コンパクト AC/DC 電源
ASR シリーズカタログ
AC / DC Power source

交流電源はもちろん、直流電源としても使用可能︕
コンパクト AC/DC 電源。

コンパクト AC/DC 電源

ASR Seriesコンパクト AC/DC 電源

ASR シリーズ
ASRシリーズは、インバータ方式を採用し、豊富な測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モードなど様々な交流波形をサポート。さらに、交流＋直流、内部＋外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。出力
容量は500VA～4000VAをラインナップ、1000VAモデルでも高さ3Uのハーフラックサイズ、4000VAモデルは高さ4Uのフルラックサイズとコンパクトです。インターフェースはUSB・LAN・GP-IB・RS-232Cを搭載（モデルにより一部オプション）しています。
ワンランク上位の高機能ながら、カラー液晶ディスプレイ搭載により、直観的で使いやすいコストパフォーマンスに優れた交流・直流安定化
電源です。

500VA/1000VA モデル

2000VA/3000VA/4000VA モデル

特長・機能

外部制御

G タイプ

モデル名

希望小売価格（税抜）

G タイプ

最大出力電流Sequence

最大出力電圧Simulation

定格電力

LCD U/I

ARBWaveform

インタフェース
USB

LAN

GP-IB ※

RS-232C

〇

〇

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

－

ASR501-351\240,000

ASR501-351G\270,000

ASR102-351\340,000

ASR102-351G\370,000

〇

〇

〇

〇

ASR202-401G\640,000

20A/10A

100V レンジ︓

2000VA〇〇〇〇

ASR302-401G\900,000

30A/15A

3000VA〇〇〇〇

ASR402-401G\1,130,000

40A/20A

200V レンジ︓

4000VA〇〇〇〇

5A/2.5A
10A/5A

100V レンジ︓

175Vrms（± 250Vdc）

500VA

200V レンジ︓

350Vrms（± 500Vdc） 1000VA
200Vrms（± 285Vdc）
400Vrms( ± 570Vdc)※GP-IB を使用する場合、専用 GP-IB ケーブル︓GTL-258 が必要です。

●CD-ROM（取扱説明書、プログラミングマニュアル）【500VA、1kVA モデル向け】●端子カバー●GET-003: ユニバーサルターミナルボックス●電源コード●USB ケーブル●ラックマウント￥16,000（税抜）●GRA-439-J: ラックマウントアダプター (JIS) ￥20,000（税抜）
GTL-246︓約 1.2m

TypeA-TypeB

アダプター（EIA 用）

GRA-442-E（2kVA、3kVA、4kVA モデルのみ）●GRA-439-E: ラックマウントアダプター (EIA) ￥20,000（税抜）●GTL-258︓専用 GP-IB ケーブル、約２ｍ￥13,000（税抜）【2kVA、3kVA、4kVA モデル向け】●GRA-442-J: ラックマウントアダプター（JIS) ￥12,800（税抜）●GTL-137: 出力ケーブルセット￥6,800（税抜）（負荷線 10AWG、センシング線 16AWG、約 1.2m）●CB-2420P:GP-IB ケーブル

約 2m

￥12,500（税抜）【共通】●GTL-232:RS-232C ケーブル

2

約 2m

￥2,500（税抜）

ASR シリーズは、周波数範囲 1.00Hz ～ 999.9Hz で ASR501-351(G) が 500VA、ASR102-351(G) が 1000VA、
ASR202-401G が 2000VA、ASR302-401G が 3000VA、ASR402-401G が 4000VA の出力容量です。

●500VA 1kVAモデル ACモード出力範囲●500VA 1kVAモデル DCモード出力範囲
±500V

350V

200Vレンジ

200Vレンジ
±250V

200V
175V

±200V

100Vレンジ

±100V

100V

ASR501-351(G) 【500VA】
ASR102-351(G) 【1kVA】

100Vレンジ

1.43A
2.86A

2.5A
5A

●2kVA 3kVA 4kVAモデル

2.86A
5.72A

ASR501-351(G) 【500VA】

5A
10A

ASR102-351(G) 【1kVA】

2A
4A

1A
2A

●2kVA 3kVA 4kVAモデル

ACモード出力範囲

±570V

2.5A
5A

5A
10A

DCモード出力範囲

200Vレンジ

400V
±285V

200Vレンジ
200V

±200V

100Vレンジ

ASR202-401G 【2kVA】
ASR302-401G 【3kVA】
ASR402-401G 【4kVA】

100Vレンジ

±100V

100V

5A
7.5A
10A

10A
15A
20A

ASR202-401G 【2kVA】

20A
30A
40A

ASR302-401G 【3kVA】
ASR402-401G 【4kVA】

3.5A
5.25A
7A

7A
10.5A
14A

10A
15A
20A

20A
30A
40A

交流 + 直流、内部 + 外部信号源を組み合わせた、9 つの出力モードがあり、さまざまなアプリケーションに対応可能です。
内部信号による出力
1 AC+DC-INT
周波数

外部信号による出力
4 AC+DC-EXT

6 AC+DC-ADD

8 AC+DC-Sync

周波数 波形選択も可能

波形選択も
可能

AC

×G

AC

DC

ゲイン＝×G

DC

INT
AC+DC

AC

×G

DC

EXT
AC+DC

ゲイン＝×G

2 AC-INT
周波数

外部信号による
周波数同期

内部＋外部信号による出力

INT+EXT×G

EXT
AC+DC

×G

外部
信号
AC ライン同期も選択可能

波形選択も
可能

AC
7 AC-ADD

5 AC-EXT

9 AC-Sync

周波数 波形選択も可能

3 DC-INT

ゲイン＝×G

AC
INT
AC

×G

EXT
AC

DC

DC

×G

ゲイン＝×G
EXT
AC

DC

AC
外部
信号
AC ライン同期も選択可能

3

●シーケンスモード
Sequence

各シーケンス設定は最大 999 ステップで、各ステップは 100μ～999.9999 秒の範囲で時間を設定できます。複数のステップを組み合わせることで DC 成分を含む複雑な波形を作成できます。10 個のシーケンス設定をローカルメモリに保存できます。USB メモリにも保存可能です。

設定例と動作イメージ

設定画面
実行画面

実行例

●シミュレートモード
Simulation

設定画面

このモードは、電圧・位相・周波数の変動など、電源の一般的な異常を 6
つのステップから生成することができます。一時的な異常のほか繰り返しの設定により周期的な異常として実行することができます。10 個のシミュ
レーション設定をローカルメモリに保存できます。USB メモリにも保存可
能です。
瞬停

電圧上昇

周波数変化

●ディスプレイモード
LCD U/I

標準、簡易、高調波の 3 つのディスプレイモードを持っています。標準モードでは中央に設定が表示され、選択された 3 つの項目の測定値が表示できます。簡易モードでは、使用可能なすべての項目の測定値が表示され、実効値、平均値、ピーク値の切り替えが可能です。高調波モードでは 40 次までの高調波電圧、高調波電流の測定値がそれぞれ 4 ページに分けて表示されます。

標準モード

簡易モード

高調波電流モード

4

高調波電圧モード

●出力波形
ARBWaveform

あらかじめ用意された、サイン波、方形波、三角波のほか、パソコンで作成した任意波形 (4096 ワード ) を 16 波形登録できます。また、ON 位相、OFF 位相をそれぞれ独立で設定することができます。

方形波

サイン波

ON 位相＝45°

三角波

OFF 位相＝225°●PC 不要の任意波形（ARB）編集機能

ASR-2k/3k/4k シリーズ

7 つの波形タイプのパラメータを調整することで、2 万通りを超える AC 電圧波形をシミュレートすることができます。パネルから目的の波形タイプを選択し、パラメータを設定した後で ARB 1～16 に登録、出力モードに戻れば ARB 波形を選択するだけで出力できます。（PC アプリでより複雑な波形作成も可能です。）●最大ピーク電流

CF=6（500VA,1kVA モデルは CF=4)

コンデンサ入力型整流負荷に対して、定格最大電流（実効値）の 6 倍までの最大ピーク電流を流すことができます。
(5ms 以内 )6.00E-01

定格最大電流の 6 倍まで出力可能

3.00E-06

入力電圧2.00E-06

2.00E-01

1.00E-06

0.00E+00

0.00E+00-2.00E-01-1.00E-06-4.00E-01-2.00E-06-6.00E-01-3.00E-06

抵抗負荷時の
電流波形

500VA モデル︓20Apeak/10Apeak
1000VA モデル︓40Apeak/20Apeak（100V/200V レンジ）

2kVA モデル :120Apeak/60Apeak
3kVA モデル :180Apeak/90Apeak
4kVA モデル :240Apeak/120Apeak●T Ipeak、ホールド機能
T Ipeak,ホールド機能は出力開始から測定開始までの遅延
時間(1ms～60s)を設定し、その後のピーク電流の最大値を保持します。測定された値が元の値よりも大きい場合に更新します。
この機能は、出力オン時の突入電流を除いた電流の最大値を測定することができます。

5

この仕様は、周囲温度23℃±5℃および本器の電源投入、30分経過以降に適用されます。
特に記載のない**/**表記は100Vレンジ/200Vレンジの値になります。
モデル名
ASR501-351(G)ASR102-351(G)
AC 入力
定格電圧
100 Vac ～ 240 Vac 単相 二線式
定格周波数
50 Hz ～ 60 Hz
最大消費電力800 VA
1500 VA
力率 *1
100Vac/200Vac 0.95 (typ.) / 0.90 (typ.)AC モード 出力
電力容量
500 VA
1000 VA
電圧
設定範囲
0.0 Vrms ～ 175.0 Vrms / 0.0 Vrms ～ 350.0
Vrms(SIN,SQR)
0.0Vpp ～ 500.0Vpp/0.0Vpp ～ 1000Vpp
または 0.0 Vrms ～ 144.3 Vrms / 0.0 Vrms ～288.6 Vrms(TRI,ARB)
分解能 / 確度*2 0.1 V / ± (0.5 % of set + 0.6 V / 1.2 V)
相数
単相 , 二線 (1P2W)
最大電流 *3 ( ピーク電流 *4)
5A / 2.5A (20 A / 10A) 10A / 5A (40 A / 20A)
クレストファクター （CF)4
負荷力率
0 ～ 1 ( 進みまたは遅れ位相 )周波数
設定範囲
AC Mode: 40.00 Hz ～ 999.9 Hz,
AC+DC Mode: 1.00 Hz ～ 999.9 Hz
0.01 Hz (1.00～99.99 Hz), 0.1 Hz (100.0～999.9 Hz)
設定分解能
設定確度
45 Hz - 65 Hz: 0.01% of set,
1 Hz - 999.9 Hz: 0.02% of set
負荷変動 *5± 0.005%
位相0.0°～ 359.9° ( 設定分解能 ： 0.1° )DC オフセット *6± 20 mV (TYP)
DC モード出力
電力容量
500 W
1000 W
電圧 (100V / 200V) 設定範囲
-250.0 V ～ +250.0 V / -500.0 V ～ +500.0 V
設定分解能、 0.1 V、 ± (|0.5 % of set| + 0.6 V / 1.2 V)
確度 *7
最大電流 *8 ( ピーク電流 *9)
5A / 2.5A (20 A / 10A) 10A / 5A (40 A / 20A)
出力電圧安定度
入力変動 *10± 0.2% 以下
負荷変動 *11± 0.15% 45 - 65Hz、± 0.5% 直流および他の周波数
リップルノイズ *12
0.7 Vrms / 1.4 Vrms (TYP)
出力電圧波形歪み率、 出力電圧応答時間、 効率
全高調波歪 （THD） *13
0.2 % 以下 50Hz / 60Hz,0.3 % 以下 ≦ 500Hz,
0.5 % 以下 500.1Hz ～ 999.9Hz
出力電圧応答時間 *14
100 us (TYP)
外部信号入力ゲイン設定範囲 / 分解能
0.0 ～ 250.0 倍 / 0.0 ～ 500.0 倍 /0.1 倍
入力ターミナル / インピーダンス / BNC コネクタ / 1 M Ω / ± 2.5 V (A/D
電圧範囲
resolution 12 bit)
入力周波数範囲※ -ADD モード
DC ～ 999.9Hz (SIN) DC ～ 100Hz (SIN 以外 )同期信号
信号源
外部 (EXT) TTL または AC 電源 (LINE)※ -SYNC モード 範囲 / 分解能 40.00Hz ～ 99.99Hz / 0.01Hz 100.0Hz ～ 999.9Hz / 0.1Hz
シーケンス / シミュレーション
メモリ数、 ステップ数
10 個 最大 999 ステップ ： シーケンス
6 ステップ固定 ： シミュレーション
ステップ時間の設定範囲
0.0001～999.9999s
ステップ動作
CT: 一定 ,KP: 維持 ,SP: スイープ （上昇 / 下降）
STEP, 時間 , 出力レンジ ,AC 電圧 ,DC 電圧 , 周波
パラメータ
数 , 波形 ,Jump to,Jump cont,Term,
分岐 1, 分岐 2, 出力トリガ極性 ,ON 位相 ,OFF 位相
シーケンス制御
Start,Stop,Hold,Continue, 分岐 1, 分岐 2
インタフェース
USB,LAN,GP-IB( ※ ),RS-232C( ※ ) ※ G タイプのみ

モデル名
測定
電圧
RMS （実効 分解能値） , AVG （平 確度 *16均値） *15
PEAK （ピーク 分解能値）
確度
電流
RMS （実効 分解能値） , AVG （平 確度 *17均値） *15PEAK（ピーク値）

分解能
確度 *18

6

ASR102-351(G)

0.1 V
45 Hz ～ 65 Hz および DC: ± (0.5 % of reading + 0.3 V / 0.6 V)
40 Hz ～ 999.9 Hz: ± (0.7 % of reading + 0.9 V / 1.8 V)
0.1 V
45 Hz ～ 65 Hz および DC: ± (|2 % of reading| + 1 V / 2 V)
0.01 A
45 Hz ～ 65 Hz および DC: 45 Hz ～ 65 Hz および DC:± (0.5 % of reading + 0.02 A ± (0.5 % of reading + 0.04 A // 0.02 A)
0.02 A)
40 Hz ～ 999.9 Hz:
40 Hz to 999.9 Hz:± (0.7 % of reading + 0.04 A / 0.04 A) ± (0.7 % of reading + 0.08 A / 0.04 A)
0.1 A
45 Hz ～ 65 Hz および DC:
45 Hz ～ 65 Hz および DC:± (|2 % of reading| + 0.2 A/0.1 A) ± (|2 % of reading| + 0.2 A/0.1 A)

電力
有効電力 (W) 分解能
0.1 / 1 W
確度 *19 ± (2 % of reading + 0.5 W)± (2 % of reading + 1 W)
皮相電力
分解能
0.1 / 1 VA
確度
± (2 % of reading + 0.5 VA) ± (2 % of reading + 1 VA)(VA)*19*20無効電力
分解能
0.1 / 1 VAR
確度± (2 % of reading + 0.5 VAR) ± (2 % of reading + 1 VAR)
(VAR)
*19*20*21
負荷力率
範囲 、 分解能
0.000 to 1.000 、 0.001
負荷波高率 （クレストファクター）範囲 、 分解能
0.00 to 50.00 、 0.01
高調波
電圧有効値 範囲
基本波の 40 次まで（rms）
フルスケール 175 V / 350 V, 100%
パーセント
分解能
0.1 V, 0.01%（％）（AC-INT およ 確度 *22 20 次まで ± (0.2 % of reading + 0.5 V / 1 V)
び 50/60 Hz
20 次 ～ 40 次 ± (0.3 % of reading + 0.5 V / 1 V)
のみ）
電流有効値 範囲
基本波の 40 次まで（rms）
フルスケール 5 A / 2.5 A, 100%
10 A / 5 A, 100%
パーセント
分解能
0.01
A,
0.01%
（％）
20 次まで（AC-INT およ 確度 *17 20 次まで± (1 % of reading + 0.1 A / 0.05 A) ± (1 % of reading + 0.2 A / 0.1 A)
び 50/60 Hz
のみ）
20 次 ～ 40 次
20 次 ～ 40 次
± (1.5 % of reading + 0.1 A / 0.05 A) ± (1.5 % of reading + 0.2 A / 0.1 A)
その他
OCP （過電流保護） , OTP （過熱保護） , OPP （過電力保護） , FAN fail( ファン 異常 )保護
表示
TFT-LCD, 4.3 インチメモリー機能
設定の保存と呼び出し , 基本設定 : 10
任意波形 (ARB)
メモリー数 :16 ( 不揮発性 ) 波形長 :4096 ワード
外部リモート
動作状態モニタや、 シーケンスのスタート、 ストップ、 出力の ON/OFF などが可能です。
一般的仕様
EMC
EN 61326-1 (Class A) 、 EN 61000-3-2 (Class A, Group 1)、 EN 61000-3-3 (Class A, Group 1) 、 EN 61000-4-2/-43/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11 (Class A, Group 1)、 EN
55011 (Class A, Group1)
安全規格
EN 61010-1
環境
動作環境、高度 屋内 , 過電圧カテゴリ II、 2000m 以下
動作 /
0 ℃ ～ 40 ℃ / -10 ℃ ～ 70 ℃
保存温度範囲動作 /保管湿度範囲*1： 出力電圧が100V/200V（100V/200Vレンジ）、最大電流、および負荷力率1の場合*2： 出力電圧17.5V～175V/35V～350V、正弦波、出力周波数45Hz～65Hz、無負荷、DC電圧設定0V（AC+DCモード）*3： 出力電圧が1V～100V/2V～200Vの場合。出力電圧が100V～175V/200V～350Vのときの電力容量によって制限されます。
*4： コンデンサ入力の整流負荷にたいしては、最大電流によって制限されます。
*5： 45Hz～65Hz、定格出力電圧、最大電流に対する抵抗負荷と無負荷の場合。
*6：ACモードおよび出力電圧設定が0Vの場合。
*7： 出力電圧が-250V～-25V、+25V～+250V/-500V～-50V、+50V～+500V、無負荷、AC電圧設定0V（AC+DCモード）*8： 出力電圧が1.4V～100V/2.8V～200V(±共)の場合。出力電圧が100V～
250V/200V～500V(±共)のときの電力容量によって制限されます。
*9： 5ms以内、最大電流によって制限されます。
*10：電源入力電圧を100Vから120V、または230Vに変化させたとき。無負荷、定格出
力電圧時。
*11：75V～175V/150V～350Vの出力電圧、負荷力率1の場合、背面パネルの出力端子を使用して、出力電流0Aから最大電流（またはその逆）に段階的に変化*12：DCモード、背面パネルの出力端子にて。5Hz～1MHzフィルター使用。
*13：ACおよびAC+DCモードにて、出力電圧50V～175V/100V～350V、負荷力率1のとき。
*14：出力電圧が100V/200Vの場合。出力電圧の10％～90％の時間。負荷条件：0Aから最大電流、負荷力率1。

ASR501-351(G)

寸法 (mm)
質量
付属品

20 %rh ～ 80 % RH ( 結露なし ) / 90 % RH 以下 ( 結露なし )213(W) × 124(H) × 480(D) ( 突起を含まず )約 10.5 kg
電源コード、 端子カバー、 テストリード GTL-123、 USB ケー
ブル、 CD( ユーザーマニュアル、 プログラミングマニュアル）*15：表示は、AC/AC+DCモードではRMSに、DCモードではAVERAGEに設定されます。
*16：ACモード：出力電圧が17.5V～175V/35V～350V。DCモード：25V～250V/50V～500V。
*17：最大電流の5％～100％の範囲。
*18：ACモードでの最大ピーク電流の5％から100％の範囲、DCモードでの最大瞬間電流の5％から100％の範囲。ピーク値の精度は、DCまたは正弦波の波形に対するものです。
*19：出力電圧が50V以上、最大電流の10％～100％の範囲、DCまたは45Hz～65Hzの出力周波数。
*20：DCモードでは、皮相電力と無効電力は表示されません。
*21：無効電力は、力率0.5以下の負荷に対するものです。
*22：出力電圧17.5V～175V/35V～350V。

この仕様は、周囲温度23℃±5℃および本器の電源投入、30分経過以降に適用されます。
特に記載のない**/**表記は100Vレンジ/200Vレンジの値になります。
モデル名
AC 入力
定格電圧
定格周波数
最大消費電力
力率 *1
200VacAC モード 出力
電力容量
電圧
設定範囲

ASR202-401G

ASR302-401G

200 Vac ～ 240 Vac 単相 二線式
50 Hz ～ 60 Hz
2500 VA
3750 VA
0.95 (typ.)

ASR402-401G

5000VA

2000 VA
3000 VA
4000 VA
0.0 Vrms ～ 200.0 Vrms / 0.0 Vrms ～ 400.0
Vrms(SIN,SQR)
0.0Vpp ～ 570.0Vpp/0.0Vpp ～ 1140Vpp
または 0.0 Vrms ～ 164.5 Vrms / 0.0 Vrms ～329.1Vrms(TRI,ARB)
分解能 / 確度 0.1 V / ± (1 % of set + 1V / 2V)*2
相数
単相 , 二線 (1P2W)
最大電流 *3 ( ピーク電流 *4) 20A / 10A
30 A / 15A
40A /20A(120 A / 60A)
(180A / 90A)
(240A / 120A)
クレストファクター （CF)6
負荷力率
0 ～ 1 ( 進みまたは遅れ位相 )周波数
設定範囲
AC Mode: 40.00 Hz ～ 999.9 Hz,
AC+DC Mode: 1.00 Hz ～ 999.9 Hz
設定分解能 0.01 Hz (1.00 ～ 99.99 Hz), 0.1 Hz (100.0 ～ 999.9 Hz)
設定確度
0.02% of set
負荷変動 *5 ± 0.005%
出力 ON/OFF 位相
0° ～ 359° ( 設定分解能 ： 1° )DC オフセット *6± 20 mV (TYP)
DC モード出力
電力容量2000 W
3000 W
4000 W
電圧 (100V / 設定範囲
-285.0 V ～ +285.0 V / -570.0 V ～ +570.0 V
200V)
設定分解能、 0.1 V、 ± (|1 % of set |+ 1 V / 2V)
20A / 10A
30 A / 15A
40A / 20A
最大電流 *8 ( 確度 *7
ピーク電流 *9)(120 A / 60A)
(180A / 90A)
(240A /120A)
出力電圧安定度
入力変動 *10± 0.2% 以下
負荷変動 *11± 0.5% (0-100%、 背面出力端子にて )リップルノイズ *12
1 Vrms / 2 Vrms (TYP)
出力電圧波形歪み率、 出力電圧応答時間、 効率
全高調波歪 （THD） *13
0.2 % 以下 50Hz / 60Hz , 0.3 % 以下 ≦ 500Hz ,0.5 % 以下 500.1Hz ～ 999.9Hz
出力電圧応答時間 *14
100 us (TYP)
外部信号入力ゲイン設定範囲 / 分解能
0.0 ～ 285.0 倍 / 0.0 ～ 570.0 倍 /0.1 倍
入力ターミナル / インピーダ BNC コネクタ / 1 M Ω
ンス
入力電圧範囲± 2.5 V (A/D resolution 12 bit)
入力周波数範囲※ -ADD モ DC ～ 999.9Hz (SIN) DC ～ 100Hz (SIN 以外 )ード
同期信号※ 信号源
外部 (EXT) TTL または AC 電源 (LINE)-SYNC モード 範囲 / 分解能 40.00Hz ～ 99.99Hz/0.01Hz 100.0Hz ～ 999.9Hz/0.1Hz
シーケンス / シミュレーション
メモリ数、 ステップ数
10 個 最大 999 ステップ ： シーケンス ,6 ステップ固定 ： シミュレーション
ステップ時間の設定範囲
0.0001～999.9999s
ステップ動作
CT: 一定 ,KP: 維持 ,SP: スイープ （上昇 / 下降）
パラメータSTEP, 時間 , 出力レンジ ,AC 電圧 ,DC 電圧 , 周波数 ,波形 ,Jump to,Jump cont,Term,
分岐 1, 分岐 2, 出力トリガ極性 ,ON 位相 ,OFF 位相
シーケンス制御
Start,Stop,Hold,Continue, 分岐 1, 分岐 2
インターフェース
USB,LAN,GP-IB,RS-232C*1：出力電圧が100V / 200V（100V / 200Vレンジ）、最大電流、および負荷力率1の場合*2：出力電圧20V～200V / 40V～400V、正弦波、出力周波数45 Hz～65 Hz、無負荷、DC電圧設定0V（AC + DCモード）*3：出力電圧が1V～100V / 2V～200Vの場合。出力電圧が100V～200V / 200V～
400Vのときの電力容量によって制限されます。
*4：コンデンサ入力の整流負荷にたいしては、 最大電流によって制限されます。
*5：45 Hz～65 Hz、定格出力電圧、最大電流に対する抵抗負荷と無負荷の場合、および動作温度。
*6：ACモードの場合。
*7：出力電圧が-285V～-28.5V、+ 28.5V～+285V / -570V～-57V、+ 57V～+570V、無負荷*8：出力電圧が1.4V～100V / 2.8V～200V(±共）の場合。出力電圧が100V～285V /200V～570V(±共)のときの電力容量によって制限されます。
*9：5ms以内、最大電流によって制限されます。
*10：電源入力電圧を200V、220V、または240Vに変化させたとき。無負荷、定格出力電圧時。
*11：100V～200V / 200V～400Vの出力電圧、負荷力率1の場合、背面出力端子を使用して、出力電流0 Aから最大電流（またはその逆）に段階的に変化*12：DCモード、背面パネルの出力端子にて。5 Hz～1 MHzフィルター使用。
*13：ACおよびAC + DCモードにて、出力電圧50V～200V / 100V～400V、負荷力率1のとき。
*14：出力電圧が100V / 200Vの場合。出力電圧の10％～90％の時間。負荷条件：0 A
から最大電流、負荷力率1。

モデル名
ASR202-401G
ASR302-401G
ASR402-401G
測定
電圧
RMS （実効値） , 分解能
0.1 V
AVG （平均値） *15 確度 *16 45 Hz ～ 65 Hz および DC: ± (0.5 % of reading + 0.5 V/ 1 V)
上記以外 : ± (0.7 % of reading + 1 V / 2 V)
PEAK （ピーク値） 分解能
0.1 V
確度
45 Hz ～ 65 Hz および DC: ± (|2 % of reading| + 1 V /2 V)
電流
RMS （実効値） , 分解能0.01 A
AVG （平均値） *15 確度 *17 45 Hz ～ 65 Hz お45 Hz ～ 65 Hz お 45 Hz ～ 65 Hz お
よび DC:
よび DC:
よび DC:± (0.5 % of
± (0.5 % of
± (0.5 % ofreading + 0.1 A / reading + 0.15 A / reading + 0.2 A /0.05 A)
0.08 A)
0.1 A)
上記以外 :
上記以外 :
上記以外 :± (0.7 % of reading ± (0.7 % of reading ± (0.7 % of reading+ 0.2 A / 0.1 A)+ 0.3 A / 0.15 A) + 0.4 A / 0.2 A)
PEAK （ピーク値） 分解能
0.1 A
確度 *18 45 Hz ～ 65 Hz お45 Hz ～ 65 Hz お45 Hz ～ 65 Hz お
よび DC:
よび DC:
よび DC:± (|2% of reading| ± (|2 % of reading| ± (|2 % of
+ 0.5A/0.25 A)+ 0.8A/0.4 A)
reading|+1A/0.5A)
電力
有効電力 (W)
分解能1W
確度 *19 ± (2 % of reading + ± (2 % of reading + ± (2 % of reading +
2 W)
3 W)
4 W)
皮相電力 (VA)
分解能
1 VA
確度
± (2 % of reading + ± (2 % of reading + ± (2 % of reading +*19*20
2 VA)
3 VA)
4 VA)
無効電力 (VAR)
分解能
1 VAR
確度
± (2 % of reading + ± (2 % of reading + ± (2 % of reading +*19*20*21 2 VAR)
3 VAR)
4 VAR)
負荷力率
範囲 、 分解能
0.000 to 1.000 、 0.001
負荷波高率 （クレストファクター）範囲、 分解能0.00 to 50.00 、 0.01
高調波
電圧 有効値 （rms） 範囲
基本波の 40 次まで
フルスケール 200 V / 400 V, 100%パーセント （％）
分解能0.1 V, 0.01%（AC-INT および
確度 *22 20 次まで ± (0.2 % of reading + 0.5 V / 1 V)
50/60 Hz のみ）
20 次 ～ 40 次 ± (0.3 % of reading + 0.5 V / 1 V)
電流有効値 （rms） 範囲
基本波の 40 次まで
フルスケール 20 A / 10 A, 100% 30 A / 15 A, 100%40 A / 20 A, 100%パーセント （％）
分解能0.01 A, 0.1%
（AC-INT および
確度 *17 20 次まで
20 次まで20 次まで50/60 Hz のみ）± (1 % of reading + ± (1 % of reading + ± (1 % of reading +0.4 A / 0.2 A)
0.6 A / 0.3 A)
0.8 A / 0.4 A)
20 次 ～ 40 次
20 次 ～ 40 次
20 次 ～ 40 次
± (1.5 % of reading ± (1.5 % of reading ± (1.5 % of reading+ 0.4 A / 0.2 A) + 0.6 A / 0.3 A) + 0.8 A / 0.4 A)
その他
保護機能
UVP, OCP, OTP, OPP, Fan Fail表示
TFT-LCD, 4.3 インチ
メモリー数
設定の保存と呼び出し , 基本設定 : 10
任意波形 (ARB)
メモリー数 :16 ( 不揮発性 ) 波形長 :4096 ワード
外部リモート
動作状態モニタや、 シーケンスのスタート、 ストップ、 出力のON/OFF などが可能です。
一般的仕様
EMC
EN 61326-1、 EN 61326-2-1、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11/-4-34、 EN
55011(Class A)、 EN55032
安全規格
EN 61010-1
動作環境
屋内 , 過電圧カテゴリ II、 2000m 以下
環境
動作 /0 ℃～ 40 ℃ / -10℃ ～ 70 ℃
保存温度範囲動作 /20 %rh ～ 80 % RH ( 結露なし )/90%RH 以下 ( 結露なし )保管湿度範囲寸法 (mm)質量
付属品

430(W) × 176(H) × 530(D) ( 突起を含まず )約 25 kg
電源コード、 端子カバー、 USB ケーブル、 CD( ユーザーマニュア
ル、 プログラミングマニュアル）、 ラックマウントアダプター (EIA)*15：表示は、AC / AC + DCモードではRMSに、DCモードではAVERAGEに設定されます。
*16：ACモード：出力電圧が20V～200V / 40V～400V。 DCモード：28.5V～285V / 57V～570Vの出力電圧の時。
*17：最大電流の5％～100％の範囲。
*18：ACモードでの最大ピーク電流の5％から100％の範囲、DCモードでの最大瞬間電流の5％から100％の範囲。 ピーク値の精度は、DCまたは正弦波の波形に対するものです。
*19：出力電圧が50V以上、最大電流の10％～100％の範囲、DCまたは45 Hz～65 Hzの出力周波数。
*20：DCモードでは、皮相電力と無効電力は表示されません。
*21：無効電力は、力率0.5以下の負荷に対するものです。
*22：出力電圧20V～200V / 40V～400V

7

●ASRシリーズ

4.3 インチカラー LCD
ファンクションキー
ディスプレイキー

吸入口●ASR-2k/3k/4kシリーズ
出力ソケット
USB TypeA
電源スイッチ

4.3 インチカラー
LCD

ファンクションキー
ディスプレイキー
各種コントロールキー

出力 ON/OFF
吸入口

電源スイッチUSB TypeA

出力 ON/OFF

各種コントロールキー

外部 I/O

外部 I/O

出力端子
リモートセンシング

冷却ファン

USB

GP-IB

LAN

外部 /
同期信号入力RS-232C

USB/LAN
出力およびリモートセンシング端子

外部 / 同期信号入力

AC入力端子台

出力ブレーカー

AC 入力

RS-232C/GP-IB ： ASR-G タイプのみ●ASR-2k/3k/4kシリーズ

213

14.2

17.2

50.8

26.7

14.2

515.8

511.2

380

605.9
570.3

144.3

123.9

●ASRシリーズ

430

GET-003

装着時(単位︓mm)19.7

ユニバーサルターミナルオプション

177

479.9

72

121

300

285

株式会社マックシステムズ●本社〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-2
TEL：(052) 223-2811●刈 谷 営 業 所

楠本第15ビル6F
FAX：(052) 223-2810〒448-0003

刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801
2021.07.05 JASR2107k (TTCWEB) Printed in Japan.

FAX：(0566) 63-6800

URL；https://www.macsystems.co.jp