コンパクトロガー

Seriesセンサや端子 / アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応■ GL100-WL 27,500 円（税込）( 無線 LAN 対応 )■ GL100-N

22,000 円（税込）

実物大

センサ

端子 / アダプタ

温湿度センサ

3 軸加速度
温度センサ

CO2
センサ

照度
紫外線
センサ

4ch 電圧
温度端子

4ch
サーミスタ
端子

GS-TH
温度：-20 〜 85℃
湿度：0 〜 100% RH
露点温度 ( 計算値 )、積算温度

GS-3AT
加速度 : X/Y/Z 最大 10G
温度 : -10 〜 50℃

GS-CO2CO2 濃度：0 〜 9,999ppm

GS-LXUV
照度：0lx 〜 200klx
紫外線強度：0〜 30mW/cm²
積算照度、積算紫外線

GS-4VT
電圧： 最大 50V
4ch
温度： K/T 型熱電対
4ch ロジック / パルス

GS-DPA-AC
GS-4TSR4ch 温度：-40℃〜 120℃*
50A、100A、200A

9,900 円（税込）

22,000 円（税込）

27,500 円（税込）

31,900 円（税込）

38,500 円（税込）

熱電対

GS 用分岐アダプタで 2 種類のセンサを同時使用可能
1

温湿度センサ +照度 / 紫外線センサ

2

温湿度センサ3

照度 / 紫外線センサ ++・シールタイプシート状
T 型熱電対
NSMH-T-M-2000
・シールタイプシート状
K 型熱電対
NSMH-K-M-2000

使用例：１

CO2 センサ
GS 用
分岐アダプタ
GS-DPA

CO2 センサ

AC 電流
センサ用
アダプタ

ロジック / パルス

三相 3 線式

17,600 円（税込）

サーミスタ

22,000 円（税込）

AC 電流センサ

サーミスタセンサ
GS-103AT-4P

使用例

超薄型サーミスタセンサ
GS-103JT-4P

200A
100A
50A 各

T 型熱電対JBS-7115-5M-T

K 型熱電対JBS-7115-5M-K

最大
単相 2 線式、単相 3 線式、2ch＊接続するセンサによる

4ch

8,800 円（税込）

さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能
通信形態 3*¹

通信形態 1
GL100 のネットワークセグメント内

GL100 のネットワークセグメント外PC①

簡易機能表

GL100 のネットワークセグメント内

インターネット

無線 LAN
11対対11

PC③

アクセス
ポイント

PC④ スマートデバイス④

PC③

スマートデバイス③*²

波形 / デジタル表示*²

PＣでデータ収録*²

モバイル通信無線 LAN

スマート
デバイス②

スマート
デバイス④

無線 LAN

スマート
デバイス③

GL100-WL を子機として使用可能
GL840 シリーズ、GL240 に無線 LAN ユニット（B-568）を装着することでGL100-WL を子機として使用可能

*²

メール受信

無線 LAN

PC④*²（スタートストップ / サンプリング / アラーム）

通信形態 2*¹

無線 LAN

GL100 のネットワークセグメント外

スマートデバイス①
スマートデバイス②

簡易設定

GL100 のネットワークセグメント内
インターネット未接続状態
PC②

アクセスポイントGL100 のネットワークセグメント内

設定

無線 LAN
1対1

スマート
デバイス①

PC①
PC②

通信についてご不明な点は弊社営業までお問い合わせ下さい。
＊1 PC 複数台からの GL100 への同時アクセスはできません。
＊2 固定グローバルアドレスや DDNS サーバが有る場合の状態です。
注意 ) DDNS サーバに接続されている状態において、WAN 側から LAN 側へのアクセスにはブロードバンドルータでGL100 へのルーティング設定が必要になります。

無線
LAN

GL100

5台

子機モード対応

無線
LAN

GL100

1台

子機モード対応

GL840 シリーズ

www.graphtec.co.jp

GL100-WL

GL240

GL100-WLPC 用とスマートデバイス用のソフトウェアを用意
収録データの確認は、本体付属のアプリケーションソフトを使用。測定環境に応じて PC やスマートデバイスを使用した測定スタイルがとれます。
PC 用アプリケーション (GL100̲240̲840-APS)

スマートデバイス用アプリケーション (GL-Connect)

開発者様へ
ソフトウェア開発キット
ウェブサイトにて受付中！
モード切替画面デバイス
モード
標準
分野を問わず汎用的に
測定

特長

Y-T 表示画面

デジタル表示画面

モード切替画面

デジタル表示画面

PC 用アプリケーション

Y-T 表示画面
スマートデバイス用アプリケーション

かんたん

農業

レンジ設定がなく簡単操作ですぐ測定できる農業の専門的な 測定指標 輸送時の振動や倉庫保管に特化の温湿度に特化

電力料金換算や、複数台の 分野を問わず汎用的に
GL100 電力量を積上げ表示 測定

温度 / 湿度 / 積算温度 (℃d)/ 加速度 (X/Y/Z)/ 温度 /露点 / 飽差 /CO2 濃度 / 湿度 / 積算温度 (℃d)/
照度 / 紫外線強度 / 積算 露点 / 飽差
照度 / 積算紫外線

電流 / 電力 / 電力量 /
電力量料金換算

測定項目 センサ、端子 / アダプタ センサ、端子 / アダプタ
による
による

物流

電力

充分なデータ容量

電池駆動時間

収録可能時間電池寿命について（条件：温湿度センサ (GS-TH) 温度・湿度・露点温度・積算温度の収録、サンプリング 1 分、USB バスパワー接続時）

収録時間
約 254 日2 年以上

内部メモリ ( 約 4.9MB)
micro SD メモリカード

標準

農業
農業向けで設定ボタン
大型化

センサ、端子 / アダプタ 温度 / 湿度 / 積算温度 /露点 / 飽差 /CO2 濃度 /による照度 / 紫外線強度 / 積算
照度 / 積算紫外線（条件：温湿度センサ (GS-TH)、サンプリング 1 分、内部メモリ収録、スクリーンセーバ起動時（単三アルカリ電池 2 本））

内部メモリ収録時
無線 LAN OFF

約 2 週間※ CO2 センサは、乾電池駆動不可。※ 電池駆動時間は使用条件及び温度で変わります。

※ micro SD メモリカードは付属しておりません。
※ 対応する microSD は、SDHC 32GB までです。但し 1 ファイルは約 1.9GB まで。

本体仕様
項目
内容
PC インタ USB
Micro B コネクタ
フェース 無線LAN(＊1) 規格：IEEE 802.11b
通信距離：約 40m( 障害物や周辺の構造物の状況によります。)
表示部
バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ
機能
USB I/F リアルタイム表示・測定データの読み出し・本体設定 (PC 用ソフトウェア使用 )、ネットワーク関連設定（GL100-Network̲Conﬁg PC アプリケーション使用）
無線 LAN リアルタイム表示、測定データ読み出し、本体設定 ( スマートデバイス用ソフトウェア使用 )、状態監視・簡易設定（Android,iOS 対応端末アプリケーション使用）、メール送受信機能
アラーム出力1ch( 検知方法：レベル、機能：アラーム検知で指定メールアドレスにメール送信 (＊1))
電源
単 3 アルカリ乾電池 2 本、USB バスパワー (5V200mA 以上 )(＊2)
使用環境
温度：-10〜50℃、湿度 80％RH 以下 ( 結露なきこと )、防塵防水：IP54(＊3)
外形寸法 [W×D×H]( 約 ) 66×100×27mm( 突起物含まず）
質量 [ 重量 ]( 約 )125g(GL100-N)、130g(GL100-WL)
センサ・端子仕様
品名
型名
測定項目

3 軸加速度 / 温度センサ 4ch 電圧 / 温度端子 4ch サーミスタ端子
温湿度センサ
GS-TH
GS-3AT
GS-4VT
GS-4TSR
温度：-20〜85℃ 加速度：±2、±5、±10G 温度：K・T 熱電対 (＊4) 温度：-40〜120℃(＊5)
湿度：0〜100％ RH 温度：-10〜50℃ 電圧：20mV〜50V、1-5V FS(＊4) ロジック / パルス (＊6)
露点温度 ( 計算値 )、積算温度
ロジック / パルス (＊6)
サンプリング間隔
0.5s〜60min
5〜100ms(＊7)、0.5s〜60min(＊8) 0.5s〜60min
0.5s〜60min
防塵・防水
ー
IP54
ー
ー
品名
CO2 センサ
照度 / 紫外線センサ AC 電流センサ用アダプタ
型名GS-CO2
GS-LXUV
GS-DPA-AC
測定項目
CO2 濃度：0〜9,999ppm 照度：0lx〜200klx 電流：50A、100A、200A(＊9)
紫外線強度：0〜30mW/cm² 電力、積算電力
積算照度、積算紫外線
サンプリング間隔
0.5s〜60min
0.5s〜60min
0.5s〜60min
PC 用ソフトウェア (GL100̲240̲840-APS)・スマートデバイス用ソフトウェア (GL-Connect)
項目
内容
対応 OS
PC
Windows 10 / 8.1 (＊12)
スマート Android：4.1〜8.0(Google Play からダウンロード )デバイス iOS：iOS9/10/11/12(App Store からダウンロード )接続可能台数
最大 10 台機能PC
表示：Y-T( 波形表示＋デジタル値 )、デジタル値表示、設定 / 制御：スタート / ストップ、レンジ設定、トリガ設定、アラーム設定
スマートデバイス 表示：Y-T( 波形表示＋デジタル値 ) 再生時のみ、デジタル値表示、設定 / 制御：スタート / ストップ、レンジ設定
本体ご購入時の校正関連書類 ( 生産時データ ) (＊14)
品名
型名
価格
試験成績書
B-TEST
3,300 円 ( 税込 )トレーサビリティチャート B-TRACE
1,100 円 ( 税込 )
校正証明書
B-CAL
4,400 円 ( 税込 )備考
GS-TH(GL100 用温湿度センサ ) 、
GS-4VT(GL100 用 4ch 電圧 / 温度端子 )、GS-4TSR(GL100 用 4ch サーミスタ端子 )(＊13)

本体価格
品名
PetitLOGGER
PetitLOGGER

型名
GL100-WL
GL100-N価格
備考
27,500 円 ( 税込 ) 無線 LAN 付き
22,000 円 ( 税込 ) 無線 LAN 無し
GL100-WL/GL100-N 標準付属品：USB ケーブル（MicroB-A 約 0.5m）(＊2)、

クイックスタートガイド、CD-ROM（アプリケーションソフト・取扱説明書）、保証書※microSD メモリカードは付属しておりません。

センサ・端子・アクセサリー価格
品名
型名
価格
備考
温湿度センサ
GS-TH
9,900 円 ( 税込 )3 軸加速度 / 温度センサ GS-3AT
22,000 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm
4ch 電圧 / 温度端子
GS-4VT
31,900 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm
4ch サーミスタ端子
GS-4TSR
17,600 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm
サーミスタセンサ
GS-103AT-4P
11,000 円 ( 税込 ) GS-4TSR 専用、3m/4 本セット
超薄型サーミスタセンサ GS-103JT-4P
11,000 円 ( 税込 ) GS-4TSR 専用、3m/4 本セット
照度 / 紫外線センサ
GS-LXUV
27,500 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm
CO2 センサ
GS-CO238,500 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm
AC 電流センサ (50A) GS-AC50A
8,800 円 ( 税込 ) GS-DPA-AC 専用、ケーブル 20cm
AC 電流センサ (100A) GS-AC100A
8,800 円 ( 税込 ) GS-DPA-AC 専用、ケーブル 20cm
AC 電流センサ (200A) GS-AC200A
8,800 円 ( 税込 ) GS-DPA-AC 専用、ケーブル 20cm
AC 電流センサ用アダプタ GS-DPA-AC
22,000 円 ( 税込 ) ケーブル 20cm、AC 電流センサ 2 個装着可能
GS 用分岐アダプタ
GS-DPA
12,100 円 ( 税込 ) 温湿度、CO2、照度 /紫外線のいずれか 2 種装着可能
GS 用延長ケーブル (＊10) GS-EXC
5,500 円 ( 税込 ) センサ延長ケーブル 1.5m
T 型熱電対 (＊11)
JBS-7115-5M-T 19,800 円 ( 税込 ) 素線径φ0.32mm、1.0×1.6×5000ｍm、
K 型熱電対 (＊11)
JBS-7115-5M-K 19,800 円 ( 税込 ) -40 〜 200℃、クラス 2、5 本入
シールタイプシート状熱電対 NSMH-T-M-2000 52,800 円 ( 税込 ) シートサイズ：約 14mm×10mm、シート温接点部厚さ：約０．３５mm、長さ：２０００mm、(T 型熱電対 )(＊11)
シールタイプシート状熱電対 NSMH-K-M-2000 52,800 円 ( 税込 ) 測定温度：〜 200℃、クラス 2、5 本入(K 型熱電対 )(＊11)
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5
＊6

：無線 LAN 機能およびメール送受信機能は GL100-WL のみ使用可能。
： MicroB-A の USB ケーブル標準付属。乾電池および、USB AC アダプタは付属しておりません。（定格出力 5V1A 以上の物をご使用ください。）： IP54 は、本体とセンサモジュールが接続されて、コネクタカバー及び電池カバーが閉まっている場合のみ有効です。
： 電圧と温度は各 ch で選択可能。
：サーミスタセンサ：-40〜105℃、極薄型サーミスタセンサ：-40〜120℃：ロジック入力 4ch またはパルス入力 4ch
入力信号：0〜＋24V（片線接地入力）、パルス入力 瞬時：最大 200C/ サンプリング、積算：最大 65535C＊7 ：メモリモード時（設定サンプリングで収録先媒体に設定メモリ分収録します。
（センサ内最大メモリ：128k サンプル）＊8 ：ダイレクトモード時（設定サンプリング毎に、ピーク・平均・RMS 処理した数値を表示します。）＊9 ：接続可能センサとなります。適用回路：単相 2 線式、単相 3 線式、三相 3 線式、測定値表示機能：電流、電力 ( 瞬時電力または、積算電力量 )＊10：延長ケーブルを連続して 2 本以上使用することはできません。
＊11：日本国内のみ販売となります。
＊12：OS メーカのサポートが終了している OS に付きましては、弊社でのサポートも対象外となります。
＊13：本体 GL100-N、GL100-WL、およびその他のセンサ・端子は校正対象外商品です。
＊14：ご購入後の定期校正および校正書類価格は弊社 WEB サイトでご確認ください。

※ 2.4GHz 帯域の電波を 無線 LAN 接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州・ロシア・中国・台湾・韓国・オーストラリア・トルコ・香港・タイ・スイスとなります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
次の機器や無線局と同じ周波数帯を使用しています。この近くで使用しないでください。電波の干渉により、通信速度が遅くなったり、通信できなくなる可能性があります。
使用しています。
・電子レンジ ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 ( 免許を要する無線局 ) ・特定小電力無線局 ( 免許を要しない無線局 )※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2021年8月11日現在のものです。 ■ このカタログに記載されている価格には消費税10%を含みます。
RoHS指令■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。
対応製品■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に■■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■ お問い合わせは下記へ

お電話によるお問い合わせは

0570-016262

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当

担当は

(045) 825-6217

北 海 道 全 域・青 森・岩 手・秋 田・山 形・宮 城・福 島・新 潟
長 野・茨 城・栃 木・群 馬・埼 玉・東 京・千 葉・神 奈 川・山 梨・静 岡

中 部 担 当愛 知・三 重・岐 阜(052) 937-2533

詳しい商品情報はこちら

www.graphtec.co.jp(06) 6821-8821
西日本担当

大 阪・京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山
兵 庫・富 山・石 川・福 井・四 国 全 域

福岡担当(092) 451-0505

岡 山・広 島・島 根・鳥 取・山 口・福 岡・佐 賀
大 分・熊 本・長 崎・宮 崎・鹿 児 島・沖 縄
GL100_KJ10726_10D