Kullanma Talimatları

Renkli LCD MonitörÖnemli
Kullanmadan önce Kullanma Talimatlarını ve Kurulum Kılavuzunu
lütfen mutlaka okuyun.
• Monitör ayarları ve düzenlemeleri için Kurulum Kılavuzuna bakın.
• Kullanma Talimatları dahil en son ürün bilgilerini web sitemizde
bulabilirsiniz.
www.eizoglobal.com

GÜVENLİK SİMGELERİ
Bu kılavuzda ve bu üründe aşağıdaki güvenlik simgeleri kullanılmaktadır. Bu simgelerönemli bilgileri belirtir. Lütfen bunları dikkatle okuyun.
UYARI bölümündeki bilgilere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir veölüm tehlikesine yol açabilir.

UYARIDİKKAT bölümündeki bilgilere uyulmaması orta seviyede yaralanmalara ve/veya
mal ya da ürün hasarına neden olabilir.

DİKKATBir uyarı veya dikkat açıklamasını belirtir. Örneğin
tehlikesini gösterir.
Yasaklanmış bir eylemi belirtir. Örneğin
gelir.

, "elektrik çarpması", "Parçalarına ayırmayın" anlamına

Bu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır.
Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibiçalışmayabilir.
EIZO Corporation’ın önceden yazılı izni alınmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü herhangi bir
biçimde, herhangi bir yöntemle elektronik, mekanik veya başka şekilde veya herhangi bir
amaçla çoğaltılamaz, bir geri çağırma sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz.
EIZO Corporation’ın söz konusu bilgileri almasından önce bu yönde düzenleme
yapılmaması halinde, EIZO Corporation’ın gönderilen materyalleri ya da bilgileri gizli tutma
zorunluluğu yoktur. Bu kılavuzun güncel bilgiler vermesini sağlamak için her türlü girişim
yapılsa da, lütfen EIZO ürün özelliklerinin önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini
unutmayın.
2ÖNLEMLER

ÖNLEMLER
ÖnemliBu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu
bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.
Kişisel güvenlik ve uygun bakım işlemleri için lütfen "ÖNLEMLER" bölümünü ve monitördeki
dikkat açıklamalarını dikkatlice okuyun.

Dikkat Açıklamasının Yeri

Cihaz üzerindeki simgelerSimge

Bu simgenin anlamıŞebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü kapatmak için basın.
Şebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü açmak için basın.
Güç düğmesi: Monitörü açıp kapatmak için basın.
Alternatif akım
Elektrik çarpması tehlikesi uyarısıDİKKAT: Bkz. GÜVENLİK SİMGELERİ [} 2]
WEEE işareti: Ürün ayrı olarak atılmalıdır; materyaller geri dönüştürülebilir.

CE işareti: Konsey Direktifi ve/veya Yönetmelik (AB) hükümleri gereğince AB
uyumluluk işareti.
ÜreticiÜretim tarihi
Dikkat: Federal yasalar (ABD) uyarınca bu aygıt yalnızca ruhsat sahibi bir sağlık
uzmanı tarafından veya uzmanın tavsiyesi doğrultusunda satılabilir.

3ÖNLEMLERSimge

Bu simgenin anlamı
AB’de tıbbi cihaz
AB’deki ithalatçı
BK yönetmelikleriyle uyumluluğu belirten işaret
BK Sorumlu Kişisi
İsviçre’deki yetkili temsilci
Avrupa Topluluğu’ndaki yetkili temsilci

4ÖNLEMLER

UYARI
UYARI
Cihazdan duman çıkmaya başlarsa, yanık kokusu gelirse ya da cihaz tuhaf sesler çıkarırsa
tüm güç bağlantılarını derhal kesin ve öneri için EIZO temsilcinize başvurun.
Arızalı bir cihazı kullanmayı denemek yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar
görmesine neden olabilir.

UYARI
Cihazı parçalarına ayırmayın veya cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.
Kabinin açılması, yüksek gerilimli veya yüksek sıcaklığa sahip parçalardan kaynaklı
elektrik çarpmasına veya yanığa neden olabilir. Cihaz üzerinde değişiklik yapılması
yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI
Tüm servis işlemlerini kalifiye servis personeline yaptırın.
Kapakların açılması veya çıkarılması yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar
görmesine neden olabileceğinden cihazın servisini kendiniz yapmaya çalışmayın.

UYARI
Yabancı cisimleri ya da sıvıları cihazdan uzak tutun.
Kazara kabin içine düşen/dökülen metal parçalar, tutuşabilir malzemeler veya sıvılar,yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Kabin içine bir cisim ya da sıvı düşerse/dökülürse derhal cihazın fişini çekin. Tekrar
kullanmadan önce cihazı kalifiye bir servis mühendisine kontrol ettirin.

UYARI
Cihazı sağlam ve dengeli bir yere koyun.
Yeterli olmayan bir yüzeye koyulan cihaz düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı
kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasınaneden olabilir.

5ÖNLEMLERUYARI
Cihazı uygun bir yerde kullanın.
Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya ekipman hasarına neden olabilir.
• Dış mekana koymayın.
• Herhangi bir taşıma sistemine koymayın (gemi, uçak, tren, otomobil vb.).
• Tozlu ya da nemli yerlere koymayın.
• Ekrana su sıçrama ihtimali olan yerlere koymayın (banyo, mutfak vb.)
• Ekrana doğrudan buhar temas eden yerlere koymayın.
• Isı veren cihazların ya da nem aygıtlarının yakınına koymayın.
• Ürünün doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere koymayın.
• Tutuşabilir gaz içeren ortamlara koymayın.
• Korozif gazlar (örneğin sülfür dioksit, hidrojen sülfür, nitrojen dioksit, klorür,amonyak ve ozon) içeren ortamlara yerleştirmeyin.
• Toz, atmosferde korozyonu hızlandıran bileşenler (örneğin sodyum klorür ve
sülfür), iletken metaller vb. içeren ortamlara yerleştirmeyin.

UYARI
Plastik ambalaj torbalarını bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.
Plastik ambalaj torbaları boğulmaya neden olabilir.

UYARIÜrünle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak ürünü ülkenizdeki standart elektrik prizinebağlayın.
Güç kablosunun belirlenmiş voltajı dahilinde kullanıldığından emin olun. Aksi takdirde yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz

UYARI
Güç kablosunun bağlantısını kesmek için fişi sıkıca tutun ve çekin.
Kabloya asılmak hasar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI
Ekipman, topraklı bir prize bağlanmalıdır.
Aksi halde yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.

6ÖNLEMLER

UYARIDoğru voltajı kullanın.
• Cihaz yalnızca belirli bir voltajda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu "Kullanma Talimatları"ndabelirtilenden başka bir voltaja bağlantı, yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar
görmesine neden olabilir.
Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz• Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç devrenizi aşırı yüklemeyin.

UYARI
Güç kablosunu dikkatle tutun.
Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın, bunları çekmeyin veya bağlamayın.
Hasarlı bir güç kablosunun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden
olabilir.

UYARI
Operatör ürüne dokunurken hastaya dokunmamalıdır.
Bu ürün, hastalarla temas etmek üzere tasarlanmamıştır.

UYARI
Gök gürültüsü başlaması halinde fişe ve güç kablosuna asla dokunmayın.
Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI
Bir kol ayaklığı takarken lütfen kol ayaklığının Kullanıcı Kılavuzu’na bakın ve cihazı emniyetli
bir şekilde takın.
Aksi takdirde cihaz yerinden çıkarak yaralanmaya ve/veya ekipmanın hasar görmesine neden
olabilir.
Kurulum öncesi kol standının takılacağı masaların, duvarların ve diğer yerlerin uygun mekanik güce
sahip olduğundan emin olun.
Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı
kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasınaneden olabilir. Eğim ayaklığını tekrar takarken aynı vidaları kullanın ve bunları iyice sıkın.

UYARI
Hasar görmüş bir LCD panele çıplak ellerle doğrudan dokunmayın.
Cildinizin herhangi bir kısmı panele doğrudan temas ederse lütfen iyice yıkayın.
Sıvı kristal gözlerinize veya ağzınıza girerse hemen bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım
isteyin. Aksi takdirde toksik reaksiyon gösterebilirsiniz.

UYARI
Yüksek yerlere kurulum için bir uzmandan yardım isteyin.
Monitörü yüksek bir yere kurarken ürünün veya parçalarının düşerek yaralanmaya neden olma riski
söz konusudur. Monitörün kurulumu sırasında, monitör kurulumu öncesi ve sonrasında ürünün
hasar veya deformasyon bakımından kontrol edilmesi dahil olmak üzere, bizden veya inşaat işleri
konusunda deneyimli bir uzmandan yardım isteyin.

7ÖNLEMLER

DİKKATDİKKAT
Kullanmadan önce çalışma durumunu kontrol edin.
Görüntülenen görüntüde hiçbir sorun olmadığından emin olduktan sonra kullanmaya başlayın.
Birden fazla cihaz kullanıldığında görüntülerin uygun şekilde görüntülendiğinden emin olduktansonra kullanmaya başlayın.

DİKKAT
Sabitleme özelliği olan kabloları/kordonları sıkıca sabitleyin.
Sıkıca sabitlenmeyen kablolar/kordonlar ayrılabilir, ardından görüntüler kesilebilir ve işlemleriniz
kesintiye uğrayabilir.

DİKKAT
Cihazı taşırken kabloların bağlantısını kesin ve aksesuarları çıkarın.
Aksi takdirde, kablolar veya aksesuarlar taşıma sırasında yerinden çıkarak yaralanmaya neden
olabilir.

DİKKAT
Cihazı belirtilen doğru yöntemlerle taşıyın veya yerleştirin.
• Ürünü taşırken, monitörün tabanını sıkıca tutun.
• 30 inç ve üzerindeki monitörler ağırdır. Monitörü paketinden çıkarırken ve/veyataşırken en az iki kişi çalışın.
• Monitörünüzün arkasında bir tutacak varsa, monitörün tabanını ve tutacağı sıkıca
tutun.
Cihazın düşürülmesi yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

DİKKAT
Ellerinizi sıkıştırmamaya dikkat edin.
Monitöre yüksekliğini veya açısını ayarlamak için aniden kuvvet uygularsanız elleriniz sıkışabilir ve
yaralanabilir.

DİKKAT
Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
• Havalandırma deliklerinin üzerine herhangi bir cisim koymayın.
• Cihazı kötü havalandırmaya veya yetersiz alana sahip bir yere kurmayın.
• Cihazı yatık ya da ters şekilde kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kapatmak, uygun hava akışını önler ve yangına, elektrikçarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

8ÖNLEMLER

DİKKAT
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT
Elektrik fişinin etrafına herhangi bir nesne koymayın.
Bunun amacı, yangını veya elektrik çarpmasını önlemek adına, bir sorun olduğunda
elektrik fişini ayırmayı kolaylaştırmaktır.

DİKKAT
Elektrik fişinin etrafındaki bölgeyi ve monitörün havalandırma deliğini düzenli olarak
temizleyin.
Bu alana tutunan toz, su veya yağ yangına neden olabilir.

DİKKAT
Temizlemeden önce cihazın fişini çekin.
Cihazın elektrik prizine takılı haldeyken temizlenmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

DİKKAT
Cihazı uzun bir süre kullanmadan bırakmayı planlıyorsanız güvenlik ve enerji tasarrufu
nedeniyle güç anahtarını kapattıktan sonra elektrik fişini prizden çekin.

DİKKAT
Bu ürünü, ikamet ettiğiniz bölge ya da ülkenin yasalarına uygun olarak imha edin.

DİKKAT
AEA bölgesi ve İsviçre’deki kullanıcılar için:
Cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar, Üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanınbulunduğu Üye Devletin Yetkili Makamlarına bildirilmelidir.

9Bu monitör için uyarı

Bu monitör için uyarı
Kullanım Endikasyonları
Bu Ürün, eğitimli hekimler tarafından incelenecek, analiz edilecek ve teşhis edilecek
radyolojik görüntüleri görüntülemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ekran, mamografi
için tasarlanmamıştır.
Dikkat• Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışında başka amaçlarla kullanımı garanti kapsamındaolmayabilir.
• Bu kılavuzda belirtilen özellikler yalnızca ürünle birlikte verilen güç kabloları ve EIZO tarafından
belirtilen sinyal kabloları kullanıldığında geçerlidir.
• Bu ürünle birlikte yalnızca EIZO tarafından belirtilen EIZO aksesuar ürünlerini kullanın.

Kullanım Önlemleri• Parçalar (LCD panel ve fan gibi) uzun süre kullanıldığında bozulabilir. Bunların normalşekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
• Uzun süre aynı görüntü görüntülendikten sonra ekran görüntüsü değiştirildiğinde ardıl
görüntü kalabilir. Aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinden kaçınmak için ekrankoruyucu veya güç tasarruf işlevini kullanın. Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, kısa
bir süre geçmiş olsa bile ardıl görüntü belirebilir. Böyle bir durumu önlemek için,
görüntüyü değiştirin veya gücü birkaç saat kapalı tutun.
• Monitör ekranının dengelenmesi yaklaşık birkaç dakika sürer. Monitörü kullanmadanönce, monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra lütfen birkaç
dakika veya daha uzun süre bekleyin.
• Monitör, uzun süre boyunca sürekli görüntüleme yaparsa lekeler veya ekran yanması
görülebilir. Monitörün ömrünün mümkün olduğunca uzatılması için, monitörün düzenli
olarak kapatılmasını öneririz.
• LCD panelin arka aydınlatması sabit bir kullanım ömrüne sahiptir. Uzun süre sürekli
kullanmak gibi kullanım davranışlarına bağlı olarak, arka aydınlatmanın ömrü kısalabilirve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran kararmaya veya titremeye başladığında lütfen yerel
EIZO temsilcinize başvurun.
• Ekranda kusurlu pikseller veya az sayıda ışık noktaları olabilir. Bu, LCD panelin kendiözelliklerinden kaynaklanmaktadır; ürünün arızalandığını göstermez.
• Muare paternler vb. ekran arızalarına neden olabileceğinden LCD panel yüzeyine veya
çerçevenin kenarına kuvvetli bir şekilde bastırmayın. LCD panel yüzeyine sürekli basınçuygulanırsa sıvı kristal bozulabilir veya LCD panel hasar görebilir. (LCD panel üzerinde
basınç izleri kalırsa, monitörü siyah veya beyaz ekranda bırakın. Belirti kaybolabilir.)• LCD panelin hasar görmesine neden olabileceğinden, LCD paneli keskin bir nesne ileçizmeyin veya üzerine bastırmayın. Paneli çizebileceğinden, kağıt mendil ile ovmayaçalışmayın.
• Yerleşik kalibrasyon sensörüne (Entegre Ön Sensör) dokunmayın. Aksi takdirde ölçüm
doğruluğunu azaltabilir veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
• Ortama bağlı olarak yerleşik aydınlık sensörüyle ölçülen değer, bağımsız bir aydınlık
ölçerde gösterilen değerden farklı olabilir.
• Soğuk bir odaya getirildiğinde, sıcaklık aniden yükseldiğinde veya soğuk bir odadan ılıkbir odaya taşındığında, bu ürünün yüzeyinde veya iç kısmında çiy yoğuşması meydana
gelebilir. Bu durumda ürünü açmayın. Çiy yoğuşması kaybolana kadar bekleyin; aksi
takdirde ürün hasar görebilir.
10Bu monitör için uyarı

Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçinKalite kontrolü• Monitörlerin ekran kalitesi, giriş sinyallerinin kalite seviyesinden ve ürün bozulmasından
etkilenir. Uygulamanıza yönelik tıbbi standartlara / yönergelere uymak için görsel
kontroller ve periyodik sağlamlık testleri (gri ölçeği kontrolü dahil) yapın ve gerekirse
kalibrasyon uygulayın. RadiCS (isteğe bağlı) monitör kalite kontrol yazılımı, tıbbi
standartlara/yönergelere uygun kalite kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.
• Monitörde kalite kontrol, kalibrasyon veya ekran ayarı için çeşitli testler
gerçekleştirmeden önce, monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan
sonra lütfen 15 dakika veya daha uzun süre bekleyin.
• Monitörlerin, aydınlatma gücündeki uzun süreli kullanımdan kaynaklı değişiklikleri
azaltmak ve stabil bir parlaklık elde etmek için önerilen veya daha düşük bir seviyeye
ayarlanmasını öneririz.
• Entegre kalibrasyon sensörünün (Entegre Ön Sensör) ölçüm sonuçlarını ayrıca satılanbir EIZO harici sensör (UX2 sensörü) ile uygun şekilde ayarlamak için RadiCS (isteğe
bağlı aksesuar) / RadiCS LE (dahil) kullanarak Entegre Ön Sensör ile harici sensör
arasında korelasyon oluşturun. Düzenli korelasyon, Entegre Ön Sensörün ölçüm
sonucunu harici sensöre eşdeğer bir düzeyde tutabilmenize yardımcı olacaktır. Buürünün Entegre Ön Sensörünün doğruluğu, fabrika ayarında dikey ekran için optimize
edilmiştir. Yatay ekranda Entegre Ön Sensörü kullanarak kalite kontrolü yaparken,
korelasyonu mutlaka yatay ekranda gerçekleştirin. Korelasyona ilişkin ayrıntılar için
RadiCS / RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
Dikkat• İşletim hatası veya beklenmeyen ayar değişikliği nedeniyle monitörün ekran durumu
beklenmedik şekilde değişebilir. Monitörün ekranını ayarladıktan sonra monitörün çalıştırma
anahtarları kilitli şekilde kullanılması önerilir.
Ayarla ilgili bilgiler için Kurulum Kılavuzuna (CD-ROM’da bulunur) bakın.

Temizleme• Ürünün yeni görünmesi ve kullanım ömrünün uzaması için periyodik olarak
temizlenmesi önerilir.
• Ürünün üzerindeki lekeler, suyla veya ScreenCleaner ürünümüz kullanılarak
nemlendirilmiş yumuşak bir bez parçasıyla nazikçe silinerek çıkarılabilir.
Dikkat• Sıvıların ürünle doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Temas etmesi halinde hemen silerek
giderin.
• Ürünün boşluklarına veya içine sıvı girmesine izin vermeyin.
• Temizleme ve dezenfeksiyon için kimyasal kullanıldığında, alkol ve dezenfektan gibi kimyasallar,üründe parlaklık değişikliğine, kararmaya, renk atmasına ve ayrıca görüntülenen görüntünün
kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Kimyasalları sık kullanmayın.
• Ürüne zarar verebileceğinden asla tiner, benzen, cila ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
• Temizlik ve dezenfeksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın.
Kontrol edilmesi: www.eizoglobal.com sitesin erişin ve sitenin arama kutusuna "disinfect"
yazarak arayın

11Bu monitör için uyarı

Kimyasallarla dezenfeksiyon• Ürünleri dezenfekte ederken tarafımızca test edilmiş kimyasalların kullanılmasınıöneririz (aşağıdaki tabloya bakın). Bu kimyasalların kullanılmasının, ürünün hasar
görmeyeceğini veya bozulmayacağını garanti etmediğini unutmayın.
Kategori

Kimyasal tipÜrün örneği

Alkol bazlı

Ovmak için kullanılan etanol (etil alkol)

EtanolAlkol bazlı

İzopropanolİzopropil alkol (IPA)

Klorür

Sodyum hipoklorit

PureloxBiguanid

Klorheksidin glukonat

Hibitan çözeltisi

Alkol bazlı

Benzalkonyum klorür

Welpas

Aldehit bazlı

Glutaral

Sterihyde

Aldehit bazlı

GlutaralCidex Plus28

Amfoterik sürfaktan

Alkildiaminoetilglisin hidroklorürSatenidin çözeltisi

Monitörü Rahatça Kullanmak İçin• Aşırı karanlık veya parlak ekran gözlerinize zarar verebilir. Monitör parlaklığını çevreselkoşullara göre ayarlayın.
• Monitöre uzun bir süre bakmak gözlerinizi yorar. Saat başı 10 dakika dinlenin.
• Ekrana uygun bir mesafeden ve uygun bir açıyla bakın.

Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar• Üretici yazılımı güncellemesi, EIZO Corporation veya dağıtımcısı tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• EIZO Corporation veya dağıtımcısı üretici yazılımının güncellenmesini isterse derhal
güncelleyin.

12İÇERIKİÇERIKÖNLEMLER .................................................................................................................

3Önemli.................................................................................................................

3

Dikkat Açıklamasının Yeri .......................................................................

3

Cihaz üzerindeki simgeler.......................................................................

3

Bu monitör için uyarı ................................................................................................. 10
Kullanım Endikasyonları...................................................................................... 10
Kullanım Önlemleri.............................................................................................. 10
Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin.................................................................... 11
Kalite kontrolü ......................................................................................... 11
Temizleme .............................................................................................. 11
Kimyasallarla dezenfeksiyon................................................................... 12
Monitörü Rahatça Kullanmak İçin ....................................................................... 12
Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar .......................................................... 12
1 Giriş ............................................................................................................................. 15
1.1

1.2

1.3

Özellikler ............................................................................................................. 15
1.1.1

Hibrit tek renkli ve renkli ekran................................................................ 15

1.1.2

Basit kablolama....................................................................................... 15

1.1.3

Kalite kontrolü ......................................................................................... 15

1.1.4

Fare ve klavyeden monitörü çalıştırma ................................................... 16

Paket İçeriği ........................................................................................................ 16
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 16

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 16

1.2.3

RadiCS LE’yi kullanmak için ................................................................... 17

Kontroller ve İşlevler............................................................................................ 18
1.3.1

Ön ........................................................................................................... 18

1.3.2

Arka......................................................................................................... 19

2 Kurulum / Bağlantı ..................................................................................................... 20
2.1

Kurulumdan önce ................................................................................................ 20
2.1.1

Kurulum koşulları .................................................................................... 20

2.2

Kabloların Bağlanması ........................................................................................ 21

2.3

Gücü Açma ......................................................................................................... 22

2.4

Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama................................................................. 23

3 Görüntü Yok Sorunu .................................................................................................. 24
4 Özellikler ..................................................................................................................... 26
4.1Özellikler Listesi .................................................................................................. 26
4.1.1

LCD Panel............................................................................................... 26

4.1.2

Video Sinyalleri ....................................................................................... 26

4.1.3

USB......................................................................................................... 2613İÇERIK

4.1.4

Güç ......................................................................................................... 27

4.1.5

Fiziksel Özellikler .................................................................................... 27

4.1.6

Çalışma Ortamı Gereksinimleri............................................................... 27

4.1.7

Taşıma / Depolama Koşulları.................................................................. 27

4.2

Uyumlu Çözünürlükler......................................................................................... 28

4.3

Aksesuarlar ......................................................................................................... 28

Ek Bölüm..................................................................................................................... 29
Tıbbi Standart...................................................................................................... 29
Ekipman Sınıflandırması......................................................................... 29
EMC Bilgileri........................................................................................................ 30
Amaçlanan Kullanım Ortamları ............................................................... 30
Teknik Açıklamalar.................................................................................. 31

14

Giriş | 1

1 Giriş
Bir EIZO renkli LCD monitör tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

1.1 Özellikler
1.1.1 Hibrit tek renkli ve renkli ekranHybrid Gamma PXL (Hibrit Gama PXL) işlevi etkinleştirildiğinde, bu ürün bir görselin tek
renkli ve renkli kısımları arasında piksel düzeyinde otomatik olarak ayrım yaparak, bunları
en iyi geçişlerle gösterebilir.

1.1.2 Basit kablolama
DisplayPort giriş terminaline ek olarak, bir çıkış terminali de sağlanmıştır.
DisplayPort çıkış konektöründen diğer monitörlere sinyal çıkışı yapılabilir.

1.1.3 Kalite kontrolü• Bu monitörde yerleşik bir kalibrasyon sensörü (Entegre Ön Sensör) bulunmaktadır. Bu
sensör, monitörün kalibrasyonu (SelfCalibration) ve Gri Ölçeği Kontrolünü bağımsız
olarak yapmasını sağlar.

• Cihazla birlikte temin edilen RadiCS LE'yi kullanarak monitör kalibrasyonu ve geçmiş
yönetimi işlemlerini yapabilirsiniz.
• RadiCS monitör kalite kontrol yazılımı, tıbbi standartlara/yönergelere uygun kalite
kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.

15

1 | Giriş

1.1.4 Fare ve klavyeden monitörü çalıştırma
RadiCS / RadiCS LE monitör kalite kontrol yazılımı kullanarak, fare ve klavye ile aşağıdaki
monitör işlemlerini yapabilirsiniz:• CAL Switch modlarına geçiş yapma• Giriş sinyalleri arasında geçiş yapma• Herhangi bir CAL Geçiş modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi görüntüleyen işlev
(Seç ve Odakla)• Güç tasarruf moduna girme (Backlight Saver)

1.2 Paket İçeriği
Pakette aşağıdaki tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bunlardan herhangibiri eksik veya hasarlıysa, bayiniz veya yerel EIZO temsilcinizle temasa geçin.
Not• Kutu ve ambalaj malzemelerini, daha sonra bu ürünün taşıma veya nakliyesinde kullanmaküzere saklamanız önerilir.

• Monitör• Güç kablosu• Dijital sinyal kablosu (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 1• USB kablosu: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Kullanma Talimatları

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM aşağıdaki öğeleri içerir. Yazılım çalıştırma prosedürleri veya dosya başvurusu
prosedürleri için diskteki "Readme.txt" dosyasına bakın.
• Readme.txt dosyası• RadiCS LE monitör kalite kontrol yazılımı (Windows için)• Kullanıcı Kılavuzu– Bu monitörün Kullanma Talimatları– Monitör Kurulum Kılavuzu– RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzu• Dış Boyutlar

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE, aşağıdaki kalite kontrol ve monitör işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Yazılım
veya kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için, RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzuna
bakın.
Kalite kontrolü• Kalibrasyon yürütme
16Giriş | 1• Test sonuçlarını bir listede görüntüleme ve test raporu oluşturma• SelfCalibration hedef ve yürütme çizelgesini ayarlama
Monitör işlemleri• CAL Switch modlarına geçiş yapma• Giriş sinyalleri arasında geçiş yapma• Herhangi bir CAL Geçiş modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi görüntüleyen işlev
(Seç ve Odakla)• Güç tasarruf moduna girme (Backlight Saver)• Metin moduna ayarlandığında ortam ışığıyla eşleştirmek için monitör parlaklığını
otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir (Auto Brightness Control)
Dikkat• RadiCS LE teknik özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. RadiCS LE’nin son
sürümü web sitemizden indirilebilir: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 RadiCS LE’yi kullanmak için
RadiCS LE'nin kurulum ve kullanımıyla ilgili bilgi için RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzuna (CDROM'da) bakın.
RadiCS LE’yi kullanırken, monitörü birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza
bağlayın. Monitörü bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 2.2 Kabloların Bağlanması[} 21].

17

1 | Giriş

1.3 Kontroller ve İşlevler
1.3.1 Ön1

2

Yaklaşık 30°

34

1. Entegre Ön Sensörü(Hareket ettirilebilir)

Kalibrasyon ve Gri Ölçeği Kontrolü yapmak için bu sensör kullanılır.

2. Aydınlık Sensörü

Bu sensör ortam aydınlığını ölçer. Ortam aydınlığı ölçümü, RadiCS /RadiCS LE kalite kontrol yazılımı kullanılarak yapılır.

3. Çalıştırma anahtarlarıÇalıştırma kılavuzunu görüntüler. Menüleri çalıştırma kılavuzuna
göre ayarlar.

4.

Gücü açar ya da kapatır.

anahtarıGücü açtığınızda anahtar göstergesi yanar. Gösterge rengi
monitörün çalışma durumuna bağlı olarak farklılaşır.
Yeşil: Normal çalışma modu, Turuncu: Güç tasarruf modu,
Kapalı: Şebeke gücü veya güç kapalı

18

Giriş | 1

1.3.2 Arka
1

3

2

5

4
6

7

1. Tutacak

8

9

10

11

Tutacak taşımak için kullanılır.
Dikkat• Monitörü taşırken tutacaktan ve alt kısmından sıkıca tutun, LCD
panele baskı uygulamayın veya monitörü düşürmeyin.
Monitörün ön kısmındaki sensör kısmından tutmayın.

2. Ayaklık

Monitörün yüksekliğini ve açısını ayarlar (eğim, açı ve döndürme).

3. Şebeke güç anahtarıŞebeke gücünü açar veya kapatır.
: Kapalı,: Açık

4. Güvenlik kilidi yuvası

Kensington MicroSaver güvenlik sistemiyle uyumludur.

5. Kablo tutucu

Monitör kablolarını tutar.

6. USB Type-A konektör(USB aşağı yönlü port)

Bir USB aygıtına bağlayın. Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamakiçin, kabloyu başka bir monitörün USB yukarı yönlü portunabağlayın.

7. USB Type-B konektör(USB yukarı yönlü port)

USB bağlantısı gerektiren yazılım kullandığınızda veya USB aşağı
yönlü porta bir USB aygıtı (USB'yi destekleyen bir çevre aygıtı)
bağladığınızda bu portu bilgisayara bağlayın.

8. DVI-D konektörü

Bilgisayara bağlayın.

9. DisplayPort giriş
konektörü
10. DisplayPort çıkış
konektörü

Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamak için, kabloyu başka bir
monitörün DisplayPort girişine bağlayın.

11. Güç konektörü

Güç kablosunu bağlar.

19

2 | Kurulum / Bağlantı

2 Kurulum / Bağlantı
2.1 Kurulumdan önceÖNLEMLER [} 3] sayfasını dikkatlice okuyun ve her zaman talimatlara uyun.
Bu ürünü lake kaplı bir masa üzerine yerleştirirseniz kauçuğun yapısı nedeniyle renk
ayaklığın alt kısmına nüfuz edebilir. Kullanmadan önce masa yüzeyini kontrol edin.

2.1.1 Kurulum koşulları
Monitörü bir raf üzerine kurarken, monitörün yanlarında, arkasında ve üstünde yeterli boşalan olduğundan emin olun.
Dikkat• Monitörü, ekranla parazit yapacak bir ışığın alınmayacağı şekilde yerleştirin.

20

Kurulum / Bağlantı | 2

2.2 Kabloların Bağlanması
Dikkat• Monitör, bilgisayar ve çevre birimlerin kapalı olduğundan emin olun.
• Mevcut monitörü bu monitör ile değiştirirken, PC’ye bağlamadan önce çözünürlük ve dikey
tarama frekansına yönelik bilgisayar ayarlarını bu monitör için kullanılan ayarlarla değiştirmeküzere 4.2 Uyumlu Çözünürlükler [} 28] bölümüne bakın.

1. Sinyal kablolarını bağlayın.
Konektörlerin şeklini kontrol edin ve kabloları bağlayın. DVI kablosunu bağladıktan
sonra konektörü sabitlemek için bağlayıcıları sıkın.

Sinyal kablosu: DD300 / DD200(isteğe bağlı)veya
Sinyal kablosu: PP300

Dikkat• Monitörün DisplayPort konektörleri giriş ve çıkış konektörlerinden oluşur. Monitörü bir bilgisayarabağlarken, kabloyu giriş konektörüne bağlayın.
• Birden fazla bilgisayara bağlayacağınız zaman giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum
Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).

Not• Kablolar zor takılıyorsa ekranın açısını ayarlayın.

Bir papatya dizimi bağlantısı kullanarak diğer monitörleri bağlarken
DisplayPort giriş konektörüne gelen sinyal girişi, başka bir monitöre çıkış yapılabilir.

21

2 | Kurulum / Bağlantı

Dikkat• Papatya dizimi bağlantısı için kullanılabilen monitörler ve grafik kartlarıyla ilgili bilgiler için EIZO
web sitesini ziyaret edin:(www.eizoglobal.com)• Bir papatya dizimi bağlantısı kurmak için Administrator Settings (Yönetici Ayarları) menüsünde"DisplayPort" öğesinin "Version 1.2" olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıntılar için Kurulum
Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).
• Sinyal kablosunu bağlamadan önce DisplayPort çıkış konektörü kapağını çıkarın.

PC’ye bağlayın
Sinyal kablosu: PP300

Sinyal kablosu: PP300

2. Güç kablosunu bir elektrik prizine ve monitördeki güç konektörüne takın.
Güç kablosunu monitöre tam olarak takın.
3. USB kablosunu sırasıyla monitörün USB yukarı yönlü portuna ve PC’nin USB aşağı
yönlü portuna bağlayın.
RadiCS / RadiCS LE kullanırken veya monitöre bir USB aygıtı (USB’ye bağlı çevre birim
aygıtı) bağlarken kablo bağlantısı gereklidir.

USB kablosu: UU300

2.3 Gücü Açma
öğesine dokunun.
1. Monitörün gücünü açmak için
Monitörün güç anahtarı göstergesi yeşil renkte yanar.
Gösterge yanmazsa bkz. 3 Görüntü Yok Sorunu [} 24].
Not
• Monitör gücü kapalıyken
haricindeki bir çalıştırma anahtarına dokunduğunuzda,
sönmeye başlayarak size güç anahtarının nerede olduğunu bildirir.

22

yanıp

Kurulum / Bağlantı | 2
2. Bilgisayarı açın.
Ekran görüntüsü görüntülenir.
Bir görüntü görünmezse daha fazla öneri almak için 3 Görüntü Yok Sorunu [} 24]
kısmına bakın.
Dikkat• İlk kez bağlantı sağlarken veya bağlantı yöntemini değiştirirken, çözünürlük ve görüntü ölçeği
gibi, görüntü ayarları uygun olmayabilir. Bilgisayarın ayarlarının uygun şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol edin.
• Güç tasarrufu amacıyla Güç düğmesinin kapatılması önerilir. Monitör kullanılmadığı zaman, ana
güç beslemesini kapatabilir veya gücü tamamen kesmek için elektrik fişini çekebilirsiniz.

Not• Parlaklık bozulmasını engelleyerek monitörün kullanım ömrünü maksimize etmek ve güç
tüketimini azaltmak için aşağıdakileri uygulayın:– Bilgisayarın veya monitörün güç tasarruf işlevini kullanın.
– Kullandıktan sonra monitörü kapatın.

2.4 Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama
Monitörün üst ve alt veya sol ve sağ kenarlarını her iki elinizle tutun ve ekranın yüksekliğini,eğimini ve açısını görevleri gerçekleştirmek için optimum konuma uygun olarak ayarlayın.

Dikkat• Ayarlama bittikten sonra, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
• Yüksekliği ve açıyı ayarladıktan sonra, kabloları kablo tutucunun içinden geçirin.

23

3 | Görüntü Yok Sorunu

3 Görüntü Yok Sorunu
Güç anahtarı göstergesi yanmıyor• Güç kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
• Şebeke güç anahtarını açın.
•düğmesine dokunun.

• Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Yeşil• Ayar menüsünden "Brightness", "Contrast" veya "Gain" değerini artırın (1-DICOM, 2CAL1, 3-CAL2 modlarında ayarlanamaz). Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CDROM’da).
• Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Turuncu• Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).
• Fareyi hareket ettirin veya klavyede herhangi bir tuşa basın.
• Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
• Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. DisplayPort sinyaligirişi yaparken DisplayPort giriş konektörüne bağlanın. Bir papatya dizimi bağlantısı
ayarlandığında çıkış için DisplayPort çıkış konektörü kullanılır.
• Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıp söner: Turuncu, Yeşil
• EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlanın. Şebeke gücünü kapatın ve dahasonra tekrar açın.
• Sinyal kablosu DisplayPort’a bağlıysa DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin.
Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).

Ekranda "No Signal" mesajı görüntüleniyor.
Örnek:• Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için yukarıda
gösterilen mesaj belirebilir.
• Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
• Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sinyal kablolarını ilgiligiriş sinyali konektörlerine bağlayın.
• Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).
• Sinyal kablosu DisplayPort’a bağlıysa DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin.
Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).

24

Görüntü Yok Sorunu | 3• Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. DisplayPort sinyaligirişi yaparken sinyal kablosunun DisplayPort giriş konektörüne bağlı olup olmadığını
kontrol edin. Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlandığında çıkış için DisplayPort çıkış
konektörü kullanılır.
• Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.

Ekranda "Signal Error" mesajı görüntüleniyor
Ekranda "Signal Error" mesajı görüntüleniyor.
Örnek:• Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekans gereksinimlerini karşılamaküzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (bkz. 4.2 Uyumlu Çözünürlükler [} 28]).
• Bilgisayarı yeniden başlatın.
• Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik
kartının Kullanım Kılavuzuna bakın.
• Sinyal kablosu DisplayPort’a bağlıysa DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin.
Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM’da).

25

4 | Özellikler

4 Özellikler
4.1 Özellikler Listesi
4.1.1 LCD PanelTip

IPS (Parlama Önleyici)

Arka Aydınlatma

LED

Boyut

21,3 inç (54,0 cm)

Çözünürlük

1200 nokta x 1600 çizgi

Ekran Boyutu (Y x D)

324,0 mm x 432,0 mm

Piksel Aralığı

0,270 mm x 0,270 mm

Ekran Renkleri

10 bit renk (DisplayPort): En fazla 1,07 milyar renk
(yaklaşık 543 milyar renk içeren bir paletten)
8 bit (DisplayPort / DVI): 16,77 milyon renk
(yaklaşık 543 milyar renk içeren bir paletten)

Görüntüleme Açısı (Y / D, tipik)

178˚ / 178˚Önerilen Parlaklık

270 cd/m2

Kontrast Oranı (tipik)

1800:1

Tepki Süresi (tipik)

20 ms (siyah -> beyaz -> siyah)

4.1.2 Video SinyalleriGiriş Terminalleri

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1

Çıkış Terminalleri

DisplayPort x 1

Yatay tarama frekansı

31 kHz – 100 kHz

Dikey tarama frekansı*1

59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)

Kare Senkronizasyon modu

59 Hz–61 Hz

Saat frekansı

DisplayPort

25 MHz – 164,5 MHz

DVI

25 MHz – 164,5 MHz*1 Desteklenen dikey tarama frekansı çözünürlüğe bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için bkz. 4.2

Uyumlu Çözünürlükler [} 28].

4.1.3 USBPort

Yukarı yönlü

USB-B x 1

Aşağı yönlü

USB-A x 2Standart
Besleme Akımı

26

USB Specification Revision 2.0Aşağı yönlü (USB-A)

Maks. 500 mA/portÖzellikler | 4

4.1.4 GüçGiriş

100-240 VAC ±%10, 50 / 60 Hz 0,85-0,45 A

Maksimum Güç Tüketimi

54 W veya daha az

Güç Tasarruf Modu

0,6 W veya daha az*1

Bekleme Modu

0,6 W veya daha az*2

*1 DisplayPort içe aktarması kullanıldığında ve USB yukarı yönlü port bağlı olmadığında, "DP Power

Save" : "On", "DisplayPort", "Version 1.1 10bit", "Version 1.1 8bit", harici yük bağlı olmadığında
*2 USB yukarı yönlü port bağlı olmadığında, "DP Power Save" : "On", "DisplayPort", "Version 1.1

10bit", "Version 1.1 8bit", harici yük bağlı olmadığında

4.1.5 Fiziksel Özellikler
Boyutlar (G x Y x D)

356,5 mm x 482,3 mm – 572,3 mm x 200,0 mm(Eğim: 0˚)
356,5 mm x 506,1 mm – 596,1 mm x 260,9 mm(Eğim: 30˚)

Boyutlar ( G x Y x D ) (Ayaklık Olmadan)

356,5 mm x 464,5 mm x 70,5 mm

Net Ağırlık

Yaklaşık 7,2 kg

Net Ağırlık (Ayaklık Olmadan)

Yaklaşık 4,3 kg

Yükseklik Ayarlama Aralığı

90 mm (Eğim: 0˚)EğimYukarı 30˚, aşağı 5˚

Açı

70˚

Dönme

90˚ (Saat Yönünde)4.1.6 Çalışma Ortamı Gereksinimleri
Sıcaklık

0 ˚C–35 ˚C

Nem%20–%80 B.N. (çiy yoğuşması yok)

Hava Basıncı

540 hPa–1060 hPa

4.1.7 Taşıma / Depolama Koşulları
Sıcaklık-20 ˚C–60 ˚C

Nem%10–%90 B.N. (çiy yoğuşması yok)

Hava Basıncı

200 hPa–1060 hPa

27

4 | Özellikler

4.2 Uyumlu Çözünürlükler
Monitör aşağıdaki çözünürlükleri destekler.
✓: Desteklenir, -: DesteklenmezÇözünürlük

Dikey tarama
frekansı (Hz)DisplayPort

DVI

Dikey

Yatay

Dikey

Yatay

720 x 400

70,087✓✓✓✓640 x 480

59,940✓✓✓✓800 x 600

60,317✓✓✓✓1024 x 768

60,004✓✓✓✓1280 x 1024

60,020

-

✓

-

✓

*1

60,000-✓-✓1200 x 1600*1

59,963✓-✓-1600 x 1200

*1 Önerilen çözünürlük

4.3 AksesuarlarAşağıdaki aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir.
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkındaki en son bilgiler için ve en yeni uyumlu grafik kartı
hakkındaki bilgiler için web sitemize bakın.
(www.eizoglobal.com)
Kalibrasyon Kiti

RadiCS UX2 Sürüm 5.1.1 veya üzeri
RadiCS Version Up Kit Sürüm 5.1.1 veya üzeri

Network QC Management Software

RadiNET Pro Sürüm 5.1.1 veya üzeriTemizleme Kiti

ScreenCleaner

Okuma Salonları için Comfort Light

RadiLight

Kol

AAH-02B3W
LA-011-W

Panel Koruyucu

RP-915
FP-2101İnce İstemci veya Mini PC için VESA Adaptör

PCSK-R1

Sinyal Kablosu (DVI-D - DVI-D)

DD300
DD200

28

Ek Bölüm

Ek Bölüm
Tıbbi Standart• Son sistemin IEC60601-1 gereksinimleriyle uyumlu olması gerekir.
• Güç beslemeli cihazlar, monitörü etkileyebilen, sınırlayabilen ya da arızalanmasınaneden olabilen elektromanyetik dalgalar yayabilir. Cihazı, böyle etkilerin önlendiği
denetimli bir ortama kurun.

Ekipman Sınıflandırması• Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf I• EMC sınıfı: IEC60601-1-2 Grup 1 Sınıf B• Tıbbi cihaz sınıflandırması (AB): Sınıf I• Çalışma şekli: Sürekli• IP Sınıfı: IPX029

Ek Bölüm

EMC Bilgileri
RadiForce serisi, tıbbi görüntüleri düzgün şekilde görüntüleyebilir.

Amaçlanan Kullanım Ortamları
RadiForce serisi aşağıdaki ortamlarda kullanıma yöneliktir• Klinikler veya hastaneler gibi profesyonel sağlık bakım tesisi ortamları
RadiForce serisinin aşağıdaki ortamlarda kullanılması uygun değildir:• Evdeki sağlık bakım ortamları• Elektrocerrahi bıçaklar gibi yüksek frekanslı cerrahi ekipmanların yakınında• Kısa dalga tedavi ekipmanlarının yakını• MRI için RF korumalı tıbbi ekipman sistemleri odası• Korumalı yerde Özel ortamlar• Ambulanslar dahil araçlarda kurulu olarak• Diğer özel ortamlar
UYARI• RadiForce serisi EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir ve bunlara göre kurulmalıdır. Bu belgedeki
EMC bilgilerini ve "ÖNLEMLER" bölümünü dikkatle okumanız ve ürünü kurarken ve çalıştırırken
aşağıdaki talimatlara uymanız gereklidir.

UYARI• RadiForce serisi cihazlar, diğer cihazlarla bitişik halde veya üst üste konumda kullanılmamalıdır.
Bitişik veya üst üste konumda kullanım zorunluysa, cihaz veya sistem, kullanılacağı
konfigürasyonda normal çalıştığını doğrulamak için gözlenmelidir.

UYARI• Taşınabilir bir RF iletişim ekipmanı kullanırken, RadiForce serisinin kablolar dahil her
parçasından 30 cm (12 inç) veya üzeri uzaklıkta tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu
ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.

UYARI• Bir kişi bir tıbbi sistemi ayarlarken sinyal giriş kısmı veya sinyal çıkış kısımlarına ek bir ekipmanbağlarsa sistemin IEC60601-1-2 gereksinimleriyle uyumlu olmasından bu kişi sorumludur.

UYARI• RadiForce serisini kullanırken sinyal giriş/çıkış konektörlerine dokunmayın. Yoksa gösterilen
görüntü etkilenebilir.

30

Ek Bölüm

UYARI• Ürüne takılı veya EIZO tarafından önerilen kabloları kullandığınızdan emin olun.
Bu ekipmanda EIZO tarafından önerilenin dışında kabloların kullanılması, bu ekipmanınelektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına veyanlış çalışmaya neden olabilir.
Kablo

EIZO Tarafından
Belirtilen Kablolar

Maks. Kablo
Uzunluğu

KorumaFerrit Çekirdek

Sinyal kablosu(DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

KorumalıFerrit Çekirdeksiz

Sinyal kablosu (DVI)

DD300 / DD200

3m

KorumalıFerrit Çekirdekli

USB kablosu

UU300 / MD-C93

3m

KorumalıFerrit Çekirdekli

Güç kablosu(topraklama teli ile)-

3m

Korumasız

Ferrit Çekirdeksiz

Teknik Açıklamalar
Elektromanyetik emisyonlar
RadiForce serisi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma yöneliktir.
RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasınısağlamalıdır.
Emisyon testi
RF emisyonları
CISPR11

UyumlulukGrup 1

Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
RadiForce serisi cihazlar, RF enerjisini yalnızca dahili çalışması
için kullanır.
Bu yüzden RF emisyonları çok düşük düzeydedir ve yakındaki
elektronik cihazlarda herhangi bir enterferansa neden olması
muhtemel değildir.

RF emisyonları
CISPR11

Sınıf B

Harmonik emisyonlar
IEC61000-3-2

Sınıf D

Gerilimdalgalanmaları /titreme emisyonları
IEC61000-3-3

Uyumludur

RadiForce serisi, evsel tesisatlar ve evsel amaçlarla kullanılan
binalara güç sağlayan kamuya ait düşük gerilimli güç beslemesiağına doğrudan bağlı olan tesisatlar dahil olmak üzere tüm
tesisatlarda kullanıma uygundur.

31

Ek Bölüm
Elektromanyetik bağışıklık
RadiForce serisi, IEC60601-1-2’de belirtilen profesyonel sağlık bakım tesisi ortamlarında
test gereksinimlerine (T) göre aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.
RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasınısağlamalıdır.
Bağışıklık testi

Test seviyesi (T)Elektrostatik boşalma ±8 kV kontak(ESD)boşalması
IEC61000-4-2±15 kV havaboşalması

Uyumluluk seviyesi(C)±8 kV kontakboşalması±15 kV havaboşalması

Elektromanyetik ortam Yönlendirme
Zeminler ahşap, beton veya
fayans olmalıdır. Zeminler
sentetik malzemeyle kaplıysa,bağıl nem an az %30 olmalıdır.

Elektriksel hızlı geçici ±2 kV güç hatları
rejimler / patlamalar ±1 kV giriş / çıkış
IEC61000-4-4
hatları±2 kV güç hatları

Ani Gerilim
Yükselmeleri
IEC61000-4-5±1 kV hattan hatta±1 kV hattan hatta

Güç beslemesi giriş
hatlarındaki gerilimdüşüşleri, kısa
kesintiler ve gerilimdeğişiklikleri
IEC61000-4-11%0 UT (UT’de %100 %0 UT (UT’de %100 Şebeke gücü kalitesi, tipik ticaridüşüş) 0,5 döngü ve düşüş) 0,5 döngü ve mekan veya hastane ortamının
1 döngü1 döngükalitesine denk olmalıdır.
%70 UT (UT’de %30 %70 UT (UT’de %30 RadiForce serisi kullanıcısının,düşüş) 25 döngü / 50 düşüş) 25 döngü / 50 şebeke güç kesintileri esnasındaçalışmaya devam etmesi
HzHz
gerekiyorsa, RadiForce serisi%0 UT (UT’de %100 %0 UT (UT’de %100 cihaza bir kesintisiz güçdüşüş) 250 döngü / düşüş) 250 döngü / beslemesi veya pilden güç
50 Hz
50 Hz
sağlanması tavsiye edilir.

Güç frekansı
manyetik alanları
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)±1 kV giriş / çıkış
hatlarıŞebeke gücü kalitesi, tipik ticari
mekan veya hastane ortamının
kalitesine denk olmalıdır.

Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari±2 kV hattan toprağa ±2 kV hattan toprağa mekan veya hastane ortamının
kalitesine denk olmalıdır.

30 A/mGüç frekansı manyetik alanları,
tipik bir ticari mekan veya
hastane ortamındaki tipik bir
konuma özgü seviyelerde
olmalıdır.
Ürün, kullanım sırasında güç
frekansı manyetik alanları
kaynağından en az 15 cm uzakta
tutulmalıdır.

32

Ek Bölüm

Bağışıklık testi

Test seviyesi (T)Uyumluluk seviyesi(C)

Elektromanyetik ortam YönlendirmeTaşınabilir ve mobil RF iletişim
cihazları, kablolar dahil olmaküzere RadiForce serisinin
herhangi bir parçasına, vericininfrekansı için geçerli olandenklemden hesaplanan,önerilen ayırma mesafesinden
daha yakın mesafede
kullanılmamalıdır.

RF alanları tarafından 3 Vrms
endüklenmiş iletilen 150 kHz–80 MHz
bozulmalararası
IEC61000-4-6
6 Vrms150 kHz ile 80 MHz
arasındaki ISM
bantları*1
Yayılan RF alanları
3 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

3 VrmsÖnerilen ayırma mesafesi
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Burada "P", verici üreticisine göre
watt (W) cinsinden vericinin
maksimum nominal çıkış gücüdürve "d", metre (m) cinsinden
tavsiye edilen ayırma
mesafesidir. Bir elektromanyetiksaha çalışmasıyla*2 belirlenen,
sabit RF vericilerden gelen alan
kuvvetleri, her bir frekansaralığındaki*3 uyumluluk
seviyesinden düşük olmalıdır.
Aşağıdaki simgeyle işaretlenmiş
ekipmanların yakınında
enterferans meydana gelebilir.

Not• UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.
• 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
• RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalarla ilgili bu
yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve
insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtmadan etkilenir.
*1 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6,765 MHz ila 6,795

MHz, 13,553 MHz ila 13,567 MHz, 26,957 MHz ila 27,283 MHz ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz’dir.
*2 Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar için olan baz istasyonları ve kara mobil radyolar, amatör

radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorikolarak hassasiyetle tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamıdeğerlendirmek için bir elektromanyetik saha çalışması düşünülmelidir. RadiForce serisi cihazın
kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıda verilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşıyorsa,
normal çalıştığını doğrulamak için RadiForce serisi cihaz gözlenmelidir. Anormal çalışma
gözlemlenirse, RadiForce serisi cihazın yönünü veya konumunu değiştirmek gibi ek önlemler
gerekebilir.
*3 150 kHz–80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m’den daha düşük olmalıdır.

33

Ek Bölüm
Taşınabilir veya mobil RF iletişim cihazları ile RadiForce Serisi cihazlar arasındaki
tavsiye edilen ayırma mesafeleri
RadiForce serisi, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında tutulduğu bir elektromanyetik
ortamda kullanıma yöneliktir. RadiForce serisinin müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve
mobil RF iletişim cihazları (vericiler) ile RadiForce serisi cihazlar arasında minimum bir
mesafe (30 cm) bırakarak elektromanyetik enterferansı bastırabilir. RadiForce serisi,aşağıdaki RF iletişim hizmetlerinde elektromanyetik yakınlık alanı bağışıklık testi seviyesi
gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyesinde (C) test edilmiştir.
Test
frekansı
(MHz)

Bant
genişliği*1(MHz)

Servis*1

Modülasyon*2

Test seviyesi (T)*3 Uyumluluk(V/m)
seviyesi (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Darbe
modülasyonu*2
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz sapma
1 kHz sinüs

28

28

710

704–787

LTE Bandı 13, 17

Darbe
modülasyonu*2
217 Hz99800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Bandı 5

Darbe
modülasyonu*2
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Bandı 1, 3, 4,
25;
UMTS

Darbe
modülasyonu*2
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Bandı 7

Darbe
modülasyonu*2
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Darbe
modülasyonu*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Bazı hizmetler için, yalnızca yukarı bağlantı frekansları dahildir.
*2 Taşıyıcı %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.
*3 Test seviyeleri maksimum güç ve 30 cm ayırma mesafesi ile hesaplanmıştır.

34

Ek Bölüm
RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, RF vericiler ile RadiForce serisi arasında
minimum bir mesafe (15 cm) bırakarak manyetik yakınlık alanlarından kaynaklanan
enterferansı bastırır. RadiForce serisi, manyetik yakınlık alanı bağışıklık testi seviyeleri
gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.
Test frekansı
134,2 kHz

Modülasyon
Darbe modülasyonu*1

Test seviyesi (T)(A/m)

Uyumluluk seviyesi (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Darbe modülasyonu*1
50 kHz*1 Taşıyıcı %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

Diğer taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) için, taşınabilir ve mobil RF iletişim
cihazı (vericiler) ile RadiForce serisi arasındaki minimum mesafe, iletişim ekipmanının
maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilmiştir.
Vericinin maksimum
nominal çıkış gücü
(W)

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi(m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz–2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Maksimum nominal çıkış gücü yukarıdaki listede verilmeyen vericiler için, metre (m)cinsinden önerilen ayırma mesafesi "d", vericinin frekansı için geçerli olan denklem
kullanılarak tahmin edilebilir; burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin
maksimum nominal çıkış gücüdür.
Not• 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için olan ayırma mesafesi uygulanmalıdır.
• RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalarla ilgili bu
yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve
insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtmadan etkilenir.

35

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N343AZ
IFU-MX217
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – October 30th, 2023