パワーメータ

GPM-8310
GPM-8310V1（※V1︓工場出荷時オプションDA4搭載）

特長
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

５インチ TFT カラー液晶
DC, 0.1Hz ～ 100kHz 電圧 / 電流 測定帯域
２つの測定値表示モード● 標準モード︓メイン２項目＋サブ８項目● シンプルモード︓メイン４項目
入力波形の表示が可能なグラフモード搭載（電圧 ・ 電流 ・ 電力）
正弦波以外のイレギュラー波形も測定可能（電圧 / 電流）
最大 50 次までの高調波測定（バーグラフ / リスト）
積算測定でのオートレンジ機能搭載
２系統の外部電流センサー用端子
標準インタフェース︓RS-232C, USB デバイス / ホスト , LAN, GPIB
オプションインタフェース︓デジタル I/O (DA4)
アクセサリー ・ オプション︓テストフィクスチャ GPM-001 ( 別売り）

単相2線式ACパワーメータ
電圧・電流・電力測定基本確度±0.15％!
パネル説明USBHost21524567768A.

99DA4

1. ハードコピー・キー & USB ホスト
2. ５インチT F T カラー液晶
3. 操作キー
4. 電流入力端子
5. 外部電流センサー入力端子(EXT1/EXT2)
6. 電圧入力端子
7. インタフェース : RS-232C, LAN, USB
8. インタフェース : GPIB
9. オプション : DA48

豊富な測定機能

測定項目
表示アイコン
電圧
Vrms, Vac*, Vdc* , Vmn*, V+pk, V-pk
電流Irms, Iac*, Idc*, I+pk, I-pk
電力P, P+pk, P-pk, VA, VAR
力率PF
クレストファクター CFV, CFI
位相角
DEG
周波数
VHz, IHz
高調波
THDV, THDI
最大電流比
MCR
積算測定
WP, WP+, WP-, q, q+, q-, Vac, Iac*: 測定モードの選択によりますB.

LAN334USB

DeviceGPM-8310の定格直接入力電圧は600V、入力電流は20Aです。最小電流
入力レンジは5mA（0.1μAの分解能）で、電力測定分解能は0.1μWです。
電力測定のモードでは、電圧、電流、周波数(電圧・電流)、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、クレストファクター(CF)、全高調波歪(THD)、最大電流比(MCR)など、25の豊富な測定項目と測定機能をサポートしています。また、積算測定のモードは８つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。

多彩なディスプレイモード

数値表示(標準)

数値表示(シンプル)

グラフ表示(ウェーブフォーム )本器のカラー液晶ディスプレイでは、測定値の数値表示とグラフの２つの表示モードを持ち、状況に合わせた表示が可能となっています。電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、標準モードは同時に10の測定パラメータ(メイン２項目、サブ８項目)を表示します。シンプルモードでは、数値を拡大表示しメインとして４項目の測定値を表示します。表示項目は25の測定パラメータから任意に変えることが可能です。

高調波(バーグラフ)

高調波(リスト)

グラフモードではオシロスコープの様なウェーブフォーム（電圧・電流・電力）を表示することができます。水平軸は、更新レートに応じて25μs/div ～ 1s/div とすることができ、入力レンジに応じた表示と３段階の拡大倍率による波形表示が可能です。高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の２つがあります。

C.

積算測定

D.

積算測定では、積算電力 (Wh) と積算電流 (Ah) の測定が可能で、積算時間の設定ができる標準モード、Stop キーを押すまで継続するマニュアルモード、標準モードを繰り返す連続モードの３種類があります。

入力レンジには、固定レンジに加え自動で切り替わる AUTO レンジモードがあります。AUTO レンジは特に積算測定時に有効で、待機時から動作時の電力レベルが大きく変化する様な場合、入力に応じて最適なレンジ設定となるように動作します。さら積算項目 測定パラメータ
トータル電力量 , プラス方向電力量 , マイナス方向電力量 , 平均電力量
電力
トータル電流量 , プラス方向電流量 , マイナス方向電流量 , 平均電流量
電流E.

レンジ選択機能

高調波測定に、必要となるレンジのみを選択することで、測定を行わないレンジに切り替わることなく、最短のレンジ切替が可能な機能も備えています。

F.

待機電力測定待機電力測定の国際規格 IEC 62301 / EN 50564 に対応した測定が可能です。
推奨電力測定機器パラメータに対する GPM-8310 の機能
電力分解能は 1mW 以下が測定可能です
積算測定が可能です
積算電力分解能は 1mWh 以下で、 時間分解能は 1 秒です
クレストファクターは 3 以上が可能です
最小電流レンジは CF3 時 5mA です

最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と８項目のパラメータを表示するリスト表示の２つがあります。ログファイルへの保存も可能
で、家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。

G.

有効電力は、 AC および DC で測定可能です
オーバーレンジ時アイコンが点灯します
オートレンジ機能をオフにすることができます
測定周波数帯域 DC ～ 100kHz

グラフ表示＆画面キャプチャ
グラフ表示＆画面キャプチャ
グラフ表示機能を使用して、入力信号画像のキャプチャが可能です。前面パネルにあるポートにＵＳＢメモリを挿入して、ハードコピーボタンを押すだけで、ディスプレイ画面が BMP形式の画像データとして保存されます。また入力波形だけではなく、測定値画面も保存できますので、レポート作成等に利用できる便利な機能です。
※画像データのみで、波形データの出力はできません。

H.

レシオ設定

VT/CT比率設定
本器の定格入力電圧/電流を超えるような値を測定する場合でも、外付けのVT(Voltage transformer)やCT(Current transformer)を使用することにより定格以上の測定が可能になります。VT/CT Ratioで比率を設定することで測定値が直読できるようになります。
※VT・CTは別途ご用意ください。

２系統の外部電流センサー入力

I.

リモートインタフェース
レコーダー

D/A出力

ユーザーアプリケーション

アンフェノールハーフピッチ
26ピン メス
リモート通信用インタフェースとしてRS-232C,USB(CDC),LAN, GPIBを標準装備していますので、使用環境に応じて柔軟に対応することができます。リモートコマンドでは、PCでのリモートコントロールや測定結果の取得が可能となります。GPM-8310V1では、工場出荷時オプシ
ョンのDA4を搭載しており、さらなるシステム構築を図ることが可能となります。

V1モデル(DA4 コネクタ)
ピン12345678910111213・外部制御モード
制御信号で積分測定のスタート・ストップ・リセットと積算状態の監視ができ、機器前面のHoldキーと同様の測定値のホールドも行うことができます。ホールドの状態でトリガ端子に入力がされると測定値が１回更新されます。
・ユーザーモード(DIO)
デジタルI/Oポートとして機能し、ポートをH・L制御することで機器外部に設置したリレーをON/OFFすることができます。
・D/Aモード
電力測定と積算測定の測定パラメータから４つをアナログ電圧値(-5V~+5V等)として出力とすることができます。

電流プローブ GCP-300（別売り）リモート制御用
シグナルソース

リモート信号●DA4オプションは、次の３つのモードを持っています。

J.

DIO出力

K.

信号名
デジタル GND
Hold In
積算 Start In
積算 Reset In
フライバックダイオード
Out2Out4
未使用
未使用
D/A ch3 out
D/A ch1 out
D/A GND
D/A GND

ピン14151617181920212223
242526

信号名
Trigger In
積算 Stop In
積算 Busy Out+5Vcc Out
Out1
Out3
デジタル GND
デジタル GND
D/A ch4 out
D/A ch2 out
D/A GND
未使用
未使用

テストフィクスチャ GPM-001（別売り）

GPM-8310

DUT

GPM-001

GCP-300は、周波数帯域DC～300kHzのクランプタイプAC/DC電流プローブです。GPM-8310との組み合わせで測定範囲が広がります。
※電流測定レンジ︓50mA～200Ａ※AC600Vを超える電圧回路へのクランプは不可

L.

GPM-8310と測定対象を直接つなぐ手間が省けるアダプターです。あらかじめGPM-8310とGPM-001を接続しておくことで、測定時はACコンセントに挿す様に使用することができます。測定対象を変える頻度が高い場合等に特に便利です。
※GPM-001 最大電流入力:AC10A

オプション

GRA-422
ラックマウントアダプタ(2Uハーフサイズ向け）

GPM-001

テストフィクスチャ

付属品
GTL-210 × 2

GTL-213 × 1
電源コード × 1

GCP-300
DC～300kHz電流プローブ

定格
電圧 ・ 電流 ・ 有効電力 測定

測定方式
クレストファクター (CF)
結線方式
レンジ切替
オートレンジディジタルサンプリング方式
3、 6 (6A)
単相２線式 (1P2W)
マニュアル、 オート
レンジアップ（次のいずれかでレンジアップ）
電圧 / 電流実効値 (rms) が現在のレンジ
CF3の 130% を越えた時。 電圧 / 電流ピーク値(pk) が現在のレンジの 300% を越えた時。
CF6

電圧 / 電流実効値 (rms) が現在のレンジの 130% を越えた時。 電圧 / 電流ピーク値(pk) が現在のレンジの 600% を越えた時。

CF6A

電圧 / 電流実効値 (rms) が現在のレンジの 260% を越えた時。 電圧 / 電流ピーク値(pk) が現在のレンジの 600% を越えた時。

レンジダウン（次の全てを満たした時レンジダウン）
電圧 / 電流実効値 (rms) が現在のレンジのCF330% 以下。
電圧 / 電流実効値 (rms) が現在の下のレンジの 125% 以下。
電圧 / 電流ピーク値 (pk) が現在の下のレンジの 300% 以下。
電圧 / 電流実効値 (rms) が現在のレンジの30% 以下。

CF6/6A

電圧 / 電流実効値 (rms) が現在の下のレンジの 125% 以下。

測定モード

測定同期ソース

ラインフィルター
ピーク測定
ゼロレベル補正
測定パラメーター

周波数 測定測定項目
測定範囲

電圧 / 電流ピーク値 (pk) が現在の下のレン
ジの 600% 以下。
Vrms / Irms ( 真の実効値 ),VOLTAGE MEAN ( 電圧︓平均値整流実効値換算 ),AC, DC
電圧、 電流、 オフが選択可能
測定の更新レートがオートの場合 (Data Update
Rate:AUTO)、 電圧または電流が選択されます。
オフ、 オン ( カットオフ周波数 500Hz) が選択可能
サンプリングされた瞬時電圧、 瞬時電流、 瞬時電力から、電圧、 電流、 電力のピーク ( 最大、 最小 ) 値を測定します。
レンジが変わった際に、 機器内部のオフセットを補正します。
電圧
Vrms , Vmn, Vdc , Vac
電流Irms , Idc , Iac
有効電力
P
MATH 演算
VA
無効電力
VAR
力率PF
クレストファクター
CFI,CFV
位相角
DEG
周波数IHz, VHz
電圧ピーク
V+pk, V-pk
電流ピーク
I+pk, I-pk
有効電力ピーク
P+pk, P-pk
高調波ひずみTHDI, THDV
最大電流比
MATH
最大電流比
MCR

更新周期 測定範囲

更新周期 測定範囲

0.1 s

20 Hz ～ 100 kHz

2s

1.0 Hz ～ 100 kHz

0.25 s

10 Hz ～ 100 kHz

5s

0.5 Hz ～ 100 kHz

0.5 s

5 Hz ～ 100 kHz

10 s

0.2 Hz ～ 100 kHz

1s

2.0 Hz ～ 100 kHz 20 s

0.1 Hz ～ 100 kHz

Auto ( ※ ) 0.1 Hz ～ 100 kHz( ※ ) タイムアウトの設定により、 測定下限値が制限されます。

測定レンジ
周波数フィルター
確度

電圧 ・ 電流確度と同様 , 力率︓1

力率の影響

力率 ( λ ) = 0 の時 (S: 皮相電力 )± ( 皮相電力 S の 0.1%) 45Hz ≤ f ≤ 66Hz
± { 皮相電力 S の (0.1 + 0.15 × f) % } 100kHz まで※ f (kHz)︓入力信号周波数
0 < λ < 1 の時 ( Φ : 電圧と電流の位相角 )( 電力読み値 ) × [( 電力読み値誤差 %) + ( 電力レンジ誤差 %) ×
( 電力レンジ / 皮相電力表示値 ) + {tan Φ × ( λ =o 時の影響 )%}]

ラインフィルター
ON 時
温度係数
クレストファクター 6又は 6A 時の確度
皮相電力 S の確度
無効電力 Q の確度

45 ～ 66Hz
読み値の 0.3 % を加算< 45 Hz
読み値の 1 % を加算
電圧 ・ 電流確度の温度係数と同様

DC
0.1Hz ≤ f ＜ 45Hz
45Hz ≤ f ≤ 66Hz66Hz ＜ f ≤ 1kHz
1kHz ＜ f ≤ 10kHz± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の 0.3% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.05%)± ( 読み値の 0.2% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.3%)± [ 読み値の {0.067x(f-1)}%]
10kHz ＜ f ≤ 100kHz ± ( 読み値の 0.5% + レンジの 0.5%)± [ 読み値の {0.09x(f-10)}%]クレストファクター 3 の時のレンジ誤差を２倍として適用します。

電圧確度 + 電流確度
皮相電力の確度 + √ (1.0004 - λ 2) - √ (1 - λ 2) × レンジの 100 %± [( λ - λ /1.0002)+ 丨 cosø-cos{ø+sin-1 ( λ = 0 の時の力率の影
力率λの確度
響 % / 100)} 丨 ] ± 1 digit（電圧と電流がレンジの定格入力の時）± [ 丨 ø-cos-1( λ /1.0002) 丨 + sin-1 ( λ = 0 の時の力率の影響 %
位相角Φの確度/ 100)] ± 1digit（電圧と電流がレンジの定格入力の時）
データ更新周期による データ更新間隔が 100ms で、 AUTO の場合 ( 読み値の 0.05%) を確度の変化0.1Hz ～ 1kHz 確度へ追加します。

高調波測定

測定項目
測定方式
周波数範囲
FFT データ長

電圧、 電流、 電力ゼロクロス同時計算方式
10Hz ～ 1.2kHz
4096( 周波数は 50Hz/60Hz、 更新レートは 0.25s 以上である必要があります。 )サンプルレート , 窓幅 ,測定次数上限※
FFT データ長1024
サンプルレート , 窓幅 ,測定次数上限※

確度

基本周波数45Hz ～ 55 Hz
54Hz ～ 66Hz

サンプルレート 窓幅f x 51210f x 512
12

基本周波数
10Hz ～ 67Hz
67Hz ～ 150Hz
150Hz ～ 300Hz
300Hz ～ 600Hz
600Hz ～ 1200Hz
周波数10Hz ≤ f< 45Hz45 Hz ≤ f< 440 Hz440 Hz ≤ f< 1.2kHz

サンプルレートf x 1024
f × 512f × 256f × 128f × 64

測定次数上限5050

窓幅124816測定次数上限5032
1684電圧電流
電力
読み値 0.15% 読み値 0.15% 読み値 0.35%+ レンジ 0.35% + レンジ 0.35% + レンジ 0.50%
読み値 0.15% 読み値 0.15% 読み値 0.25%+ レンジ 0.35% + レンジ 0.35% + レンジ 0.50%
読み値 0.20% 読み値 0.20% 読み値 0.40%+ レンジ 0.35% + レンジ 0.35% + レンジ 0.50%※高調波演算︓FFT データ長を 1024 と 4096 の２種類に分割。
※ FFT データ長は、 測定信号の周波数と更新レートで自動的に切り替わります。

電圧、 電流タイムアウト1s
5s

有効電力確度条件
確度

周波数下限値
2.0 Hz0.5 Hz

タイムアウト10 s
20 s

周波数下限値
0.2 Hz0.1 Hz

自動切替︓100mHz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz,10kHz, 100kHz
オフ、 オン ( カットオフ周波数 500Hz) が選択可能± ( 読み値の 0.06%)
条件 · CF3 の時︓入力信号レベルがレンジの 30% 以上· CF6/6A の時︓入力信号レベルがレンジの 60%以上· 電圧 / 電流の周波数が 200Hz 以下の時は周波数フィルター ON

積算

モード
タイマー

確度
レンジ設定
タイマー確度
リモート制御マニュアル、 標準、 連続から選択
設定時間による、 積算の自動停止
設定範囲︓0 hours 00 minutes 00 seconds ～9999 hours 59 minutes 59 seconds± ( 電力の確度 ( または電流の確度 )+ 読み値の 0.1%)、 固定レンジにてオートレンジ、 固定レンジ± 0.02%
スタート、 ストップ、 リセットが可能 (DA4 オプションにて )●無効電力Q(VAR)、皮相電力S(VA)、力率λ(PF)、位相差Φ(DEG)は、電圧・電流・有効電力の測定値に基づき演算により求められています。したがって、歪んだ信号入力に関しては、異なる方法を採用している他の機器と値が異なる場合があります。
●電流または電圧がレンジの0.5％未満の場合、SまたはQに「ゼロ」が表示され、λおよびΦに「-」が表示されます。（クレストファクター６/6Aの時は、レンジの1％以下）

定格入力

入力タイプ
測定レンジ

入力抵抗

連続最大許容入力

入力帯域幅
連続最大同相電圧
ラインフィルター
周波数フィルター
A/D コンバーター

電圧電流電圧電流

フローティング入力（抵抗分圧方式）
フローティング入力（シャント入力）
15V, 30V, 60V,150V, 300V, 600V
直接入力
5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA,200mA, 0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A
電流センサー入力
EX1: 2.5V, 5V, 10V
EX2: 50mV, 100mV, 200mV,500mV, 1V, 2V
約 2 MΩ
電圧電流
直接入力
レンジ 5mA ～ 200mA︓約 505m Ω
レンジ 0.5A ～ 20 A ︓約 5m Ω
センサー入力EX1 レンジ 2.5V ～ 10V︓約 100k Ω
EX2 レンジ 50mV ～ 2V︓約 20k Ω
電圧
ピーク値 1.5kV 又は、 実行値 1kV の低い方
電流
直接入力
レンジ 5mA ～ 200mA
ピーク値 30A 又は、 実行値 20A の低い方
レンジ 0.5A ～ 20 A
ピーク値 100A 又は、 実行値 30A の低い方センサー入力
ピーク値がレンジ定格の 5 倍以下
DC, 0.1 Hz ～ 100KHz
600 Vrms, CAT Ⅱ
OFF / ON ( カットオフ周波数 500 Hz) 選択
OFF / ON ( カットオフ周波数 500 Hz) 選択
電圧電流同時変換
分解能 16 ビット
最大変換レート 約 300KHz

電圧 ・ 電流確度

条件

確度

温度係数
ラインフィルター
ON 時
クレストファクター 6又は 6A 時の確度

一般仕様

DC0.1Hz ≤ f ＜ 45Hz
45Hz ≤ f ≤ 66 Hz66Hz ＜ f ≤ 1kHz
1kHz ＜ f ≤ 10kHz
10kHz ＜ f ≤ 100kHz

温度範囲 5 ～ 18℃又は 28 ～ 40℃では、 ± ( 読み値の 0.03%) / ℃を加算
45 ～ 66Hz
読み値の 0.2 % を加算< 45 Hz
読み値の 0.5 % を加算
クレストファクター 3 の時のレンジ誤差を２倍として適用します。

D/A 出力 ( D A 4 オプション )

出力電圧
出力チャンネル数
出力項目

確度
D/A 変換分解能
最小負荷
更新周期

各定格値に対して± 5V FS ( 最大約± 7.5V)
4
チャンネル毎に設定 : V, I, P, VA, VAR, PF, DEG, VHZ,
IHZ, Vpk, Ipk, WP, WP ± , q, q ± , Off± ( 各測定項目の確度 + FS の 0.2%)、 (FS = 5V)
16 bits
100 k Ω
データ更新周期と同じデータ更新周期 AUTO の場合、 信号の更新周期と同じ (100ms 以上にて )FS の± 0.05%/° C

リモート制御 I/O 信号 ( D A 4 オプション )リモート制御入力信号 EXT HOLD, EXT TRIG, EXT START, EXT STOP, EXT RESET
リモート制御出力信号 INTEG BUSY
信号レベル
TTL
信号論理形式
負論理、 立下りエッジ

デジタル I/O 信号 ( D A 4 オプション )付属品

マニュアル (CD), セーフティーガイド , 電源コード , DA4 ケーブル (GTL-214 × 1)
テストリード (GTL-209 × 1 バナナ - リード線 , GTL-212 × 1 バナナ - リード線 )I/O 出力
信号レベル
I/O シンク電流‫ە‬ᐃ᱁ࠊព໶ࡣᨵၿࡢࡓࡵண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
‫࡟ࢢࣟࢱ࢝ࡢࡇە‬ᥖ㍕ࡋࡓ〇ရ෗┿ࡣ᧜ᙳୖ࠾ࡼࡧ༳ๅୖࡢ᮲௳࡟ࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢⰍ࡜␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ㅖ஦᝟࡟ࡼࡾ౯᱁ኚ᭦ࡲࡓࡣ⏕⏘୰Ṇ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣࠊ༑ศ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ୍⯡ᐙᗞ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ〇ရ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

詳しくは2022.04.14 JGPM83102204K (TTCWEB) Printed in Japan.

± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.05%)± ( 読み値の 0.1% + レンジの 0.2%)± ( 読み値の (0.07 × f) % + レンジの 0.3%)± ( 読み値の 0.5% + レンジの 0.5 %)± [ 読み値の {0.04x(f-10)}%]

データ更新周期による データ更新間隔が 100ms で、 AUTO の場合 ( 読み値の 0.05%) を確度の変化0.1Hz ～ 1kHz 確度へ追加します。
DC 電圧確度へ、 ( レンジの 0.02%)/° C を追加
DC 電流確度へ、 以下の値を追加
ゼロ補正後または5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA レンジ︓5 µA/℃
レンジ変更後の0.5A/1A/2A/5A/10A/20A レンジ︓500 µA/℃
温度変化の影響
外部電流センサー (/EX1) 1 mV/℃
外部電流センサー (/EX2) 50 µV/℃

温度係数

インタフェース︓USB(CDC), RS-232C, GPIB, LAN, D4(DA 出力 , デジタル IO）
電源︓100 ～ 240VAC 50/60Hz
消費電力︓最大 30VA
寸法︓268mm (W) X 107mm (H) X 379mm (D) ( バンパー ・ 突起含む )質量︓約 2.9 kg

温度 / 湿度
23 ± 5℃ / 30 ～ 75% RH
入力波形 / 同相電圧
正弦波、 クレストファクター = 3 / 0 V
周波数フィルター︓200Hz 以下の電圧 ・ 電流測定時は ON,
30 分以上のウォームアップ時間 , 測定レンジ変更後 ( ゼロレベル補正後 ),データ更新周期 250 ms, 表示桁数︓5 桁 ,OUT1, OUT2, OUT3, OUT4
TTL
Max 100mA ( チャンネルあたり )