INSTRUCTION MANUAL

PAT.D123836
PAT.D123842

SWR & POWER METER METER PANEL BLACK-LIGHTED

CN-101L

CN-102L■ 概要

CN-103LRoHS■ DESCRIPTION (average power-FM)
The CN-101 Series are high quality instrument with unique features which make tedious measurements of SWR and Powerduring antenna tests, matching and tuning of transmitters a very
easy task.
SWR and Power indicators are installed in one meter unit. One
scale will indicate Forward Power, another scale Reflected
Power and SWR is indicated at the crossing point of the 2needles.This unique feature makes it possible to read Forward
Power, Reflected Power and SWR all at the same time.

このたび DAIWA のクロス方式 SWR & POWER METER をお買い上げ頂きありがとうごぎいました。
本機を有効にご活用頂くために、下記の収扱い説明書をご一読ください。
本機は同一ケース内に2組のメーター機能部を封入することにより、前進電力、反射電力および、SWRを直読できる DAIWA 独
自のメーターです。

■ SPECIFICATIONS
CN-101L

CN-102L

CN-103L

Frequency

1.8〜150 MHz

1.8〜150 MHz

140〜525MHzPower range : Forward

15/150/1.5KW

20/200W/2KW

20W/200W

1.5KW(1.8〜60MHz)
1KW(144MHz)

2KW(1.8〜60MHz)
1KW(144MHz)

200W(140〜525MHz)

Power ratingTolerance+- 10％ at full scale

SWR measurement1：1 〜 1：∞

SWR detection sensitivity

4W MIN

Input / Output impedance

50 ohms

M TypeInput / Output connectors
Dimensions

M or N Type155(W) X 80(H) X 100(D) mm

Weight670 g■ 操作部説明と操作準備■ NOMENCLATURE (average power-FM)① クロスメータ：前進電力、反射電力とSWRを指示します。

① Cross meter ：Indicates SWR, Forward and Reflected Power.

② POWERスイッチ：電力レンジを切り替えます。

③ Model Selector：Used to select meter reading of AVG (averageSwitchpower), or monitoring of P.E.P.

③ SELECTORスイッチ： AVG FM平均電力を指示します。
PEP SSB送信における音声電力のピーク値のモニターを指示します。
④ OUTPUT(ANT)：アンテナと本機を同軸ケーブル(50Ω)
で接続します。

⑤ INPUT(TR)：トランシーバと本機を同軸ケーブルで接続します。

⑥ DC INPUT：DC13.8Vを供給します。
クロスメータが照明されます。

② Range Switch：Used to select the power measuring range.

④ Output(ANT) ：Connect with 50ohms coaxial cable to antennasystem.
⑤ Input(TR)：Connect with 50ohms coaxial cable to transmitter or transceiver.

⑥ Lamp Terminal：Connect lamp terminal to 13.8VDC Power Supply to illuminate the lamp.

①6871012

X1 - 15 W
X10 - 1 5 0 W
X100 -1.5 K W

152.

5R

2

CROSS NEEDLE METER

2RoHS

CN-100 SERIES

15321.7
1.5

11.2

SWR

00∞.51CROSS NEEDLE
SWR & POWER METER

SWR＆ POWER METER.53514DE
TC
E
LF
EFO
RW
A

5DR

RANGE

SELECTOR

CN‑101Lw
1.5k
150
15AVG

1.8〜150

FRONT PANELANTTROUTPUT

INPUT

PEP

MHZ

②THE LIGHT
DC 13.8V③⑥④

REAR PANEL⑤■ 操作方法■ OPERATION
AVG① 平均電力の測定はSELECTORスイッチ
ださい。

1. Select the Mode switch to ''AVG" FM position● "Forward" scale indicates Forward Power.
● ''Reflected" scale indicates Reflected Power.
● Effective Radiated Power.
To measure effective radiated power, subtract Reflected powerfrom Forward Power. (Apparent loss is only produced by impedance mismatch and does not include cable losses.)に設定してく② 前進電力および反射電の測定
FORWARD表示の目盛が前進電力目盛です。トランシーバを動作させると出力に応じた指示をします。
REFLECTED表示の目盛が反射電力目盛です。トランシーバを動作させるとアンテナマッチング状態に応じた反射電力を指示します。

2. Monitoring P.E.P power
Turn the Mode switch to PEP SSB position
When the transmitter is operated and the switch is in the PEP
position the meter needle Monitor PEP of the SSB signal.
For monitoring PEP, a condensor is placed into detector circuit.
This function can not hold peak envelope power.

③ 有効輻射電力の測定
前進電力指示と反射電力指示の差が有効輻射電力です。
（インピーダンス不整合による損出で同軸ケーブルによる損出は含まれません。）

例：前進電力指示10W
反射電力指示0.4W の場合
有効輻射電力は 9.6W となります。

④ SWR(定差波比)の表示
Fig.1により説明します。いま、前進電力は10Wを指示、反射電力は0.4Wを指示しています。この時の前進電力と反射電力メータ指針の交差がSWRとなります。Fig.1ではSWR1.5を指示しています。

456

1012

Mathematical verification

X1 - 15 W
X10 - 1 5 0 W
X100 -1.5 K W

152.
5R

2SWR =

Pf + PrPf - Pr

12.53DR

871FORW
A5DETCEL
FE5321.
71.
5=021
1.

01∞.5⑤ PEP電力の測定
SELECTORスイッチをPEPにセットします。
SSB送信中の音声電力のピーク値に応じてメータ指示がピークパワーをモニター表示します。

SWR(Fig.1)

10 + 0.4= 1.5
10 - 0.4

Rf : Forward PowerRr : Reflected Power
SWR=1.5■ 注意事項■ CAUTIONS① 50Ωの同軸ケーブルを使用してください。(75Ωの同軸ケーブルを使用したアンテナでは誤差を生じ測定できません。)

1. Use only 50ohms coax line for connections. This will maintainthe accuracy of the meter.

② 本機に使用のメーターは高感度ですから機械的振動、衝撃を与えないようにしてください。

2. For accurate power measurements, use 50ohms pure resistance dummy load.

③ アンテナのマッチングが極端にずれている回路を使用したり、送信中アンテナ回路側のコネクターを外しますと異常電圧を生じて本機を焼損することがありますので注意してください。

3. The meter movements are highly sensitive. Prevent mechanical shock and vibration.

④ 冬期の特に乾燥時には静電気の帯電によって針が振れっぱなし、又はひっかかった様になる事があります。
その際にはメーター面に市販のプラスチック用帯電防止クリ−ムあるいは衣類用帯電防止剤を塗布してください。針がもとの位置へ戻ります。
またメーター面に息を吹きかけても同様の効果があります。

4. Measuring power with a poorly matched antenna or disconnecting the output of the bridge while operating may damage themeter.

切り取り線
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

購 入 日
モ デ ル年月日

CN‑101L, CN‑102L, CN‑103L

おご住所

保証書

１: 保証期間はお買い上げ月日より１年です。
２: 修理はお買い上げの販売店へ保証書を添えてお出し下さい。尚本
保証書の提示がない場合及び下記の場合の修理は有料となります。

客様

使用方法の誤り､または乱用による故障。
不当な修理､改造､分解掃除等による故障。
● 天災（落雷､火災）による故障及び損傷。
●

お名前

●

３: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担頂きます。
電 話

販 売 店

店名・住所

４: 本器の故障のために生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
５: 保証書は再発行出来ませんので大切に保管してください。
■本社

東京都大田区池上3‑36‑6〒146‑0082
TEL:03‑3755‑5645 (代)サービスセンター
TEL:03‑3755‑5913

FAX :03‑3755‑2253
FAX :03‑3755‑2253

No.201011