販売代理店

実現できます。
分解・切断・破壊不要の省力化

キズ、汚れ
小さな穴でも見逃さない見えない場所がある限り
私たちの挑戦は続きます
Simplicity is the ultimate sophistication
社名についてSPI エンジニアリングの社名は「Simple」「Precision」「Innovation」の頭文字をとって名付けられております。
これらの言葉は、短期的な利益に惑わされることなく長期にわたって当社が提供する商品の特長を表しています。

【Simple に設計すること】「多額の資金を投入し、大勢の従業員を雇えば、高品質・多機能な製品を開発することは、簡単に実現できる。一方で、少ない資金・少人数で製品開発し、自社ブランドで販売し続けていくためにはどうすればよいか？」私たちは会社設立に際し悩みました。そしてその解決策として、品質を維持しつつ機能を限定し、何かひとつ特長をもった製品を開発することでした。
当然、機能を限定すればお客様は減ってしまいます。しかし、たった一つしかない特長でもその特長
が他の製品より優れていれば、それを認めてくださるお客様もいらっしゃいます。
余計な機能を削ぎ落とし Simple に設計することから私たちの製品開発は始まります。

【精密（Precision）に作ること】「神は細部に宿る」というように、細部まで気を抜かずに作り上げる姿勢を大切にしています。大雑把に加工された部品から組み立て、後から見栄えを良くしても、個々の部品の合わせ目や手にしたときの感触、画像機器であれば映像の美しさはごまかしようがありません。
現在は、それなりの品質が満足されていれば後は価格が安いことが重視される風潮がある中で、日本製であることの誇りは細部にまでこだわる精密さにあるのだと考えます。
私たちのものづくりは精密に作ることから始まります。

【Innovation を起こすこと】
研究開発型の企業として創業した当社の製品が価格だけで他社の製品と比較されてしまうことをよしとしません。当社の製品を使うことでこれまでの不可能が可能になり、より便利に・快適になることが重要であると考えます。また、最先端の技術を盛り込んだ製品がすべてに勝るという考えは否定します。
古くからある信頼性の高い技術をベースに、より高め・洗練することができる発想を大切にします。
そしてその発想を具現化しお客様に使って頂ける製品にすることが Innovation だと考えます。
株式会社 SPI エンジニアリング
代表取締役社長

01

原山

広一郎

会社概要
会社の商号

株式会社 SPI エンジニアリング
SPI Engineering Co.,Ltd.

事業所所在地〒380-0917 長野県長野市稲葉南俣 2592-5

設立年月日

2006 年 7 月 13 日

資本金9,990,000 円

従業員数

10 名

主な事業内容電子機器の製造・販売
精密機器の製造・販売
医療機器の製造・販売

役員

代表取締役社長 原山広一郎

主要納入先
【自動車】

トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、SUBARU、スズキ、ダイハツ工業、日野自動車
豊田自動織機、デンソー、IHI、ジャトコ、アイシングループ、ヤマハ【重工業】

川崎重工業、三菱重工【インフラ】

日本電信電話、東京ガス、大阪ガス、東北電力、東日本旅客鉄道、NEXCO【電機】

東芝、日立製作所、三菱電機、ソニー、パナソニック、NEC、富士通、村田製作所【研究機関】

産業技術総合研究所、JAXA、物質・材料研究機構

海外代理店（地域内独占販売権を持つ代理店：2023 年 3 月現在）
地域

代理店名

韓国

Kyung-hws Tools&Machinery Co.,Ltd.

台湾

QTS Corporation

タイ

UNO Machinery Thailand

中国

深圳高精達精密工具有限公司

マレーシア

Accurate Technology & Services Sdn. Bhd.
SANKYO MACHINE TOOLS（MALAYSIA）SDN.BHD.

インド

Godrej & Boyce Mfg Co Ltd. / Precision Products Marketing Pvt Ltd.

フィリピン

MESCO INC.

デンマーク

Dana Tool A/S

フランス

AMBPR

オランダ / ベルギー / ルクセンブルク

Opticon Benelux Naarden B. V.

02

03

01

企業理念

02

会社概要

03

目次

04

工業用内視鏡について

05

超極細工業用内視鏡 直径 0.98mm

06

超極細工業用内視鏡 直径 1.8mm

07

極細工業用内視鏡 直径 2.9mm

08

極細工業用内視鏡 直径 2.9mm( スネークカメラ )09

側視カメラ 4.0mm

10

工業用内視鏡 直径 4.6mm

11

ハイビジョン工業用内視鏡 直径 4.6mm

12内視鏡専用モニタ

13

インターフェース

14

カメラアタッチメント

15

仕様一覧

16

仕様一覧

17

デモ機一覧

18

デモ機依頼用 FAX 用紙///

直径 1.3mm
直径 2.5mm

直径 5.0mm//

管内カメラ MRU

直径 6.0mm

工業用内視鏡について

SPI エンジニアリングの内視鏡はプローブ先端にカメラを内蔵しているイメージセンサータイプの工業用内視鏡です。
肉眼では見ることができない穴の中を見ることが可能になり、お客様の製品もしくは設備の検査にお使いいただけます。

インターフェース か 専用モニタ とセットでご使用ください。

+
内視鏡カメラインターフェース

お持ちの PC、モニタ+
内視鏡カメラ

5.6 インチ液晶モニタ（注）SPI エンジニアリングでは製品の販売やデモ機の貸出を法人のお客様に対してのみ行っています。
一般（個人）のお客様とのお取引は行っておりませんのでご了承ください。

04

直径

超極細工業用内視鏡

0.98mm

型番：HNL-0.98CAM120SQ
広角レンズ搭載

側視アタッチメント有り(→P14)

詳細仕様(→P15)

先端径0.98mmの工業用内視鏡です。
ファイバーを使わないイメージセンサタイプの工業用内視鏡では世界最細です(弊社調べ)。

直径

超極細工業用内視鏡

1.3mm

型番：HNL-1.3CAM120

広角レンズ搭載

側視アタッチメント有り(→P14)

詳細仕様(→P15)

先端径1.3mmの工業用内視鏡です。従来製品では挿入不可能だった小さな穴の中も検査していただけます。

↔
HNL-1.3CAM120S

HNL-1.3CAM120

ペンタイプ

フレキシブルタイプ (先端硬質部Φ1.3mmは屈曲しません)

ロボットや治具等への固定に最適。

手作業、抜き取り検査に最適。

【使用バリエーション】
PC
インターフェース
HKT-USB type X（13 ページ）

お持ちの PC（USB 入力）

PC
インターフェース
HKT-USB type WⅡ（13 ページ）
( 超解像適用版 )お持ちの PC（USB 入力）

インターフェース
HKT-DVI type WⅡ（13 ページ）

お持ちのモニタ（HDMI 入力）

TV

内視鏡カメラ：HNL-0.98CAM120SQ
内視鏡カメラ：HNL-1.3CAM120(S)

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）05

直径

超極細工業用内視鏡

1.8mm

型番：HNL-1.8CAM120
先端径1.8mmの工業用内視鏡です。
ファイバーを使わない高画素イメージセンサタイプの工業用内視鏡で、シンプルな機能で手軽にどこでも使えます。先端径φ1.8mmという非常に小型のカメラながら400×400画素

広角レンズ搭載
側視アタッチメント有り(→P14)

でこれまで発見が難しかった異物や傷、バリなどの検査に役立ちます。

詳細仕様(→P15)

直径超極細工業用内視鏡

2.5mm

型番：HNL-2.5CAM120
先端径2.5mmの工業用内視鏡です。
HNL-2.5CAM120は主に検査ラインでの使用を想定し、開発した工業用内視鏡です。
持ちやすい形状に加え、ワイヤーを固定できるリングも付属しています。

広角レンズ搭載詳細仕様(→P15)【使用バリエーション】
PC
インターフェース
HKT-USB type X（13 ページ）

お持ちの PC（USB 入力）

PC
インターフェース
HKT-USB type WⅡ（13 ページ）
( 超解像適用版 )お持ちの PC（USB 入力）

TV

内視鏡カメラ：HNL-1.8CAM120

インターフェース
HKT-DVI WⅡ（13 ページ）

内視鏡カメラ：HNL-2.5CAM120

お持ちのモニタ（HDMI 入力）

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

06

直径

2.9mm

極細工業用内視鏡
型番：HNL-2.9CAMシリーズ

側視アタッチメント有り(→P14)
詳細仕様(→P15)

型番

HNL-2.9 CAM35N

HNL-2.9 CAM35F

画角

35度

35度

ピント位置

5mm〜10mm

10mm〜50mm

焦点距離
HNL-2.9CAMシリーズには二種類のモデルがあり、ピント
が近めに合うもの（N）と遠目に合うもの（F）からワークに最適なピントのカメラを選択してお使いいただけます。

内視鏡先端

イメージ

35°

35°

ピントが合う距離範囲

チューブバリエーション

標準チューブ+2種類のバリエーションがあり、使用環境に応じ、カメラチューブの材質を選択していただけます。
2種とも標準チューブより耐摩耗性に優れています。Hタイプはチューブ形状を保持できます。

SUSブレード被覆

形状保持チューブ

（Vタイプ）（Hタイプ）【使用バリエーション】

PC
インターフェース
HKT-USB type 2（13 ページ）

内視鏡カメラ
HNL-2.9CAM シリーズ
07

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

お持ちの PC（USB 入力）

直径

極細工業用内視鏡(スネークカメラ)

2.9mm

型番：HNL-2.9CAM120K

広角レンズ搭載
側視アタッチメント有り(→P14)
詳細仕様(→P15)

先端硬質部が短い内視鏡
HNL-2.9CAM120K（スネークカメラ）
先端硬質部が短く、他の内視鏡カメラと比べると屈曲したワークへのHNL-2.9CAM との比較

先端硬質部
（約 15mm）

挿入が容易です。
また、カメラ先端の光源は光ファイバライトガイドを搭載することにより弊社の同径内視鏡HNL2.9CAMよりも明るい照明を実現しています。

}

曲がらない部分( 先端から約 8mm)

HNL-2.9CAM ➡

⬅ スネークカメラ
HNL-2.9CAM120K

R30mm以下の急激な曲げはご遠慮ください。
注意・・・

ワーク内部が直角に曲がっている場合や表面に凹凸がある場合は内視鏡が挿入できない事があります。

スネークカメラプロテクタ
カメラ先端を保護します。
内視鏡の使用頻度が高く先端が削れてしまうような場合には特にお勧めです。
型番

HNL-2.9PT

外径

φ3.3mm×L5.5mm【使用バリエーション】
PC
インターフェース
HKT-USB type X（13 ページ）

お持ちの PC（USB 入力）

PC
インターフェース
HKT-USB type WⅡ（13 ページ）
( 超解像適用版 )内視鏡カメラ
HNL-2.9CAM120K

お持ちの PC（USB 入力）TV
インターフェース
HKT-DVI type WⅡ（13 ページ）

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

お持ちのモニタ（HDMI 入力）

08

直径

側視カメラ

4.0mm

型番：SDV-4.0CAM120T（H）

SDV-4.0CAM120T（H）は挿入方向に対して真横を見ることができる側視カメラです。

リジットパイプ仕様
SDV-4.0CAM120T(屈曲不可能)カメラ仕様

形状保持仕様SDV-4.0CAM120TH(屈曲可能)

側視カメラ SDV-4.0CAM120T（H）
視野角120度

HNL-4.6 CAM90N（従来品）
視野角90度

120°

検査範囲

検査範囲

90°

挿入方向

挿入方向

側視カメラ SDV-4.0CAM120T（H）が使用可能な穴の目安は Φ9mm以上、M8以上 です。
挿入する穴が大きすぎたり、小さすぎたりすると鮮明な画像が得られません。

ピントが合う範囲は

φ9mm 以上

3 ～ 50mm です。

M8 以上【使用バリエーション】
PC
インターフェース
HKT-USB type X（13 ページ）

お持ちの PC（USB 入力）

PC
インターフェース
HKT-USB type WⅡ（13 ページ）
( 超解像適用版 )お持ちの PC（USB 入力）

インターフェース
HKT-DVI type WⅡ（13 ページ）

お持ちのモニタ（HDMI 入力）

TV

側視カメラ：SDV-4.0CAM120T（H）

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）09

直径

工業用内視鏡4.6mm

型番：HNL-4.6CAMCAMシリーズ

側視アタッチメント有り(→P14)
詳細仕様(→P15)

焦点距離

HNL-4.6CAMシリーズには２種類のモデルがあり、ピントが近めに合うもの（N）と遠目に合うもの（F）からワークに最適なピントのカメラを選択してお使いいただけます。

型番

HNL-4.6 CAM90N

HNL-4.6 CAM90F

画角

90度

90度

ピント位置

5mm〜10mm

10mm〜50mm

チューブバリエーション

標準チューブとVタイプ（SUSブレード被覆）があり、使用環境に応じ、カメラチューブの材質を選択していただけます。Vタイプは標準チューブより耐摩耗性に優れています。

SUSブレード被覆（Vタイプ）【使用バリエーション】
5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

直径5mm

工業用内視鏡
型番：HNL-5.0CAM120KT
プロテクタを付けて使う工業用内視鏡
プロテクタ：
HNL-5.0PT➡
プロテクタ：
HNL-5.0PT

内視鏡カメラ：HNL-5.0CAM120KT

単位：mm【使用バリエーション】
インターフェース
HKT-USB type X（13 ページ）

インターフェース
HKT-USB type W（13 ページ）
( 超解像適用版 )インターフェース
HKT-DVI(for 1.8&2.9K)（13 ページ）

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

直径

9mm

管内カメラ ガス管用内視鏡
型番：MRU-7CAM120SQ（先端に10Aプロテクタを付けた場合）

プロテクタを付けて使う標準長尺カメラ
長さ10m

カメラ先端

(8.8)

6.5

10A管用プロテクタ
ケーブルバッファー

中継ケーブル【使用バリエーション】
インターフェース
HKT-USB type 2（13 ページ）

5.6 インチ液晶モニタ
HKT-5.6SAⅡ（12 ページ）

10

直径

ハイビジョン工業用内視鏡

4.6mm

型番：HNL-4.6HDC110SQ
広角レンズ搭載

側視アタッチメント有り(→P14)

詳細仕様(→P15)

100万画素（ハイビジョン）
直径4.6mm
ハイビジョン内視鏡（HNL-4.6HDCシリーズ）は、内視鏡先端径φ4.6mmの細さでありながら100万画
素（縦720画素、横1280画素）を実現した工業用内視鏡です。
見たいワークに合わせて標準チューブ仕様とチューブレス仕様の2つの仕様から選択可能です。お持ちのPCやTV等で簡単に映像を確認していただきます。

直径

フルハイビジョン工業用内視鏡

6.0mm

型番：HNL-6.0HDC140SQ
広角レンズ搭載

側視アタッチメント有り(→P14)

詳細仕様(→P15)

200万画素（フルハイビジョン）
直径6.0mm
フルハイビジョン内視鏡（HNL-6.0HDCシリーズ）は、200万画素（縦1080画素、横1920画素）のCMOSイメージセンサを搭載した工業用内視鏡です。ハイビジョン内視鏡では従来の内視鏡の約12倍（当社比）の画素があるため、拡大・印刷しても画像の粗さが気になりません。さらに広角レンズを採用しているので大画面に映しながら被写体全体を細部まで観察することも可能です。

チューブバリエーション
標準チューブ仕様(PE被覆チューブ)：HNL-6.0HDC140SQ

形状保持仕様：HNL-6.0HDC140SQ H

チューブレス仕様：HNL-6.0HDC140SQ TL

押し込み時の潤滑性に優れたポリチューブの形状が保持できるタイプ

耐久試験にて屈曲回数10万回を超えエチレンを被覆したチューブでです。チューブ全体が金属（銅線おたケーブルを採用し、チューブで保す。内視鏡電源ラインとチューブ

よびSUS線）で構成されているので、護していない仕様。チューブ分の負の間にはステンレス製のコイルで剛性が高いチューブです。外周はジ荷がないので様々な場所に取り付け仕切られているため、チューブ外ャバラ形状をしているので、押し込やすく、最近増えてきているロボッからのダメージを受けにくい構造

み性はPE被覆チューブよりも劣りま

ト取付用として最適。

になっています。

す。

【使用バリエーション】

PC

高画質工業用内視鏡
HNL-4.6HDC シリーズ
HNL-6.0HDC シリーズ

インターフェース
HKT-DVI(for 4.6HDC)
HKT-DVI(for 6.0HDC)

お持ちの PC（USB 入力）（13 ページ）TV
お持ちのモニタ（HDMI 入力）11

内視鏡専用モニタ

詳細仕様(→P16)

型番：HKT-5.6SAⅡ

工業用内視鏡用の専用モニタです。

PC

ハイビジョンカメラ以外の全てのカメラに対応

PC で画像管理

しています。画像保存機能が標準装備されており、内視鏡をお使いのその場ですぐに画像の保内視鏡存・確認ができます。画像の保存形式はJPEGで

SD カードSDカードに保存されるので、パソコンでの管理

TV
NTSC 出力も容易です。電源は、屋外や電気設備のない場
所でも使えるよう、ACアダプタの他に電池ホルダーも装備しています。

AC アダプタ or 電池

モニタの共通仕様
内視鏡カメラのLED照明の調光

内視鏡カメラのLEDは、モニタ本体のボタン操作で、8段階に調光可能です。

可変スタンドモニタの角度が自由に変えられて、しかもスタンドは収納することも可能。

場所を選ばない電池駆動

電源を確保できずACアダプタを使えない場
所でも大丈夫。HNL-1.8JHは単3電池4本、HKT-5.6SAⅡは単2電池4本で駆動します。場所を選ばすどこでもご使用可能です。

AE切替機能AEモードとマニュアルゲインモードを切り替える機能があります。
ハレーションを起こしやすい鏡面仕上げの被写体を観察するときに役立つ機能です。

外部メモリに画像保存

一般的なデジタルカメラのように、ボタンを押すだけで撮影でき、撮った画像は付属の記
憶媒体に保存されます（JPEG形式）。撮影が終わったら、デジタルカメラで撮った写真と同様に、画像データをパソコンに移すなど、用途に応じて自在にお使いいただけます。

SDカード

NTSC出力NTSC入力端子のあるテレビなら機種を選ばす接続可能。大画面で観察できます。

12

AMCap for HKT-USB
工業用内視鏡をPCに接続した際、使用するビューワーソフト
無料版(付属)：静止画・動画 保存機能なし
有料版(別売り)：静止画・動画 保存機能あり

USBインターフェース
ソフトウェアAMCap

型番：HKT-USB type2 , HKT-USB typeX , HKT-USB typeWⅡ
詳細仕様(→P16)

PC

USB インターフェース

お使いのPCに内視鏡カメラを接続可能
画像保存(キャプチャー) 機能搭載
LED照明の調光機能搭載
オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能PC
お持ちの PC（USB 入力）（Windows 10以上推奨）（Macintosh 非対応）

DVIインターフェース
型番：HKT-DVI typeWⅡ
詳細仕様(→P16)
お使いのTVモニタに内視鏡カメラを接続可能< 対応内視鏡カメラ >・HNL-0.98CAM120SQ

フリーズボタン搭載

・HNL-1.3CAM120（S）

LED照明の調光機能搭載

・HNL-1.8CAM120

マニュアルゲイン切り替え可能TV
お持ちのモニタ（HDMI 入力）・HNL-2.5CAM120
・HNL-2.9CAM120K
・HNL-4.0CAM120T（H）

USB/DVIインターフェース
型番：HKT-DVI(for HNL-4.6HDC) , HKT-DVI(for HNL-6.0HDC)
詳細仕様(→P16)
お使いのPC, TVモニタにハイビジョン内視鏡カメラを接続可能
画像保存（キャプチャー）機能搭載< 対応内視鏡カメラ >・HNL-4.6HDC110SQ・HNL-6.0HDC140SQ

LED照明の調光機能搭載
オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能

13

TV

PC

お持ちのモニタ（HDMI 入力）

お持ちの PC（USB 入力）

カメラアタッチメント※各アタッチメントは内視鏡の機種ごとに有無が異なります。
必要な場合は予めご確認ください。

・側視アタッチメント

見える範囲

パイプ先端のミラーで横側が見えるようになります。

⬅

⬅

⬅前方向

鏡

⬅

鏡

鏡

側視アタッチメント⬆横方向・ストレートアタッチメント⬅

内視鏡のチューブ形状を保持。ストレート穴への挿入をサポートします。

ストレートアタッチメント

ミラー交換修理承ります。

※１

詳しくはご連絡ください。
※1・・・機種はφ2.9mm側視用またはφ4.6mm側視用に限ります。

金属磨きミラー（従来品）

φ2.9mm側視用アタッチメント：HNL-2.9S9D-G
φ4.6mm側視用アタッチメント：HNL-4.6S9D-G
上記はサファイアガラス仕様。
金属磨きミラーに比べ、傷つきにくい。

サファイアガラス

仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

側視アタッチメント・ストレートアタッチメント仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

HNL-4.6S9D200

HNL-2.9CAM用、HNL-4.6CAM用、HNL-6.0CAM用の標準品にはローレット(取手)が付きます。

AB
側視アタッチメント
HNL-0.98CAM用

HNL-1.3CAM用

HNL-1.8CAM用

90°
側視

90°
側視

90°
側視

90°
側視

60°
側視

90°
側視

90°
側視

A

HNL-0.98SDV

HNL-1.3SDV

HNL-1.8SDV

HNL-2.9S9D-G

HNL-2.9S6D

HNL-4.6S9D-G

HNL-6.0SDV

B 全長

40mm
(最大95mm)

95mm

100mm
(最大300mm)

200mm(最大500mm)

200mm(最大500mm)

200mm(最大500mm)

φ1.2mm

φ1.6mm

φ2.2mm

φ3.2mm

φ5.2mm

φ6.5mm

外径

HNL-4.6CAM用

HNL-2.9CAM用

HNL-6.0HDC用

ストレートアタッチメント

HNL-4.6STV200
AB

HNL-1.8CAM用

HNL-2.9CAM用A

HNL-1.8STV

HNL-2.9STV

B 全長

100mm
(最大300mm)

外径φ2.2mm

HNL-4.6CAM用

HNL-6.0HDC用

HNL-4.6STV

HNL-6.0STV

200mm(最大500mm)
φ3.2mm

φ5.2mm

φ6.5mm14

仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

φ0.98mm〜φ2.5mm 内視鏡カメラ仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

HNL-1.3CAM120
A

φ0.98超極細工業用内視鏡

A

φ1.3超極細工業用内視鏡

HNL-0.98CAM120SQ

HNL-1.3CAM120

焦点距離(mm)

φ2.5超極細工業用内視鏡

φ1.8超極細工業用内視鏡

HNL-1.3CAM120S

HNL-2.5CAM120

HNL-1.8CAM120

3〜30

3〜50

視野角（※2）120°

先端径(mm)

φ0.98

φ1.8

φ1.3

照明

光ファイバライトガイド（調光機能付）防水性

防滴(IP53)

推奨使用温度

φ2.5

0〜50℃

1/36”カラーCMOSセンサ

センサ（※1）

1/18”カラーCMOSセンサ
400 x 400

画素数

HKT-5.6SAⅡ

出力（モニタ）HKT-USB typeX

出力

HKT-USB type W Ⅱ（インターフェース）

HKT-DVI type W Ⅱ
標準：1m

中継ケーブル800mm

先端硬質長

標準：45mm(先端φ0.98mm硬質部)

標準：100mm(先端φ1.3mm硬質部)

備考

フレキシブルタイプ(※4)

ペンタイプ

ケーブル長（チューブ）

標準：1ｍ

標準：1ｍ

標準：100mm(※3)
最長：200mm

中継ケーブル800mm

最長：6ｍ

標準：50mｍ20mm

最長：200mｍ

持ち手つき

S：フレキシブルタイプ(※4)※1 CMOS イメージングセンサには画素欠陥が存在します。本商品の規格については COMS イメージセンサメーカの規格に順じます。
※2 本製品は製造上、カメラモジュールの傾きが発生するため最大で 5°（カメラ先端より 30mm 先で中心ずれ 2.6mm）ずれる可能性があります。
構造上、先端硬質部に芯ズレがあります。予めご了承ください。
※3 先端Φ1.3mm 硬質部。延長した場合も総長は 1m です。200mm 以上ご希望の場合はご連絡ください。 ※4 先端硬質部分は屈曲しません。
注意・・・工業用内視鏡に搭載の CMOS センサは稀に迷光現象が見られることがありますが半導体メーカの検査基準では問題ありませんのでご承知おきください。

仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

φ2.9mm〜φ4.6mm 内視鏡カメラ仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

HNL-4.6CAM90NV
A

C

B（チューブオプション選択の場合）

A
B
焦点距離(mm)
視野角
先端径（mm）
照明

φ2.9極細工業用内視鏡

φ4.0側視カメラ

φ4.6工業用内視鏡

φ5.0工業用内視鏡

ガス管用カメラ

HNL-2.9CAM

SDV-4.0CAM

HNL-4.6CAM

HNL-5.0CAM

MRU-7CAM

35N

35F

120K

120T

90N

90F

120KT

120SQ

5〜10

10〜50

3〜50

３〜50

5〜10

10〜50

3〜50

5〜100

120°

90°

120°

120°

φ4.0

φ4.6

φ5

φ9(10Aプロテクタ使用時)

白色LED(調光機能付)

白色LED4灯(調光機能付)

光ファイバ

120°

35°
φ2.9
白色LED2灯(調光機能付)

光ファイバ

※3

防水性

0〜50℃
1/10”カラーCMOSセンサ

画素数(※1)

白色LED4灯(調光機能付)

防滴(IP53)

推奨使用温度センサ※31/18”カラーCMOSセンサ

400 x 400

1/18”カラーCMOSセンサ

1/18”カラーCMOSセンサ

1/10”カラーCMOSセンサ

320 x 240

400 x 400

400 x 400
HKT-USB type2

400 x 400
HKT-5.6SAⅡ
HKT-USB typeX

HKT-USB type X

HKT-USB type WⅡHKT-USB type WⅡ

HKT-DVI typeWⅡ

HKT-DVI typeWⅡ

HKT-USB type2

出力

チューブ

標準チューブ（最長20m）

C オプション

V : ブレード仕様（最長20m）（標準：1m）※2

H : 形状保持仕様（延長不可)

K : ケーシング（最長1m）

標準仕様(リジットパイプ仕様)（標準200mm 最長500mm）

標準チューブ（最長10m）

H : 形状保持仕様（標準200mm 最長500mm）

V : ブレードホース仕様(最長100m)

KT：ケーシングチューブ

SUSフレキシブルチューブ（長さ1mのみ）（標準10m）※1 CMOS イメージングセンサには画素欠陥が存在します。本商品の規格については COMS イメージセンサメーカの規格に順じます。
※2 チューブ延長についてはチューブ仕様ごとに延長可能な長さが違います。チューブの長さが 1m( 標準品 ) を超える場合は特注品になりますので、詳細はお問い合わせください。
※3 光ファイバライトガイド ( 調光機能付 )。
注意・・・HNL-2.9CAM120K やその他カメラに搭載の CMOS センサは稀に迷光現象が見られることがありますが半導体メーカの検査基準では問題ありませんのでご承知おきください。

15

仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

φ4.6mm / φ6.0mm ハイビジョン工業用内視鏡カメラ仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

カメラ型番

HNL-6.0HDC140SQH
A

C

B（チューブオプション選択の場合）
φ4.6㎜

ハイビジョン内視鏡

標準チューブ仕様

A
B

C

焦点距離
視野角
先端径
照明
防水性
推奨使用温度センサ ※1
画素数
接続先
有効長
チューブ

チューブレス仕様

φ6.0㎜ フルハイビジョン内視鏡
標準チューブ仕様

形状保持仕様チューブレス仕様

HNL-4.6HDC
110SQ
5〜100㎜110°
φ4.6㎜
白色LED６灯（調光機能付）
防滴(IP53)
0〜50℃
1/11"カラーCMOSセンサ
1280×720
HKT-DVI（for HNL-4.6HDC）
1m（５ｍまで延長可能）※2

HNL-6.0HDC
140SQ
10〜100㎜
140°
φ6.0㎜
白色LED6灯（調光機能付）
防滴(IP53)
0〜50℃
1/6"カラーCMOSセンサ
1920ｘ1080
HKT-DVI（for HNL-6.0HDC）
1m（5ｍまで延長可能）
1m（延長不可）1m（5ｍまで延長可能）
TL(チューブレス仕様)
H（形状保持仕様）
TL(チューブレス仕様)
被覆：低密度PE
被覆：低密度PE
銅製（一部SUS）
内部：SUSコイル
内部：SUSコイル※1・・・CMOS イメージングセンサには画素欠陥が存在します。本商品の規格については COMS イメージセンサメーカの規格に順じます。
※2・・・2m 以上は USB 出力のみとなります。予めご了承ください。

注意・・・レンズのバラつきにより、稀に迷光現象が発生することがあります。
仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

専用モニタ仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

5.6インチTFT液晶モニタ
型番

HKT-5.6SAⅡ

画面サイズ

112 × 84mm

画素数
入力
(対応カメラ)HNL-0.98CAM120SQ
HNL-1.3CAM120(S)
HNL-1.8CAM120
HNL-2.5CAM120

出力

640 × 3（RGB）× 480
HNL-2.9シリーズ
HNL-2.9CAM120K
SDV-4.0CAM120T(H)
HNL-4.6CAMシリーズ

HNL-5.0CAM120KT
MRU-7CAM120SQ(ハイビジョンカメラを除く)

SDカード,NTSCビデオ出力

画像保存形式

JPEG

電源

ACアダプター（6V,1.8A）
単2乾電池４本（連続使用時間：3時間）※2

電源(電池)
ユニットサイズ138×134×52mm

重量（※1）

800g※1 電池を抜いたときの重量。
※2 推奨の電池は充電池もしくは EVOLTA（パナソニック エナジー社製）を推奨。表に記載の連続使用時間は EVOLTA 使用時の時間。

仕様は改良等のため予告なしに変更することがあります。

インターフェース仕様

本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

USB インターフェース
型番

入力(対応カメラ)HKT-USB
type X

HNL-0.98CAM120SQ
HNL-2.9CAM120K
HNL-1.3CAM120(S)SDV-4.0CAM120T(H)
HNL-1.8CAM120
HNL-5.0CAM120KT
HNL-2.5CAM120

出力
インターフェース
出力画素数
出力フレームレート
電源
対応PC（対応プログラム）

HKT-USB
type W ⅡHKT-USB
type 2
HNL-2.9シリーズ
MRU-7CAM120SQ

800×800相当
30 fps
USBバスパワー

ハイビジョン内視鏡用
USB/DVI インターフェース

HKT-DVI
type W ⅡHKT-DVI
HKT-DVI(for HNL-4.6HDC) (for HNL-6.0HDC)

HNL-0.98CAM120SQ
HNL-1.3CAM120(S)
HNL-1.8CAM120
HNL-2.5CAM120

USB2.0400×400

極細内視鏡用
DVI インターフェース

HNL-2.9CAM120K
SDV-4.0CAM120T(H)
HNL-5.0CAM120KT

DVI出力
400×400

HNL-4.6HDC
シリーズ①USB出力（USB2.0, UVC1.1)準拠②DVI出力※オルタネート出力

800×72060 fpsDC6V(ACアダプタ）

Windows 10 以上推奨
（AMCap、
カメラ）※1

対応モニタ

HNL-6.0HDC
シリーズ

1280×720
60fps ※2

1920×1080
30 fps

USB出力時：USBバスパワー
DVI出力時：DC6V(ACアダプタ）
Windows 10 推奨（AMCap、
カメラ）

HDMI入力 720P(60Hz)
対応TVまたはモニタ

HDMI入力 720P(60Hz), 1080P(30Hz)
対応TVまたはモニタ※1・・・推奨アプリケーションプログラムは AMCap ただし、Windows10、11 の場合は Windows 内蔵標準アプリの「カメラ」で動作。（静止画、動画保存可能）※2・・・HNL-4.6HDC のカメラ長が 2m を越える場合、30FPS となります。

16

現場でお試しください 無料評価機のご案内
カタログをご覧いただきありがとうございます。興味をお持ちいただきました製品がありましたらぜひ実機をお手にとってご評価されることをお勧めいたします。無料の評価機（デモ機）を用意しております。
ご希望のお客様は、裏面のお申し込みシートにご記入の上、FAX をお送りください。先着順で発送いたします。

（ご評価期間は、月曜日にお客様宛に到着～ご評価～木曜日にお客様から返却発送、金曜日に弊社着のスケジュールでお願いしています）
注・・・無料評価機セットの内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

①Φ0.98 セット

φ�mm 以下のストレート穴を確認したい方向け②Φ1.3 セット

φ�mm 以下のストレート穴を確認したい方向け
ビューワーソフト( デモ版 )

ビューワーソフト( デモ版 )

細く繊細な作りになっているため
φ�mm 以下のストレート穴への挿入を推奨しています。

φ1.3mm カメラ

5.6 インチモニタ

インターフェース

φ0.98mm カメラ

インターフェース

中継ケーブル③Φ1.8 セット

φ�mm 以下のストレート穴を確認したい方向け④Φ2.9 セットφ�.�mm 以上の穴やワーク内部が屈曲している場合にお勧めビューワーソフト

5.6 インチモニタ( デモ版 )

スネークカメラ
プロテクタ

インターフェース

細く繊細な作りになっているため
φ�mm 以下のストレート穴への挿入を推奨しています。

AC アダプター

φ1.8mm カメラ
ストレートアタッチメント

HNL-2.9PT

側視アタッチメント

ビューワーソフト( デモ版 )

各種 HNL-2.9CAM
各種インターフェース

ストレートアタッチメント

HNL-2.9CAM120K
スネークカメラ⑥Φ4.0 側視カメラセット⑤BASIC セット

φ�.�mm とφ�.�mm の内視鏡セット

側視型の内視鏡を使いたい方向け

5.6 インチモニタ

5.6 インチモニタ

側視アタッチメント

ストレート
アタッチメント

側視アタッチメント

5.6 インチモニタ

インターフェース

ビューワーソフト( デモ版 )

ビューワーソフト( デモ版 )
AC アダプター
インターフェース

＋フレキシブル側視アタッチメント（Φ4.6mm カメラ用）＋フレキシブル側視アタッチメント（Φ2.9mm カメラ用）
AC アダプター

φ4.6 とφ2.9 各種カメラ

側視カメラ

中継ケーブル⑦フルハイビジョンセット

超高画質な内視鏡を使いたい方向け
Φ6.0mmフルハイビジョンカメラ二種
AC アダプター

その他のデモ機セットも用意がございます。
ストレートアタッチメント
側視アタッチメント

ご要望、 ご質問等ありましたら
お気軽にご連絡ください。

お持ちの Windows パソコン

Φ4.6mmハイビジョンカメラ

17（windows� 以上推奨）か
インターフェース

TV で映像をご確認ください。

新製品等の最新情報については、

随時、弊社ホームページに掲載いたします。
是非、ご覧ください。

FAX
026-274-5732

HP からはこちら

株式会社 SPI エンジニアリング

無料評価機申し込み用紙○各セットの詳しい内容については電話やメールにてお問い合わせください。
○一度に貸出が可能なのは 2 セットまでです。３セット以上をご希望の場合はお問い合わせ下さい。
○フルハイビジョンセットはセット内容に 22 インチ TV を追加することが可能です。() 内の 22 インチ
へ○をお願いいたします。

希望機種に○

貸し出し機種①Φ0.98 セット②Φ1.3 セット③Φ1.8 セット④Φ2.9 セット
⑤BASIC セット⑥Φ4.0 セット（

⑦フルハイビジョンセット

２２インチ TV

）

⑧その他

商社名

エンドユーザー名

郵便番号

郵便番号

住所

住所

社名

社名

所属

所属

様

氏名

様

氏名

TEL

TEL

FAX

FAX

e-maile-mail

無料評価機送り先に○商社

エンドユーザー※※・・・エンドユーザー宛に直送の場合は必ずエンドユーザー名の項目を全てご記入ください。

お問い合わせ先株式会社 SPI エンジニアリング〒���-����
長野県 長野市 稲葉南俣 ����-�

TEL：���-���-����
FAX：���-���-����E-mail：sales@spieng.com
URL：https://www.spieng.com

18

・内視鏡カメラ先端の LED を 40℃以上での連続使用の場合、LED 寿命が極端に短くなることがあります。
・静電気耐圧について
内視鏡カメラ先端部の CMOS センサは静電気に非常に弱いため（静電気耐圧 2kV）
取扱時には作業者の除電、作業スペースの除電等、静電気対策が必要な場合がございます。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

注意

・製品の寸法（公差）について
全ての製品の直径、長さ及び全ての寸法についてカタログ値と微妙な誤差があります。
詳しい公差についてはお問い合わせください。
・保証期間について
モニタ、インターフェースは 1 年保証 ( ユーザ様の責に因るものは除く )。
内視鏡カメラは保証なし（初期不良除く）。
・本案内に記載の仕様や外観は改良等のため予告なしに変更することがあります。ご了承下さい。
・本品は工業用です。医療用としては使用しないで下さい。

製造･販売元

販売代理店〒380-0917
長野県長野市稲葉南俣2592-5
mail: sales@spieng.com
TEL：026-274-5731 FAX：026-274-5732
www.spieng.com
この案内に記載の内容は ���� 年 � 月現在のものです。