DE | EN

Probing Solutions.
Made in Germany.

BumbleBee Serie®

Hardware Revision B

Differentielle Hochspannungs-Tastköpfe
High Voltage Differential Probes
400 MHz, ± 2000 V

Bedienungsanleitung | Instruction ManualBumbleBee ® Rev. B

Copyright ® 2022 PMK - Alle Rechte vorbehalten.
Hersteller
PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH
Königsteiner Str. 98
65812 Bad Soden, Germany
Tel: +49 (0) 6196 5927 - 930
Fax: +49 (0) 6196 5927 - 939

DEInternet: www.pmk.de
E-Mail: sales@pmk.de

Garantie
PMK gewährt eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren nach Versand für dieses Produkt für normalen Gebrauch und Betrieb innerhalb der Spezifikationen. Jedes defekte Produkt wird repariertoder ersetzt, wenn es nicht durch Nachlässigkeit, Fehlanwendung, unsachgemäße Installation,
Unfall, nicht autorisierte Reparatur oder Änderung durch den Kunden beschädigt wurde. Diese
Garantie bezieht sich nur auf Defekte des Materials und der Verarbeitung. PMK lehnt alle gesetzlichen Gewährleistungen ab und gewährt auch keine Garantie für eine Eignung des Produkteszu einem bestimmten Verwendungszweck. PMK ist nicht haftbar für irgendwelche indirekten,
speziellen, beiläufigen oder Folgeschäden (einschließlich Gewinnverluste, Verlust des Geschäfts,Datenverlust, einer Unterbrechung des Geschäftsbetriebs oder dergleichen), selbst wenn die PMKüber die Möglichkeit solcher Beschädigungen benachrichtigt worden ist, die aus einem Defektoder Fehler dieser Bedienungsanleitung oder des Produktes entstehen können.

2BumbleBee ® Rev. B

IEC Messkategorien
Definitionen und Beispiele:
Messzubehör ohne
Bemessungsdaten
für eine Messkategorie

Definition:

Viele Arten von Prüf- und Messstromkreisen sind nicht für den
direkten Anschluss an das Versorgungsnetz bestimmt. Einige dieser
Messstromkreise sind nur für Niedrigenergieanwendungen geeignet,
andere dieser Messstromkreise können aber mit sehr großen Mengenverfügbarer Energie durch hohe Kurzschlussströme oder hohe Leerlaufspannungen belastet werden. Für diese Stromkreise sind keineStandardwerte der Transienten definiert. Es ist eine Analyse der
ARBEITSSPANNUNGEN, der Schleifenimpedanzen, der ZEITWEILIGEN Überspannungen und der TRANSIENTEN ÜBERSPANNUNGEN in diesen Stromkreisen notwendig, um die Anforderungen an
Isolierungen und Kurzschlussstromfestigkeit zu bestimmen.

Beispiele:

Thermoelement-Messstromkreise, Hochfrequenz-Messstromkreise,
Kraftfahrzeug-Prüfgeräte und Prüfgeräte zur Bestimmung der Eigenschaften der Netzinstallation, bevor die Installation an das Netz angeschlossen wird.

Definition:

Messkategorie II trifft zu für Prüf- und Messstromkreise, die direkt an
Nutzeranschlüsse (Steckdosen und ähnliche Anschlüsse) der Niederspannungs-Netzinstallation angeschlossen sind.

Beispiele:

Messungen an NETZSTROMKREISEN von Haushaltsgeräten, tragbaren WERKZEUGEN und ähnlichen Geräten, und auf der Verbraucherseite ausschließlich von Steckdosen der festen Installation.

Definition:

Messkategorie III trifft zu für Prüf- und Messstromkreise, die am Verteilerkreis der Gebäudeinstallation der Niederspannungs-Netzinstallation angeschlossen sind. Um Risiken, die von GEFÄHRDUNGEN
durch diese höheren Kurzschlussströme ausgehen, zu vermeiden,
werden zusätzliche Isolation und sonstige Maßnahmen gefordert.

Beispiele:

Messungen an Verteilern (einschließlich Zählerabgängen), an Modulen der Photovoltaik, an Leistungsschaltern, in der Verkabelung
einschließlich Sammelschienen,Verteilerkästen, Schaltern und Steckdosen der festen Installation, an Geräten für industriellen Einsatz undeinigen anderen Geräten wie stationären Motoren mit Festanschluss.

Definition:

Messkategorie IV trifft zu für Prüf- und Messstromkreise, die am Einspeisepunkt der Niederspannungs-Netzinstallation des Gebäudes
angeschlossen sind. Durch diese großen Kurzschlussströme, die mit
einem hohen Energieniveau einhergehen können, sind Messungen
an diesen Orten sehr gefährlich. Umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen
müssen getroffen werden, um einen möglichen Kurzschluss zu vermeiden.

Beispiele:

Messungen an Geräten, die vor einer Hauptsicherung oder dem Leistungsschalter in der Gebäudeinstallation installiert sind.

nicht in CAT II, IIIoder IV

Messkategorie II
CAT II

Messkategorie III
CAT III

Messkategorie IV
CAT IV

3DEBumbleBee ® Rev. B

IEC Verschmutzungsgrade
Definitionen:DEÜbersicht der Messkategorien nach IEC 61010-031
O = Messzubehör ohne Bemessungsdaten für eine Messkategorie(Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind)

Verschmutzungsgrad 1

Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige VERSCHMUTZUNG
auf.
Hinweis: Diese VERSCHMUTZUNG hat keinen Einfluss.

Verschmutzungsgrad 2

Es tritt üblicherweise nur nicht leitfähige VERSCHMUTZUNG auf.
Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch
Betauung gerechnet werden.

Verschmutzungsgrad 3

Es tritt eine leitfähige VERSCHMUTZUNG auf oder es entsteht eine
trockene, nicht leitfähige VERSCHMUTZUNG, die jedoch durch diezu erwartende Kondensation leitfähig wird.

IEC Sicherheitssymbole
Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder in dieser Bedienungsanleitung erscheinen:

Achtung, allgemeine Gefahrenstelle (Bedienungsanleitung beachten)

Achtung, Gefahr des elektrischen Schlags

Erdanschluss
4BumbleBee ® Rev. B

Sicherheitsrichtlinien
Um Personenschäden zu vermeiden und Brand oder Beschädigung dieses Produktesund der angeschlossenen Produkte vorzubeugen, lesen und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen. Beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Verwendung
die Schutzfunktionen, die dieses Produkt bietet, beeinträchtigt werden. Dieses Messzubehör darf nur von fachlich qualifiziertem Personal verwendet werden.
Verwenden Sie ausschließlich geerdete Messgeräte.
Schließen Sie diesen Tastkopf nur an geerdete Messgeräte an. Stellen Sie immer sicher,dass der Tastkopf und das Messgerät richtig geerdet sind.
Schließen Sie richtig an und trennen Sie richtig
Schließen Sie den Signal-Anschluss des Tastkopfes an das Anzeigegerät an und stellen
Sie die Spannungsversorgung zum Tastkopf her. Eine durchgängige Masseverbindungvom Anzeigegerät zum Tastkopf wird so sichergestellt. Anschließend verbinden Sie die
beiden Tastkopfeingänge mit der zu diesem Zeitpunkt spannungsfreien Messstelle. Zum
Trennen entfernen Sie zuerst die Tastkopfeingänge im spannungsfreien Zustand bevor
Sie die Spannungsversorgung und anschließend den Signal-Anschluss trennen.

DE

Vorsicht bei hohen Spannungen.
Beachten Sie die Bemessungsdaten von Tastkopf und Tastkopf-Zubehör. Legen Sie an
den Tastkopf kein Potential an, das die maximalen Bemessungsdaten des Tastkopfes oderdie des am Tastkopf angeschlossenen Zubehörs übersteigt. Für eine Kombination von
Tastkopf und Zubehör gilt immer die niedrigere Bemessungsspannung oder Messkategorie. Stellen Sie sicher, dass Sie die Spannungsminderungskurve unbedingt einhalten(siehe Seite 8).
Halten Sie sich fern von gefährlichen Stromkreisen.
Vermeiden Sie das Arbeiten an offenen und ungeschützten Stromkreisen. Berühren Sie
keine Anschlüsse oder Bauteile bei denen die Gefahr eines elektrischen
Schlages besteht.
Vermeiden Sie unnötige Belastungen.
Die kleinen elektrischen Komponenten des Tastkopfes sind empfindlich gegen Stöße undSchläge. Vermeiden Sie jede unnötige kinetische Belastung des Tastkopfes wie Werfen,
Fallen und starke Vibrationen.
Verwenden Sie nur Originalzubehör.
Das mit dem Tastkopf mitgelieferte Zubehör ist sicherheitsgeprüft.
Verwenden Sie kein anderes als originales Zubehör.
Halten Sie die Produkte sauber und trocken.
Entfernen Sie vor der Reinigung alle Anschlüsse des Tastkopfes.
Arbeiten Sie nicht beim Verdacht von Fehlern.
Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.

5BumbleBee ® Rev. B

Sicherheitsrichtlinien
Nicht in nassen oder feuchten Umgebungen arbeiten.
Kondensation® kann auftreten, wenn eine Einheit von einer kalten in eine warme Umgebung
BumbleBee ist bemessen für eine Eingangsspannung von 2000 V, keine
gebracht
wird. oder 1000 V CAT III.
Messkategorie
Verwenden Sie das Produkt nicht in explosiver Umgebung.
Beachten Sie, dass die maximal zulässige Eingangsspannung des Tastkopfes sichverringert, wenn sich die Frequenz des angelegten Signals erhöht (siehe auf Seite 8).
Sehen Sie im entsprechenden Abschnitt dieser Bedienungsanleitung weitere Informationen
zur maximalen Eingangsspannung, Spannungsminderung und Definitionen der relevanten
IEC Messkategorien (CAT) nach.
DEÜber BumbleBee ®
Der PMK Hochspannungs-Differenzialtastkopf BumbleBee ® bietet eine branchenführende Leistung,der für ein modernes Leistungsdesign benötigt wird, insbesondere für Bauelemente mit hoher Bandlücke, wie SiC und GaN. Die Bandbreite von 400 MHz in Kombination mit dem Eingangsspannungsbereich von ±2000 V und außergewöhnlichem CMRR bis 80 dB ermöglicht es, auch anspruchsvollste
Floating-Messungen präzise zu erfassen. Die Leistung des Tastkopfes macht ihn zur idealen Wahl
für den Entwurf und die Bewertung von Leistungsschaltungen, wie z.B. Messungen in Schaltnetzteilen, Motorantrieben, Invertern, IGBT-Schaltungen und Frequenzumrichtern. Die vier wählbaren
Teilungsstufen von BumbleBee ®, 50 X, 100 X, 250 X und 500 X, bieten dem Anwender die Möglichkeit
den benötigten Spannungsbereich mit dem geringsten Rauschen und der bestmöglichen Auflösung
zu wählen. Der Tastkopf ist mit jedem Oszilloskop mit einer Eingangsimpedanz von 50 Ω kompatibelund verfügt über eine DC-Ausgangsoffsetkorrektur bis zu ±4 V (ausgangsbezogen).
BumbleBee ® kann über die Bedienelemente am Tastkopf oder per Fernbedienung gesteuert werden. Die "PMK Probe Control Software" bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Tastkopf über einen Computer fernzusteuern, und biete dem Benutzer eine grafische Benutzeroberfläche. Die Software ist kostenlos und im Lieferumfang der PMK 2-Kanal- und 4-Kanal-Netzteile PS-02 und PS-03
enthalten, die für die Stromversorgung des Tastkopfes erforderlich sind. Die Netzteile PS-02 und
PS-03 verfügen sowohl über eine USB-Schnittstelle als auch über eine optionale LAN-Schnittstelle.
Das neue AP-01, ein 1-Kanal-Akku-Netzteil, bietet > 8 Stunden tragbaren und isolierten Betrieb, wasdem Anwender die Flexibilität gibt, den Tastkopf dort einzusetzen, wo er benötigt wird. Das AP-01
versorgt nur den Tastkopf mit Strom und unterstützt keine Software-Fernsteuerung.
Eine ISO17025-Kalibrierung vor Auslieferung oder als Rekalibrierung sind auf Anfrage möglich, KALDAKKS-BB.
Messprinzip
Der Hochspannungs-Differenzialtastkopf besteht aus zwei symmetrischen Präzisionsdämpfungsgliedern, die differentiell aufeinander abgestimmt sind. Die Dämpfungsglieder skalieren die Eingangsspannung bevor sie in den Differenzverstärker gelangen. Der Ausgang des Differenzverstärkers wirdüber eine Treiberstufe auf den 50 Ω-Eingang eines Messgerätes geführt.
6

BumbleBee ® Rev. B

Spezifikationen
Elektrische Spezifikationen ¹
Teilungsfaktoren (< ± 1 % garantiert)

50:1

100:1

Bandbreite (-3 dB) Kleinsignal (garantiert)

250:1

500:1

400 MHz

Anstiegszeit (10 % - 90 %) Kleinsignal

1,0 ns0,9 nsMaximale bemessene Eingangsspannung ³
Messzubehör ohne Bemessungsdaten
für eine Messkategorie6000 V transiente Überspannung
2000 Veff.

CAT III

1000 V

Verschmutzungsgrad
Maximale differenzielle Eingangsspannung (DC + AC peak)

2±200 V±400 V

Gleichtaktspannung
DC Genauigkeit±1000 V

±2000 V

DE

±2000 V peak (1400 V RMS)
±0,7 %±0,7 %±0,35 %

±0,35 %

Offset ⁴
Offset Korrektur±4 V

Offset Auflösung
Offset Driftmind. 13 Bit / V (mind. 1 mV)
150 µV / °C

Signallaufzeit (±0,5ns)
Rauschen (AC RMS) ²

150 µV / °C

40 µV / °C

40 µV / °C

12ns (2m) / 28ns (6m) / 32,5ns (7m)
55 mV

55 mV

75 mV

75 mV

Eingangsimpedanz
Eingangsimpedanz zu Masse

5 MΩ || 4 pF

Eingangsimpedanz Differentiell

10 MΩ || 2 pF

Eingangskopplung des Messinstruments

Gleichtaktunterdrückung (CMRR)

50 Ω
DC

80 dB

10 MHz

50 dB

100 kHz

70 dB

50 MHz

45 dB

1 MHz

70 dB

100 MHz

40 dB

3,2 MHz

62 dB

400 MHz

35 dB

Mechanische Eigenschaften
Gewicht (nur Tastkopf)
Kabellänge
Länge der Eingangsleitungen370 g
2 m oder 6 m
25 cm

Anschluss der Eingangsleitungen

2 mm x 4 mm (männlich)Anschluss der Ausgangsleitung

BNC (männlich)

Dieses Produkt wird mit 2 Jahren Garantie geliefert.
Spezifikationen, die nicht als garantiert gekennzeichnet sind, sind typisch.
¹ Ermittelt bei Nutzung eines PS-02 Netzteils bei +23°C Umgebungstemperatur² Bezogen auf den Eingang. Breitbandiges Rauschen DC - 30 MHz³ Wie in der IEC 61010-031 spezifiziert. Beachten Sie auch die Definitionen beschrieben auf Seite 4 und 5
⁴ Bezogen auf den Ausgang

7

BumbleBee ® Rev. B

Umgebungsspezifikationen
Einsatzhöhe
Temperaturbereich

Maximale relative
Luftfeuchtigkeit

bis zu 2000 maußer Betrieb

bis zu 15000 m

in Betrieb

0 °C bis +50 °C

außer Betrieb-40 °C bis +71 °C

in Betrieb

80 % relative Luftfeuchtigkeit für Temperaturen
bis zu +31 °C linear fallend bis 40 % bei +50 °C

außer Betrieb

95 % relative Luftfeuchtigkeit fürTemperaturen bis +40 °C

Typische Spannungsminderung

Beachten Sie, dass sichdie maximale zulässige
Eingangsspannung desTastkopfes verringert,
wenn sich die Frequenzeines angelegten SinusSignals erhöht.

Sinus Amplitude AC rms [V]Typische Spannungsminderung BumbleBee® Rev. B
Keine Messkategorie

1000

100

10
10

100

1k

10k

100k

1M

10M

100M

Frequenz [Hz]Typische Eingangsimpedanz®

Typische Eingangsimpedanz BumbleBee Rev. B
Keine Messkategorie

100M
10M

Beachten Sie, dass sich
die Eingangsimpedanz
des Tastkopfes verringert,
wenn sich die Frequenzeines angelegten SinusSignals erhöht.

1M|Z| [Ohm]DEin Betrieb

100K
10K
1K
100
10

10

100

1K

10K

100K

Frequenz [Hz][Hz]
Frequenz

8

1M

10M

100M

BumbleBee ® Rev. B

Maximale Eingangsspannung, 500:1 Teiler+2000V+2000V Maximum Input Voltage| VCM + VDM | ≤ 2000V

Maximum
Differential Input
Voltage (VDM)

Maximum
Common Mode
Input Voltage (VCM)

Output Offset
Voltage Range
(VOS)

0V

-2000V| VCM + VDM | ≤ 2000V

DE-2000V Maximum Input Voltage
500:1 Range

Maximale Eingangsspannung, 50:1 Teiler+2000V+2000V Maximum Input Voltage| VCM + VDM | ≤ 2000V
Thursday, July 15, 2021

VDM Exceeded

+200V

0V

Maximum
Common Mode
Input Voltage (VCM)

Differential Input
Voltage Range(VDM)

Output Offset
Voltage Range
(VOS)

-200V
VDM Exceeded-2000V

AbmessungenDifferential Input
Voltage Range(VDM)| VCM + VDM | ≤ 2000V-2000V Maximum Input Voltage
50:1 Range

74
2m

52

4

94

250 mm38

Thursday, July 15, 2021

67

196

9

BumbleBee ® Rev. B

Handhabung ab Firmware v. 3.7
Allgemeines
Stellen Sie die Eingangskopplung des Anzeigegerätes auf 50 Ω bevor Sie den Tastkopf darananschliessen. Nach dem Anschliessen der Stromversorgung hören Sie ein kurzes Dreifachsignal desBuzzers und die LEDs der Tastatur leuchten auf. Sie können nun mit ihren Messungen beginnen oder
Teilungsstufe und Offsetkorrektur einstellen.

User Default
Einstellungen am BumbleBee ® Tastkopf werden in Echtzeit gespeichert und beim Einschalten automatisch geladen. Es ist nicht notwendig die Einstellungen separat zu speichern oder aufzurufen.

Global Offset
DE

Durch Drücken der Taste "Set" wird zwischen dem aktuell eingestellten Wert des globalen Offsets und
Null gewechselt. Während Sie sich im Setup Menü befinden steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Bei gesetztem "Hold Overload" und einem vorliegenden Overload Event muss dieser erst gelöst werden um Umschalten zu können.

WerkseinstellungenDurch gleichzeitiges Drücken der Teilerverhältnis Tasten "1+2" im Setup Menü wird der Tastkopf auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt. Halten Sie dazu beide Tasten fünf Sekunden lang und warten Sie
auf den abweichenden Signalton.

Setup-Menü
Durch Halten der Taste "Set" für fünf Sekunden, gelangen Sie in das Setup Menü des BumbleBee ®
(Überspannungsindikator LED des Ausgangs blinkt grün) Der gewählte Menüpunkt wird über die
LEDs der Teilungsstufen angezeigt. Sie können mit den Tasten "1" und "2" den gewünschten
Menüpunkt auswählen. Mit den Tasten "5" und "6" wird die Einstellung des gewählten Menüpunktesverändert. Drücken Sie "Set" erneut um das Menü zu verlassen.

Tastensperre
Wenn 10 Sekunden nach öffnen des Menüs keine Eingabe erfolgt, wird die Tastensperre aktiviert.
Drücken Sie die Taste "Set" erneut, um diese zu lösen und das Menü zu verlassen.
Das Setup Menü beginnt bei Menüpunkt "I", angezeigt durch die unbeleuchtete LED
500:1. Ändern Sie mit den Tasten 5 und 6 die Einstellungen. Wechseln Sie mit den
Tasten 1 und 2 zwischen den Menüpunkten. Die Overload Indikatoren (LEDs B)
zeigen an, ob eine Option Ein- oder ausgeschaltet ist: Grün für "Ein/Ja", Aus für "Aus/Nein". Im folgenden sind LEDs als x = unbeleuchtet und o= beleuchtet markiert.

Menüpunkt I - Identifikation des Messkanals ( x o o o )○ Zur Identifikation des Messkanals stehen folgende Farben (Modi) für die Indikator LED zur
Verfügung: aus, weiss, gelb, cyan, lila, blau, grün, rot.

Menüpunkt II - Overload Buzzer ( o x o o )○ Der Overload Buzzer gibt im Falle von erkannter Überspannung an Ein- oder Ausgang ein akustisches Signal aus und lässt sich mit der Taste "5" ein- oder ausschalten. Zusätzlich lässt sich derHold-Overload Buzzer mit der Taste "6" ein- und ausschalten. Sobald dieser aktiviert ist, muss nacheinem Overload-Event die Taste "Set" gedrückt werden um ihn zu quitieren und das Signal abzustellen.

Menüpunkt III - Key Buzzer ( o o x o )○ Hier lässt sich der Tastatur Buzzer ein- und ausschalten. Der Tastatur Buzzer gibt ein akustisches
Signal für jeden Tastendruck auf der Tastatur aus.

Menüpunkt IV - Offset Synchronisation ( o o o x )○ Die Offset Synchronisation lässt sich hier ein- und aussschalten.
10BumbleBee ® Rev. B

Tastatur-Layout
Menüpunkt V - Offset-Zero 500:1 ( o x x x )○ Hier lässt sich der Offset-Zero für die 500 :1 Teilung justieren.

Menüpunkt VI - Offset-Zero 250:1 ( x o x x )○ Hier lässt sich der Offset-Zero für die 250 :1 Teilung justieren.

Menüpunkt VII - Offset-Zero 100:1 ( x x o x )○ Hier lässt sich der Offset-Zero für die 100 :1 Teilung justieren.

Menüpunkt VIII - Offset-Zero 50:1 ( x x x o )○ Hier lässt sich der Offset-Zero für die 50 :1 Teilung justieren.
2

Tasten

1

B

A

4

6

3

5

DE

7

C

1 - Kleinerer Teilungsfaktor

3+5 - Negativer aktiver Offset XL *4 - Positiver aktiver Offset grob *3 - Negativer aktiver Offset grob *7 - Multifunktionstaste "Set"

6 - Positiver aktiver Offset fein *5 - Negativer aktiver Offset fein *2 - Größerer Teilungsfaktor

4+6 - Positiver aktiver Offset XL *LED Anzeigen A - C
A - Anzeige des Teilungsfaktors 50:1, 100:1, 250:1, 500:1
B - Überspannungsindikatoren: Kanäle / Ausgang
C - Farbige Anzeige des Messkanals

HinweisFalls nach dem Anschließen von BumbleBee ® alle Teilerfaktoren LEDs leuchten, ist der Tastkopf nicht
funktionsfähig. Aktualisieren Sie die Firmware durch die freie PC Software "PMK Firmware Flasher".

(*) Werkseitig voreingestellt auf 62,5 mV, 1 V, 100 V veränderbar durch die PC-Software "PMK Probe Control".

11BumbleBee ® Rev. B

BumbleBee® Tastkopfzubehör

Zubehör

Das im Lieferumfang mitgelieferte Zubehör ist "hervorgehoben", siehe auch "Lieferumfang"auf Seite 14. Eine Spannungsversorgung mit Fernsteuermöglichkeiten oder ein Akku für den portablen Betrieb sind optional.
890-808-105
2-FUSS(schwarz)

890-880-101 *10 Pfostenstecker
0,64 mm890-880-102 *4 Federspitzen(fein)

890-880-103 *
890-880-104
Paar Messpitzenadapter Twinholder M6
4 mm auf 0,8 mm(schwarz)

DE
890-880-106 *Paar Federspitzen
4 mm (schwarz, rot)890-880-109 *Paar Magnetverbinder
4 mm (schwarz, rot)890-880-113 *Paar Abgreifklemmen(schwarz, rot)890-880-116 *4 mm Kupplung w-w(rot)

Spannungsversorgungen:890-880-107 *Paar Spade Terminals,
groß (schwarz, rot)890-880-110 *Paar Spade Terminals,
klein (schwarz, rot)890-880-114 *Paar Greifzangen(schwarz, rot)

- PS-02 (2 Kanäle mit USB)
889-09V-PS2- PS-02-L (2 Kanäle mit LAN und USB)
889-09V-PS2-L- PS-03 (4 Kanäle mit USB)
889-09V-PS3- PS-03-L (4 Kanäle mit LAN und USB)
889-09V-PS3-L- AP-01 (Akku-Pack, 1 Kanal,keine Fernsteuermöglichkeit)
889-09V-AP01

890-880-108 *
890-880-115 *
890-880-111 *Paar Si. Krokodilklemmen, Paar Si. Krokodilklemmen, Paar Hakenklemmen
groß (schwarz, rot)
(schwarz, rot)
klein (schwarz, rot)890-520-900 / 890-520-915 *Stromversorgungskabel(0,5 m / 1,5 m)

890-880-112 *Paar Schienenklemmen
4 mm (schwarz, rot)

D010031 * *50 Ω BNC Durchführung,
1 GHz / 0,5 W

016-397-055
Gerätekoffer “Heavy Duty“
mit Schaumeinlagen (schwarz)* Siehe Ratings für dieses Zubehör auf Seite 13.
** Zur Verwendung, wenn nur ein 1-MΩ-Oszilloskop verfügbar ist.
Das mit dem Tastkopf mitgelieferte Zubehör wurde auf seine Sicherheit geprüft.
Verwenden Sie kein anderes als das originale Zubehör.

12BumbleBee ® Rev. B

Rating Zubehör
Artikel-Nummer

ArtikelBemessene
Eingangsspannung

890-880-116

4 mm Kupplung w-w (rot)30 V AC / 60 V DC

890-880-106

Mini Spring Tip Probes
4 mm

600 V CAT II

889-09V-PS2 / 889-09V-PS3

Netzteil (2 Kanal / 4 Kanal)

100-240 V AC / 50 - 60 Hz

890-880-113

Paar Abgreifklemmen(schwarz, rot)

1000 V CAT II

890-880-114

Paar Greifzangen(schwarz, rot)

1000 V CAT III

890-880-115

Paar, Hakenklemmen(schwarz, rot)

1000 V CAT II

890-880-109

Paar Magnetverbinder
4 mm (schwarz, rot)

30 V AC / 60 V DC

890-880-103

Paar Messspitzenadapter
4 mm auf 0,8 mm (schwarz)

1000 V CAT II

890-880-112

Paar Schienenklemmen
4 mm (schwarz, rot)

600 V CAT III

890-880-111

Paar Si. Krokodilklemmen,
klein (schwarz, rot)

600 V CAT II

890-880-108

Paar Si. Krokodilklemmen,
groß (schwarz, rot)

1000 V CAT III

890-880-107

Paar Spade Terminals, groß(schwarz, rot)

30 V AC / 60 V DC

890-880-101

10 Pfostenstecker
0,64 mm

Nicht anwendbar

890-880-110

Spade Terminal, narrow

30 V AC / 60 V DC

890-880-102

Spring Tip (fine)

Not applicable

890-520-900 / 890-520-915

Stromversorgungskabel(0,5 m / 1,5 m)

30 V AC / 60 V DC

DE

13

BumbleBee ® Rev. B

Lieferumfang
Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist in der grafischen Übersicht auf Seite 12 hervorgehoben.
Das Zubehör, das mit diesem Tastkopf ausgeliefert wird, wurde auf seine Sicherheit
getestet. Verwenden Sie ausschließlich originales Zubehör.

DE

14

Artikel-Nummer

ArtikelAnzahl---Tastkopf BumbleBee ® Rev. 2020

1---

Werkskalibrierzertifikat

1

M80-BUMBLBEE-501

Handbuch

1

890-808-105

2-FUSS2890-880-102

4 Federspitzen (fein)

1016-397-049

Gerätekoffer im Lieferumfang mit Schaumeinlage(schwarz)

1

890-880-116

4 mm Kupplung w-w

1890-880-113

Paar Abgreifklemmen (schwarz, rot)1

890-880-106

Paar Federspitzen 4 mm (schwarz, rot)1

890-880-114

Paar Greifzangen (schwarz, rot)1

890-880-115

Paar, Hakenklemmen (schwarz, rot)1

890-880-109

Paar Magnetverbinder 4 mm (schwarz, rot)1

890-880-103

Paar Messspitzenadapter 4 mm auf 0,8 mm (schwarz)

1890-880-108

Paar Si. Krokodilklemmen, groß (schwarz, rot)1

890-880-111

Paar Si. Krokodilklemmen, klein (schwarz, rot)1

890-880-110

Paar Spade Terminals, klein (schwarz, rot)1

890-880-107

Paar Spade Terminals, groß (schwarz, rot)1

890-880-101

10 Pfostenstecker 0,64 mm

1

BumbleBee ® Rev. B

Bestellinformationen
Das Netzteil ist seperat zu bestellen.

ModelleArtikelnummer

Artikel

880-102-504

4x BumbleBee ® Rev. B, 2 m (Quad Pack inklusive Netzteil PS03-L)

880-102-501

BumbleBee ® Rev. B, 2 m (ohne Netzteil)

880-106-501

BumbleBee ® Rev. B, 6 m (ohne Netzteil)

880-107-501

BumbleBee ® Rev. B, 7 m (ohne Netzteil)
DE

Optionales Zubehör und Kalibrierungen
Artikelnummer

Artikel

KAL-DAKKS-BB

Kalibrierung nach ISO17025

016-397-055

Gerätekoffer "HeavyDuty" mit Schaumeinlagen (schwarz)

890-880-106

Paar Federspitzen

890-880-109

Paar Magnetverbinder

890-880-112

Paar Schienenklemmen 4 mm (schwarz, rot)890-880-107

Paar Spare Terminals

890-880-104

Twinholder M6

KAL-BB2

Werks-(Re)kalibrierung

D01003150 Ω BNC Durchführung, 1 GHz / 0,5 W

Netzteile
Artikelnummer

Artikel889-09V-PS2

PS-02 (2 Kanäle mit USB)

889-09V-PS2-L

PS-02-L (2 Kanäle mit LAN und USB)

889-09V-PS3

PS-03 (4 Kanäle mit USB)

889-09V-PS3-L

PS-03-L (4 Kanäle mit LAN und USB)

889-09V-AP01

AP-01 (Akku-Pack, 1 Kanal, keine Fernsteuermöglichkeit)

890-520-900

Netzteil-Kabel (0,5 m)*

890-520-915

Netzteil-Kabel (1,5 m)* Das Netzteil-Kabel (0,5 m), ist standardmäßig bei allen Netzteilen enthalten.

15BumbleBee ® Rev. B

Copyright © 2022 PMK - All rights reserved.
Manufacturer
PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH
Koenigsteinerstrasse 98
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (0) 6196 5927 - 930
Fax:+49 (0) 6196 5927 - 939

Internet: www.pmk.de
E-Mail: sales@pmk.de

Warranty

EN

PMK warrants this product for normal use and operation within specifications for a period of two
years from date of shipment and will repair or replace any defective product which was not damaged by negligence, misuse, improper installation, accident or unauthorized repair or modificationby the buyer. This warranty is applicable only to defects due to material or workmanship. PMK
disclaim any other implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. PMK
will not be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like),even if PMK has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error
in this manual or product.

16BumbleBee ® Rev. B

IEC Measurement Categories
Definitions and Examples
No Measurement
Category

Definition:

Many types of test and measuring circuits are not intended not in
CAT II, III or IV to be directly connected to the mains supply. Some ofthese measuring circuits are intended for very low energy applications, but others of these measuring circuits may experience very highamounts of available energy because of high short-circuit currents
or high open-circuit voltages. There are no standard transient levels
defined for these circuits. An analysis of the WORKING VOLTAGES,
loop impedances, temporary overvoltages, and transient overvoltages in these circuits is necessary to determine the insulation requirements and short-circuit current requirements.

Examples:Thermocouple measuring circuits, high-frequency measuring circuits,
automotive testers, and testers used to characterize the mains installation before the installation is connected to the mains supply.

Definition:

MEASUREMENT CATEGORY II is applicable to test and measuring
circuits connected directly to utilization points (socket outlets and similar points) of the low-voltage mains installation.

Examples:Measurements on MAINS CIRCUITS of household appliances, portable tools and similar equipment, and on the consumer side only ofsocket-outlets in the fixed installation.

Definition:

MEASUREMENT CATEGORY III is applicable to test and measuring
circuits connected to the distribution part of the building’s low-voltage mains installation. To avoid risks caused by the HAZARDS arisingfrom these higher short-circuit currents, additional insulation and other provisions are required.

Examples:Measurements on distribution boards (including secondary meters),
photovoltaic panels, circuitbreakers, wiring, including cables, busbars, junction boxes, switches, socket-outlets in the fixed installation,and equipment for industrial use and some other equipment such as
stationary motors with permanent connection to the fixed installation.

Definition:

MEASUREMENT CATEGORY IV is applicable to test and measuring
circuits connected at the source of the building’s low-voltage mains installation. Due to these high short-circuit currents which can be followed
by a high energy level, measurements made within these locations are
extremely dangerous. Great precautions shall be made to avoid any
chance of a short circuit.

Examples:Measurements on devices installed before the main fuse or circuit
breaker in the building installation.

not in CAT II, III or IV

Measurement
Category II

Measurement
Category III
CAT III

Measurement
Category IV
CAT IV

17

ENBumbleBee ® Rev. B

IEC Pollution Degrees
Definitions and Examples:

Overview of measurement categories according to IEC 61010-031
O = No Measurement Category (Other circuits that are not directly connected to mains)

EN

Pollution Degree 1

No POLLUTION or only dry, non conductive POLLUTION.
NOTE: The POLLUTION has no influence.

Pollution Degree 2

Only- non conductive POLLUTION. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation must be accepted.

Pollution Degree 3

Conductive POLLUTION occurs or dry, non-conductive POLLUTION
occurs which becomes conductive due to condensation which is to be
expected.

IEC Safety Symbols
The following symbols may appear on the product or in this instruction manual:Caution, risk of danger. Refer to manual.

Caution, risk of electric shock.

Earth (ground) TERMINAL.
18

BumbleBee ® Rev. B

Safety Information
To avoid personal injury and to prevent fire or damage to this product or products connected to it, review and comply with the following safety precautions. Be aware that if you use
this probe assembly in a manner not specified the protection this product provides may be
impaired. Only qualified personnel should use this probe assembly.
Use only grounded instruments.
Do not connect the probe ground lead to a potential other than earth ground. Always
make sure the probe and the measurement instrument are grounded properly.
Connect and disconnect properly.
Connect the signal connector of the probe to the measuring device and connect the power supply to the probe to make sure that there is a continuous ground connection fromthe measuring device to the probe. Then connect the two probe inputs to the voltage-freemeasuring point of your DUT. Remove the probe inputs only in an de-energized state
before disconnecting the power supply. Then disconnect the power supply, and finally
remove the signal connection to the measuring device.
Beware of High Voltages.
Observe probe and probe accessory ratings. Do not apply any electrical potential to theprobe input which exceeds the maximum ratings of the probe or the accessories connected to it. In a combination always the lower rating / measurement category applies toboth probe and accessories connected to it. Make sure to comply with the voltage versus
frequency derating curve on page 22.
Keep away from hazardous live circuits.
Avoid open circuitry. Do not touch connections or components when power is present.
Avoid unnecessary stress.
The small electrical components of the probe are sensitive to shock and impact. Avoid any
unnecessary kinetic stress to the probe like throwing, falling and strong vibrations.
Use only original accessories.
The accessories provided with the probe have been safety tested.
Do not use any other accessories than those "originally" provided.
Keep products clean and dry.
Remove all connections of the probe before cleaning.
Do not operate with suspected failures.
Refer to qualified service personnel.
Do not operate in wet or damp conditions.
Condensation may occur if a unit is moved from a cold to a warm environment.
Do not operate the product in an explosive atmosphere.
19

ENBumbleBee ® Rev. B

Safety Information
BumbleBee has a rated Input Voltage of 2000V No Measurement Category or 1000V CAT III.
Note that the max. input voltage rating of the probe decreases as the frequencyof the applied signal increases (see Voltage Derating on page 22).
®

See the relevant section of this manual for further information on maximum input voltage,
voltage derating and definitions of relevant IEC Measurement Categories (CAT).
(see IEC Measurement Categories on page 17 and 18).

About BumbleBee ®
The PMK BumbleBee ® high voltage differential probe offers industry leading performance needed
for today's power designs, especially those using wide bandgap devices, such as SiC and GaN.
BumbleBee's ® best-in-class 400MHz bandwidth combined with its ±2000 V input voltage range
and exceptional CMRR up to 80 dB provides the ability to accurately capture the most challenging
floating measurements. The probe's performance makes it an ideal choice for designing and evaENluating power circuits, such as measurements in switching power supplies, motor drives, inverter,
IGBT circuits and frequency converters. BumbleBee’s ® four selectable input attenuator ranges,
50X, 100 X, 250 X and 500 X, provides the user with the ability to select the voltage ranges neededwith the lowest noise and best resolution possible. The probe is compatible with any oscilloscopewith a 50 Ω input impedance and has DC output offset correction up to ±4 V (output referred).
BumbleBee ® can be controlled from the controls located on the probe head or via remote control.
The "PMK Probe Control software" provides the ability for the user to control the probe remotely
via a computer, and provides the user with a graphical user interface. The software is free of charge, and included with PMK’s 2ch and 4ch power supplies, PS-02 and PS-03, which are required
to power the probe. The PS-02 and PS-03 power supplies have a USB interface as well as an
optional LAN interface. The new AP-01, 1 channel battery pack power supply, provides > 8 hrs of
portable and isolated operation which allows the user the flexibility of where the probe can be used.
The AP-01 supplies power only to the probe with no software remote control.
ISO17025 calibration upon delivery or as re-calibration is possible on request, KAL-DAKKS-BB.
Measurement Principle
The high voltage differential probe consists of two balanced precision attenuators, which are differentially matched. The attenuators scale the input voltage before passing into the differential amplifier. The output of the differential is fed over a driver stage to the 50 Ω input of a measuring device.

20

BumbleBee ® Rev. B

Specifications
Electrical Specifications ¹
Attenuation (< ± 1 % guaranteed)

50:1

100:1

Bandwidth (-3 dB) Small Signal (guaranteed)

250:1

500:1

400 MHz

Rise time (10 % - 90 %) Small Signal

1.0 ns

0.9 nsMaximum Rated Input Voltages ³
6000 V transient Overvoltage
2000 Veff.

No Measurement Category
CAT III

1000 V

Pollution DegreeMax. Differential Input Voltage(DC + AC peak)

2±200 V±400 V

Common Mode Voltage
DC Gain Accuracy±1000 V

±2000 V

±2000 V peak (1400 V RMS)
±0.7 %±0.7 %±0.35 %

±0.35 %

Offset ⁴
Offset Correction±4 V

Offset Resolution

min. 13 bit / V (min. 1 mV)

Offset Drift

150 µV / °C

Propagation Delay(±0.5ns)
Noise (AC RMS) ²

150 µV / °C

40 µV / °C

EN
40 µV / °C

12ns (2m) / 28ns (6m) / 32.5ns (7m)
55 mV

55 mV

75 mV

75 mV

Input ImpedanceEach Input to Ground5 MΩ || 4 pF

Differential Input Impedance

10 MΩ || 2 pF

Input Coupling of the Measuring Instrument

Common Mode Rejection (CMRR)

50 Ω
DC

80 dB

10 MHz

50 dB

100 kHz

70 dB

50 MHz

45 dB

1 MHz

70 dB

100 MHz

40 dB

3.2 MHz

62 dB

400 MHz

35 dB

Mechanical Specifications
Weight (probe only)
Cable Length

370 g
2 m or 6 m

Input Lead Length
Input Lead Connectors
Output Connector

25 cm
2 mm x 4 mm (male)
BNC (male)This product comes with 2 years warranty.
Specifications that are not marked as guaranteed are typical.
¹ Determined when using a PS-02 power supply at +23°C ambient temperature² Related to the input. Wideband noise DC - 30 MHz³ As defined within IEC 61010-031. See definitions explained on page 18 and 19
⁴ Referred to the output

21

BumbleBee ® Rev. B

Environmental Specifications
AltitudeTemperature
Range
Maximum
Relative Humidity

operatingup to 2000 m

non-operating

up to 15000 m

operating

0 °C to +50 °C

non-operating-40 °C to +71 °C

operating

80 % relative humidity for temperatures up to +31 °C, decreasing linearly to 40 % at +50 °C

non-operating

95 % relative humidity for temperatures up to +40 °C

Typical Voltage Derating®

EN

Note that the max.
input voltage rating of
the probe decreases
as the frequency of
the applied sine signal
increases.

Sine Amplitude AC rms [V]Typical Voltage Derating BumbleBee Rev. B
No Measurement Category

1000

100

10
10

100

1k

10k

100k

1M

10M

100M

Frequency [Hz]Typical Input Impedance

®

100M
10M
1M

|Z| [Ohm]

Note that the input
impedance of theprobe decreases
as the frequency of
the applied signal
increases.

Typical Input Impedance BumbleBee Rev. B
No Measurement Category

100K
10K
1K
100
10
10

100

1K

10K

100K

1M

Frequency [Hz]

22

10M

100M

BumbleBee ® Rev. B

Maximum Input Voltage, 500:1 Range+2000V+2000V Maximum Input Voltage| VCM + VDM | ≤ 2000V

Maximum
Differential Input
Voltage (VDM)

Maximum
Common Mode
Input Voltage (VCM)

Output Offset
Voltage Range
(VOS)

0V

-2000V| VCM + VDM | ≤ 2000V-2000V Maximum Input Voltage
500:1 Range

Maximum Input Voltage, 50:1 Range+2000V+2000V Maximum Input Voltage

EN| VCM + VDM | ≤ 2000V
Thursday, July 15, 2021

VDM Exceeded

+200V

0V

Maximum
Common Mode
Input Voltage (VCM)

Differential Input
Voltage Range(VDM)

Output Offset
Voltage Range
(VOS)

-200V
VDM Exceeded-2000V

Dimensions

Differential Input
Voltage Range(VDM)| VCM + VDM | ≤ 2000V-2000V Maximum Input Voltage
50:1 Range

74
2m

52

4

94

250 mm38

Thursday, July 15, 2021

67

196

23

BumbleBee ® Rev. B

Handling for Firmware v.3.7 and above
General Information
Adjust the input coupling of the measuring instrument to 50 Ω before connecting the probe to it.
After connecting the power supply you hear a short triplet of signals from the buzzer and the LEDsof the keyboard blink. You may start with your measurements or adjust attenuation and offset correction.

User Default
Settings of the BumbleBee® probe are saved in real-time, with no need to actively save or recall at any time.

Global Offset
By pressing "Set" you can switch between the set global offset position and zero. While in setup menu,
this function is not available. Also with set "Hold Overload" an occuring overload event must be cleared before switching offset zero position is available.

Factory Settings
By pressing both buttons "1+2" together while in setup menu, the probe resets to factory settings. Holdboth buttons down for 5 seconds; wait until you hear a differing signal.
EN

Setup Menu
By holding the "Set" Button down for five seconds you reach the setup menu of BumbleBee ® .
Overvoltage-indicator LED of the output blinks green. The focused Menu Item is indicated by theattenuation LEDs. This focus can be altered with the buttons "1" and "2". Use the Buttons "5" and "6"
to alter settings of the focused Menu Item. Pressing the "Set" Button again ends the menu.

Keylock
If no key is pressed 10 seconds after opening the menu the keypad will be locked.
Press the "Set" Button again to release it.

		

Setup Menu starts with item "I", indicated by the unlit LED 500 :1. Change theitem with the buttons 5 and 6. Move between menu items with the buttons 1
and 2. Overload indicators (LEDs B) show the state of an item. Green for On /Yes, unlit for Off / No. In the following LEDs are marked as x = unlit and o= lit.

Menu point I - Channel identification ( x o o o )○ For channel identification the following colors (modes) are available:
unlit, white, yellow, cyan, pink, blue, green, red.

Menu point II - Overload buzzer ( o x o o )○ In case of detected overvoltage at input or output channel, the Overload Buzzer gives an audible
signal and can be turned on- and off with Button "5". Additionally the Hold-Overload Buzzer can be
activated with Button "6". In case of detected overvoltage the "Set" Button has to be pressed to confirm and carry on.

Menu point III - Key buzzer ( o o x o )○ Activate the Key Buzzer, giving audible feedback when any Button on the keypad pressed.

Menu point IV - Offset synchronisation ( o o o x )○ Turn Offset Synchronisation on and off.

24BumbleBee ® Rev. B

Keyboard Layout
Menu point V - Offset-Zero 500:1 ( o x x x )○ adjust Offset-Zero 500 :1 for attenuation.

Menu point VI - Offset-Zero 250:1 ( x o x x )○ adjust Offset-Zero 250 :1 for attenuation.

Menu point VII - Offset-Zero 100:1 ( x x o x )○ adjust Offset-Zero 100 :1 for attenuation.

Menu point VIII - Offset-Zero 50:1 ( x x x o )○ adjust Offset-Zero 50 :1 for attenuation.
2

B

4

6

EN

Buttons

1

A

3

5

7

C

1 - Smaller attenuation

3+5 - Negative active Offset XL *4 - Positive active Offset coarse *3 - Negative active Offset coarse *7 - Button "Set"

6 - Positive active Offset fine *5 - Negative active Offset fine *2 - Bigger attenuation

4+6 - Positive active Offset XL *LED Lights A - C
A - Attenuation Indicator 50 :1, 100 :1, 250 :1, 500 :1
B - Overvoltage Indicators: Channels / Ouput
C - Colored Indicator of the Measuring Channel

Note
If all divider factor LEDs are lit after connecting BumbleBee ®, the probe is not functional. Update thefirmware by the free PC software "PMK Firmware Flasher".

(*) Factory preset to 62.5 mV, 1 V, 100 V can be changed by the "PMK Probe Control" PC software.

25®
BumbleBee
Rev. B
BumbleBee®
Tastkopfzubehör

Accessories

The parts supplied are "highlighted", see also "Scope of Delivery" on page 28. A power supply
with remote control capabilities or a battery pack for portable use are optional.
890-808-105
2-Footer(black)890-880-101 *Set of 10 Contact
Pins 0.64 mm

890-880-102 *Set of 4 Spring
Tips (fine)890-880-104
890-880-103 *Pair of Probe Tip Adapters Twinholder M6
4 mm to 0.8 mm(black)890-880-106 *890-880-109 *
890-880-113 *Pair of Mini Spring Tip
Pair of Magnet Connectors Pair of Clamps, Rotating
Probes 4 mm (black, red)
4 mm (black, red)
Grip Jaw (black, red)

890-880-116 *4 mm Coupler f-f(red)Power Supplies

EN
890-880-107 *Pair of Spade Terminals,
wide (black, red)

890-880-110 *Pair of Spade Terminals,
narrow (black, red)

- PS-02 (2 Channel with USB)
889-09V-PS2- PS-02-L (2 Channel with LAN and USB)
889-09V-PS2-L- PS-03 (4 Channel with USB)
889-09V-PS3
890-880-114 *- PS-03-L (4 Channel with LAN and USB)
Pair of Clamps, Jaws
889-09V-PS3-L(black, red)- AP-01 (Battery Pack, 1 Channel)
889-09V-AP01

890-880-108 *
890-880-115 *
890-880-111 *Pair of Safety Alligatorclips, Pair of Safety Alligatorclips, Pair of Clamps, Hook
big (black, red)
(black, red)small (black, red)890-520-900 / 890-520-915 *Power Supply Cable(0.5 m / 1.5 m)

890-880-112 *Pair of Rail Clip Connectors
4 mm (black, red)

D010031 * *50 Ω BNC Feedthrough,1 GHz / 0.5 W* See ratings for these accessories on page 27.
** For use if only 1 MΩ oscilloscope is available.
The accessories provided with the probe have been safety tested.
Do not use any other accessories than those "originally" provided.

26016-397-055
Carrying Case “Heavy Duty“
with Foam Inlays (black)BumbleBee ® Rev. B

Rating Accessories
Part No.

Model

Rated Input Voltage

890-880-115

Clamp, Hook1000 V CAT II

890-880-114

Clamp, Jaws

1000 V CAT III

890-880-113

Clamp, Rotating Grip Jaw1000 V CAT II

890-880-101

Contact Pin 0.64 mm

Not applicable

890-880-116

4 mm Coupler f-f

30 VAC / 60 V DC

890-880-109

Magnet Connector

30 VAC / 60 V DC

890-880-106

Mini Spring Tip Probes 4 mm

600 V CAT II

890-520-900 / 890-520-915

Power Supply Cable

30 VAC / 60 V DC

890-880-103

Probe Tip Adapter 4 mm
to 0.8 mm

1000 V CAT II

889-09V-PS2 / 889-09V-PS3

Power Supply

100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

890-880-112

Rail Clip Connector

600 V CAT III

890-880-108

Safety Alligator Clip, big1000 V CAT III

890-880-111

Safety Alligator Clip, small

600 V CAT II

890-880-107

Spade Terminal, wide

30 V AC / 60 V DC

890-880-110

Spade Terminal, narrow

30 V AC / 60 V DC

890-880-102

Spring Tip (fine)

Not applicableEN

27

BumbleBee ® Rev. B

Scope of Delivery
Accessories delivered with each probe are highlighted in the graphical overview.

The accessories provided with the probe have been safety tested. Do not use
any other accessories than those “originally” provided.

EN

Order No.

Item

Qty

---

Probe BumbleBee ® Rev. 2020

1---

Calibration Certificate

1

M80-BUMBLBEE-501

Instruction Manual

1890-808-105

2-Footer

2890-880-102

Set of 4 Spring Tips (fine)1

016-397-049

Carrying Case with Foam Inlay (black)1

890-880-116

4 mm Coupler f-f (red)1890-880-109

Pair of Magnet Connectors 4 mm (black, red)1

890-880-115

Pair of Clamps, Hook (black & red)1

890-880-114

Pair of Clamps, Jaws (black & red)1

890-880-113

Pair of Clamps, Rotating Grip Jaw (black & red)1

890-880-103

Pair of Probe Tip Adaptors 4 mm to 0.8 mm (2x black)1

890-880-108

Pair of Safety Alligator Clips, big (black & red)1

890-880-111

Pair of Safety Alligator Clips, small (black & red)1

890-880-110

Pair of Spade Terminals, narrow (black & red)1

890-880-107

Pair of Spade Terminals, wide (black, red)1

890-880-106

Pair of Mini Spring Tip Probes 4 mm (black, red)1

890-880-101

Set of 10 Contact Pins 0.64 mm

1

28

BumbleBee ® Rev. B

Ordering Information
The power supply must be ordered separately.

ModelsOrder No.

Item

880-102-504

4x BumbleBee® Rev. B, 2 m (Quad Pack inclusive Power Supply PS03-L)

880-102-501

BumbleBee ® Rev. B, 2 m (without Power Supply)

880-106-501

BumbleBee ® Rev. B, 6 m (without Power Supply)

880-107-501

BumbleBee ® Rev. B, 7m (without Power Supply)

Optional Accessories and Calibration
Order No.

Item

KAL-DAKKS-BB

Calibration according to ISO17025

016-397-055

Carrying Case "HeavyDuty" with Foam Inlays (black)890-880-106

Pair of Mini Spring Tip Probes 4 mm

890-880-109

Magnet Adaptors

890-880-112

Pair of Rail Clip Connectors 4 mm (black, red)

890-880-107

Wide Spare Terminals

890-880-104

Twinholder M6

KAL-BB2

Factory Re-Calibration with Adjustment

D01003150 Ω BNC Feedthrough, 1 GHz / 0.5 W

ENPower Supplies
Order No.

Item

889-09V-PS2

PS-02 (2 Channel with USB)

889-09V-PS2-L

PS-02-L (2 Channel with LAN and USB)

889-09V-PS3

PS-03 (4 Channel with USB)

889-09V-PS3-L

PS-03-L (4 Channel with LAN and USB)

889-09V-AP01

AP-01 (Battery Pack, 1 Channel)

890-520-900

Power Supply Cable (0,5 m)*

890-520-915

Power Supply Cable (1,5 m)* The power supply cable (0.5 m), is included as standard with all power supplies.

29

BumbleBee ® Rev. B

Notes

EN

30

NotesBumbleBee ® Rev. B

EN31

Copyright © 2022 PMK - All rights reserved.
Informationen in dieser Anleitung ersetzen die in allen bisher veröffentlichten
Dokumenten. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.
Information in this publication supersedes that in all previously publishedmaterial. Specifications are subject to change without notice.

M80-BUMBLEBEE-501

Revision 08.2022