносъс синтетични материали, относителната
статично електричество статично електричество влажност трябва да бъде поне 30 %.

Преходно
електричество /пакети импулси
IEC / EN61000-4-4Електропроводи ±2 kVЕлектропроводи ±2 kVКачеството на захранването от електрическата
±1 kV за входно/изходни ±1 kV за входно/изходни мрежа трябва да бъде като това на типична
линии
линии
търговска или болнична среда.

Пренапрежение
IEC / EN61000-4-5±1 kV фаза към фаза±2 kV фаза към земя±1 kV фаза към фаза±2 kV фаза към земяКачеството на захранването от електрическата
мрежа трябва да бъде като това на типична
търговска или болнична среда.

Спадове, кратки
прекъсванияи промени внапрежението назахранващите
входни линии
IEC / EN61000-4-11

0 % UT (100 % спаддо UT) 0,5 цикъла
и 1 цикъл
70 % UT (30 % спаддо UT) 25 цикъла
0 % UT (100 % спаддо UT) 5 сек.

0 % UT (100 % спад доUT) 0,5 цикъла и 1 цикъл
70 % UT (30 % спаддо UT) 25 цикъла
0 % UT (100 % спаддо UT) 5 сек.

Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда. Ако потребителят на продукт от серията RadiForceизисква непрекъсната работа по време на отпадания на захранването от електрическата
мрежа, се препоръчва продуктът от серията
RadiForce да се захранва от непрекъсваемо
захранване или акумулатор.

Магнитни полета,причинени отчестотата назахранващите
напрежения
IEC / EN61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mМагнитните полета, причинени от честотатана захранването, трябва да бъдат на нива,характерни за типично място в търговскаили болнична среда. По време на работа
изделието трябва да се държи на разстояние
най-малко 15 cm от източника на магнитни
полета, причинени от честотата назахранващите напрежения.

28Приложение

Електромагнитна устойчивост
Серията продукти RadiForce са били тествани при следните съвместими нива в съответствие с изискванията затестване на професионална среда за професионални медицински заведения, специфицирани в IEC / EN60601-1-2.
Клиентите и потребителите на продукти от серията RadiForce трябва да гарантират, че изделията от серията
RadiForce се използват в следната среда:Тест за
устойчивост

Нива за тестванена професионална
среда замедицински
заведения

Съвместимо
нивоЕлектромагнитна среда – Указания

Преносимо и мобилно радиочестотно оборудване не трябва да се използва по-близодо която и да е част на изделие от серията
RadiForce, включително кабели, от препоръчително разстояние, изчислено по уравнение- то,приложимо за честотата на предавателя.
Кондуктивни
смущаващи
въздействия
причинени отрадиочестотни полета
IEC / EN61000-4-6Излъчени
радиочестотни полета
IEC / EN61000-4-3

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrms6 Vrms
ISM обхвати между
150 kHz и 80 MHz

6 Vrms3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 V/mПрепоръчителна дистанция
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHzКъдето „P“ е максималната изходна мощностна предавателя във ватове (W) според
производителя на предавателя и „d“ епрепоръчителното разстояние в метри (m).
Силата на полетата на фиксираните
радиочестотни предаватели е определена отелектромагнитното проучване на мястотоa),трябва да бъде по-малко от нивото насъответствие във всеки честотен диапазонb).
Могат да възникнат проблеми в близост дооборудването, отбелязани със следните
символи.

Бележка 1

UT e напрежението на променливотоковото захранване преди приложеното ниво на тестване.

Бележка 2

При 80 MHz и 800 MHz важи високия честотен диапазон.

Бележка 3Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни полета или отизлъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението наелектромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.

Бележка 4

ISM обхватите между 150 kHz и 80 MHz са 6,765 MHz до 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957
MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 40,70 MHz.

a)Силата на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжич- ни) и мобилни наземни радиостанции, аматьорско радио, AM и FM радиоприемници и телевизионното
разпръсква- не не може да бъде предсказано теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната обстановкавъв връзка с фиксираните радиочестотни предаватели, трябва да се направи електромагнитно проучване наобекта. Ако изме- рената сила на полето, където се използва продуктът от серията RadiForce, надхвърля нивотоза съвместимост по-горе, продуктът от серията RadiForce трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната
работа. Ако се наблюдава необичайна работа, може да са необходими допълнителни мерки, като пренасочванеили преместване на продукта от серията RadiForce.

b)В честотния диапазон от 150 кHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малко от 3 V/m.

Приложение

29

Препоръчително е отдалечаването между преносимото или мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване и продукта от серията RadiForceПродуктът от серията RadiForce е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която
излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта от серията
RadiForce може да помогне за предотвратяването на електромагнитните смущения, като поддържа
минимално разстояние между преносимото и мобилно радиочестотно оборудване (предавателите) ипродукти от серията RadiForce.
Устойчивостта срещу въздействия от полетата от следните близко разположени видове безжично
радиочестотно комуникационно оборудване е била потвърдена:Тестова
честота
(MHz)Честотна
лента a)(MHz)Услуга a)IEC /Макси- МинималEN60601 Съвместималнана дисМодулация b)тестово мо нивомощност танция
ниво
(V/m)
(W)
(m)
(V/m)

1,8
Импулсна
модулация b)
18 Hz
2
GMRS 460,
FM
FRS 460±5 kHz девиация
1 kHz синусоидална
0,2
LTE обхват 13, 17 Импулсна
модулация b)
217 HzTETRA 400

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

2

0,3

28

28

Импулсна
модулация b)
217 Hz

2

0,3

28

28

Импулсна
модулация b)
217 Hz

2

0,3

28

28

0,3

9

9

385

380 - 390450

430 - 470

710
745
780
810
870
930

704 - 787

800 - 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE обхват 5Импулсна
модулация b)
18 Hz

1720
1845
1970

1700 - 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;LTE обхват 1, 3,
4, 25;
UMTS

2450

2400 - 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE обхват 7
WLAN 802.11 a/n

5240
5100 - 5800
Импулсна
0,2модулация b)
5500
217 Hz5785a) За някои услуги са включени само честотите във възходяща посока.
b)

Hосещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50 % коефициент на запълване.

Продуктът от серията RadiForce е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която
излъчваните радиочестотни смуще- ния се контролират. За останалото преносимо и мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване (предавателите), минималното разстояние между преносимо и мобилно
радиочестотно комуникационно оборудване (предавателите) и продукти от серията RadiForce, е както епрепоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална
изходна мощност напредавател
(W)
0,01

Дистанция според честотата на предавателя
(m)
150 kHz до 80 MHz
80 MHz до 800 MHz
800 MHz до 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
За предаватели с номинална мощност, отговаряща на максималната изходна мощност, които не са посочени по-горе,препоръчителното разстояние „d“ в метри (m) може да бъде определено като се използва уравнението, приложимо къмчестотата на предавателя, където „P“ е максималното ниво на мощност на предавателя във ватове (W) в съответствиес производителя на предавателя.
Бележка 1 При 80 MHz и 800 MHz важи дистанцията за по-високия честотен диапазон.
Бележка 2 Тези указания може да не важат във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни севлияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.

30Приложение

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V27377B1
IFU-MX216
Copyright © 2019 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

2nd Edition - October 1st, 2021