PT0ko-1271

개인용 가연성 가스 모니터GP-03

사용 설명서

<목차>

1. 제품 개요 ............................................... 3
1-1. 서문 ................................................ 3
1-2. 용도 ................................................ 3
1-3. 위험, 경고, 주의 및 참고 정의 ..... 4
1-4. 방폭 사양 확인 .............................. 4
2. 안전에 관한 중요 정보 ......................... 52-1. 위험 사례 ....................................... 52-2. 경고 사례 ....................................... 52-3. 주의 사항 ....................................... 6
3. 제품 구성품 ........................................... 83-1. 포장물 확인 .................................... 83-2. 각 부품의 명칭 및 기능 ................ 94. 사용 방법 ............................................. 114-1. 시동 준비 ..................................... 114-2. 전원 켜기 및 끄기 ....................... 124-3. 공기 보정 실시 ............................ 134-4. 탐지 방법 ..................................... 144-5. 정보 보기 ..................................... 155. 조작 및 기능........................................ 175-1. 가스 알람 활성화 ......................... 175-2. 오류 알람 활성화 ......................... 195-3. 데이터 로거 기능 ......................... 196. 유지보수 ............................................... 206-1. 유지보수 간격 및 항목 ................ 206-2. 사용자 모드 .................................. 226-3. 세척 방법 ..................................... 276-4. 권장 정기 교체품 목록 ................ 27
6-5. 필터 교체 ..................................... 28
7. 보관 및 폐기........................................ 29
7-1. ........ 가스 모니터를 장시간 방치하거나
보관하는 절차 ................................ 291

7-2. 가스 모니터를 다시 사용하기 위한
절차 ................................................ 29
7-3. 제품 폐기 ..................................... 30
8. 문제 해결 ............................................. 32
9. 제품 사양 ............................................. 3321제품 개요

1-1. 서문당사의 개인용 가연성 가스 모니터
GP-03(이후 가스 모니터로 지칭)을 선택해주셔서 감사합니다. 구입한 제품의 모델번호가 본 설명서의 사양에 포함되어있는지 확인하십시오.

1-2. 용도본 제품은 공기 중에서 가연성
가스(%LEL)를 탐지하는 데 사용되는 단일가스 모니터입니다.
탐지 결과는 어떤 방식으로든 생명 또는안전성을 보장하지 않습니다.

본 설명서는 가스 모니터 사용 방법과 해당사양에 대해 설명합니다. 가스 모니터를올바로 사용하기 위해 필요한 정보가수록되어 있습니다. 최초 사용자뿐 아니라이미 제품을 사용해 본 적이 있는 사용자도사용 설명서를 읽고 숙지하여 모니터를사용하기 전에 지식과 경험을 신장시켜야
합니다.

3

1-3. 위험, 경고, 주의 및 참고 정의본 설명서 전체에서 안전하고 효과적인작업을 보장하기 위해 다음의 표시가사용됩니다.
위험경고주의
참고

1-4. 방폭 사양 확인제품 사양은 특정 표준 및 방폭 인증에 따라
다릅니다.사용하기 전에 실제 제품 사양을확인하십시오.제품 사양은 부착된 명판을확인하십시오.

이 메시지는 생명, 건강 또는 자산에심각한 피해를 입힐 수 있는부적절한 취급을 나타냅니다.
이 메시지는 건강 또는 자산에심각한 피해를 입힐 수 있는부적절한 취급을 나타냅니다.
이 메시지는 건강 또는 자산에경미한 피해를 입힐 수 있는부적절한 취급을 나타냅니다.
이 메시지는 취급에 관한 조건을나타냅니다.

KCs mark4

22-1. 위험 사례안전에 관한 중요 정보2-2. 경고 사례위험방폭에 관하여• 회로 또는 구조 등을 개조하거나 변경하지마십시오.
• 공기 중의 가연성 가스를 탐지하기 위한 이외의용도로 가스 모니터를 사용하지 마십시오.
• 위험한 장소에서 가스 모니터를 사용할 경우,정전하로 인해 발생하는 위험을 방지하기 위한대책을 취하십시오.
(1) 정전기 보호복 및 전도성 작업화(정전기 방지작업화)를 착용하십시오.
(2) 실내에서 사용할 경우, 전도성 작업장에 서서 가스모니터를 사용하십시오(10 MΩ 이하의 누설 저항).
• 이 가스 모니터에는 배터리 유형에 따라 서로다른 방폭 등급이 지정됩니다.
인증 번호도 다르기 때문에 사용하기 전에 인증플레이트 번호와 배터리 번호를 확인하십시오.
• 위험하지 않은 장소에서 배터리를 교체하십시오.
• 이 가스 모니터에서 RIKEN KEIKI 가 지정한배터리만 사용하십시오.

경고대기 중의 신선 공기 조절• 대기 중에서 신선 공기 조절을 수행할 경우,조절을 시작하기 전에 대기의 신선도를확인하십시오. 다른 가스가 존재할 경우, 조절을적절히 수행할 수 없으므로 가스 누출 시 위험을초래할 수 있습니다.
배터리 잔량 확인• 사용 전 배터리 전원이 충분히 남아 있는지확인하십시오. 가스 모니터를 장시간 사용하지않을 때는 배터리가 소진될 수 있습니다. 사용전 배터리를 새 것으로 교체하십시오.
• 배터리 저전압 알람이 발생하면 가스 탐지를실시할 수 없습니다. 사용 중에 알람이 발생하면전원을 끄고 즉시 배터리를 교체하십시오.

5주의• 물 또는 이물질이 축적되는 곳에서 가스모니터를 사용하지 마십시오. 그러한 장소에가스 모니터를 배치하면 물이나 이물질이 버저입구로 유입되어 고장이 발생할 수 있습니다.
온도가 -20ºC 미만으로 떨어지거나 50ºC 이상으로높아지는 곳에서 가스 모니터를 사용하지 마십시오.
• 가스 모니터의 작동 온도는 -20 ~ 50ºC 입니다.
고온, 다습하고 작동 범위보다 낮은 온도에서 압력을가한 상태로 가스 모니터를 사용하지 마십시오.
• 직사광선에 노출되는 곳에서 가스 모니터의사용을 피하십시오.
• 햇빛으로 뜨거워진 차 안에 가스 모니터를보관하지 마십시오.
가스 모니터 근처에서 휴대용 무선기를 사용하지마십시오.
• 가스 모니터 근처에서는 휴대용 무선기의 무선파가방해를 받을 수 있습니다. 휴대용 무선기를 사용할경우, 전파 방해가 없는 곳에서 사용해야 합니다.
• 강한 전자기파를 방출하는 기기(고주파 또는고전압 기기) 근처에서는 가스 모니터를사용하지 마십시오.
반드시 정기적인 유지보수를 실시하십시오.
• 이것은 안전 장치이므로 안전을 보장하기위해서는 정기 유지보수를 수행해야 합니다.
유지보수를 실시하지 않고 계속해서 모니터를사용하면 센서의 감도가 손상되어 가스 탐지가부정확해질 수 있습니다.

경고기타• 가스 모니터를 소각하지 마십시오.
• 가스 모니터를 세탁기 또는 초음파 세척기로세척하지 마십시오.
• 버저 사운드 구멍을 막지 마십시오. 알람 소리를듣지 못할 수 있습니다.

2-3. 주의 사항주의오일, 화학물질 등에 노출되는 곳에서 가스모니터를 사용하지 마십시오. 가스 모니터를 물에일부러 담그지 마십시오.
• 오일, 화학물질과 같이 액체에 노출되는 곳에서가스 모니터를 사용하지 마십시오.
• IP67 규격의 가스 모니터는 수압을 견딜 수 있는기능이 없습니다. 수압이 높은 곳(수도꼭지, 샤워아래 등)에서 가스 모니터를 사용하지 말고,장시간 동안 물에 침수시키지 마십시오. 가스모니터는 깨끗하고 흐르는 물에서만 방수 기능이있고, 온수, 염수, 세제, 화학물질, 땀 등에는방수 기능이 없습니다.
6주의• 이 가스 모니터가 다양한 종류의 가스를 탐지할수 있지만, 작동 환경에는 이 기기의 센서에유해한 영향을 주는 가스가 포함될 수있습니다(센서에 따라 탐지 가능한 가스가 다름).
다음과 같은 가스가 존재할 경우에는 가스모니터를 사용할 수 없습니다.
(1) 황화물(예: H2S, SO2)이 고농도로 계속해서존재할 경우(2) 할로겐 가스(예: 염화물, 염화불화탄소)(3) 실리콘(Si 화합물)상기 가스(예: 고농축 황화물, 할로겐 가스,실리콘)가 존재하는 곳에서는 센서 수명이 크게단축될 수 있거나 부정확학 판독과 같은 고장을초래할 수 있으므로 가스 모니터를 사용하지마십시오.
실리콘 등이 있는 곳에서 탐지를 위해 가스모니터를 사용할 경우, 다시 사용하기 전에 가스감도를 점검하십시오.
• 끝이 뾰족한 물건으로 센서나 버저 입구를찌르지 마십시오. 기기가 고장나거나 손상되어부정확한 측정값이 나타날 수 있습니다.
• 가스 모니터는 정밀 기기이므로 강한 충격이나진동을 가하지 마십시오.

주의기타• 불필요하게 버튼을 누르면 설정이 변경되어알람이 잘못 작동할 수 있습니다. 본 사용설명서에 기술된 절차를 사용해서만 가스모니터를 조작하십시오.
• 가스 모니터를 떨어뜨리거나 충격을 가하지마십시오. 방수 및 방폭 특성과 정확도가 저하될수 있습니다.

7

3

제품 구성품3-1. 포장물 확인포장을 푼 후, 포장물에 모든 부속품이포함되어 있는지 확인하십시오.
• GP-03(본체)• 고무 보호 커버(본체에 미리 부착되어있음)• 앨리게이터 클립(본체에 미리 부착되어있음)• 배터리(본체에 미리 설치됨)• 사용 설명서(본 문서)8

3-2. 각 부품의 명칭 및 기능<외관>통신 포트* 데이터 로거 기능에 사용. 자세한
내용은 "5-3. 데이터 로거 기능에관하여"를 참조하십시오.

알람 램프* 알람 상태에서
깜박임(빨간색).

센서 부분버저 사운드 입구* 먼지 필터 맨 끝에 가스센서가 있습니다.

* 스위치 조작 중 또는 알람상태에서 간헐적으로신호음이 울립니다.

디스플레이(LCD)* 가스 모니터에서 탐지할가스를 나타냅니다.

POWER/MODE 버튼* 가스 농도 및 기타정보를 표시합니다.

가스 이름 표시* 전원을 켜고 끄고, 모드를설정할 때 사용합니다.

AIR 버튼고무 보호 커버* 공기 보정을수행하고 해당모드에서 작동할 때사용합니다.

* 본체를 보호합니다.

9<외관><디스플레이>가스 이름 및 정보 표시앨리게이터 클립* 가스 모니터를 포켓상단에 연결할 때사용합니다.

배터리 커버* 고정 나사를 풀어서제거할 수 있습니다.

* 가스 모니터에서 탐지할 가스및 모드 등의 정보를나타냅니다.

배터리 잔량아이콘작동 디스플레이* 정상 상태에서 하트표시가 깜박입니다.

가스 농도 디스플레이* 마크 개수로 남은배터리 전원을표시합니다.

* 현재 탐지 결과를 표시합니다.

정보 디스플레이* 디스플레이 모드 등의 정보를표시합니다. 보통 아무 것도 표시되지않습니다.

10

44-1. 시동 준비•••사용 방법<배터리 설치>주의• 배터리를 교체하기 전에 가스 모니터의 전원을끄십시오.
• 두 배터리 모두를 새 것으로 교체하십시오.
• 배터리의 극성을 올바로 맞춘 상태에서끼우십시오.
• 이 가스 모니터에서 RIKEN KEIKI 가 지정한배터리만 사용하십시오.
• 위험하지 않은 장소에서 배터리를 교체하십시오.

주의디스플레이는 배송 중 긁힘을 방지하기 위해보호 필름이 덮여 있습니다.
사용 전 이 필름을 벗겨내십시오.
이 필름이 부착된 상태의 가스 모니터는 방폭성능을 충족하지 않습니다.

가스 탐지를 시작하기 전에 다음을확인하십시오.

(1) 전원이 꺼졌는지 확인합니다.
(2) 배터리 커버 고정 나사를 풀고 커버를엽니다.
(3) 오래된 배터리를 제거하고 극성을맞춰 새 배터리를 끼웁니다.
(4) 커버를 닫고 고정 나사를 조입니다.

 배송 중 디스플레이에 부착된 보호필름을 제거했는지 확인하십시오.
 배터리가 설치되었는지 확인하십시오.
 먼지 필터에 먼지가 없는지확인하십시오.
 가스 모니터가 손상되지 않았는지확인하십시오.
11참고• 예를 들어 처음으로 전원을 켜거나 배터리를 교체한후와 같이 배터리를 제거한 상태로 5 분 이상 가스모니터를 그대로 둔 후에 전원을 켜면, 모니터가시계 조절 모드로 들어갑니다. 이 경우, "6-2-1.
시간 설정"을 참조하여 날짜와 시간을 설정하십시오.

* 클립 열기* 배터리 커버 열기참고• 이 가스 모니터와 다른 가스 모니터의 통신 포트가대칭으로 있을 때는 전원을 켜지 마십시오.
가스 모니터의 상태가 갑자기 "TRANS PC" 통신모드로 이동할 수 있습니다.
이 경우, 즉시 전원을 끄십시오.
그런 다음, 다시 켜십시오.
이 때 서로의 통신 포트가 대칭 방향이 되지 않도록주의하십시오.

4-2. 전원 켜기 및 끄기<전원을 켜는 방법>버저가 울릴 때까지 POWER 버튼을
누릅니다. LCD 디스플레이가 다음과 같이바뀐 후, 가스 모니터가 탐지 모드로들어갑니다.
모든 조명 켜짐 ->날짜 및 시간->배터리
전압->탐지 범위->1 차 알람 설정값->2 차 알람 설정값->탐지 모드(삐 삐)<전원을 끄는 방법>
TURN - OFF 디스플레이에서 버저가 3 번
울릴 때(삐 삐 삐)까지 POWER 버튼을계속 누르고 있으면 LCD 가 꺼집니다.

12

4-3. 공기 보정 실시항목탐지모드경고대기 중에서 공기 보정을 수행할 경우, 공기 보정을시작하기 전에 대기의 신선도를 확인하십시오. 다른가스가 존재할 경우, 조절을 적절히 수행할 수없으므로 가스 누출 시 위험을 초래할 수 있습니다.

AIR HOLD주의• 작동 환경에 가까운 압력 및 온도/습도 조건과신선 공기 하에서 공기 보정을 수행하십시오.
• 판독값이 안정화된 후에 공기 보정을수행하십시오.
• 보관 및 작동 위치 사이에 갑작스럽게 15ºC 이상온도차가 발생할 경우, 가스 모니터의 전원을끄고 작동 위치와 유사한 환경에서 약 10 분정도 그대로 두었다가 사용 전에 신선 공기에서공기 보정을 수행하십시오.

ADJLCD

↓AIR

↓AIR↓
탐지
모드로복귀

참고

공기 보정이 실패하면 LCD 에 AIR - FAIL 이표시됩니다. POWER/MODE 버튼을 눌러 알람을리셋하십시오(보정 실패). 알람이 리셋되면 공기 보정전의 값이 표시됩니다.
13세부 정보

* 가스 모니터가 탐지모드인지확인하십시오.

* LCD 디스플레이가AIR - HOLD(1 차 버저사운드, 삐)에서ADJ(2 차 버저 사운드,삐)로 바뀔 때까지 AIR버튼을 눌렀다가 손을떼십시오.

• 조정 후 자동으로탐지 모드로돌아갑니다.

4-4. 탐지 방법공기 보정 후, 앨리게이터 클립을 사용해가스 모니터를 가슴쪽 포켓 상단에고정하고 센서를 가리지 않도록 합니다.
탐지 모드는 정상 작동에 사용됩니다.
가스 모니터는 다음 모드로 구성됩니다.

참고• 오른쪽 그림과 같이 클립을 열고가슴쪽 포켓 상단 등에 고정합니다.
• 클립은 한 번에 45 도까지 돌릴 수있습니다.

탐지 모드가스 농도가 알람 설정값 미만으로표시되면 아무 버튼을 눌러서알람을 리셋할 수 있습니다.

공기 보정이 성공적으로 완료되면자동으로 탐지 모드로 돌아갑니다.

가스 알람 <자동 잠금>모니터를 끄고오류에 따라적절한 조치를수행하십시오.

AIR 버튼을계속 누름오류 알람 <자동 잠금>

MODE버튼을 누름14공기 보정 모드디스플레이 모드MODE 버튼을누르거나 20 초이상 아무작업도 수행하지않으면 가스모니터가 탐지모드로
되돌아갑니다.

4-5. 정보 보기MODE 버튼을 눌러 디스플레이 모드로들어갑니다. MODE 버튼을 누를 때까지다양한 정보가 차례대로 표시됩니다. 이모드에서는 가스 탐지가 백그라운드에서실행 중입니다. 탐지된 가스 농도가 알람설정값을 초과하면 가스 모니터가 자동으로탐지 모드로 돌아갑니다.
항목탐지모드LCDPEAK↓MODE전원을 켠 후현재까지탐지된최대값을표시합니다.

F.S.

* 모니터가 전체스케일을 표시할경우, AIR 버튼을 누를
때마다 1 차 및 2 차알람 설정값이 교대로표시됩니다.

이모니터의전체
스케일을표시합니다.

날짜 및시간

↓MODE내부 시계표시세부 정보

↓MODE탐지
모드로돌아갑니다.

* 피크 값을 지우려면HOLD 디스플레이가사라질 때까지 AIR버튼을 계속누르십시오.

↓MODE15참고• 스위치 조작이 수행되지 않으면 약 20 초 후에모니터가 자동으로 탐지 모드로 돌아갑니다.
• 스위치 조작이 없으면 약 30 초 후에 백라이트가
자동으로 꺼집니다(알람 상태에서는 제외).
• 가스 모니터가 전체 스케일을 표시할 때 알람테스트를 수행하려면 AIR + MODE 버튼을 누릅니다.

16

5조작 및 기능5-1. 가스 알람 활성화탐지된 가스 농도가 알람 설정값 <자동잠금 작동>에 도달하거나 초과할 경우,알람이 작동합니다.
<알람 활성화>알람 유형LCD작동버저: 느린 강도첫 번째 알람
설정: 10%LEL두 번째 알람
설정: 50%LEL

변화램프/진동:느림 및간혈적디스플레이:초과 알람

설정: 100%LEL농도디스플레이가깜박임
WARN 표시

버저:빠른 강도변화램프/진동:
빠름 및간헐적
디스플레이:

버저:농도디스플레이가
깜박임
ALRM 표시빠른 강도변화램프/진동:
빠름 및간헐적
디스플레이:

농도디스플레이가깜박임OVER 표시17<알람 리셋 방법>탐지된 가스 농도가 알람 설정값 아래로안정되면 아무 버튼을 눌러 가스 알람을리셋합니다.
참고• 탐지된 가스 농도가 알람 설정값 아래로 돌아간경우라도, 버튼을 누를 때까지(알람 리셋) 버저,램프, 진동 작동이 계속됩니다(자동 잠금).
• OVER 알람 유형은 자동 잠금(OVER 디스플레이도잠김)이 수행됩니다. 아무 버튼을 눌러 알람을리셋합니다. 리셋할 때 알람 농도가 전체스케일보다 낮을 경우, 가스 농도 디스플레이가다시 나타납니다. 전체 스케일을 초과한 경우,OVER 알람이 다시 발생합니다.

18

5-2. 오류 알람 활성화모니터가 이상 <자동 잠금 작동>을 탐지한경우, 오류 알람이 작동합니다.
원인을 파악하고 적절한 조치를수행합니다.
가스 모니터에 문제가 있고 반복해서오작동하면 즉시 RIKEN KEIKI 에연락하십시오.
<알람 활성화>알람 유형LCD작동디스플레이(예)버저: 간헐적낮은 배터리
램프: 깜박임전압 알람
진동: 없음5-3. 데이터 로거 기능이 가스 모니터는 보정 기록, 추세, 이벤트기록의 로그를 기록하는 기능을제공합니다.
데이터로거사양간격 추세1800 데이터(10 초 간격으로 5 시간, 5 분 간격으로150 시간)알람 추세 1 개 기록(5 초 간격으로 15 분전후)알람 이벤트20 개 기록오류 이벤트20 개 기록보정 기록20 개 기록이 기능을 사용하려면 데이터 로거 관리프로그램(옵션)이 필요합니다. 필요하면RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

디스플레이:* 작동에 대한 자세한 내용은 "데이터 로거 관리프로그램" 사용 설명서를 참조하십시오.

농도디스플레이가 깜박임오류 메시지표시

* 오류 알람 유형, 주요 원인, 적절한 조치에 대한자세한 내용은 "8. 문제 해결"을 참조하십시오.

19

6유지보수이 가스 모니터는 안전을 위해 중요한기기입니다.
가스 모니터의 성능을 유지하고 안전에대한 신뢰성을 개선하기 위해서는 정기적인유지보수를 실시하십시오.
필요하면 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

• 정기 유지보수:6 개월에 한 번 이상 안전 기기로서성능을 유지하기 위한 유지보수를실시합니다.
유지보수항목

6-1. 유지보수 간격 및 항목사용 환경에 따라 또는 RIKEN KEIKI 에서지정한 것보다 더 짧은 간격으로 정기유지보수를 실시해야 합니다.

유지보수 내용배터리 레벨 배터리 잔량이충분한지확인하십시오.
농도공기가
디스플레이
신선한지, 농도디스플레이 값이0 인지확인하십시오.
필터먼지 필터에먼지가 없고손상되지
않았는지확인하십시오.

• 일별 유지보수: 작동을 시작하기 전에유지보수를 실시합니다.
• 매달 유지보수:한 달에 한 번 알람 테스트를실시합니다.
20일별유지보수매달유지보수정기유지보수

○○○○○○○○○알람 테스트 알람 테스트기능을 사용해알람 램프와버저가정상적으로작동하는지확인하십시오.
범위 조정보정 가스를사용하여 범위조정을수행하십시오.
가스 알람보정 가스를사용하여 가스알람이 올바로작동하는지
확인하십시오.

-○○--○--○21

6-2. 사용자 모드사용자 모드는 시간 설정과 간은유지보수에 사용됩니다.
AIR 버튼을 누른 상태에서 POWER 버튼을누르고, 삐 소리가 나면 버튼에서 손을
뗍니다. 모니터가 사용자 모드로들어갑니다.

항목A-CAL자동 보정항목
DATE

날짜 및 시간설정

AIR공기 보정LCDROM* 프로그램 번호를표시하려면
POWER 버튼을누르십시오.
번호를 확인하고POWER 버튼을눌러 사용자메뉴로돌아가십시오.
* 부팅 후 탐지모드로돌아가려면POWER 버튼을누르십시오.

세부 정보START"6-2-2. 공기보정"을참조하십시오.

부팅 시작22"6-2-3. 자동보정"을참조하십시오.
"6-2-4. 수동보정"을참조하십시오.

프로그램 번호표시

"6-2-1. 시간설정"을참조하십시오.

세부 정보M-CAL수동 보정경고조정이 완료된 후, 탐지 모드로 돌아가십시오.
(가스 모니터가 정기 유지보수 모드에 남아 있으면자동으로 탐지 모드로 돌아가지 않습니다.)LCD

6-2-1. 시간 설정내부 시계의 날짜/시간을 설정합니다.
항목LCD세부 정보DATE날짜 및시간DATE↓POWER↓

6-2-2. 공기 보정신선 공기에서 공기 보정을 수행합니다.
항목LCD세부 정보AIR가스 농도디스플레이

* AIR 버튼을 사용하여깜박이는 항목을변경하고 POWER
버튼을 사용하여 변경을확인하십시오.
연, 월, 일, 시간, 분순서로 설정하십시오.
분을 확인하면 시계가시작됩니다.

AIR* 조정 후 모니터가사용자 모드 메뉴로돌아갑니다.

23↓POWER↓* LCD 디스플레이가AIR - HOLD(1 차 버저사운드, 삐)에서ADJ(2 차 버저사운드, 삐)로 바뀔때까지 AIR 버튼을눌렀다가 손을떼십시오.
* 조정 후 모니터가사용자 모드 메뉴로돌아갑니다.

6-2-3. 자동 보정준비된 범위 보정 가스의 농도를 가스모니터에 미리 설정해서 한 번의 단계로보정을 수행하는 방법입니다.
항목A-CAL조정값디스플레이LCD↓POWER↓POWER* 가스 유입을기다리는 중입니다.

A-CAL(깜박임)현재 농도값디스플레이세부 정보* 기본 설정 50%LEL* 기본 설정 변경방법.
먼저 AIR +MODE버튼을 누릅니다.
그런 다음 AIR 을눌러 변경합니다.
마지막으로
MODE 를 눌러설정합니다.

24

↓

PASS

↓POWERA-CAL↓* 가스 공급을
시작합니다. 60 초 후POWER 버튼을누릅니다. 자동으로사전 설정된 값으로조정됩니다.
* 범위 조정 후모니터에 PASS 가표시되고 사용자모드 메뉴로돌아갑니다.
* 범위 조정에 오류가있으면 GAS NAME FAIL 이 표시됩니다.
MODE 버튼을 눌러리셋합니다.
* 가스 공급을중지합니다.

6-2-4. 수동 보정준비된 범위 보정 가스의 농도값을수동으로 설정해서 보정을 수행하는방법입니다.
항목M-CAL농도디스플레이(깜박임)LCD↓POWER↓↓세부 정보END↓POWER* 가스 유입을기다리는 중입니다.

M-CAL* 가스 공급 시작 후60 초 설정 동안값을 늘리려면 AIR버튼을누르십시오(값을줄이려면 AIR +MODE ).

25↓* POWER 버튼을눌러 조정값을확인하십시오.

* 범위 조정 후모니터에 END 가표시되고 사용자모드 메뉴로돌아갑니다.
* 범위 조정에 오류가
있으면 GAS NAME FAIL 이 표시됩니다.
MODE 버튼을 눌러리셋합니다.
* 가스 공급을중지합니다.

<가스 보정에 필요한 장비>• 범위 보정 가스 CH4 또는 i-C4H10(공기 기준)*1
50%LEL (권장)• 가스 샘플링 백• 폴리우레탄 튜브• 유량 조절 기능이 있는 펌프<500±10mL/min 으로 조절 가능>(펌프, 유량측정기 또는 밸브)<구성품 연결>오른쪽 그림과 같이연결하고 유량을조절합니다.
가스 유입이 필요할때마다 가스 샘플링 백을부착합니다.

• 스톱와치• 보정 캡(옵션) *2*1 모니터 유형에 따라 다릅니다.
*2 전용 보정 캡(옵션)을 사용하십시오.
* *2 를 제외한 모든 품목은 고객이 제공해야합니다.

총 튜브 길이 1 m 이내가스 샘플링백보정 캡GAS IN유량 조절 기능이 있는 펌프(펌프, 유량계측기 또는 밸브)

GAS OUT<주의> GAS OUT 을 열어 두십시오.
<주의> 유량을 500±10mL/min 으로 조절하십시오.
26

6-3. 세척 방법매우 더러워진 경우 가스 모니터를청소하십시오. 가스 모니터를 청소하는동안에는 전원을 반드시 꺼야 합니다. 걸레등을 사용해서 먼지를 제거하십시오.
세척 시 물이나 유기 용제를 사용하면고장이 날 수 있으므로 사용하지 마십시오.

참고교체 간격은 권장 사항일 뿐입니다. 작동 조건에 따라간격이 변동될 수 있습니다.
이러한 간격은 보증 기간을 의미하지 않습니다.
*** 일별 또는 정기 유지보수 결과에 따라 부품 교체시기를 결정할 수 있습니다.

6-4. 권장 정기 교체품 목록이름가스 센서고무 씰방수 필터유지보수
간격
6 개월-사용 전후교체 간격3년2년
6 개월 또는오염된 경우수량(기기당 개수)11 세트1

참조

**4123-63
94-40* 교체 후 유자격 서비스 엔지니어가 작동을 점검해야합니다. 안정적인 가스 모니터 작동과 안전을 위해서유자격 서비스 엔지니어에게 작동을 점검해야 할부품 교체를 의뢰하도록 하십시오. 작동 점검은
RIKEN KEIKI에 요청하십시오.

27

6-5. 필터 교체오염된 경우 필터를 교체하십시오. 아래에나온 교체 절차를 따르십시오.

(4) 케이스를 엽니다.
(5) 아래 그림에 나온 고무 씰과 필터를제거하고 새 것으로 교체합니다.

주의필터를 교체하기 전에 가스 모니터의 전원을끄십시오.

주의가스 모니터에 패킹을 삽입할때 방향에 주의하십시오.
오른쪽 그림을 참조하십시오.

(1) 전원이 꺼졌는지 확인합니다.
(2) 고무 보호 커버를 제거합니다.
(3) 디스플레이가 아래쪽을 향한 상태로
4 개 나사를 제거합니다.

센서 쪽고무 씰상부 케이스 필터쪽 CF-1821(6) 교체 후 케이스를 다시 부착하고나사를 조입니다.

고무 씰주의
케이스를 다시 부착할 때 케이스 주변에 고무 씰로인해 외부 물질이 들어가지 않게 주의하십시오.

방수 필터상부 케이스(7) 고무 보호 커버를 부착합니다.

28

7보관 및 폐기

7-1. 가스 모니터를 장시간 방치하거나
보관하는 절차가스 모니터는 다음의 환경 조건 하에보관해야 합니다.
(1) 정상 온도 및 습도와 직사광선이비추지 않는 어두운 곳(2) 가스, 용제 또는 증기가 존재하지않는 장소제품을 받았을 때의 배송 상자(있을경우)에 넣어 가스 모니터를 보관합니다.
배송 상자가 없을 경우, 먼지가 쌓이지않도록 주의해서 가스 모니터를보관하십시오.

주의가스 모니터를 장시간 사용하지 않을 경우,배터리를 뺀 상태로 보관하십시오. 배터리 누액으로인해 화재나 부상이 발생할 수 있습니다.

7-2. 가스 모니터를 다시 사용하기 위한절차중지 또는 보관한 가스 모니터를 다시사용할 경우, 반드시 가스 보정을실시하십시오. 가스 보정을 포함한재조정에 관해서는 RIKEN KEIKI 에문의하십시오.

29

7-3. 제품 폐기가스 모니터를 폐기할 때는 해당 지역의규정에 따라 산업 폐기물로 적절히취급해야 합니다.
<배터리 폐기>• EU 회원국에서 가스 모니터를 폐기할때는 지정된 대로 배터리를 분류하십시오.
EU 회원국 규정의 생활폐기물 수거시스템 및 재활용 시스템에 따라 제거한배터리를 처리하십시오. 가스 모니터폐기는 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

30배터리 제거
섹션 4-1 "시동 준비"를 참조하여 배터리를꺼내십시오.
배터리사양유형건식 배터리알칼라인 건식 배터리충전식 배터리니켈 금속 수소화물 배터리참고

• 가스 모니터에는 배터리가 들어 있습니다.
• 재활용 금지 마크이 기호는 EU 배터리 지침 2006/66/EC 에 속하는배터리가 포함된 제품에 표시되어 있습니다. 그러한배터리를 최신 지침에 지정된 대로 폐기해야 합니다.
이 기호는 배터리를 생활쓰레기와 분류해서 적절히폐기해야 함을 나타냅니다.

31

8문제 해결이 문제 해결에서는 가스 모니터에서발생하는 모든 고장의 원인을 다루지않습니다. 단순히 자주 발생하는 고장의원인을 찾는 데 도움을 제공하기위함입니다.
이 설명서에 나오지 않은 증상이나타나거나 해결 조치를 취했지만 그래도문제가 지속되면 RIKEN KEIKI 에문의하십시오.
증상원인센서 이상
SENSOR FAIL센서가실패했습니다.

시스템 이상
SYSTEM FAIL회로 이상이발생했습니다.

조치RIKEN KEIKI 에수리를요청하십시오.
RIKEN KEIKI 에수리를요청하십시오.

32낮은 배터리전압 알람이표시됩니다.
BATTERY FAIL배터리 잔량이부족합니다.

신선 공기조절을 수행할수 없습니다.
AIR FAIL범위 조정을수행할 수없습니다.
CH4 FAIL시계 이상
CLOCK FAIL신선 공기가가스 모니터주변에 공급되지않습니다.
적절한 농도의범위 보정가스가 공급되지않습니다.
내부 시계 문제배터리를 제거한상태(또는배터리를 다 쓴상태)로 가스모니터를 장시간방치했습니다.

전원을 끄고위험하지 않은장소에서 건식배터리를 새것으로교체하십시오.
신선 공기를공급하십시오.
적절한 농도의범위 보정 가스를공급하십시오.
날짜/시간을설정하십시오.
그러한 증상이반복해서 관찰되면내장 시계가고장난 것일 수있습니다.

9탐지 원리탐지할 가스*1농도디스플레이탐지 범위디스플레이해상도탐지 방법알람 설정값디스플레이응답시간(동일조건 하)가스 알람유형가스 알람디스플레이가스 알람활성화새로운 세라믹 촉매 유형i-C4H10 또는 CH4제품 사양오류알람/자가진단오류 알람디스플레이오류 알람패턴기능LCD 디지털 디스플레이(7 개 부문 +기호)
0 ~ 100%LEL
1%LEL확산 유형
10%LEL(1 차)/50%LEL(2 차)/100%LEL(OVER)배터리 잔량 아이콘
90% 응답: 30 초 이내전원 공급연속 작동시간2 개 가스 알람(1 차/2 차), OVER작동 온도작동 습도방폭 구조방폭 등급램프 깜박임, 간헐적 버저 사운드,가스 농도 디스플레이 깜박임, 진동자동 잠금(리셋 후 비잠금)33시스템 이상, 센서 연결 이상, 배터리전압 강하, 보정 실패, 시계 이상램프 깜박임, 간헐적 버저 사운드,세부 정보 표시자동 잠금LCD 백라이트, 피크 디스플레이,데이터 로거AAA 알칼라인 건식 배터리 x 2 (또는AAA Ni-MH 배터리 <Eneloop> 사용가능)약 35 시간(25ºC, 알람 없음, 조명없음, 알칼라인 건식 배터리 사용)약 30 시간(25ºC, 알람 없음, 조명없음, Ni-MH 배터리 사용)-20 ~ +50ºC
90%RH 미만(비응축)본질적으로 안전한 방폭 구조
Ex ia ⅡC T4외부 치수무게

약 54 (W) x 67 (H) x 24 (D) mm (투사부분 제외)
약 80 g (클립 제외)* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

*1 탐지할 가스는 모니터 유형에 따라 다릅니다.

34개정 또는 폐지 내역판01

초판 (PT0E-12710)
안전 정보 삭제개정 내용연월일

2021/10/11

2021/10/22