‫تعليمات االستخدام‬‫شاشة ‪ LCD‬لصورة ملونة‬‫هام‬‫يرجى قراءة “تعليمات االستخدام”‪ ،‬ودليل التركيب “مجلد منفصل”‬‫بعناية كي تعتاد على االستخدام الفعال واآلمن‪.‬‬‫•لضبط الشاشة واإلعدادات‪ ،‬ارجع إلى دليل التركيب‪.‬‬‫•أحدث “تعليمات استخدام” متوفرة للتنزيل من موقع الويب الخاص بنا‪:‬‬‫‪http://www.eizoglobal.com‬‬‫رموز السالمة‬‫يستخدم هذا الدليل وهذا المنتج رموز السالمة الموضحة أدناه‪ .‬حيث توضح هذه الرموز معلومات هامة للغاية‪.‬‬‫بعد لذا‪ ،‬يرجى قراءتها بعناية‪.‬‬‫تحذير‬‫قد يؤدي عدم االلتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير‬‫إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديدًا على‬‫حياتك‪.‬‬‫تنبيه‬‫قد يؤدي عدم االلتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث‬‫إصابة متوسطة الخطورة و‪/‬أو يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات‬‫أو المنتج‪.‬‬‫يشير إلى تحذير أو تنبيه‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬‫يشير إلى خطر ‪ˮ‬صدمة كهربائية”‪.‬‬‫يشير إلى إجراء محظور‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬‫يعني ‪ˮ‬ال تقم بالفك”‪.‬‬‫يشير إلى إجراء إلزامي‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬‫يعني ‪ˮ‬تأريض الوحدة”‪.‬‬‫تم ضبط هذا المنتج تحديدًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪ .‬إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة‪ ،‬فقد‬‫ال يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات‪.‬‬‫كافة الحقوق محفوظة‪ .‬ال تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة أو بأي وسيلة‪ ،‬سواء كانت‬‫إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة ‪.EIZO‬‬‫ال تتحمل شركة ‪ EIZO‬أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلّمة لها قبيل إجراء الترتيبات الالزمة عقب تسلم شركة ‪EIZO‬‬‫لتلك المعلومات ذات الصلة‪ .‬لقد بُذل أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل ألحدث المعلومات‪ ،‬يُرجى مالحظة أن مواصفات شاشة ‪ EIZO‬عرضة‬‫للتغيير دون إشعار‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫﻿‬

‫احتياطات‬

‫●‬

‫هام‬

‫•تم ضبط هذا المنتج تحديدًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪ .‬إذا تم استخدام المنتج خارج المنطقة‪ ،‬فقد ال يتم تشغيله كما هو‬‫محدد حسب المواصفات‪.‬‬‫•بالنسبة للسالمة الشخصية والصيانة الصحيحة‪ ،‬يرجى قراءة هذا القسم بعناية وعبارات التنبيه على الشاشة‪.‬‬‫موقع عبارات التنبيه‬‫‪WARNING‬‬‫‪AVERTISSEMENT‬‬‫‪WARNUNG‬‬‫الرموز الموجودة في الوحدة‬‫يشير هذا الرمز إلى‬‫الرمز‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪:‬‬‫اضغط إليقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪:‬‬‫اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫زر التشغيل‪:‬‬‫المسه لتشغيل الشاشة أو إيقافها‪.‬‬‫التيار المتردد‬‫التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربية‬‫تنبيه‪:‬‬‫ارجع إلى «رموز السالمة» (الصفحة ‪.)2‬‬‫عالمة نفايات المعدات‬‫الكهربائية واإللكترونية‪:‬‬‫يجب التخلص من المنتج بمفرده‪ ,‬قد يُعاد تصنيع المواد الخام‪.‬‬‫عالمة ‪:CE‬‬‫عالمة مطابقة ‪ EU‬طبقًا ألحكام ‪ Council Directive‬و‪/‬أو اللوائح (‪.)EU‬‬‫ال ُمصنّع‬‫تاريخ التصنيع‬‫نبيه‪ :‬يحظر القانون الفيدرالي (الواليات المتحدة األمريكية) بيع هذا الجهاز من قبل ممارسة الرعاية الصحية المرخص أو‬‫بأمر منه‪.‬‬‫الجهاز الطبي في االتحاد األوروبي‬‫المستورد في االتحاد األوروبي‬‫ممثل معتمد في السوق األوروبية المشتركة‬‫تاطايتحا‬‫‪3‬‬‫تحذير‬‫إذا انبعث من الوحدة دخان‪ ،‬أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق‪ ،‬أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة‪ ،‬فقم بفصل كافة توصيالت الطاقة في الحال واتصل‬‫بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪.‬‬‫قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز‪.‬‬‫لال تقم بتفكيك أو تعديل الوحدة‪.‬‬‫قد ينتج عن الهيكل أو تعديل الوحدة نشوب حريق أو صدمات كهربية أو حروق‪.‬‬‫ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة‪.‬‬‫ال تقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة األغطية قد يؤدي إلى نشوب حريق‪ ،‬وصدمات كهربية أو تلف الجهاز‪.‬‬‫يُنصح بإبعاد األشياء الصغيرة أو السوائل عن الوحدة‪.‬‬‫قد تتسبب األشياء الصغيرة التي تقع دون قصد عبر فتحات التهوية إلى داخل الهيكل أو السوائل التي قد تنسكب داخله في‬‫نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز‪ .‬في حالة وقوع أي شيء‪/‬انسكاب أي سائل داخل الهيكل‪ ،‬قم‬‫بفصل قابس الوحدة في الحال‪ .‬اطلب من مهندس الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى‪.‬‬‫ضع الوحدة في مكان مستقر وصلب‪.‬‬‫قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير كافي وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف األجهزة‪ .‬في حالة سقوط الوحدة‪ ،‬قم بفصل الطاقة في الحال‬‫واتصل بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪.‬‬‫ال تقم باالستمرار في استخدام وحدة تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫استخدم الوحدة في المكان المالئم‪.‬‬‫قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في األماكن المفتوحة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في وسائل النقل (السفن والطائرات والقطارات والحافالت وما شابه)‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في بيئة متربة أو رطبة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في مكان يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل (الحمامات والمطابخ وما شابه)‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في مكان قد تتعرض فيه الشاشة للبخار بصورة مباشرة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة‪.‬‬‫•ال تقم بوضعه في موقع يتعرض فيه المنتج لضوء الشمس المباشر‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في بيئة بها غاز قابل لالشتعال‪.‬‬‫•تجنب وضعه في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل (مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد‬‫الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والكلور واألمونيا واألوزون)‪.‬‬‫•تجنب وضعه في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء (امثل كلوريد الصوديوم‬‫والكبريت) والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات األخرى‪.‬‬‫لتجنب خطر االختناق‪ ،‬احتفظ بأكياس التعبئة البالستيكية بعيدًا عن األطفال واألطفال الرضع‪.‬‬‫استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقًا لمعيار مأخذ التيار بدولتك‪.‬‬‫تأكد من البقاء في حدود الجهد الكهربي المقدر لسلك الطاقة‪ .‬قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو‬‫حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪ 50/60 100-240Vac :‬هرتز‬‫لفصل سلك الطاقة‪ ،‬قم بنزع القابس بثبات واسحبه‪.‬‬‫قد يؤدي الربط على السلك إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو‬‫حدوث صدمات كهربية‪.‬‬‫يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي مؤرض‪.‬‬‫قد يتسبب الفشل في القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫‪4‬‬‫تاطايتحا‬‫تحذير‬‫استخدم الجهد الصحيح‪.‬‬‫•تم تصميم الوحدة لالستخدام مع الجهد المحدد فقط‪ .‬قد يتسبب االتصال بجهد كهربي آخر غير المحدد في ‪ˮ‬تعليمات االستخدام” هذه إلى نشوب حريق أو صدمة كهربية‬‫أو تلف الجهاز‪.‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪ 50/60 100-240Vac :‬هرتز‬‫•ال تقم بالتحميل الزائد على الدائرة الكهربية الخاصة بك‪ ،‬ألن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫قم بالتعامل مع سلك الطاقة بعناية‪.‬‬‫•ال تضع السلك أسفل الوحدة أو أي أشياء أخرى ثقيلة‪.‬‬‫•ال تقم بالسحب أو الربط على السلك‪.‬‬‫في حالة تلف سلك الطاقة‪ ،‬قم بإيقاف استخدامه‪ .‬قد يؤدي استخدام سلك تالف إلى نشوب حريق‬‫أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫ال ينبغي على المشغل مالمسة المريض أثناء لمسه للمنتج‪.‬‬‫هذا المنتج غير مصمم ليتم لمسه بواسطة المرضى‪.‬‬‫ال تقم أبدًا بلمس القابس أو سلك الطاقة في حالة وجود رعد‪.‬‬‫فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربية‪.‬‬‫عند إرفاق ركيزة ذراع‪ ،‬يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان‪.‬‬‫عد القيام بذلك قد يؤدي إلى انفصال الوحدة‪ ،‬والذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو تلف األجهزة‪ .‬قبل التركيب‪ ،‬تأكد من أن المكاتب والحوائط واألشياء‬‫األخرى المثبت عليها ركيزة الذراع لديها قوى ميكانيكية كافية‪ .‬عند إسقاط الوحدة‪ ،‬يرجى االتصال بمندوب ‪ EIZO‬المحلي واطلب النصح منه‪ .‬ال تقم‬‫باالستمرار في استخدام وحدة تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪ .‬عند إعادة ربط ركيزة اإلمالة‪ ،‬يرجى استخدام‬‫نفس المسامير وإحكامهم بأمان‪.‬‬‫ا تقم بلمس لوحة ‪ LCD‬التالفة مباشرةً بأيد عارية‪.‬‬‫بلور الكريستال الذي قد يتسرب من اللوحة سام إذا دخل العين أو الفم‪ .‬إذا تعرض أي جزء من الجلد أو الجسم بشكل مباشر‬‫للوحة‪ ،‬فيرجى غسلهم بالكامل‪ .‬إذا نتج عن ذلك بعض األعراض الجسدية‪ ،‬فيرجى استشارة الطبيب الخاص بك‪.‬‬‫تاطايتحا‬‫‪5‬‬‫تنبيه‬‫تعامل بعناية عند حمل الوحدة‪.‬‬‫ً‬‫خطرا‪.‬‬‫قم بفصل سلك الطاقة والكابالت عند نقل الوحدة‪ .‬يمثل نقل الوحدة مع ترك السلك متصال‬‫ً‬‫قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات‪.‬‬‫قم بحمل الوحدة أو وضعها وفقًا للطرق المحددة الصحيحة‪.‬‬‫•عند حمل الوحدة‪ ،‬قم بإمساكها بثبات كما في هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه‪.‬‬‫•تعتبر الشاشات بمقاس ‪ 30‬بوصة وأكثر ثقيلة الوزن‪ .‬عند فك تغليف الشاشة و‪/‬أو حملها‪ ،‬تأكد من وجود شخصين على األقل عند القيام بذلك‪.‬‬‫قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف األجهزة‪.‬‬‫ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة بالهيكل‪.‬‬‫•ال تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية‪.‬‬‫•ال تقم بتركيب الوحدة في مكان مغلق‪.‬‬‫سا على عقب‪.‬‬‫•ال تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأ ً‬‫يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق‬‫التلف بالجهاز‪.‬‬‫ال تقم بلمس القابس ويديك مبتلة‪.‬‬‫القيام بهذا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫استخدم مأخذ تيار يسهل الوصول إليه‪.‬‬‫حيث يضمن هذا إمكانية فصل التيار بشكل سريع في حالة حدوث مشكلة‪.‬‬‫قم بتنظيف المنطقة حول قابس الطاقة وفتحة تهوية الشاشة من آن إلى آخر‪.‬‬‫قد يؤدي وجود الغبار والماء أو الزيت على القابس إلى نشوب حريق‪.‬‬‫قم بفصل الوحدة قبل تنظيفه‪.‬‬‫قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫إذا كنت تنوي ترك الوحدة غير مستخدمة لفترة ممتدة‪ ،‬فقم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة للحصول على السالمة‬‫والحفاظ على الطاقة‪.‬‬‫وللمستخدمين في إقليم المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا‪:‬‬‫في حال حدوث أي حادثة خطيرة تتعلق بالجهاز‪ ،‬يجب إبالغ الشركة المصنعة و السلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم و‪/‬أو‬‫المريض‪.‬‬‫‪6‬‬‫تاطايتحا‬‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫غرض االستخدام‬‫ذا المنتج مصمم لعرض ومشاهدة الصور الرقمية‪ ،‬والتي تشمل صور التصوير اإلشعاعي للثدي سواء الصور القياسية أو متعددة اللقطات‪ ،‬وذلك عند‬‫قيام الممارسين الطبيين بالفحص والتحليل والتشخيص‪ .‬وهو مصمم خصيصا لتطبيقات تصوير الثدي ثالثي األبعاد‏‏(‪tomosynthesis‬‏‏‏)‪.‬‬‫تنبيه‬‫•قد ال يتم تغطية هذا المنتج من خالل الضمان لالستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل‪.‬‬‫•يتم العمل بالمواصفات المذكورة في هذا الدليل فقط عند استخدام التالي‪:‬‬‫	‪-‬أسالك الطاقة المتوفرة مع المنتج‬‫	‪-‬كابالت اإلشارة المحددة من خاللنا‬‫•استخدم المنتجات االختيارية فقط المصنعة أو المحددة من خاللنا مع هذا المنتج‪.‬‬‫احتياطات االستخدام‬‫•خالف ذلك‪ ،‬قد تتشوه القطع (مثل لوحة ‪ )LCD‬على المدى الطويل‪ .‬تحقق من آن آلخر من عملهم بشكل طبيعي‪.‬‬‫•عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن‪ ،‬فقد تظهر الصورة التلوية‪ .‬استخدم شاشة التوقف أو وظيفة توفير‬‫الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفترات ممتدة من الزمن‪.‬‬‫•إذا استمرت الشاشة في العرض بشكل متواصل لفترة طويلة من الوقت‪ ،‬فقد تظهر بقع معتمة أو حروق‪ .‬إلطالة عمر الشاشة‪ ،‬نوصي بإغالق شاشة‬‫العرض من آن آلخر‪.‬‬‫•قد تظهر الصورة التلوية حتى بعد انقضاء فترة زمنية قصيرة تبعًا للصورة المعروضة‪ .‬إذا حدث هذا‪ ،‬فقد يعمل تغيير الصورة أو ترك الطاقة في‬‫وضع اإليقاف لساعات قليلة على حل المشكلة‪.‬‬‫‪EIZO‬‬‫المحلي الخاص بك‪.‬‬‫•الضوء الخلفي للوحة ‪ LCD‬لديه عمر ثابت‪ .‬عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض‪ ،‬يرجى االتصال بمندوب‬‫•قد يوجد لدى الشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقط المضيئة على الشاشة‪ .‬يرجع ذلك إلى الخصائص الخاصة باللوحة‬‫ذاتها‪ ،‬وليس عطل بالمنتج‪.‬‬‫•ال تقم بالضغط على اللوحة أو حافة اإلطار بقوة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض‪ ،‬على سبيل المثال أنماط التداخل‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬في حالة‬‫استمرار الضغط على اللوحة بشكل مستمر‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو تشوه اللوحة‪( .‬في حالة بقاء عالمات الضغط على اللوحة‪ ،‬اترك شاشة العرض‬‫مع شاشة بيضاء أو سوداء‪ .‬قد تظهر األعراض‪).‬‬‫•ال تقم بخدش اللوحة أو الضغط عليها باستخدام أشياء حادة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في تلف اللوحة‪ .‬ال تحاول التنظيف باستخدام األنسجة الن ذلك قد يؤدي‬‫إلى خدش باللوحة‪.‬‬‫•تبعًا للبيئة‪ ،‬قد تختلف القيمة التي تم قياسها بواسطة مستشعر اإلضاءة المدمج عن القيمة المعروضة على عداد اإلضاءة الفريد من نوعه‪.‬‬‫•عندما تكون شاشة العرض باردة وتم إحضارها إلى الغرفة أو ارتفعت درجة حرارة الغرفة بسرعة‪ ،‬فقد يحدث تكاثف لقطرات الندى على األسطح‬‫الداخلية والخارجية لشاشة العرض‪ .‬في هذه الحالة‪ ،‬ال تقم بتشغيل شاشة العرض‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬انتظر حتى يختفي تكاثف قطرات الندى‪ ،‬وإال فقد‬‫يتسبب ذلك في تلف شاشة العرض‪.‬‬‫هذه ضرعلا ةشاشل راعشإ‬‫‪7‬‬‫الستخدام الشاشة لفترة طويلة‬

‫●‬

‫●‬

‫الصيانة‬‫•تتأثر جودة العرض على الشاشات بمستوى جودة إشارات الدخل ومدى تدهور حالة المنتج‪ .‬قم بإجراء الفحص اليومي والفحوص البصرية‬‫واالختبارات الدورية المنتظمة حتى تتوافق مع المعايير الطبية ‪ /‬التوجيهات اإلرشادية تبعًا لطريقة استخدامك‪ ،‬وقم بإجراء المعايرة حسب‬‫الضرورة‪ .‬يتيح لك استخدام برنامج التحكم بجودة شاشة ‪ RadiCS‬القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بمستوى عا ٍل بحيث يلبي المعايير الطبية‬‫‪ /‬التوجيهات اإلرشادية‪.‬‬‫‪15‬‬‫دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو تم تنشيط شاشة‬‫•سوف تستغرق ‪ 15‬دقيقة الستقرار أداء األجزاء الكهربية‪ .‬يرجى االنتظار‬‫العرض من وضع حفظ الطاقة‪ ،‬ثم قم بضبط شاشة العرض‪.‬‬‫•نوصي بأن يتم ضبط شاشات العرض إلى المستوى الموصى به أو أقل لتقليل التغييرات في اللمعان بواسطة االستخدام طويل المدى والحفاظ‬‫على سطوع ثابت‪.‬‬‫•لضبط نتائج القياس لمستشعر المعايرة المتكامل (المستشعر األمامي المتكامل) على تلك الخاصة بمستشعر ‪ EIZO‬الخارجي (مستشعر ‪UX1‬‬‫أو ‪ )UX2‬والذي يُباع على حدة‪ ،‬قم بتنفيذ التصحيح بين المستشعر األمامي والمستشعر الخارجي باستخدام ‪ .RadiCS / RadiCS LE‬تيح‬‫لك التصحيح الدوري الحفاظ على دقة القياس للمستشعر األمامي المتكامل عند مستوى يكافئ ذلك الخاص بالمستشعر الخارجي‪.‬‬‫التنظيف‬‫يوصى بالتنظيف من آن آلخر للحفاظ على مظهر شاشة العرض جديدة وإلطالة عمر التشغيل الخاص بها‪.‬‬‫امسح األتربة الموجودة على الهيكل أو اللوحة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من الماء أو بأحد‬‫المواد الكيمائية المذكورة أدناه‪.‬‬‫المواد الكيمائية المسموح باستخدامها للتنظيف‬‫اسم المادة‬‫اإليثانول‬‫كحول اإليزوبروبانول‬‫‪Chlorhexidine‬‬‫‪Benzalkonium chloride‬‬‫‪Alkyldiaminoethylglycine‬‬‫‪Glutaral‬‬‫اإليثانول‬‫كحول اإليزوبروبانول‬‫‪Hibitane‬‬‫‪Welpas‬‬‫‪Tego 51‬‬‫‪Sterihyde‬‬‫اسم المنتج‬‫تنبيه‬‫•ال تستخدم المواد الكيمائية بشكل متكرر‪ .‬قد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول والمحلول المطهر في اختالف اللمعان وفقدان اللمعان وتالشي الهيكل أو‬‫اللوحة وأيضًا تدهور جودة الصورة‪.‬‬‫•ال تستخدم أي مرقق أو بنزين أو شمع أو منظف كاشط‪ ،‬والذي قد يؤدي إلى تلف الهيكل أو اللوحة‪.‬‬‫مباشرة‪.‬‬‫•ال تجعل المواد الكيمائية تالمس الشاشة‬‫ً‬‫مالحظة‬‫•يوصى باستخدام ‪ ScreenCleaner‬لتنظيف الهيكل وسطح اللوحة‪.‬‬‫الستخدام شاشة العرض بشكل مريح‬‫•بدء تشغيل شاشة العرض لفترة طويلة قد يرهق عينيك‪ .‬استرح لمدة ‪ 10‬دقائق كل ساعة‪.‬‬‫•انظر إلى الشاشة من على بُعد مناسب ومن زاوية مناسبة‪.‬‬‫‪8‬‬‫هذه ضرعلا ةشاشل راعشإ‬‫المحتويات‬‫احتياطات ‪3.......................................................................‬‬‫●‬‫هام �������������������������������������������������������������������	‪3‬‬‫إشعار لشاشة العرض هذه ‪7....................................................‬‬‫غرض االستخدام‪7...................................................................‬‬‫احتياطات االستخدام ‪7...............................................................‬‬‫الستخدام الشاشة لفترة طويلة‪8....................................................‬‬

‫●‬
‫●‬

‫الصيانة ����������������������������������������������������������������	‪8‬‬‫التنظيف ���������������������������������������������������������������	‪8‬‬‫الستخدام شاشة العرض بشكل مريح‪8.............................................‬‬‫المحتويات ‪9......................................................................‬‬‫الفصل ‪1‬‬‫مقدمة ‪10..........................................................‬‬‫‪.1-1‬‬‫الميزات‪10................................................................‬‬‫‪.1-2‬‬‫محتويات العبوة‪11.......................................................‬‬‫●‬‫‪12	������������������������������������ EIZO LCD Utility Disk‬‬‫‪.1-3‬‬‫أزرار التحكم والوظائف‪13..............................................‬‬‫الفصل ‪2‬‬‫التثبيت ‪ /‬االتصال‪14..............................................‬‬‫‪.2-1‬‬‫قبل تثبيت المنتج ‪14.....................................................‬‬‫●‬‫متطلبات التركيب ���������������������������������������������������	‪14‬‬‫‪.2-2‬‬‫كابالت االتصال ‪15.......................................................‬‬‫‪.2-3‬‬‫تشغيل مصدر الطاقة ‪17.................................................‬‬‫‪.2-4‬‬‫ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها ‪17......................................‬‬‫الفصل ‪3‬‬‫مشكلة عدم وجود صورة ‪18.....................................‬‬‫الفصل ‪4‬‬

‫المواصفات‪19.....................................................‬‬‫‪.4-1‬‬‫قائمة المواصفات‪19.....................................................‬‬‫‪.4-2‬‬‫معدالت الدقة المتوافقة‪20...............................................‬‬‫‪.4-3‬‬‫الملحقات االختيارية ‪20..................................................‬‬‫الملحق‪21........................................................................‬‬‫المعايير الطبية ‪21...................................................................‬‬‫معلومات ‪22.................................................................EMC‬‬‫تايوتحملا‬‫‪9‬‬‫	‪ 1‬لصفل امقدمة‬‫كثيرا الختيارك شاشة عرض ‪ LCD‬لصورة ملونة من ‪.EIZO‬‬‫شكرا لك‬‫ً‬‫ً‬‫	‪1-1.‬الميزات‬‫●‬‫شاشة ألوان وأحادية اللون هجين‬‫يمكن لشاشة األلوان هذه عرض الصور بمستو عال من السطوع يصل إلى ‪ 1100‬شمعة ‪ /‬متر‪ ،2‬وهو ما يقارب سطوع الشاشة أحادية اللون‪.‬‬‫من ثم‪ ،‬يمكن لهذا المنتج عرض الصور الملونة الرقمية‪ ،‬يشمل ذلك تلك الخاصة باألغراض الطبية مثل صور الرنين المغناطيسي أو األشغة‬‫المقطعية للثدي وصور الموجات فوق الصوتية وصور الباثولوجي باإلضافة إلى الصور أحادية اللون لتأليف مقاطع الثدي أو تصوير الثدي‬‫الشعاعي والتي تتطلب شاشة بأداء عرض عال المستوى‪.‬‬‫أيضًا‪ ،‬عند تمكين وظيفة جاما الهجينة ‪ ،PXL‬يقوم هذا المنتج تلقائيًا بالتمييز بين األجزاء الملونة واألجزاء أحادية اللون لنفس الصورة على‬‫مستوى البكسل ويعرضها على التوالي بتدرجات مثالية‪.‬‬‫●‬‫التحكم في الجودة‬‫تحتوي هذه الشاشة على مستشعر المعايرة المدمج (المستشعر األمامي المتكامل)‪ .‬يتيح هذا المستشعر للشاشة القيام بالمعايرة (المعايرة الذاتية)‬‫وفحص تدرج الرمادي بشكل مستقل‪.‬‬‫باستخدام ‪ RadiCS LE‬الذي تم تثبيته بالشاشة‪ ،‬يمكنك إدارة السجل ذات الصلة بالشاشة‪ ،‬والمعايرة الذاتية المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ‪.‬‬‫يتيح لك برنامج التحكم بجودة شاشة ‪ RadiCS‬القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية ‪ /‬التوجيهات اإلرشادية‪.‬‬‫‪10‬‬‫الفصل ‪ 1‬ةمدقم‬‫●‬‫توصيل األسالك البسيط‬‫باإلضافة إلى طرف توصيل الدخل الخاص في ‪ ،DisplayPort‬تم توفير طرف توصيل الخرج أيضًا‪.‬‬‫)‪ ،‬يمكن إخراج اإلشارة على شاشة مختلفة‪.‬‬‫من طرف توصيل الخرج (‬‫●‬‫تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح‬‫باستخدام برنامج التحكم في جودة شاشة عرض ‪ ،RadiCS / RadiCS LE‬يمكنك إجراء عمليات التشغيل التالية الخاصة بالشاشة باستخدام‬‫الماوس ولوحة المفاتيح‪:‬‬‫•تبديل أوضاع مفتاح ‪CAL‬‬‫•تبديل إشارات الدخل‬‫•وظيفة تعين وضع ‪( CAL Switch‬مفتاح ‪ )CAL‬إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)‬‫•الدخول في وضع توفير الطاقة (‪)Backlight Saver‬‬‫	‪1-2.‬محتويات العبوة‬‫يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة‪ .‬إذا كانت أي منها مفقودة أو تالفة‪ ،‬اتصل بالوكيل لديك أو بوكيل ‪ EIZO‬المحلي الممثل المدرج في‬‫الورقة المرفقة‪.‬‬‫مالحظة‬‫•يوصى بتخزين الصندوق ومواد التغليف بحيث يمكن استخدامها من أجل تحريك أو نقل المنتج‪.‬‬‫•الشاشة‬‫•سلك الطاقة‬‫•كابل اإلشارة الرقمي‪1 x PP300 :‬‬‫•‪DisplayPort - DisplayPort‬‬‫‪x U‬‏ ‪1‬‬‫•كابل ‪ U300: USB‬‏‬‫•‪EIZO LCD Utility Disk‬‏(‪)CD-ROM‬‬‫•‪( Instructions for Use‬تعليمات االستخدام)‬‫•كابل اإلشارة الرقمي‪1 x DD300DL :‬‬‫‪( DVI - DVI‬‏الرابط المزدوج)‬‫الفصل ‪ 1‬ةمدقم‬‫‪11‬‬

‫●‬‫‪EIZO LCD Utility Disk‬‬‫تحتوي اسطوانة ‪ CD-ROM‬على العناصر التالية‪ .‬ارجع إلى "‪ "Readme.txt‬على القرص للقيام بإجراءات بدء تشغيل البرامج أو إجراءات‬‫مرجع الملف‪.‬‬‫•ملف ‪Readme.txt‬‬‫•برنامج التحكم في جودة شاشة عرض ‪( RadiCS LE‬لنظام ‪)Windows‬‬‫•دليل المستخدم‬‫دليل تركيب الشاشة‬‫دليل المستخدم الخاص في ‪RadiCS LE‬‬‫•أبعاد الرسم التخطيطي‬‫‪RadiCS LE‬‬‫يتيج لك ‪ RadiCS LE‬القيام بتنفيذ التحكم بالجودة وعمليات تشغيل الشاشة التالية‪ .‬للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج أو إجراء‬‫اإلعداد‪ ،‬راجع دليل المستخدم الخاص في ‪.RadiCS LE‬‬‫التحكم في الجودة‬‫•تنفيذ المعايرة‬‫•عرض نتائج االختبار في قائمة وإنشاء تقرير االختبار‬‫•إعداد المعايرة الذاتية المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ‬‫عمليات تشغيل الشاشة‬‫•تبديل أوضاع مفتاح ‪CAL‬‬‫•تبديل إشارات الدخل‬‫•وظيفة تعين وضع ‪( CAL Switch‬مفتاح ‪ )CAL‬إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)‬‫•الدخول في وضع توفير الطاقة (‪)Backlight Saver‬‬‫تنبيه‬‫•إن المواصفات الخاصة في ‪ RadiCS LE‬خاضعة للتغيير دون إشعار‪ .‬إن اإلصدار األخير الخاص في ‪ RadiCS LE‬متوفر للتنزيل من موقع الويب‬‫الخاص بنا‪http://www.eizoglobal.com :‬‬‫الستخدام ‪RadiCS LE‬‬‫للحصول على المعلومات حول كيفية تركيب واستخدام ‪ ،RadiCS LE‬راجع دليل المستخدم الخاص في ‪( RadiCS LE‬على ‪.)CD-ROM‬‬‫عند استخدام ‪ ،RadiCS LE‬قم بتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل ‪ USB‬المرفق‪ .‬للحصول على المزيد من‬‫المعلومات حول كيفية توصيل الشاشة‪ ،‬انظر «‪ .2-2‬كابالت االتصال» (الصفحة ‪.)15‬‬‫مالحظة‬‫•في البيئات التي يكون من الصعب فيها توصيل كابل ‪ ،USB‬يتيح لك تمكين اتصال ‪ DDC‬الحصول على ‪ RadiCS LE‬دون الحاجة إلى استخدام كابل‬‫‪ .USB‬للحصول على معلومات حول كيفية تهيئة االتصال ‪ ،DDC‬راجع دليل التركيب (على ‪ .)CD-ROM‬بالنظر إلى سرعة االتصال واستقرار‬‫التشغيل‪ ،‬يوصى باستخدام اتصال ‪.USB‬‬‫‪12‬‬‫الفصل ‪ 1‬ةمدقم‬‫	‪1-3.‬أزرار التحكم والوظائف‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪ 30‬تقريبًا‬‫‪12‬‬‫‪13‬‬‫‪14‬‬‫‪15‬‬‫‪3‬‬‫‪11‬‬‫‪10‬‬‫‪1.‬المستشعر األمامي المتكامل‬‫(قابل للحركة)‬‫‪2.‬مستشعر إضاءة المحيط‬‫‪Presence Sensor3.‬‬‫(مستشعر الكشف عن أشخاص)‬‫‪4.‬مفاتيح التشغيل‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫قائمة اإلعداد *‪1‬‬‫‪4‬‬‫يستخدم هذا المستشعر للقيام بالمعايرة وفحص تدرج الرمادي‪.‬‬‫يقوم هذا المستشعر بقياس اإلضاءة المحيطة‪ .‬يتم القيام بقياس اإلضاءة المحيطة باستخدام برامج التحكم في الجودة‬‫‪.RadiCS / RadiCS LE‬‬‫يقوم هذا المستشعر بكشف حركات شخص ما أمام الشاشة‪.‬‬‫تقوم بعرض دليل التشغيل‪ .‬تقوم بضبط القوائم وفقًا لدليل التشغيل‪.‬‬‫يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه‪.‬‬‫‪5.‬مفتاح‬‫يضيء مؤشر المفتاح عندما تقوم بتشغيل مصدر الطاقة‪ .‬يختلف لون المؤشر تبعًا لحالة تشغيل الشاشة‪.‬‬‫أخضر‪ :‬وضع التشغيل العادي‪ ،‬برتقالي‪ :‬وضع توفير الطاقة‪ ،‬إيقاف‪ :‬مصدر الطاقة الرئيسي ‪ /‬إيقاف الطاقة‬‫قم بتوصيله إلى جهاز ‪ .USB‬لضبط توصيل السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بمنفذ ‪ USB‬صاعد خاص بشاشة‬‫‪6.‬منفذ ‪ USB‬هابط‬‫أخرى‪.‬‬‫قم بتوصيل هذا المنفذ بجهاز الكمبيوتر عندما تقوم باستخدام البرنامج الذي يحتاج إلى توصيل ‪ USB‬أو توصيل جهاز‬‫‪7.‬منفذ ‪ USB‬صاعد‬‫‪( USB‬جهاز طرفي يدعم ‪ )USB‬بمنفذ ‪ USB‬الهابط‪.‬‬‫قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر‪.‬‬‫‪8.‬موصل ‪DVI-D‬‬‫قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر‪ .‬إلعداد اتصال السلسلة التعاقبية من شاشة أخرى‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل مخرج‬‫‪9.‬موصل دخل ‪DisplayPort‬‬‫‪ DisplayPort‬في تلك الشاشة‪.‬‬‫إلعداد اتصال السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل بموصل مدخل ‪ DisplayPort‬للشاشة األخرى‪.‬‬‫	‪10.‬موصل خرج ‪DisplayPort‬‬‫يقوم بتوصيل كابل التيار فقط‪.‬‬‫	‪11.‬موصل التيار‬‫يمكن ضبط االرتفاع والزاوية‪.‬‬‫	‪12.‬ركيزة‬‫يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه‪.‬‬‫	‪13.‬مفتاح الطاقة الرئيسي‬‫‪ :‬تشغيل‪ : ،‬إيقاف‪،‬‬‫يتوافق مع نظام أمان ‪ MicroSaver‬من إنتاج ‪.Kensington‬‬‫	‪14.‬فتحة قفل األمان‬‫يقوم بتثبيت كابالت الشاشة‪.‬‬‫	‪15.‬حامل الكبل‬‫‪* 1‬للحصول على معلومات حول كيفية االستخدام‪ ،‬راجع دليل التركيب (على ‪.)CD-ROM‬‬‫الفصل ‪ 1‬ةمدقم‬‫‪13‬‬

‫	‪ 2‬لصفل االتثبيت ‪ /‬االتصال‬‫	‪2-1.‬قبل تثبيت المنتج‬‫اقرأ «احتياطات» (الصفحة ‪ )3‬بعناية واتبع التعليمات دائ ًما‪.‬‬‫إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش‪ ،‬فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط‪ .‬تحقق من سطح المكتب قبل االستخدام‪.‬‬‫●‬‫متطلبات التركيب‬‫عند تركيب شاشة العرض في الحامل‪ ،‬تأكد من وجود مسافة كافية حول جوانب الشاشة وخلفها وأعالها‪.‬‬‫تنبيه‬‫•ضع شاشة العرض بحيث ال يكون هناك ضوء يتداخل مع الشاشة‪.‬‬‫‪14‬‬‫الفصل ‪ 2‬اصتالا ‪ /‬تيبثتلا‬‫	‪2-2.‬كابالت االتصال‬‫تنبيه‬‫•تأكد من إيقاف تشغيل ك ٍل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫•عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة‪ ،‬راجع «‪ .4-2‬معدالت الدقة المتوافقة» (الصفحة ‪ )20‬لتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة وتردد المسح‬‫العمودي إلى تلك اإلعدادات المتاحة لهذه الشاشة قبل التوصيل بالكمبيوتر‪.‬‬‫‪1.‬أدر الشاشة بمقدار ‪ 90‬درجة في اتجاه عقارب الساعة‪.‬‬‫تكون الشاشة مركبة في اتجاه أفقي قبل الشحن‪.‬‬‫تنبيه‬‫•قبل إدارة الشاشة‪ ،‬ارفعها إلى أعلى موضع لها‪.‬‬‫‪2.‬قم بتوصيل كابالت اإلشارة‪.‬‬‫تحقق من أشكال الموصالت‪ ،‬وقم بتوصيل الكابالت‪ .‬بعد توصيل كابل ‪ ،DVI‬قم بشد أدوات التثبيت إلحكام ربط الموصالت‪.‬‬‫تنبيه‬‫•تتضمن الشاشة نوعين من موصالت ‪ :DisplayPort‬موصل الدخل والخرج‪ .‬عند توصيل الشاشة بجهاز كمبيوتر‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل الدخل‪.‬‬‫•عند التوصيل بعدة أجهزة كمبيوتر‪ ،‬قم بتبديل إشارة الدخل‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫كابل اإلشارة‪:‬‬‫‪DD300DL‬‬‫أو‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫الفصل ‪ 2‬اصتالا ‪ /‬تيبثتلا‬‫‪15‬‬

‫إعداد توصيل السلسلة التعاقبية‬‫قم بإخراج إشارة الدخل إلى موصل الدخل لشاشة أخرى‪ .‬خالف ذلك‪ ،‬قم بإدخال اإلشارة من موصل اإلخراج إلى شاشة أخرى‪.‬‬‫تنبيه‬‫•قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص في ‪ EIZO‬للحصول على معلومات حول الشاشات ولوحات الرسومات البيانية التي يمكن استخدامها لتوصيل السلسلة‬‫التعاقبية‪http://www.eizoglobal.com :‬‬‫•إلعداد اتصال السلسلة التعاقبية‪ ،‬يلزمك اختيار "‪( Signal Format‬تنسيق اإلشارة)" ‪( DisplayPort" -‬منفذ)" في قائمة ‪Administrator‬‬‫‪( Settings‬إعدادات المسؤول) وقم بإعداد "‪( Version‬اإلصدار)" على "‪ ."1.2‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على‬‫‪.)CD-ROM‬‬‫قبل توصيل كابل اإلشارة‪.‬‬‫•انزع الغطاء‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫‪3.‬قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة‪.‬‬‫قم بإدخال سلك الطاقة بالكامل داخل الشاشة‪.‬‬‫‪4.‬عندما تقوم باستخدام ‪ RadiCS / RadiCS LE‬أو توصيل جهاز ‪( USB‬جهاز طرفي يدعم ‪ )USB‬بالشاشة‪ ،‬قم‬‫بتوصيل كابل ‪ USB‬بمنفذ ‪ USB‬الصاعد الخاص بالشاشة وجهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫التوصيل بجهاز كمبيوتر‬‫‪16‬‬‫الفصل ‪ 2‬اصتالا ‪ /‬تيبثتلا‬‫التوصيل بالشاشة‬‫	‪2-3.‬تشغيل مصدر الطاقة‬‫‪1.‬المس‬‫لتشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة‪.‬‬‫يضيء مؤشر الشاشة الخاص بمفتاح الطاقة باللون األخضر‪.‬‬‫إذا لم يضيء المؤشر‪ ،‬انظر «الفصل ‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة» (الصفحة ‪.)18‬‬‫مالحظة‬‫•عندما ال يتم تشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة‪ ،‬فإن لمس أي زر باستثناء‬‫سيتسبب في وميض‬‫‪.‬‬‫‪2.‬قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫تظهر صورة بالشاشة‪.‬‬‫في حالة عدم ظهور أي صورة‪ ،‬راجع إلى «الفصل ‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة» (الصفحة ‪ )18‬للحصول على النصائح اإلضافية‪.‬‬‫تنبيه‬‫•للحصول على أقصى حد في توفير الطاقة‪ ،‬يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل‪ .‬عند عدم استخدام الشاشة‪ ،‬يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة‬‫الرئيسي أو فصل قابس التيار بحيث يتم قطع التيار بشك ٍل كامل‪.‬‬‫مالحظة‬‫•لكي يتم تحقيق أقصى قدر من المدى العمري للشاشة بواسطة منع تضاؤل السطوع وللحد من استهالك الطاقة‪ ،‬يجب القيام بما يلي‪:‬‬‫	‪-‬استخدم وظيفة توفير الطاقة بجهاز الكمبيوتر أو الشاشة‪.‬‬‫	‪-‬قم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد استخدامها‪.‬‬‫	‪2-4.‬ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها‬‫احمل الحافة اليسرى واليمنى للشاشة بكلتا يديك‪ ،‬واضبط ارتفاع الشاشة‪ ،‬وزاوية اإلمالة والتدوير حول محورها وفقًا ألفضل ظروف العمل‪.‬‬‫تنبيه‬‫•بعد االنتهاء من الضبط‪ ،‬تأكد من توصيل الكابالت بشك ٍل صحيح‪.‬‬‫الفصل ‪ 2‬اصتالا ‪ /‬تيبثتلا‬‫‪17‬‬

‫	‪ 3‬لصفل امشكلة عدم وجود صورة‬‫المشكلة‬‫‪1.‬عدم وجود صورة‬‫•مؤشر مفتاح الطاقة ال يضئ‪.‬‬‫•مؤشر مفتاح الطاقة يضئ‪ :‬أخضر‬‫•مؤشر مفتاح الطاقة يضئ‪ :‬برتقالي‬‫•المؤشر الخاص بمفتاح الطاقة يومض‪ :‬برتقالي‪ ،‬أخضر‬‫‪2.‬تظهر الرسالة أدناه‪.‬‬‫•تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل‪.‬‬‫مثال‪:‬‬‫•تشير الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد‪.‬‬‫مثال‪:‬‬‫‪18‬‬‫الفصل ‪ 3‬ةروص دوجو مدع ةلكشم‬‫األسباب المحتملة واإلصالح‬‫•تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح‪.‬‬‫•قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي‪.‬‬‫•اللمس ‪.‬‬‫•أوقف مصدر الكهرباء الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫•زيادة "‪( Brightness‬السطوع)" أو "‪( Contrast‬التباين)" أو "‪( Gain‬اكتساب‬‫اللون)" في قائمة الضبط‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب‬‫المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•أوقف مصدر الكهرباء الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫•قم بتبديل إشارة الدخل‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر‬‫(على ‪.)CD-ROM‬‬‫•قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح‪.‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•إذا تمت تهيئة مستشعر الكشف عن أشخاص على وضع "‪( On‬تشغيل)"‪ ،‬قد تكون‬‫الشاشة في وضع توفير الطاقة‪ .‬حاول االقتراب أكثر إلى الشاشة‪.‬‬‫•تحقق من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح‪ .‬عند إدخال إشارة ‪ ،DisplayPort‬قم‬‫يُستخدم للخرج عند إعداد اتصال السلسلة التعاقبية‪.‬‬‫بالتوصيل بـ ‪.‬‬‫•أوقف مصدر الكهرباء الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫أجر التوصيل عبر كابل اإلشارة المحددة من قِبَل شركة ‪ .EIZO‬أوقف مصدر الكهرباء‬‫• ِ‬‫الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫تظهر هذه الرسالة عندما تكون اإلشارة غير مدخلة بشكل صحيح حتى وإن كانت الشاشة‬‫تعمل بشكل صحيح‪.‬‬‫•قد تظهر الرسالة المبينة على اليمين‪ ،‬ألن بعض أجهزة الكمبيوتر ال تقوم بإخراج‬‫اإلشارة بعد تشغيل الطاقة على الفور‪.‬‬‫•تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫•تحقق من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح‪.‬‬‫•قم بتبديل إشارة الدخل‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر‬‫(على ‪.)CD-ROM‬‬‫•عند إدخال إشارة ‪ ،DisplayPort‬حاول تبديل إصدار ‪ .DisplayPort‬للحصول‬‫على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•أوقف مصدر الكهرباء الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫•تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي‬‫الخاص بالشاشة (انظر «‪ .4-2‬معدالت الدقة المتوافقة» (الصفحة ‪.))20‬‬‫•أعد تشغيل الكمبيوتر‪.‬‬‫•اختر اإلعداد المناسب باستخدام األدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات‪ .‬للحصول‬‫على المزيد من المعلومات‪ ،‬ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات‪.‬‬‫	‪ 4‬لصفل االمواصفات‬‫	‪4-1.‬قائمة المواصفات‬‫النوع‬‫لوحة ‪LCD‬‬‫مضاد للوهج‬‫مضاد لالنعكاس‬‫النوع‬‫الضوء الخلفي‬‫الحجم‬‫‪:RX560‬‬‫‪:RX560-AR‬‬‫اللون (‪)IPS‬‬‫‪LED‬‬‫‪ 54.1‬سم (‪ 21.3‬بوصة)‬‫الدقة (أفقي × رأسي)‬‫‪2560 × 2048‬‬‫حجم العرض (أفقي × رأسي)‬‫‪ 337.9‬مم × ‪ 422.4‬مم‬‫المسافة بين البكسالت‬‫‪ 0.165‬مم‬‫ألوان العرض‬‫‪10‬بت (‪ DisplayPort): 1073.74‬مليون لون (الحد األقصى)‬‫‪8-‬بت (‪ DVI): 16.77‬مليون لون‬‫إشارات الفيديو‬‫زوايا العرض‬‫(أفقي ‪ /‬رأسي‪ ،‬نموذجي)‬‫السطوع الموصى به‬‫‪ 500‬سي دي ‪ /‬م‪2‬‬‫وقت االستجابة (نموذجي)‬‫‪ 25‬مللي ثانية (أسود ‪ >-‬أبيض ‪ >-‬أسود)‬‫أطراف توصيل الدخل‬‫‪DisplayPort × 1‬‏‪( DVI-D ،‬الرابط المزدوج) × ‪1‬‬‫طرف توصيل الخرج‬‫‪1 × DisplayPort‬‬‫تردد المسح األفقي‬‫تردد المسح العمودي‬‫‪ 31‬كيلو هرتز ‪ 135 -‬كيلو هرتز‬‫‪ 59 :DisplayPort‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز‬‫(‪ 69 : 400×720‬هرتز ‪ 71 -‬هرتز‪ 23 : 2048×2560 ،‬هرتز‬‫ ‪ 51‬هرتز)‬‫‪ 59‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز‬‫‪:DVI‬‬‫(‪ 69 : 400×720‬هرتز ‪ 71 -‬هرتز‪ 24 : 2048×2560 ،‬هرتز‬‫ ‪ 51‬هرتز)‬‫‪ 23.5‬هرتز ‪ 25.5 -‬هرتز‪ 47.0 ،‬هرتز ‪ 51.0 -‬هرتز‬‫‪ 25 :DisplayPort‬ميجا هرتز ‪ 290 -‬ميجا هرتز‬‫‪ 25‬ميجا هرتز ‪ 165 -‬ميجا هرتز‬‫‪:DVI‬‬‫‪ 165‬ميجا هرتز ‪ 290 -‬ميجا هرتز (‪ Dual link‬رابط مزدوج)‬‫منفذ صاعد × ‪ ،1‬منفذ هابط × ‪2‬‬‫الوضع المزامن لإلطار‬‫تردد الصورة النقطي‬‫‪USB‬‬‫الطاقة‬‫المواصفات المادية‬‫متطلبات بيئة التشغيل‬‫‪˚178 / ˚178‬‬‫منفذ‬‫معيار‬‫مراجعة مواصفات ‪USB 2.0‬‬‫الدخل‬‫الحد األقصى الستهالك الطاقة‬‫وضع توفير الطاقة‬‫وضع االستعداد‬‫األبعاد ( العرض × االرتفاع ×‬‫العمق )‬‫األبعاد ( العرض × االرتفاع ×‬‫العمق ) (بال ركيزة)‬‫الوزن الصافي‬‫الوزن الصافي‬‫(بال ركيزة)‬‫معدل ضبط االرتفاع‬‫اإلمالة‬‫التدوير‬‫الدوران‬‫درجة الحرارة‬‫الرطوبة‬‫ضغط الهواء‬‫تيار متردد ‪ 240 - 100‬فولت ‪±‬‏ ‪ 60 / 50 ،10%‬هرتز ‪ 0.90‬أمبير ‪ 0.40 -‬أمبير‬‫‪ 87‬واط أو أقل‬‫‪ 1.0‬واط أو أقل*‪1‬‬‫‪ 1.0‬واط أو أقل*‪2‬‬‫‪ 354.5‬مم × ‪ 476.0‬مم ‪ 566.0 -‬مم × ‪ 200.0‬مم (الميل‪ 0 :‬درجة)‬‫‪ 354.5‬مم × ‪ 504.7‬مم ‪ 594.7 -‬مم × ‪ 264.1‬مم (الميل‪ 30 :‬درجة)‬‫‪ 354.5‬مم × ‪ 452.0‬مم × ‪ 78.0‬مم‬‫‪ 8.1‬كجم تقريبًا‬‫‪ 5.3‬كجم تقريبًا‬‫‪ 90‬مم (اإلمالة‪ 0 :‬درجة)‬‫ألعلى ‪ ،˚30‬ألسفل ‪˚5‬‬‫‪˚70‬‬‫‪ 90‬درجة (دوران عكس اتجاه الساعة من االتجاه األفقي)‬‫‪ 0‬درجة مئوية ‪ 35 -‬درجة مئوية (‪ 32‬درجة فهرنهايت ‪ 95 -‬درجة فهرنهايت)‬‫‪ % 80 - % 20‬رطوبة نسبية (ال يوجد تكثيف)‬‫‪- hPa 540‬‏‪hPa 1060‬‬‫الفصل ‪ 4‬تافصاوملا‬‫‪19‬‬

‫‪ 20‬درجة مئوية ‪ 60 -‬درجة مئوية (‪ 4-‬درجة فهرنهايت ‪ 140 -‬درجة فهرنهايت)‬‫درجة الحرارة‬‫المتطلبات البيئية للنقل ‪/‬‬‫‪ % 90 - % 10‬رطوبة نسبية (ال يوجد تكثيف)‬‫الرطوبة‬‫التخزين‬‫‪- hPa 200‬‏‪hPa 1060‬‬‫ضغط الهواء‬‫‪* 1‬عند استخدام دخل إشارة ‪ ،DVI‬وعدم توصيل منفذ ‪ USB‬صاعد‏‪( Auto Input Detection" ،‬اكتشاف دخل تلقائي)"‪( Off" :‬إيقاف)" ‏‪Power" ،‬‬‫‪( Save‬توفير الطاقة)"‪( High" :‬مرتفع)"‪( DP Power Save" ،‬توفير طاقة ‪( DP)": "On‬تشغيل)" "‪( DisplayPort‬منفذ الشاشة)" ‪Version" -‬‬‫(اإلصدار)"‪( DDC”: "Off“ ،”1.1“ :‬إيقاف)"‪ ،‬لم يتم توصيل حمل خارجي‬‫‪* 2‬عند عدم توصيل منفذ ‪ USB‬صاعد ‏‪( DP Power Save”: "On“ ،‬تشغيل)" "‪( DisplayPort‬منفذ الشاشة)" ‪( Version" -‬اإلصدار)"‪،”1.1“ :‬‬‫“‪( DDC”: "Off‬إيقاف)"‪ ،‬لم يتم توصيل حمل خارجي‬‫	‪4-2.‬معدالت الدقة المتوافقة‬‫تدعم الشاشة معدالت الدقة التالية‪.‬‬‫√‪ :‬مدعوم‬‫الدقة‬‫(أفقي × رأسي)‬‫تردد المسح العمودي‬‫‪DVI‬‬‫‪DisplayPort‬‬‫عمودي‬‫أفقي‬‫عمودي‬‫أفقي‬‫‪400 × 720‬‬‫‪ 70‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪480 × 640‬‬‫‪ 60‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪600 × 800‬‬‫‪ 60‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪768 × 1024‬‬‫‪ 60‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪1024 × 1280‬‬‫‪ 60‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪1200 × 1600‬‬‫‪ 60‬هرتز‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪2048 × 2560‬‬‫‪ 50‬هرتز‬‫‪-‬‬‫√*‪1‬‬‫‪-‬‬‫√*‪3‬‬‫‪2560 × 2048‬‬‫‪ 50‬هرتز‬‫√*‪1‬‬‫‪-‬‬‫√*‪3‬‬‫‪-‬‬‫‪2048 × 2560‬‬‫‪ 48‬هرتز‬‫‪-‬‬‫√*‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2560 × 2048‬‬‫‪ 48‬هرتز‬‫√*‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2048 × 2560‬‬‫‪ 25‬هرتز‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪2560 × 2048‬‬‫‪ 25‬هرتز‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫‪* 1‬فقط عند ضبط "‪( DisplayPort version‬إصدار منفذ الشاشة)" على "‪."1.1‬‬‫‪* 2‬فقط عند ضبط "‪( DisplayPort version‬إصدار منفذ الشاشة)" على "‪."1.2‬‬‫‪* 3‬إشارة ‪( dual link‬رابط مزدوج) فقط‪.‬‬‫	‪4-3.‬الملحقات االختيارية‬‫الملحقات التالية متوفرة بشك ٍل منفصل‪.‬‬‫للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات االختيارية والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات متوافقة‪ ،‬ارجع إلى موقع الويب الخاص بنا‪.‬‬‫‪http://www.eizoglobal.com‬‬‫‪20‬‬‫طقم المعايرة‬‫‪ EIZO "RadiCS UX2" Ver. 4.6.0‬أو أحدث‬‫‪ EIZO "RadiCS Version Up Kit" Ver. 4.6.0‬أو أحدث‬‫برامج إدارة شبكة ‪QC‬‬‫‪ EIZO "RadiNET Pro" Ver. 4.6.0‬أو أحدث‬‫‪ EIZO "RadiNET Pro Lite" Ver. 4.6.0‬أو أحدث‬‫طقم التنظيف‬‫‪"ScreenCleaner" EIZO‬‬‫ضوء مريح لغرف القراءة‬‫‪"RadiLight" EIZO‬‬‫واقي اللوحة‬‫‪RP-918‬‬‫الفصل ‪ 4‬تافصاوملا‬‫الملحق‬‫المعايير الطبية‬‫•‪I‬يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات ‪.IEC60601-1-1‬‬‫•قد تنبعث من جهاز إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في حدوث عطل بها‪ .‬بعد‬‫كلمة لذا قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات‪.‬‬‫تصنيف المنتج‬‫	‪-‬نوع الحماية ضد الصدمات الكهربية‪ :‬الفئة ‪I‬‬
‫	‪-‬الفئة ‪ IEC60601-1-2 :EMC‬المجموعة ‪ 1‬الفئة ‪B‬‬‫	‪-‬تصنيف الجهاز الطبي (‪ :)EU‬الفئة ‪I‬‬
‫	‪-‬نمط العملية‪ :‬مستمر‬‫	‪-‬فئة ‪IPX0 :IP‬‬‫قحلملا‬‫‪21‬‬

‫معلومات ‪EMC‬‬‫سلسلة ‪ RadiForce‬ذات أداء يعرض الصور الطبية بشك ٍل مناسب‪.‬‬‫بيئات االستخدام المقصودة‬‫إن الغرض من سلسلة ‪ RadiForce‬هو االستخدام في البيئات التالية‪.‬‬‫•مرافق الرعاية الصحية المهنية مثل العيادات والمستشفيات‪.‬‬‫البيئات التالية غير مناسبة الستخدام السلسلة ‪:RadiForce‬‬‫•البيئات المنزلية الصحية‬‫•في المناطق القريبة من المعدات الجراحية عالية التردد مثل مشارط الجراحة الكهربية‬‫•في المناطق القريبة من معدات العالج ذات الموجة القصيرة‬‫•غرفة الترددات الالسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي‬‫•في المواقع المحمية للبيئات الخاصة‬‫•التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات اإلسعاف‬‫•بيئات خاصة أخرى‬‫تحذير‬‫تتطلب سلسلة ‪ RadiForce‬احتياطات خاصة تتعلق بـ ‪ EMC‬وتحتاج إلى التثبيت‪ .‬أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة بـ ‪ EMC‬بعناية وقسم‬‫"‪( PRECAUTIONS‬احتياطات)" الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت المنتج وتشغيله‪.‬‬‫ال ينبغي استخدام سلسلة ‪ RadiForce‬بالقرب من األجهزة األخرى أو ملتصقًا بها‪ .‬إذا لزم األمر االستخدام المجاور أو المالصق‪ ،‬فيجب مالحظة الجهاز‬‫أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهيئة التي سوف يتم استخدامه من خاللها‪.‬‬‫عند استخدام أجهزة االتصاالت ذات التردد الالسلكي المحمولة‪ ،‬ابقها بعيدة بمقدار ‪ 30‬سم (‪ 12‬بوصة) أو أكثر عن أي جزء بما في ذلك الكابالت الخاصة‬‫في سلسلة ‪ .RadiForce‬وإال قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز‪.‬‬‫أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بمدخل اإلشارة أو أجزاء مخارج اإلشارة‪ ،‬وتكوين نظام طبي‪ ،‬فإنه يتحمل مسئولية أن النظام‬‫متوافق مع متطلبات ‪.IEC60601–1–2‬‬‫ال تلمس مداخل‪/‬مخارج اإلشارة أثناء استخدام سلسلة ‪ .RadiForce‬وإال قد تتأثر الصورة المعروضة‪.‬‬‫تأكد من استخدام الكابالت المرفقة مع المنتج‪ ،‬أو الكابالت المحددة من قِبل ‪.EIZO‬‬‫قد ينتج عن استخدام كابالت أخرى غير تلك المحددة أو المتوفرة من قِبل ‪ EIZO‬الخاصة بهذا الجهاز زيادة االنبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض‬‫المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح‪.‬‬‫الكابالت‬‫كابل أحادي (‪)DisplayPort‬‬‫كابل أحادي (‪)DVI‬‬‫كابل ‪USB‬‬‫سلك التيار )مع سلك التأريض(‬‫‪22‬‬‫قحلملا‬‫كابالت ‪EIZO‬‬‫المخصصة‬‫‪PP300‬‬‫‪DD300DL‬‬‫‪UU300‬‬‫‪-‬‬‫أقصى طول للكابل‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫محمي‬‫محمي‬‫محمي‬‫محمي‬‫غير محمي‬‫قلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫غير مزودة بقلب حديديك‬‫األوصاف الفنية‬‫االنبعاثات الكهرومغناطيسية‬‫تم تصميم سلسلة ‪ RadiForce‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية محددة أدناه‪.‬‬‫يجب على العميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئات‪.‬‬‫اختبار االنبعاث‬‫بيئة كهرومغناطيسية – اإلرشاد‬‫االمتثال‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11‬‬‫المجموعة ‪1‬‬‫تستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬طاقة التردد الالسلكي من أجل الوظيفة الداخلية فقط‪.‬‬‫لذلك‪ ،‬تكون انبعاثات التردد الالسلكي الخاصة بها منخفضة جدًا ومن غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في بيئة‬‫إلكترونية مجاورة‪.‬‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11‬‬‫الفئة ‪B‬‬‫تعتبر سلسلة ‪ RadiForce‬مناسبة لالستخدام في كافة المؤسسات‪ ،‬بما في ذلك البيئات الداخلية وهؤالء الذين هم على‬‫اتصال مباشر بشبكة اإلمداد بالطاقة المنخفضة الجهد العامة والتي تقوم بتزويد المباني ال ُمستخدمة لألغراض الداخلية‪.‬‬‫االنبعاثات التوافقية‬‫‪IEC61000–3–2‬‬‫الفئة ‪D‬‬

‫ذبذبات الجهد‪/‬انبعاثات الوميض يتوافق مع‬‫‪IEC61000–3–3‬‬‫المناعة الكهرومغناطيسية‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق (‪ )C‬التالية وفقًا لمتطلبات االختبار (‪ )T‬الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية التي تم تحديدها في‬‫‪.IEC60601–1–2‬‬‫يجب على العميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئات‪.‬‬‫اختبار المناعة‬‫مستوى االختبار (‪)T‬‬‫مستوى التوافق (‪)C‬‬‫التفريغ االستاتيكي (‪)ESD‬‏‬‫‪IEC61000–4–2‬‬‫تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت‬‫تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت‬‫سريع الزوال كهربي‪ /‬منفجر‬‫‪IEC61000–4–4‬‬‫اندفاع التيارات‬‫‪IEC61000–4–5‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية‬‫خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬كيلو فولت خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬كيلو فولت أو صحية‪.‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫أو صحية‪.‬‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫انحدار الجهد‪ ،‬وحاالت‬‫التعطل القصيرة واختالفات‬‫الجهد في خطوط إدخال‬‫اإلمداد بالطاقة‬‫‪IEC61000–4–11‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية‬‫أو صحية‪ .‬إذا احتاج مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬التشغيل‬‫المستمر أثناء عمليات تعطل الوصالت الرئيسية للطاقة‪ ،‬فيوصى‬‫بتشغيل سلسلة ‪ RadiForce‬من خالل مصدر إمداد الطاقة‬‫الالمنقطعة أو بطارية‪.‬‬‫المجاالت المغناطيسية لتردد‬‫الطاقة‬‫‪IEC61000–4–8‬‬‫‪ 100%( UT 0%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 0.5‬دائرة و‪ 1‬دائرة‬‫‪ 30%( UT 70%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 25‬دائرة على ‪ 50‬هرتز‬‫‪ 100%( UT 0%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 250‬دائرة على ‪ 50‬هرتزٍ‬‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫(‪ 60 / 50‬هرتز)‬‫تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت‬‫تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت‬‫بيئة كهرومغناطيسية – اإلرشاد‬‫‪ 100%( UT 0%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 0.5‬دائرة و‪ 1‬دائرة‬‫‪ 30%( UT 70%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 25‬دائرة على ‪ 50‬هرتز‬‫‪ 100%( UT 0%‬انحدار في ‪)UT‬‬‫‪ 250‬دائرة على ‪ 50‬هرتز‬‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫يجب أن تكون األرضيات من الخشب‪ ،‬أو الخرسانة أو من بالط‬‫السيراميك‪ .‬إذا كانت األرضيات مغطاة بمادة اصطناعية‪ ،‬فيجب‬‫أن تكون الرطوبة النسبية ‪ 30%‬على األقل‪.‬‬‫ينبغي أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة عند‬‫المستويات المخصصة لموقع نموذجي في بيئة تجارية نموذجية‬‫أو صحية‪ .‬يجب االحتفاظ بهذا المنتج على بعد ‪ 15‬سم على األقل‬‫عن مصدر تردد طاقة المجاالت المغناطيسية أثناء االستخدام‪.‬‬‫قحلملا‬‫‪23‬‬

‫المناعة الكهرومغناطيسية‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق (‪ )C‬التالية وفقًا لمتطلبات االختبار (‪ )T‬الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية التي تم تحديدها في‬‫‪.IEC60601–1–2‬‬‫يجب على العميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئات‪.‬‬‫اختبار المناعة‬‫مستوى االختبار (‪)T‬‬‫اضطراب التوصيل الناجمة‬‫عن مجاالت الترددات‬‫الالسلكية‬‫‪IEC61000–4–6‬‬‫‪Vrms 3‬‬‫‪ 150‬كيلو هرتز – ‪ 80‬ميجا هرتز‬‫‪Vrms 3‬‬‫‪Vrms 6‬‬‫نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات‬‫العلمية والطبية والصناعية ‪ )a‬بين‬‫‪ 150‬كيلو هرتز و ‪ 80‬ميجا هرتز‬‫‪Vrms 6‬‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫‪ 3‬فولت‪/‬م‬‫‪ 80‬ميجا هرتز – ‪ 2.7‬جيجا هرتز‬‫‪ 3‬فولت‪/‬م‬‫المسافة = ‪√ 1.2‬الطاقة‪ 80 ،‬ميجا هرتز – ‪ 800‬ميجا هرتز‬‫المسافة = ‪√ 2.3‬الطاقة‪ 800 ،‬ميجا هرتز – ‪ 2.7‬جيجا هرتز‬‫مجاالت الترددات الالسلكية‬‫المشعة‬‫‪IEC61000–4–3‬‬‫مستوى التوافق (‪)C‬‬‫بيئة كهرومغناطيسية – اإلرشاد‬‫ال يجب أن يتم استخدام األجهزة القابلة للحمل أو أجهزة االتصاالت ذات‬‫التردد الالسلكي المحمولة بالقرب من أي جزء لسلسلة ‪،RadiForce‬‬‫بما في ذلك الكابالت‪ ،‬فضالً عن المسافة الفاصلة الموصى بها‬‫والمحسوبة من المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول‪.‬‬‫المسافة الفاصلة الموصى بها‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫حيث يمثل الرمز "‪ "P‬الحد األقصى لتقييم طاقة اإلخراج الخاصة‬‫بالمحول بالوات (‪ )W‬وفقًا لمصنع المحول والرمز "‪ "d‬هو المسافة‬‫الفاصلة الموصى بها بالمتر (‪.)m‬‬‫قوى المجال من محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬كما هو محدد من‬‫خالل استطالع الموقع الكهرومغناطيسي‏‪ ،)b‬يجب أن يكون أقل من‬‫مستوى االمتثال في كل نطاق تردد‪.)c‬‬‫قد يحدث تداخل بالقرب من األجهزة الموجود بها عالمة الرمز التالي‪.‬‬‫‪ UT‬هوالجهد الكهربي لوصالت التيار المتردد قبل تطبيق مستوى االختبار‪.‬‬‫مالحظة ‪1‬‬‫عند ‪ 80‬ميجا هرتز و‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬يتوافق نطاق التردد األعلى‪.‬‬‫مالحظة ‪2‬‬‫قد ال يتم تطبيق هذه التوجيهات اإلرشادية المتعلقة باالضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجاالت الترددات الالسلكية أو مجاالت التردد الالسلكي المشع في‬‫مالحظة ‪3‬‬‫كافة الحاالت‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫‪ )a‬إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات العلمية والطبية والصناعية بين ‪ 150‬كيلو هرتز و ‪ 80‬ميجا هرتز هي من ‪ 6.765‬ميجا هرتز إلى ‪ 6.795‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن‬‫‪ 13.553‬ميجا هرتز إلى ‪ 13.567‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 26.957‬ميجا هرتز إلى ‪ 27.283‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 40.66‬ميجا هرتز إلى ‪ 40.70‬ميجا هرتز‪.‬‬‫‪ )b‬ال يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحوالت الثابتة‪ ،‬على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف الالسلكية (الخلوية‪/‬الالسلكية) والالسلكي المحمول األرضي‪ ،‬والالسلكي‬‫الخاص بالهواة‪ ،‬وإذاعات الراديو ‪ AM‬و ‪ FM‬وإذاعة التلفزيون نظريًا بدقة‪ .‬لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬فيجب وضع استطالع‬‫الموقع الكهرومغناطيسي في االعتبار‪ .‬إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام سلسلة ‪ RadiForce‬مستوى امتثال التردد الالسلكي‬‫المعمول به أعاله‪ ،‬فيجب مالحظة سلسلة ‪ RadiForce‬للتحقق من التشغيل الطبيعي‪ .‬إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي‪ ،‬فقد يلزم األمر وجود معايير إضافية‪ ،‬على سبيل‬‫المثال إعادة التوجيه أو إعادة وضع سلسلة ‪.RadiForce‬‬‫‪ )c‬فوق نطاق التردد ‪ 150‬كيلو هرتز إلى ‪ 80‬كيلو هرتز‪ ،‬يجب أن تكون قوى المجال أقل من ‪ 3‬فولت‪/‬متر‪.‬‬‫‪24‬‬‫قحلملا‬‫المسافات الفاصلة الموصى بها بين األجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد الالسلكي المحمولة وسلسلة ‪RadiForce‬‬‫تم تصميم سلسلة ‪ RadiForce‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي‪ .‬يمكن للعميل أو مستخدم سلسلة ‪RadiForce‬‬‫المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على الحد األدنى للمسافة (‪ 30‬سم) بين األجهزة المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة‬‫(المحوالت) وسلسلة ‪.RadiForce‬‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق التالية (‪ )C‬وفقًا لمستويات االختبار (‪ )T‬للمناعة من حقول القريبة من خدمات االتصاالت الالسلكية ‪ RF‬التالية‪.‬‬‫اختبار التردد‬‫(ميجا هرتز)‬‫عرض النطاق ‪)a‬‬‫الخدمة ‪)a‬‬‫(ميجا هرتز)‬‫التعديل ‪)b‬‬‫مستوى التوافق (‪)C‬‬‫(فولت‪/‬م)‬‫مستوى االختبار (‪ )T‬‏‪)c‬‬‫(فولت‪/‬م)‬‫‪385‬‬‫‪390 – 380‬‬‫‪ 400‬تترا‬‫‪450‬‬‫‪470 – 430‬‬‫‪GMRS 460‬‬‫‪FRS 460‬‬‫‪710‬‬‫‪745‬‬‫‪780‬‬‫‪810‬‬‫‪870‬‬‫‪930‬‬‫‪787 – 704‬‬‫‪ LTE‬نطاق ‪13‬‏‪17 ،‬‬‫‪960 – 800‬‬‫‪،GSM 800 / 900‬‬‫‪ 800‬تترا‬‫‪iDEN 820‬‬‫‪CDMA 850‬‬‫‪ LTE‬نطاق ‪5‬‬‫نابض التعديل ‪)b‬‬‫‪1720‬‬‫‪1845‬‬‫‪1970‬‬‫‪1990 – 1700‬‬‫‪GSM 1800‬؛‬‫‪CDMA 1900‬؛‬‫‪GSM 1900‬؛‬‫‪DECT‬؛‬‫‪ LTE‬نطاق ‪25 ،4 ،3 ،1‬؛‬‫‪UMTS‬‬‫نابض التعديل ‪)b‬‬‫‪28‬‬‫‪2450‬‬‫‪2570 – 2400‬‬‫‪5800 – 5100‬‬‫‪،Bluetooth‬‬‫‪،WLAN‬‬‫‪،b/g/n 802.11‬‏‬‫‪RFID 2450‬‬‫‪ LTE‬نطاق ‪7‬‬‫‪WLAN 802.11 a/n‬‬‫نابض التعديل ‪)b‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫نابض التعديل ‪)b‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫نابض التعديل ‪)b‬‬‫‪ 18‬هرتز‬‫‪FM‬‬‫االنحراف ‪ 5±‬كيلو هرتز‬‫جيب الزاوية ‪ 1‬كيلو هرتز‬‫نابض التعديل ‪)b‬‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪ 18‬هرتز‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪5240‬‬‫‪5500‬‬‫‪5785‬‬‫‪)a‬‬‫للحصول على بعض الخدمات‪ ،‬تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط‪.‬‬‫‪)b‬‬‫تم تعديل الناقل باستخدام ‪ 50%‬من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل‪.‬‬‫‪)c‬‬‫تم حساب مستويات االختبار باستخدام الطاقة القصوى والمسافة الفاصلة بمقدار ‪ 30‬سم‪.‬‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪27‬‬‫‪27‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫يمكن للعميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬المساعدة في منع التداخل من المجاالت المغناطيسية القريبة من خالل الحفاظ على الحد األدنى للمسافة (‪ 15‬سم) بين‬‫محوالت التردد الالسلكي وسلسلة ‪.RadiForce‬‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق التالية (‪ )C‬وفقًا لمستويات االختبار(‪ )T‬للمناعة من المجاالت المغناطيسية القريبة المذكورة في الجدول أدناه‪.‬‬‫اختبار التردد‬‫‪ 134.2‬كيلو هرتز‬‫التعديل ‪)a‬‬‫نابض التعديل ‪)a‬‬‫‪65‬‬‫‪ 2.1‬كيلو هرتز‬‫نابض التعديل ‪)a‬‬‫‪ 13.56‬ميجا هرتز‬‫‪7.5‬‬‫‪ 50‬كيلو هرتز‬‫تم تعديل الناقل باستخدام ‪ 50%‬من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل‪.‬‬‫‪)a‬‬‫مستوى االختبار (‪)T‬‬‫(أمبير‪/‬م)‬‫‪65‬‬‫مستوى التوافق (‪)C‬‬‫(أمبير‪/‬م)‬‫‪7.5‬‬‫قحلملا‬‫‪25‬‬

‫لألجهزة المحمولة األخرى وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة (المحوالت)‪ ،‬يكون الحد األدنى للمسافة بين األجهزة المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي‬‫المحمولة (المحوالت) وسلسلة ‪ RadiForce‬الموصى بها أدناه‪ ،‬وفقًا للحد األقصى لطاقة المخرج ألجهزة االتصاالت‪.‬‬‫المسافة الفاصلة وفقًا لتردد المحول‬‫الحد األقصى لطاقة المخرج التي‬‫(م)‬‫تم تقييمها‬‫(وات)‬‫‪ 150‬كيلو هرتز إلى ‪ 80‬ميجا هرتز ‪ 80‬ميجا هرتز إلى ‪ 800‬ميجا هرتز ‪ 800‬ميجا هرتز إلى ‪ 2.7‬جيجا هرتز‬‫المسافة = ‪√2.3‬الطاقة‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫‪0.12‬‬‫‪0.01‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.23‬‬‫‪0.73‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.1‬‬‫‪2.3‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1‬‬‫‪7.3‬‬‫‪3.8‬‬‫‪3.8‬‬‫‪10‬‬‫‪23‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪100‬‬‫بالنسبة للمحوالت التي تم تقييمها عند الحد األقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعاله‪ ،‬فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها "‪ "d‬بالمتر (‪ )m‬باستخدام المعادلة المعمول‬‫بها لتردد المحول‪ "P" ،‬هو الحد األقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات (‪ )W‬وفقًا لمصنع المحول‪.‬‬‫عند ‪ 80‬ميجا هرتز و ‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬تُطبق المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى‪.‬‬‫مالحظة ‪1‬‬‫مالحظة ‪2‬‬‫‪26‬‬‫قد ال يتم تطبيق هذه التوجيهات اإلرشادية المتعلقة باالضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجاالت الترددات الالسلكية أو مجاالت التردد الالسلكي المشع في‬‫كافة الحاالت‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫قحلملا‬153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N385AZ
IFU-RX560
1st Edition - September 29th, 2023