https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2021年8月

RTH/RTI-ADJC-04-CR3-21803GP

Discover PrecisionPer formance
コストパフォーマンスに優れた万能試験機「テンシロン RTI シリーズ」は、クラスを超えた高精度を実現。

定番機種としての地位を確率し、試験機のネクスト・ステージを目指します。

1650

RTI-1310

05

RTI-122506

070809101112RTH-2430

RTH-2410
RTH-1350
マイクロコンピュータ制御による閉ループデジタルサーボ機構
300kN
100kN
50kN
590mm
1260mm
1090mm
1445mm
1160mm
1000mm
1265mm
640mm(J-JBM-300KN使用時)
620mm(J-JBM-100KN使用時)
578mm(J-JBM-50KN使用時)
0.0001～500mm/min
0.0001～1000mm/min±0.1％
クロスヘッド速度範囲内において0.0001mmステップ
全速度範囲にて最大負荷容量まで試験可能
300,600mm/min
600,1200mm/min
指示値の±0.1％以内 但し指示値が10mm未満では±0.01mm

型
式
負荷方式
最大負荷容量
有効試験幅
クロスヘッドテーブル間隔
ストローク
有効ストローク※1
クロスヘッド速度範囲
クロスヘッド速度精度 ※2
クロスヘッド任意速度
クロスヘッド速度と負荷量量
クロスヘッドリターン速度
クロスヘッド位置精度
※3

高精度型

-試験力測定精度

指示値の±1％以内

標準型（ロードセル定格の1/1～1/1000の範囲内）

試験力レンジ
試験力校正
サンプリング速度
フレーム剛性
騒音※5
オーバーロード
ストローク
安全装置 非常停止
モータ過負荷ソフトリミット
大きさ約(幅×奥行×高さ)

590
（有効幅）

指示値の±0.3％以内（ロードセル定格1/1 ～ 1/100の範囲内）
指示値の±0.5％以内（ロードセル定格の1/100～1/1000の範囲内）

指示値の±0.3％以内（ロードセル定格1/1 ～ 1/100の範囲内）
指示値の±0.5％以内（ロードセル定格の1/100～1/1000の範囲内）

指示値の±0.5％以内（ロードセル定格の1/1～1/1000の範囲内）

指示値の±0.5％以内（ロードセル定格の1/1～1/1000の範囲内）

フルオートレンジ（128倍）
ロードセルに内蔵された校正回路によるワンタッチ試験力校正、ロードセル定格識別機能付き
0.2msec※490kN/mm以上
400kN/mm以上
200kN/mm以上
65dBA以下
70dBA以下
70dBA以下
付属
付属付属付属付属1114x900x2560mm
1144x700x2275mm
987x610x1655mm
1300kg
800kg
350kg
AC180～230V 3φ 50/60Hz ケーブル5m先端柳線
5.1kW/7.6kVA/40A
3.1kW/6.0kVA/30A
1.6kW/3.3kVA/20A
温度:5～40℃、湿度：20～80%RH(結露無きこと)
温度23±2℃、湿度50%RH以下

質量※6
電源
消費電力/電源/ブレーカ容量
環境条件
推奨環境条件RTH-1310
RTH-1225
マイクロコンピュータ制御による閉ループデジタルサーボ機構
10kN
2.5kN
420mm
1182mm
1100mm(ストローク延長オプションの場合 1500mm)
599mm(J-JBM-10KN使用時)
682mm(J-JFM-5KN使用時)
0.0001～1200mm/min
0.0001～1500mm/min±0.1％
クロスヘッド速度範囲内において0.0001mmステップ
全速度範囲にて最大負荷容量まで試験可能
600,1200mm/min
825,1650mm/min
指示値の±0.1％以内 但し指示値が10mm未満では±0.01mm※1：定格標準ジョウ使用時※2：試験速度範囲0.05〜500mm/minの定常運転時にて※3：高精度型はオプション対応です。
※4：データ処理システム使用時※5：工場出荷時

条件：速度500mm/min※6：高負荷型固定クロスヘッド、ストローク延長のオプションを搭載した場合はこの限りでは有りません。

以下に各オプション搭載時の重さ増減を示します。
高負荷型固定クロスヘッド搭載時
RTH-1225/1310 : +15 kg
RTH-1350: +50 kg
RTH-2410: +150 kg
ストローク延長
RTH-1225/1310 : +12 kg
RTH-1350: +20 kg
RTH-2410: +30 kg

フルオートレンジ（128倍）
ロードセルに内蔵された校正回路によるワンタッチ試験力校正、ロードセル定格識別機能付き
0.2msec※442kN/mm以上
65dBA以下
60dBA以下
付属
付属
付属付属
付属
785×451×1555mm
130kg
AC95～122V 1φ 50/60Hz ケーブル3m先端3Pプラグ
275W/700VA/15A
475W/1.7kVA/15A
温度:5～40℃、湿度：20～80%RH(結露無きこと)
温度23±2℃、湿度50%RH以下

420（有効幅）432(532)590（有効幅）590（有効幅）

156

242

242
156（クロスヘッドストローク）

1100

1555

630

502

502

1100

（クロスヘッドストローク）

502

460

502

1655
1000（クロスヘッドストローク）

2080

2155

1620
1000（クロスヘッドストローク）

1525

2275(2560)
1160（有効ストローク）

420（有効幅）1114

700(900)

RTH-2430/2410※( ) 内寸法は RTH-2430
15

単位：mm987

610

RTH-1350

単位：mm1044

RTH-1350 (+オプションラック)

650

単位：mm785

RTH-1225/1310

451

802

単位：mmRTH-1225/1310(+オプションラック)

555

単位：mm16型式負荷方式
最大負荷容量
有効試験幅
クロスヘッドテーブル間隔
ストローク
有効ストローク※1
クロスヘッド速度範囲
クロスヘッド速度精度 ※2
クロスヘッド任意速度
クロスヘッド速度と負荷量量
クロスヘッドリターン速度
クロスヘッド位置精度

RTI-1310
RTI-1225
マイクロコンピュータ制御による閉ループデジタルサーボ機構
10kN
2.5kN
420mm
1172mm
1100mm(ストローク延長オプションの場合 1500mm)
564mm(J-JBM-10KN使用時)
669mm(J-JFM-5KN取付時)
0.001～1200mm/min
0.001～1500mm/min±0.1％
クロスヘッド速度範囲内において0.001mmステップ
全速度範囲にて最大負荷容量まで試験可能
600,1200mm/min
825,1650mm/min
指示値の±0.1％以内 但し指示値が10mm未満では±0.01mm※3

試験力測定精度騒音※5オーバーロード
ストローク
安全装置 非常停止
モータ過負荷ソフトリミット
大きさ約(幅×奥行×高さ)
質量※6
電源
消費電力/電源/ブレーカ容量
環境条件
推奨環境条件テンシロン用として専用設計されたロードセル
ひずみゲージから内製校正回路内蔵によるワンタッチ校正

指示値の±0.5％以内（ロードセル定格の1/1～1/500の範囲内）

高精度型

標準型
試験力レンジ
試験力校正
サンプリング速度

Load Cell

指示値の±1％以内（ロードセル定格の1/1～1/500の範囲内）
フルオートレンジ（128倍）
ロードセルに内蔵された校正回路によるワンタッチ試験力校正、ロードセル定格識別機能付き
0.2msec※465dBA以下
60dBA以下
付属
付属
付属
付属
付属
784×436×1555mm
110kg
110kg
AC95～122V 1φ 50/60Hz ケーブル3m先端3Pプラグ
275W/700VA/15A
475W/1.7kVA/15A
温度：5 ～40、湿度：20～80%RH(結露無きこと)
温度23±2℃、湿度50%RH以下※1：定格標準ジョウ使用時※2：試験速度範囲0.05〜500mm/minの定常運転時にて※3：高精度型はオプション対応です。
※4：TACTデータ処理システム使用時※5：工場出荷時 条件：速度500mm/min※6：高負荷型固定クロスヘッド、ストローク延長のオプションを搭載した場合はこの限りでは有りません。

UR シリーズロードセル

エー・アン

ひずみゲージ

UF シリーズロードセル

・デイグループは国内最大の 10MN( 圧縮 ) から国内最小の10N( 引張 / 圧縮 )まで、１社でカバーできる試験能力を持つ唯一の事業社です。
10MN 用標準機は、独立行政法人産業技術総合研究所の標準器と同じ間口を持ち、最小の 10Ｎはエー・アンド・デイグループのみ試験が可能です。

以下に各オプション搭載時の重さ増減を示します。
・高負荷型固定クロスヘッド搭載時 +5 kg
・ストローク延長：+10 kg

1718