清浄度監視システム

Manifold9110

6000 Series

7000 Series

A100-31

AEROTRAK +TM環境モニタリングシステム概要
環境モニタリングシステム図

LAN ケーブル

モニタ

Monitor

度差圧etc.

湿SQL. MainDatabase

Buddy Monitor

FMS Client PC

FMSローカルネットワーク

Phoenix リモート I/O▶各種センサのアナログ信号入力▶接点など各種信号の入出力

Aero Trak 6510

温度

リアルタイム浮遊菌測定
Bio Trak 9510-BD

風速

湿度

差圧

CO2濃度

バディモニターはシステムの安定性を高めたホットスタンバイシステムを構築します。バディモニターはモニター PC を監視できる同一ネットワーク上に配置され通常は休止状態にあります。
PC の故障やネットワークの問題等でメインモニターが予期せず停止した場合にはバディモニターが 1 ～ 2 分で起動を開始し、モニタリングが復元されます。
メインモニターが再起動されバディモニターが必要なくなると即座に閉じてホットスタンバイ状態に戻ります。FMS では復元までの 1 ～ 2 分間のデータ
はバディモニター起動後にリモートセンサー内のバッファから取り込まれます。

医薬品製造施設の設置例

清浄度区域の分類
CB

グレード A（ISO5）クラス 100
機械室 A

前室

滅菌室

グレード C（ISO8）クラス 100,000

バスルーム

9310

秤量室
混合室
原料倉庫

AS

PR
器材
保管室

製造室

PR

着衣室

手洗室

一般
保管室

低温室

マニホールドAS

着衣室

エレベーターホール

GradeB

空調
機械室

機械室

グレード B（ISO7）クラス 10,000

クリーン廊下model7510

クライアントは PC 画面上に表示される GUI アプリケーションです。クラ
イアントではリアルタイム情報や履歴データを確認したり、各種レポートを作成することができます。システム構成や各機器の設定もクライアント画面から行います。クライアントを閉じてもモニターはデータ収集を継続しますので、もしクライアントがフリーズしてもデータ収集が止まることはありません。クライアントはネットワーク上であればモニターとは別のPC にインストールすることもできます。

前室

調整室

充填室

Model 7510

●Client（クライアント）

機械室 B

機械室

外部ポンプユニット
起動 / 停止etc.

●Buddy Monitor（バディモニター）

GradeAPoE HUB

アラーム度

model6510

Model 7510

手洗室

GradeC廊下

GradeD

横河電機製ペーパレスレコーダー SMARTDAC+ でのシステム構築

TSI 社の各種パーティクルセンサは、SMARTDAC+ とのデジタル通信（MODBUS/TCP）に対応しています。
対 応 モ デ ル GX20/GX10/GP20/GP10/GM10
必要オプション MC： 通信チャンネル
MT： 演算機能

2構成要素

マニホールド・アナログインプット・デジタルイン・デジタルアウト
温信号線

Client

PC切替器

Client真空チューブ

画面表示例

A S： セキュリティ（Part11）

ソフトウェア「FMS」

FDA21CFR Part11 対応

多彩な環境測定器のデータ収集、保存、解析に対応

清浄度モニタリングシステム用ソフトウェア FMS は、Windows ベースのTSI 社標準ソフトウェアパッケージで､ TSI 社のパーティクル測定器や、風速、温湿度､差圧などの環境測定器のデータ収集、保存、解析を行えます｡
FMS は パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 上 の Windows 環 境 下 で 動 作 し、MDI（Multiple Document Interface）や Ethernet ネ ッ ト ワ ー キ ン グ な ど のWindows の優れた特徴を継承しています。FMS では Windows 標準の GUI（グラフィカルユーザーインターフェース）を使用していますので、キーボードやマウス操作により簡単に操作でき､他の Windows ベースアプリケーションの使用経験があれば直ぐにお使いいただけます。本ソフトウェアは21CFR Part11 対応しています。

表示画面

FMS には、多くのデータ表示画面があります。複数の画面を同時に表示可能でお好みに合わせた画面構成を設定できます。表示画面より各種の画面にマウスの動作で移動可能で、設定した画面構成は、FMS 終了後も次回起動時に復元されます。

マップ画面

マップ画面では、JPG 形式ファイルに対応し、測定ポイントの最新の測定値を表示することが可能です。マップが複数に及ぶ場合も選択アイコンを設定し、容易にご希望のマップを呼び出すことができます。

グラフ画面

ステータス画面

ステータス画面では各測定ポイントの測定状況を表示します。各測定ポイントの一覧に最新の数値データと色により分類された状況を表示します。任意のポイントをクリックすることにより詳細なデータ画面を表示します。各測定ポイントをグループ化し、グループ単位での表示もできます。

レポート作成測定データ、統計、監査履歴、警報履歴、イベント履歴など個別に選択してレポートに含めることができます。

CSV 形式のファイルを自動作成、保存することもできます。

アラーミング

選択した測定ポイントのリアルタ

浮遊微粒子、温度、湿度、差圧等の各測定データに対して、のグラフを表示できます。カラー警報設定は統計的条件（N 回連続超過）での設定もできます。

イムデータ、あるいは保存データ

ペンに測定ポイントなどそれぞれ任意に割り当て、縦軸リニア、対数切替、最大最少値、補助線分割など任意に設定ができ、作成したグラフを画像として保存、印刷出力できます。

アクセス制御（1）システムへのアクセスはユーザ ID とパスワードで保護されます。

（2）ユーザグループごとに操作権限を設定し使用者により操作範囲を制限することができます。

（3）自動ログアウト時間（無アクセス時間 1 ～ 99 分で 1 分単位の設定可）を設定できます｡

データ保存

2 段階の管理限界値（警告値 / 警報値）の設定ができます。

ソフトウェアではアラーム内容ごとに画面上でのカラー表示（背景色と文字色）および音声出力の有無を設定できます。

測定値無し
OK
警告
警報
異常
確認待ち

アラームメール通知機能

機器の異常発生及び警報値を超過した場合に、同一ネットワークに接続されたメールサーバにより、予め設定された宛先へ E メールを送信することができます。

監査証跡

各種ユーザ操作を行った際に、変更することができない監査証跡（変更者、タイムスタンプ、変更内容）が自動的に記録されます。記録された監査証跡はレポート作成機能から確認できます。

ネットワーキング

FMS により収集されたデータはデータベースに自動的に保存されます。デーEthernet（スター型）で構成される専用 LAN は、ネットワークスイッチをFMS もしくはパスワード保護された専用のデータベースエンジンを用いなけ

トソフトウェアを使用することにより、ネットワーク上にデータ閲覧用のタベースに保存されたオリジナルデータファイルは、アクセス制御されたれば閲覧できないバイナリ形式で保存・暗号化されます｡

使用し容易に拡張することができます。また別途オプションのクライアンPC を増設することができます。

3

常時監視方式（ポンプ内蔵型） AEROTRAKTM+ model 6000 Seriesխ㘗䒭խ磛䖇⼒ⴓխ㘗䒭※6000 Series はデータ表示画面がありません。P.3 掲載の FMS（ソフトウェア）を使用し PC 画面での表示・データ蓄積

6201-24010
0.2/0.3/0.5/1.0 µm
または、記録計や PLC 等の外部の受信器にデータ出力（デジタル通信 /4-20mA 出力）ができます。
6301-24100
0.3/0.5/5.0/10 µm
試料流量
適合規格

0.1 CFM（2.83L/min）鑐俱崧ꆀISO21501-4, JIS B9921, CE剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝瘭⡤勞颵⯔彁鑐俱崧ꆀ㼄岀剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝ꅾꆀ瘭⡤勞颵ꨵ彁⯔彁⢪欽橆㞮㼄岀鸐⥋ꅾꆀꨵ彁،ٓ٦‫⸂⳿ي‬⢪欽橆㞮劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷垥彊➰㾩ㅷ鸐⥋

6501-24250

0.5/5.0/10/25 µm

6301-26250
0.3/0.5/1.0/5.0/10/25 µm 6501-25250 0.5/1.0/5.0/10/25 µm
˟ 1 խ㘗䒭
˟2խ㘗䒭
խ磛䖇⼒ⴓ
խ磛䖇⼒ⴓ
խӪ꫼갈‫ه‬ٝ‫ⰻف‬詿խӪ‫ه‬ٝ‫ف‬荈⹛⨡姺堣腉➰ֹխӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿
6201-24010
0.2/0.3/0.5/1.0µm
2.83 L/min0.1 CFM

6301-24100
0.3/0.5/5.0/10
172,000,000 / णխ鎘侧䴦㣟
10 %µm⟃♴

6501-24100

0.5/1.0/5.0/10 µm

6501-24250

0.5/5.0/10/25 µm

6301-26250
0.3/0.5/1.0/5.0/10/25 µm 6501-25250 0.5/1.0/5.0/10/25 µm‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬
˟1խӪ꫼갈‫ه‬ٝ‫ⰻف‬詿խӪ‫ه‬ٝ‫ف‬荈⹛⨡姺堣腉➰ֹխӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿 ˟ 2⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
2.83

CFM

114L/min
W66
0.1
D
142
Hmm խ˟瑱饯鿇ꤐֻ
172,000,000/ णխ鎘侧䴦㣟 10 % ⟃♴
1.05 kg‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬
PoE 窌ꨵEthernet‫ כ׋ת‬DC12-24 V 30 W⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
10  40 ˫ / 20 ։ 95 %穠ꪪ‫הֹֿז‬

114
W
66
D
142
Hmm
խ˟瑱饯鿇ꤐֻ
Ethernet
TCP/IP
ModbusRTU
1.05kgؔ‫ّءف‬ٝ : 4-20 mA ⳿⸂磛䖇 2 ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1 chխ 㘗䒭劣畭‫" ח‬A" 邌鎸PoE窌ꨵEthernetAC/DC 0‫כ׋ת‬։ 30 V,DC12-24
2 A V 30 W
搀ꨵ㖇䱸挿1040
˫
/20։
95%
穠ꪪ‫הֹֿז‬256,000 ‫ر‬٦‫ة‬

Ethernet
TCP/IPModbus RTU《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬ؔ‫ّءف‬ٝ
: 4-20瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬ծmA ⳿⸂磛䖇 2 ch/‫ذأ‬٦‫أة‬chխ 㘗䒭劣畭‫ח‬邌鎸LAN1‫؛‬٦‫ٕـ‬ծ
HUBծAC"A"ꨵ彁،‫ةفت‬ծ‫إ‬ٝ‫؟‬㔿㹀ꆃⰧծ‫ُث‬٦‫ـ‬ծ

AC/DC 0 ։ 30 V, 2 A搀ꨵ㖇䱸挿
PCծUPSծ陨㜠ِ‫ زحص‬etc.
‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծ垥彊➰㾩ㅷ《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬⚺‫ّءفؔז‬ٝ

適合規格0.5/1.0/5.0/10 µm⚺‫ّءفؔז‬ٝ،ٓ٦‫⸂⳿ي‬劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷

試料流量

խ磛䖇⼒ⴓ

6501-24100

256,000 ‫ر‬٦‫ة‬‫إ‬ٝ‫؟‬㔿㹀ꆃⰧծ瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬ծLAN ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծAC ꨵ彁،‫ةفت‬ծ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծPCծUPSծ陨㜠ِ‫ زحص‬etc.

1.0 CFM（28.3L/min）

6310

ISO21501-4, JIS B9921, CE6510

խ㘗䒭

0.3/0.5/0.7/1.0 µm

խ磛䖇⼒ⴓ

0.5/0.7/1.0/5.0 µm

6510-VHPVHP 罣䚍
0.5/0.7/1.0/5.0 µm
˟2խ㘗䒭
խ磛䖇⼒ⴓ
Ӫ꫼갈‫ه‬ٝ‫ⰻف‬詿 Ӫ‫ه‬ٝ‫ف‬荈⹛⨡姺堣腉➰ֹ ˟ 1խӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿鑐俱崧ꆀ剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝瘭⡤勞颵⯔彁鑐俱崧ꆀ㼄岀剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝ꅾꆀ瘭⡤勞颵ꨵ彁⯔彁⢪欽橆㞮㼄岀
鸐⥋
ꅾꆀ

ꨵ彁
،ٓ٦‫⸂⳿ي‬⢪欽橆㞮،‫⸂Ⰵؚٗش‬6310
0.3/0.5/0.7/1.0 µm
Ӫ
4 ch ،‫ؚٗش‬4-20 mAⰅ⸂畭㶨➰ֹ庛弪䏝ծ䗍䊴㖇瘝‫⸂Ⰵך‬
6510
28.3L/min1.0 CFM

0.5/0.7/1.0/5.0 µm

VHP
罣䚍
6510-VHPµm
29,000,000/ण鎘侧䴦㣟
100.5/0.7/1.0/5.0% ⟃♴Ӫ꫼갈‫ه‬ٝ‫ⰻف‬詿Ӫ‫ه‬ٝ‫ف‬荈⹛⨡姺堣腉➰ֹ ˟ 1խӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿 ˟ 2‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬Ӫ⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
4 ch ،‫ؚٗش‬4-20 mAⰅ⸂畭㶨➰ֹ庛弪䏝ծ䗍䊴㖇瘝‫⸂Ⰵך‬

28.3L/min
1.0Hmm խ˟瑱饯鿇ꤐֻ
254W155
DCFM
267
29,000,000/ण鎘侧䴦㣟 10 % ⟃♴
6.5 kg‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬
DC24 V 3 A⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
10  40 ˫ / 20 ։ 95 %穠ꪪ‫הֹֿז‬
254
W
155
D
267Hmm
Ethernet
TCP/IP
ModbusRTUխ˟瑱饯鿇ꤐֻ

6.54-20kgmA ⳿⸂磛䖇 2ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1chխ
DC24V 3 A DC60 V/2 AծAC125 V/0.5 A搀ꨵ㖇䱸挿
10 40 ˫ / 20 ։ 95 %穠ꪪ‫הֹֿז‬4 ch劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷鸐⥋

Ethernet
TCP/IPModbus RTU
3,000 ‫ر‬٦‫ة‬
4-20mA ⳿⸂磛䖇 2ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1chխ《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬،‫⸂Ⰵؚٗش‬⚺‫ّءفؔז‬ٝ劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷

4ACchꨵ彁،‫ةفت‬ծLAN ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծPC etc.
ٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծ
3,000‫ر‬٦‫ة‬垥彊➰㾩ㅷ،ٓ٦‫⸂⳿ي‬搀ꨵ㖇䱸挿
DC60
V/2 AծAC125ծ‫ُث‬٦‫ـ‬䱸竲欽؎ٖٝ‫زح‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬
V/0.5 A瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬‫ֹ➰فحٍؗ‬《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬※1 ポンプ自動停止機能：測定中にキャップ等で吸引口を塞ぐと自動的にポンプの電源がOFF になります。
垥彊➰㾩ㅷ
吸引口を開放後、自動的に測定を開始します。
瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬‫ֹ➰فحٍؗ‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬䱸竲欽؎ٖٝ‫زح‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬4※2 バッファメモリ：パーティクルセンサとPCLAN（ソフトウェア）間の通信が遮断すると通信異常を検知しますが、パーティクルAC ꨵ彁،‫ةفت‬ծ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծ⚺‫ّءفؔז‬ٝ
センサの電源が入っている場合、パーティクルセンサはデータ収集を継続します。通信異常中に本体に蓄積されたデータはٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծPC etc.
通信復旧後に PC（ソフトウェア）へ順次出力します。

խ㘗䒭

խ磛䖇⼒ⴓ

7201-22003
Series0.2/0.3 µm
AEROTRAK + model 7000
TMխ㘗䒭

7301-26250
խ㘗䒭7501-22050

խ磛䖇⼒ⴓ

0.3/0.5/1.0/5.0/10/25 µm
0.5/5.0խ磛䖇⼒ⴓµmխ㘗䒭խ磛䖇⼒ⴓ µm
7201-24010
0.2/0.3/0.5/1.0
7201-22003 0.3/0.5
0.2/0.3 µm
7301-26250
0.3/0.5/1.0/5.0/10/25µm
7301-22005
7501-24100
0.5/1.0/5.0/10µm※7000 Series はデータ表示画面がありません。P.3 掲載の FMS（ソフトウェア）を使用し PC 画面での表示・データ蓄積
7201-24010 0.3/0.5/1.0/5.00.2/0.3/0.5/1.0 µm
7501-22050
0.5/5.0 µm µm
7301-24050
7501-24250
0.5/5.0/10/25
または、記録計や PLC 等の外部の受信器にデータ出力（デジタル通信 /4-20mA 出力）ができます。
7301-22005 0.3/0.5/5.0/10
0.3/0.5 µm
7501-24100
0.5/1.0/5.0/10 µmµm
7301-24100µm
7501-25250
0.5/1.0/5.0/10/25※7000 Series は P.6 掲載の真空ポンプ（ポンプユニット）が必要です。
˟27301-24050 0.3/0.5/1.0/5.0µm
7501-24250
0.5/5.0/10/25 µmӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿
試料流量適合規格鑐俱崧ꆀ0.1 CFM（2.83L/min）剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝
鑐俱崧ꆀ

ISO21501-4, JIS B9921, CE剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝鑐俱崧ꆀ剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝

7301-24100
0.3/0.5/5.0/10µm
7501-25250
2.83L/min
0.1CFM˟2Ӫ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿
172,000,000/णխ鎘侧䴦㣟
10% ⟃♴խ㘗䒭խ磛䖇⼒ⴓխ㘗䒭

適合規格

1.0 CFM（28.3L/min）
ISO21501-4, JIS B9921, CE鑐俱崧ꆀ剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝
鑐俱崧ꆀ

0.3/0.5/1.0/5.0/10/25 µm

7301-22005

0.3/0.5 µm

7501-24100

0.5/1.0/5.0/10 µm

7301-24050

0.3/0.5/1.0/5.0 µm

7501-24250

0.5/5.0/10/25 µm

7301-24100

0.3/0.5/5.0/10 µm

7501-25250

0.5/1.0/5.0/10/25 µmӪ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿˟ 2

172,000,000/ णխ鎘侧䴦㣟 10% ⟃♴

7310-22005
խ㘗䒭
7310-24050

7310-22005
7310-24100
7310-24050

խ磛䖇⼒ⴓ

0.3/0.5 µm
խ磛䖇⼒ⴓ µm
0.3/0.5/1.0/5.0խ㘗䒭7510-22050+
խ㘗䒭
VHP罣䚍
7510-22050V

0.3/0.5 µm
7510-22050
7510-24100
0.3/0.5/5.0/10 µm+
VHP罣䚍
0.3/0.5/1.0/5.0 µm 7510-24250
7510-22050V
˟27510-24100
Ӫ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿
7310-24100
0.3/0.5/5.0/10 µm
7510-24250
28.3 L/min1.0CFM˟2Ӫ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿
17,200,000/ णխ鎘侧䴦㣟 10 % ⟃♴
28.3խ㘗䒭
L/min1.0CFMխ磛䖇⼒ⴓխ㘗䒭
17,200,000/णխ鎘侧䴦㣟
10 % ⟃♴
7310-22005
0.3/0.5 µm
7510-22050

瘭⡤勞颵‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬

瘭⡤勞颵
㼄岀
鑐俱崧ꆀ
⯔彁
ꅾꆀ

0.5/5.0 µm

2.83L/min0.1CFM剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝

⯔彁

խ磛䖇⼒ⴓ

2.83L/min
0.1CFM µm
7201-22003
0.2/0.3
7301-26250
172,000,000/鎘侧䴦㣟 10%⟃♴ 7501-22050
7201-24010 णխ
0.2/0.3/0.5/1.0µm

խ㘗䒭

試料流量

0.5/1.0/5.0/10/25 µm

7310-24050

0.3/0.5/1.0/5.0 µm+VHP罣䚍
7510-22050V

7510-24100

7310-24100
0.3/0.5/5.0/10 µm
7510-24250
⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
˟2Ӫ‫ؿحغ‬؋ًٌٔⰻ詿‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬114
W61
D74Hmmխ˟瑱饯鿇ꤐֻխ磛䖇⼒ⴓ

0.5/5.0 µm
խ磛䖇⼒ⴓ
0.5/5.0µm

0.5/5.0 µm
0.5/1.0/5.0/10µm
0.5/5.0µm
0.5/5.0/10/25 µm
0.5/1.0/5.0/10 µm
0.5/5.0/10/25 µmխ磛䖇⼒ⴓ

0.5/5.0 µm

0.5/5.0 µm
0.5/1.0/5.0/10 µm
0.5/5.0/10/25 µm剑㣐磛㶨⦐侧慬䏝
㼄岀ꨵ彁

28.3 kg
L/min1.0CFM⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬
0.59
17,200,000/鎘侧䴦㣟
10DC12-24% ⟃♴V 30 W114
窌ꨵ
W61
णխ
D
74
‫כ׋ת‬
Hmm
խ˟瑱饯鿇ꤐֻ
PoE
Ethernet


ꨵ彁
鸐⥋
⢪欽橆㞮

10  40˫ /: 4-2020 ։mA
95%⳿⸂磛䖇穠ꪪ‫הֹֿז‬ؔ‫ّءف‬ٝ
2 ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1 chխ 㘗䒭劣畭‫" ח‬A" 邌鎸ꅾꆀ⢪欽橆㞮،ٓ٦‫⸂⳿ي‬瘭⡤勞颵鸐⥋劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷⯔彁،ٓ٦‫⸂⳿ي‬垥彊➰㾩ㅷ㼄岀劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷ꅾꆀ⚺‫ّءفؔז‬ٝ垥彊➰㾩ㅷꨵ彁

0.59
10kg
40˫ / 20 ։ 95%穠ꪪ‫הֹֿז‬
PoE 窌ꨵ‫ כ׋ת‬RTU
DC12-24 V 30 W
Ethernet
Ethernet
TCP/IPModbus

Ethernet
TCP/IPModbusAC/DC
0 ։ 30 V,RTU
2 A
搀ꨵ㖇䱸挿
‫ذأ‬ٖٝ‫أ‬ؔ‫ّءف‬ٝ:
4-20mA⳿⸂磛䖇
2 ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1 chխ 㘗䒭劣畭‫" ח‬A" 邌鎸256,000‫ر‬٦‫ة‬⼱㼪⡤ٖ٦‫ؠ‬

AC/DC0։30V,խ˟瑱饯鿇ꤐֻ
2 A搀ꨵ㖇䱸挿《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬114W61
D74Hmm
256,000LAN ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծ‫ه‬ٝ‫زحصِف‬ծ‫إ‬ٝ‫؟‬㔿㹀ꆃⰧծ瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬ծ
0.59 kg ‫ر‬٦‫ة‬ACխ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծ
PCծUPSծ陨㜠ِ‫زحص‬《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬PoEꨵ彁،‫ةفت‬ծ窌ꨵEthernet‫ כ׋ת‬DC12-24 V 30 W
etc.
LAN ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծ‫ه‬ٝ‫زحصِف‬ծ‫إ‬ٝ‫؟‬㔿㹀ꆃⰧծ瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬ծ⢪欽橆㞮
10  40˫ / 20 ։ 95%穠ꪪ‫הֹֿז‬AC ꨵ彁،‫ةفت‬ծխ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծPCծUPSծ陨㜠ِ‫زحص‬⚺‫ّءفؔז‬ٝ※2
バッファメモリ：パーティクルセンサとPC（ソフトウェア）間の通信が遮断すると通信異常を検知しますが、パーティクルEthernetTCP/IPModbus RTU鸐⥋etc.
センサの電源が入っている場合、パーティクルセンサはデータ収集を継続します。通信異常中に本体に蓄積されたデータはؔ‫ّءف‬ٝ : 4-20 mA ⳿⸂磛䖇 2 ch/ ‫ذأ‬٦‫ أة‬1 chխ 㘗䒭劣畭‫" ח‬A" 邌鎸
通信復旧後に PC（ソフトウェア）へ順次出力します。
،ٓ٦‫⸂⳿ي‬搀ꨵ㖇䱸挿AC/DC 0 ։ 30 V, 2 A垥彊➰㾩ㅷ

通信障害中の蓄積データ出力《䪔铡僇剅ծ吤姻鏾僇剅ծ嗚叨䧭籐剅ծ‫ٖز‬٦‫؍ذٔؽ؟‬劤⡤ⰻ‫ر‬٦‫⥂ة‬㶷

通信障害⚺‫ّءفؔז‬ٝ

256,000 ‫ر‬٦‫ة‬‫ه‬ٝ‫زحصِف‬ծ‫إ‬ٝ‫؟‬㔿㹀ꆃⰧծ瘝鸞ェ䒷‫ٗف‬٦‫ـ‬ծ‫ُث‬٦‫ـ‬ծLAN ‫؛‬٦‫ٕـ‬ծHUBծ

データ収集継続AC ꨵ彁،‫ةفت‬ծխ‫ػ‬٦‫ةٕ؍ؿآ‬ծٌ‫ٔةص‬ٝ‫ؑؐزؿاؚ‬،ծPCծUPSծ陨㜠ِ‫زحص‬

etc.

※電源OFF時にはデータ収集されません

通信復旧

5

常時監視方式

オプション（Optional Parts）
model 7310 / 7510 用●ポンプユニット①ポンプユニット（4 センサ接続用）② 真空ポンプ

寸法：500（W）×390（D）×1000（H）mm

寸法：181（W）×336.5（D）×217（H）mm

電源：3Φ200V, 400W

電源：AC100V, 100W:

重量：約65kg

重量：10.3kg

適用チューブ径：OD16mm

適用チューブ径：OD16mm

チューブ配管長：各 40m 以内推奨

チューブ配管長：20m以内推奨※クリーンルーム内設置NG※クリーンルーム内設置NG

model 7201 / 7301 / 7501 用●ポンプユニット① 真空ポンプ（6 センサ接続用）

電源：電源 AC100, 60W② センサ収納ポンプユニット③ ポンプボックス

寸法：250（W）×390（D）×

寸法：160（W）×260（D）×

電源：AC100V, 2A寸法：128（W）×242（D）
×
重量： 7.2kg

適用チューブ径：OD9.53 × ID6.35mm
チューブ配管長：各30m以内推奨

重量：約5kg

適用チューブ径：OD 9.53 ×ID 6.35mm

チューブ配管長：30m以内推奨※クリーンルーム内設置可※クリーンルーム内設置NG

電源：AC100V, 1A200（H）mm

265（H）mm
重量：約8kg
IN側チューブ配管長：3m以内推奨

178（H）mm

DA-81S

CULVA※クリーンルーム内設置可●等速吸引プローブ（チューブ延長用） model 7310 / 7510 用①等速吸引プローブ②等速吸引プローブ③等速吸引プローブ④等速吸引プローブ

材質：SUS304

材質：SUS304

材質：SUS304

材質 : SUS304（壁面固定型）（卓上スタンド）（パイプ型）

スタンド高さ：320mm

高さをご指定ください

用途：無菌充填装置

φ8

用途：センサ収納ポンプユニット
無菌充填装置安全キャビネット

安全キャビネット

溶接（SUS 配管型）

用途：
無菌充填装置安全キャビネット●等速吸引プローブ（チューブ延長用） model 7201 / 7301 / 7501 / 6201 / 6301 / 6501 用①等速吸引プローブ②等速吸引プローブ③等速吸引プローブ

材質 : SUS304

材質 : SUS316L
スタンド高さ : 1300mm

材質 : SUS304

700

φ16（t3）500

溶接●等速吸引プローブ（センサ直結）
model 7310/7510 用

model 7201/7301/7501/6201/6301/6501 用

材質 : SUS304

材質 : SUS304
AEROTRAK

Remote Partcle Counter

AEROTRAK

StatusFlow
SampleRemote Partcle Counter

StatusFlowSample●警報ユニット（測定ポイント数で盤サイズは異なります）
卓上型（シグナルタワー付き）
寸法：290（W）×250（D）×583（H）mm
状態出力：6異常正常警報

壁掛けタイプ

青赤緑

N P④等速吸引プローブ（パイプ型）

1300（床置スタンド）（壁面固定型）

運転スイッチ
外部入出力：一括警報出力
運転指令入力（SUS 配管型）

材質 : SUS304

高さをご指定ください

用途：センサ収納ポンプユニット
無菌充填装置安全キャビネット

用途：無菌充填装置
安全キャビネット●センサ収納ボックス
model 7000 シリーズ用
材質 : SUS304
用途 : 除染対策
センサ保護用

壁掛けタイプ（シグナルタワー付き）

運転操作スイッチ

状態出力：

異常正

常警

報

N P
GL
PB SS

青赤緑

流路切替方式（マニホールド）
Client PC / Monitor

Main
Database

サンプリングプローブをCR 各所に設置
チューブ

Client PC / Monitor

社内用
ネットワークイーサネット（UTP CAT5)

Client PC / Monitor

マニホールドブロア

HUB

パーティクルカウンタ

センサーユニット▶ パーティクルカウンタ１台で複数のポイントを順次切り替えながら測定します。
▶ １システム最大 32 ポイントを測定できます。
▶ チューブは各 50 ｍまで伸長できます。

▶ 全ポイントを常時吸引させることでチューブ内に粒子沈着することを抑制しています。

������
����

9110-01

A100-31

0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0/5.0 µm

0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10 µm

28.3 L/ min（1.0 CFM）

28.3L/min（1.0 CFM）

��206（W）×522（D）×236（H）mm

250（W）×222（D）×226（H）mm

電源電�

AC100 � 240 V 50-60 Hz

AC100 � 240V 50-60Hz

0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0/5.0 µm

0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10 µm※
対象パーティクルカウンタ
100,000 � /28.3 L（3,500,000 � / �）����������

�用����※���� 10% 以�����������������※

����

電源電�

�用��※���� 10% 以�

11.1 kg

3,900,000 � /28.3L（137,670,000 � / �）5.4kg

�� 10 � 35 ����20 � 95 %（������） �� 1 � 35����5 � 95%（������）9110-01
A100-3128.3 L/ min（1.0 CFM）

28.3L/min（1.0 CFM）

206（W）×522（D）×236（H）mm

250（W）×222（D）×226（H）mm

AC100 � 240 V 50-60 Hz

AC100 � 240V 50-60Hz

100,000 � /28.3 L（3,500,000 � / �）11.1 kg

3,900,000 � /28.3L（137,670,000 � / �）5.4kg

�� 10 � 35 ���� 20 � 95 %（������） �� 1 � 35���� 5 � 95%（������）センサーユニット排気フィルタユニット
��セ�ク���ッ�
設置��

��ー��

���定�������������セ�ク���ッ�
電源電�
設置��
�用��
��ー������
���定��
��

SSU-32-5000C

��ッ�（入��）SSU-32-5001C

��ッ�（入�����）一��

50 m（全�定�一�）SSU-32-5000CCR

SSU-32-5001CCR

��ッ�（入��）��ッ�（入�����）SSU-32-5000CCR

SSU-32-5001CCR

クリーンルーム

32 ポ�ント�ニ�ール�（�� : M32-01）

700（W）×750（D）×850（H）mm
SSU-32-5000C
SSU-32-5001C
約 150kg3 Φ ��ッ�
200 V, （入��）3 kVA

��ッ�（入�����）�� 0 � 40 ����一��
0 � 90 %（������）50 m（全�定�一�）�����ッ�（入��）��ッ�（入�����）クリーンルーム�����32 ポ�ント���内��キャ��ー（�トッ�ー��）�AC100V �ンセント x ����ル�ット�定���ニ�ール�（�� : M32-01）

��約 150kg

��700（W）×750（D）×850（H）mm

7流路切替方式（マニホールド）

オプション（Optional Parts）●等速吸引プローブ
スタンド高さ調節可 :960 ～ 1580mm

1/8”
10.6φ

等速吸引プローブ（壁面固定型）
材質 : SUS304

1/2”
21.7φ

等速吸引プローブ（SUS 配管型）
材質 : SUS304

用途 : 高温炉内・耐薬品性

120

120

溶接

1000～1500

材質 : SUS304

80～585

サンプリングスタンド（可変式）

φ12

ネジ止め

φ8

溶接

全周
コーキング

4-M6 ボトルナット

φ21.7

1802

R90

溶接

サンプリングチューブ

φ15.7

φ11.9

φ12

●警報ユニット（測定ポイント数で盤サイズは異なります）
卓上型（シグナルタワー付き）

寸法 : 290（W）×250（D）×583（H）mm
状態出力：

異警
正壁掛けタイプ

青赤緑

運転スイッチ
外部入出力：

常報

一括警報出力運転指令入力N P

常ISO 14644-1:2015
清浄度クラスの上限濃度

清浄度クラスISO14644-1
Fed.Std-209E

0.1 μmClass 1（個 / ㎥）

N P

10Class 2

上限濃度（個 /m3）
0.3 μm
0.5 μm

0.2 μm5 μm

1002410Class 3

Class 1

1,000

23710235Class 4Class 10

10,0002,370

1,02035283

Class 5Class 100

100,000

23,700

10,2003,520

832

1,000,000

237,000

102,000

Class 6Class 1,000

Class 7

Class 10,000

Class 8Class 100,000

Class 9EU-GMP（欧州薬局方）、
PIC/S GMP

1 μm35,200

8,320

293

352,000

83,2002,930

3,520,000

832,000

29,30035,200,000

8,320,000

293,000

モニタリングに関しての最大許容粒子濃度（個 /m3）
グレード

非作業時※1

作業時

0.5μm 以上

5.0μm 以上

A

3,520

29

3,520

29B

3,520

29

352,000

2,930

3,520,000

29,300C

352,000

2,930

D

3,520,000

29,3000.5μm 以上－※2

5.0μm 以上－※2

※1 非作業時の粒子限界値は、操作の完了後、無人の状態において認定中に定められた短い “クリーンアップ”時間（20 分未満のガイダンス値）後に達成されるべきである。
※2 リスク評価および日常的なデータに基づいて、運用上の管理値を確立する必要がある。

TSI 社（TRUST・SCIENCE・INNOVATION）は1961年に設立。エアロゾル研究に関する測定器のリーディングカンパニーとして、発展しています。 TSI 社には、ミネソタ州 St.Paul 郊外の Shoreview の本社・工場（ ISO9001：2001 認証）に加えて、アメリカ国内をはじめ、ヨーロッパ、アジア地域でカスタマーサポートを提供しています。

安全に関するご注意

モニタリング製品

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

クリーンエンジニアリング事業部

最新情報はHPにて随時更新！

※表示価格に消費税は含まれておりません。
※本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.nitta.co.jp
大 阪 本 社

〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26

東 京 支 店〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1

奈 良 工 場〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172

TEL.06-6563-1235 FAX.06-6563-1265
TEL.03-6744-2740 FAX.03-6744-2741
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-44032023.08.KY

C-H-002-03