FIBER OPTIC THERMOMETER

蛍光式光ファイバー温度計
AMOTH［エイモス］ FL series
熱電対やPt、サーミスタなどの電気式温度計では計測困難な高周波・マイクロ波または高電圧などの過酷な環境下において接触式で温度計測が可能

The products in the FL Series
measure temperatures inenvironments subject tohigh-frequency waves, microwaves,or high voltages - areas where
electric thermometers such as
thermocouples, platinum resistancetemperature detectors, andthermistors are typically ineﬀective.

FL-2400

FL-2000

The products in the FL Series and their temperature measurement capabilities
open up new possibilities for various industries.
● 高周波や高電圧環境下での計測が可能
Capable of measurements in environments subject to high-frequency waves or high voltages.

● 蛍光式光ファイバー温度計でありながら、ワイドな計測範囲を実現
A ﬁber optic thermometer oﬀering a wide measurement range.

● アナログ出力装備のため、装置の温度制御に使用可能
Analog output capability allows use for machine temperature control.

● 付属のPCソフト＊で計測データを取り込めます
Measurement data can be imported into a PC using software* bundled with the thermometer.
＊for Microsoft ® Windows ® XP（ SP.3 以降 / SP.3 or newer ）, Windows Vista ®, Windows ® 7

1ch. model FL-2000

希望小売価格 ￥600,000（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）スタンドタイプ Stand type

パネルマウントタイプ Panel mount typeFL-2000

FL-2000-P 正面外観寸法写真（220）突起部を含む

7688

Protruded parts contained

245
261
4ー6.5×11 SLOT（長穴）

正面外観寸法図 （Front）

側面外観寸法図 （Side）

AMOTH FL-2000mm

裏面外観寸法図 （Rear）

ANRITSU METER CO., LTD.

FIBEROPTIC THERMOMETER

２１０ATTER

ATTER

Y B

ENT

Y B

CAL

BATTERIESY B

MEM

RS-232C

AC 100V IN

Y B

START／STOPOFFSENSORANALOG OUT

F L-2000
S／N

（１０２）
８８℃

BL

E
ATT R

MEM

E
ATT R

CAL

POWER
ON

２３０（２２５）mm

4ch. model FL-2400mm

希望小売価格 ￥1,200,000（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

スタンドタイプ Stand type

パネルマウントタイプ Panel mount typeFL-2400

FL-2400-P 正面外観寸法写真

6994ーR350（330）突起部を含む Protruded parts contained

350370mm

正面外観寸法図 （Front）

裏面外観寸法図 （Rear）

側面外観寸法図 （Side）

AMOTH FL-2400

ANRITSU METER CO., LTD.

FIBEROPTIC THERMOMETER

CAL℃
CAL

1℃
CAL

2℃
START／STOPCAL

3Set-chFL-2400
S／N

（１１２）
９９℃
POWER
ONCAL

4ENTOFF

３２０（３３５）

ANALOG OUT
AC 100V IN

２８０mm

RS-232Cmm

4ch

3ch2ch1ch

Fiber probes 標準で9種類のタイプ別ファイバーセンサを用意。
汎用タイプ

FS100−＊M（ General−purpose type ）Siliconシリコン

Applications involving microwaves, high magnetic
ﬁelds, certain food preparation processes, powerlines, and electric circuit components

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）

使用温度範囲 temp. range−190℃〜260℃

Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）
ケブラー Kevlar

修理できますRepair OK

φ１．
６ガラス管 Glass capillaryφ１

マイクロ波プロセス・高磁場環境・食品調理・送電線・電気回路部品など

希望小売価格 ￥90,000〜（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

感温部（蛍光物質）
Sensing point Fluorescent material
２５ｍｍ

FS150−＊M（ 汎用耐久タイプHigh durability general-purpose type ）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

FS100の先端部を均一な太さにした
折れにくく丈夫なタイプ

ガラス管 Glass capillary

希望小売価格 ￥90,000〜（消費税別）

φ１．
６NEWSilicon
シリコン

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）使用温度範囲 temp. range−190℃〜260℃

Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）

修理できますRepair OK

ケブラー Kevlar

φ１．
６

The durable type which sensing part of FS100
made of the same thickness as the cable
感温部（蛍光物質）Sensing point Fluorescent materialｍｍ

希望小売価格 ￥95,000〜（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）
ガラス管 Glass capillary

φ１．
６油・液体・化学薬品など

Oils, liquid or chemicals

Siliconシリコン

使用温度範囲 temp. range−190℃〜260℃

テフロンチューブ（ＰＦＡ） Teﬂon coating（ＰＦＡ）

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）
ケブラー Kevlar

感温部（蛍光物質）Sensing point Fluorescent material
２５
コーティング長 Teﬂon coating lengthｍｍ

液体・薬品耐久タイプ

希望小売価格 ￥95,000〜（消費税別）
使用温度範囲 temp. range −190℃〜260℃
FS150H−＊＊−＊M（ High durability liquid and chemical-resistant type ）（Manufacturers suggested retail price in Japan）

ガラス管 Glass capillary

The durable type which sensing part of FS100H
made of the same thickness as the cable

Siliconシリコン

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）
ケブラー Kevlar

テフロンチューブ（ＰＦＡ）Teﬂon coating（ＰＦＡ）
感温部（蛍光物質）Sensing point Fluorescent material
コーティング長 Teﬂon coating length

耐薬品タイプ

FS200−＊M（ Chemical−resistant type ）希望小売価格 ￥96,000〜（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）
ガラス管 Glass capillary
φ１．
６

化学薬品などSiliconシリコン

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）

修理できますRepair OK

φ１．
６

FS100Hの先端部を均一な太さにした
折れにくく丈夫なタイプ

φ2 .1NEW

修理できますRepair OK

φ１．
６・薬品タイプ
FS100H−＊＊−＊M（ 液体
Liquid and chemical-resistant type ）φ2 .1NEWｍｍ

使用温度範囲 temp. range−30℃〜200℃

Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）
ケブラー Kevlar

φ１．
６Chemicals

修理できますRepair OK

感温部（蛍光物質）
Sensing point Fluorescent material
２５ｍｍ

希望小売価格 ￥110,000〜（消費税別）

レーザー・プラズマなど、強い光の中での計測にポリイミド管 Polyimide tube
φ１．
8（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

Measurements performed in laser beam, plasma,or other intense lightSilicon
シリコン

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）使用温度範囲 temp. range−190℃〜260℃Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）
ケブラー Kevlar

修理できますRepair OK

φ１．
６

耐光タイプ

FS300−＊M（ Light−resistant type ）感温部（蛍光物質）
Sensing point Fluorescent material
２５ｍｍ

Various materials, excluding liquids, in semiconductor manufacturing equipment or microwave
heating devices

φ１．
８

半導体製造装置内やマイクロ波加熱装置内の各種材料など（液中使用不可）

希望小売価格 ￥120,000〜（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）
Ceramic corting
耐熱セメントガラス管 Glass capillary

使用温度範囲 temp. range

20℃〜400℃

セラミックチューブ Ceramic tube

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）収縮チューブ（ＴＦＥ）TFE tube

無機接着材 Inorganic adhesive
感温部（蛍光物質）Sensing point Fluorescent material
８０４０

ケブラー Kevlar

修理できますRepair OK

φ１．
６

高温タイプ

FS400−＊M（ High temperature type ）ｍｍニードルタイプ

FS500−＊M（ Needle type ）希望小売価格 ￥135,000〜（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）
Ceramic adhesive
耐熱セメントφ１．
６

食品などの半固形物

使用温度範囲 temp. range−60℃〜260℃

セラミックチューブ Ceramic tube
収縮チューブ（ＴＦＥ）TFE tube

Silica ﬁber
光ファイバー（石英）ケブラー Kevlar

修理できますRepair OK

φ１．
６

Semisolid substances, e.g., food
黒色テフロン（ＰＦＡ） Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
感温部（蛍光物質）Sensing point Fluorescent material
８０４０

柔軟タイプ

FS600−＊M（ Plastic type ）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

ハイパーサーミアや動物実験など

ポリイミド管 Polyimide tube

希望小売価格 ￥95,000〜（消費税別）

使用温度範囲 temp. range

0℃〜80℃

Teﬂon containing black pigment (ＰＦＡ)
黒色テフロン（ＰＦＡ）

Plastic ﬁber
光ファイバー（プラスチック）

φ０．
9Animal tests using hyperthermia equipmentor MRI or NMR systems

ｍｍ

修理不能品
Non-repairable

感温部（蛍光物質） Sensing point Fluorescent materialｍｍ

センサ形名早見表

How to order of Fiber probes

用途に合わせてケーブル長及びコーティング長をお選びいただけます。

①F S100−＊M①F S100H−＊＊−＊M②22m

33m・・・・・・

コーティング長（0.1m単位で最大長1m）

01

0.1m

Teﬂon coating length( Specify a Teﬂon coating length
in 0.1m increments, MAX.length : 1m)

05

0.5m

101m

ケーブル長（1m単位）

It can be chosen the length of cable and Teﬂon coating tosuit the purposes of speciﬁc your application.

②①

形名の ＊ には、形名選択できる数字が入ります。
Replace the asterisk (＊) in the model with selectable number.

Cable length(Specify a cable length
in 1m increments.)※ ファイバーセンサを修理した場合、修理後全長が短くなります。 The length of a ﬁber probe will be short after repar when the optical ﬁber is broken.

Option
中継ケーブル

Extension cable
希望小売価格 ￥65,000〜（消費税別）

FK1−＊M

ナイロンジャケットの一般型中継ケーブル（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

ステンレスチューブを採用した高強度型中継ケーブル

General−purpose extension cable for normal use.

修理できますRepair OK

Heavy−duty extension cable forrough environments.

修理できますRepair OK
Metallic boots
金属ブーツ φ８ Flexible Stainless Steel Tube
フレキシブルステンレスチューブφ５．
８

φ１０φ２．
５Nylon jacket
ナイロンジャケット φ３．
２

φ１０φ２．
５

希望小売価格 ￥73,000〜（消費税別）

FK2−＊M（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

４２７２ｍｍｍｍ※ 形名の ＊ には、1m単位でのケーブル長をお入れ下さい。 Replace the asterisk (＊) in the model number with a cable length in meters.
※ 上記2種の中継ケーブルは石英製光ファイバーを使用しております。FS600-＊M（プラスチック製光ファイバー）には使用できません。
Extension cable is made of Silica ﬁber. The extension cable cannot be used with FS600-＊M（plastic ﬁber）.
※ センサと中継ケーブルの接続にはFA1（光アダプタ）が必要です。 FA1（Optical adapter）is required for the connection of ﬁber sensors and relay cables.
※ 中継ケーブルを修理した場合、修理後全長が短くなります。 The length of a ﬁber probe will be short after repar when the optical ﬁber is broken.

光アダプタ
FA1

コンプレッションフィッティングネジ

Optical adapter
希望小売価格 ￥12,500（消費税別）（Manufacturer s suggested retail price in Japan）

センサと中継ケーブルの接続用アダプタ
Ｍ８×０．
７５
Ｍ８×０．
７５

４−φ２．
２

修理不能品
Non-repairable

sealant material : TFE ）FN1−T（シーラント材 : TFE
FN1−V（シーラント材 : バイトン sealant material : Viton ）真空装置・圧力容器等へセンサを導入するためのコンプレッションフィッティングネジ

９．
５
１５３０

用途に合わせて特注品を製作します。お問い合わせ下さい。
Various options can be tailored to meet special requirements.
Please contact us for more information.

キャップCap１／８−２７ＮＰＴ

２１５ｍｍ

修理不能品
Non-repairable

Compression ﬁtting used to insert probe
into a vacuum device or pressure vessel.
φ１．
６１５９．
５Con connect a probe toan extension cable.

Compression ﬁtting

１２．
７（二面幅）

インシュレーター
Insulator
シーラント Sealant
ボディ Bodyｍｍ−4

圧力定格
Pressure rating

1.33×10 Pa〜11.0 MPa
20℃でステンレスロッドを使用した場合
at 20℃ using stainless steel rod

Applications
半導体/エレクトロニクス分野 Semiconductor / Electronics Industry
半導体製造装置のプラズマ中の基板温度計測。
通電中の電気回路部品の信頼性テストなどに。
Temperature measurements of PCBs in plasma for semiconductor manufacturing equipment
or reliability testing of live electric circuit components
使用センサ例 Recommended probe … FS100−＊M, FS150−＊M, FS300−＊M, FS400−＊M

高電圧/電力分野 Power Industry
電力トランス巻線・高圧送電線・発電機など電力設備の事故防止や保全に。
Accident prevention and maintenance of power transformer coils, high voltage lines,
generators, and other power company facilities
使用センサ例 Recommended probe … FS100−＊M, FS150−＊M, FS400−＊M

マイクロ波加熱装置分野 Material Industry
木材・セラミックス・繊維・プラスチックなど各種材料の加熱・乾燥・殺菌時の温度管理やマイクロ波有機合成時の溶媒温度測定に。
Temperature control during heating, drying, disinfection of wood, ceramics, ﬁbers, plastics,
and other materials, or temperature measurement of microwave organic synthesis
使用センサ例 Recommended probe … FS100−＊M, FS100H−＊＊−＊M, FS150H−＊＊−＊M, FS400−＊M

食品工業分野 Food Industry
電子レンジ調理食品や電子レンジ用パッケージ材料の開発。
マイクロ波での殺菌・乾燥工程などの温度管理に。
Development of ready-to-eat microwave food or microwaveable packaging materials;
temperature controls for disinfection or drying processes based on microwaves
使用センサ例 Recommended probe … FS100−＊M, FS100H−＊＊−＊M, FS500−＊M

メディカル分野 Medical Industry
ハイパーサーミアやMRI・NMR装置での動物実験などに。
Animal tests using hyperthermia equipment or MRI or NMR systems
使用センサ例 Recommended probe … FS100H−＊＊−＊M, FS600−＊M

蛍光式光ファイバー温度計の原理 Principles of ﬁber optic thermometers
安立計器の蛍光式光ファイバー温度計は、蛍光緩和時間の計測という手法を採用しています。
光ファイバー先端に極薄の蛍光物質を接着し、これに光ファイバーを通して閃光をあてると、蛍光輝度の減衰が温度に応じて大きく変化します。
マグネシウム蛍光体の蛍光緩和特性は、温度に対してほぼ完全に対応していますので、この蛍光緩和時間を計ることによって温度に換算することができます。
π１：蛍光緩和時間（低温）

蛍光緩和時間の計測
Fluorescence decay time measurement

Fluorescence decay time（low temp.）

蛍光式光ファイバー温度計の光学部
Optical parts of ﬁber optic thermometersπ２：蛍光緩和時間（高温）

Luminance↑輝度

Pulse light source for excitation

Fluorescence decay time（high temp.）↓ 励起用パルス光源← 蛍光信号２（高温）

Fluorescent signal（high temp.）
Fluorescent signal（low temp.）

Ｓ１
Ｓ２
Ｓ１／ｅ
Ｓ２／ｅ

↓ 蛍光信号１（低温）時間→Timeｔ０

ｔ１・ｔ２

Anritsu Meter s ﬁber optic thermometer isbased on ﬂuorescence decay, whichcorrelates with temperature. An ultrathin
ﬂuorescent material is attached to the tip of
the ﬁber probe. The optical ﬁber is inserted
into the ﬂuorescent material to irradiate thesubstance with light, after which ﬂuorescencedecay time is converted into temperature.

ｔ２＋π２ ｔ１＋π１

感温部（蛍光物質）

Light Detector

Electronic processor

光検出器

演算・制御

Reﬂection
red light

Red ﬁlter

赤色フィルターSensing point
赤反射
Fluorescent material

光ファイバー

青透過

青色ＬＥＤ

Optical ﬁber

Permeation blue lightBlue LED

Speciﬁcations
Type

FL−2000

FL−2400

入力点数 Input point

14

形 名

測定範囲 Measurement range
分解能 Resolution
キャリブレーション未使用時
Calibration not executed

精 度
Accuracy キャリブレーション使用時
Calibration executed−195.0〜450.0℃
0.1℃−195.0〜399.9℃ : ±2℃
400.0〜450.0℃ : ±5℃±0.5℃（キャリブレーション温度±50℃以内にて within ±50℃ of calibration point）（雰囲気温度25℃±5℃以内 at an ambient temp. of 25℃±5℃）

温度係数 Temperature coeﬃcient±（0.01％ of F.S./℃）
動作環境内にて within operating temperature

動作環境 Operating environment

温度 : 0〜40℃, 湿度 : 15〜80％RH（結露なきこと）
Temperature: 0 to 40℃, Humidity: 15 to 80％ RH（non−condensing）

保存環境 Storage environment

温度 : −10〜50℃, 湿度 : 10〜85％RH（結露なきこと）
Temperature: −10 to 50℃, Humidity: 10 to 85％ RH（non−condensing）

表 示

文字高15mm 赤色LED
Height of character:15mm, RED LEDDisplay

文字高8mm 赤色LED
Height of character: 8mm, RED LED

表示更新 Display update

1秒光 源

Light source

青色LEDPower supply

AC100V±10％ , 50/60 Hz
単3アルカリ乾電池6本 Or six AA−size alkaline batteries

AC100V±10％ , 50/60 Hz

消費電力 Power consumption

約12VA

約40VA

メモリ容量 Memory

15,000データ・インターバル1秒
Up to 15,000 data, one second interval（synchronized with display）

電 源

インターフェース Interface
キャリブレーション Calibration
出力レート Output rate
分解能 Resolution
アナログ出力Analog output 精 度 Accuracy
温度係数 Temperature coeﬃcient

1sBlue LED

Approx.12VA

RS−232C

Approx.40VA

メモリはありません
No memory

転送速度 Transfer rate : 9600bps
データ構成 Data formation : 7bit長,奇数パリティ,1 stop bit 7bit,odd parity, 1 stop bit

1点校正 測定範囲内任意の温度にて実温度校正
One−point calibration（using real temperature within a measured area）
10mV/℃
1mV±（0.2％ of F.S.）
雰囲気温度25℃±5℃にて at an ambient temperature of 25℃±5℃±（0.01％ of F.S./℃）

外形寸法 External dimensions

210（W）
×88（H）
×230（D）
mm
突起部を除く Protruded parts excluded

320（W）
×99（H）
×280（D）
mm
突起部を除く Protruded parts excluded

質 量 Weight

約3kg

約5kg Approx.5kg

Approx.3kg

電源コード（2線交換プラグ付）
×1
ヒューズ（2Aミニヒューズ）×1 アナログ出力コード×1
通信ケーブル×1 パソコンソフト（*AMS−800・CD ROM）×1
取扱説明書×1

電源コード（2線交換プラグ付）
×1
ヒューズ（2Aミニヒューズ）×1 アナログ出力コード×4
通信ケーブル×1 RS−232C・USB 変換ケーブル
パソコンソフト（*AMS−800・CD ROM）
×1
取扱説明書×1

Power cable（two−wire plug attached）
×1
Fuse（2A mini fuse）
×1 Analog output cable×1
Communication cable×1
PC software（*AMS−850・CD ROM）
×1
User's manual（main unit and software）
×1

Power cable（two−wire plug attached）
×1
Fuse（2A mini fuse）
×1 Analog output cable×4
Communication cable×1
Conversion cable（RS−232C→USB）
PC software（*AMS−850・CD ROM）
×1
User's manual（main unit and software）
×1

付属品 Accessory＊ 対応OSはMicrosoft ® Windows ® XP（SP.3 以降）, Windows Vista ® , Windows ® 7です。 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 システム管理者権限（Administrator）のユーザーのみで使用可能です。 Macintoshには対応しておりません。 Microsoft ® Windows ® XP, Windows Vista ® , Windows ® ７ および Excel ® は、米国 Microsoft
Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
＊ For Microsoft ® Windows ® XP（ SP.3 or newer ）, Windows Vista ® , Windows ® 7（for English）. All PCs under the recommended environment are not guaranteed to work
successfully with AMS−850. AMS−850 can be used only by the user that has a system administrative right（Administrator）. AMS−850 does not support Mac OS.
®
®
®
®
®
Microsoft Windows XP, Windows Vista , Windows 7 and Excel are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

●本紙に掲載されている希望小売価格に消費税は含まれておりません。
●このカタログの記載内容は２０１
５年１０月現在のものです。記載された製品の仕様及び価格はご連絡なしに変更することがありますので、ご了承下さい。
October 2015 .

１５．
１０G