製品仕様

仕様は電源投入後30分以降、周囲温度は+15℃～+35℃の範囲で適用されます。

AC 耐電圧試験

AC 0.050kV ~ 5.000kV
1V±(1% of setting + 5V) [no load]
150VA(5kV/30mA)
30mA︔0.001 ｍ A~10mA(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)︔
0.001mA ～ 30mA(0.5kV ＜ V ≦ 5kV)
出力電圧波形
正弦波
50Hz/60Hz 切替
出力電圧周波数±(1% of reading + 5V)
測定電圧確度0.001mA ~ 30.00mA
測定電流範囲1μA (0.001mA ~ 9.999mA) ; 10μA (10.00mA ~ 30.00mA)
測定電流分解能±(1.5% of reading + 30μA)
測定電流確度
80μA maximum
電流オフセット
アーク検出〇
RAMP 時間（上昇） 0.1s~999.9s
FALL 時間
OFF~999.9s
WAITE 時間
OFF~999.9s
CONT, 0.3s~999.9s
試験時間±(100ppm + 20ms)
時間確度
GND モード
ON/OFF
出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
最大定格出力最大定格電流DC 耐電圧試験

DC0.050kV ~ 6.000kV
1V±(1% of setting + 5V) [no load]
50W（5ｋV/10mA)
10mA︔0.001mA~2mA(0.05kV ≦ V ≦ 0.5kV)︔
0.001mA ～ 10mA(0.5kV ＜ V ≦ 5kV)±(1% of reading + 5V)
測定電圧確度0.001mA ~ 10.00mA
測定電流範囲0.1μA (0.001mA ~ 999.9μA) ;測定電流分解能
1μA (1μA ~ 9.999mA)︔10μA (10.00mA)±(1% of reading + 1μA) I < 1mA ;測定電流確度±(1% of reading + 10μA) I ≧ 1mA
5μA maximum
電流オフセット
アーク検出〇RAMP 時間（上昇） 0.1s~999.9s
FALL 時間
OFF~999.9s
WAITE 時間
OFF~999.9s
CONT, 0.3s~999.9s
試験時間±(100ppm + 20ms)
時間確度
GND モード
ON/OFF
出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
最大定格出力最大定格電流絶縁抵抗（IR）試験

50V~1000V dc
1V±(1% of setting + 5V) [no load]
0.1MΩ~10GΩ
測定範囲 / 確度
0.1MΩ~1MΩ:±(5% of reading + 3 count);
1 MΩ~50MΩ:±(5% of reading + 1 count);
51MΩ~2GΩ:±(10% of reading + 1 count)
500V ≦ V ≦ 1000V 0.1MΩ~1MΩ:±(5% of reading + 3 count);
1 MΩ~500MΩ:±(5% of reading + 1 count);
501MΩ~10GΩ:±(10% of reading + 1 count)± (1% + 5V) [ maximum rated load→no load ]電圧負荷変動±(1% of reading + 5V)
測定電圧確度
10mA max
短絡電流
出力インピーダンス 2kΩ
RAMP 時間（上昇） 0.1s~999.9s
FALL 時間
OFF~999.9s
WAITE 時間
OFF~999.9s
CONT, 0.3s~999.9s
試験時間±(100ppm + 20ms)
時間確度
GND モード
ON/OFF
出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
抵抗測定範囲試験電圧50V ≦ V ＜ 500V

導通（CONT）試験

出力電流
抵抗測定範囲抵抗計測定確度
試験時間
時間確度100mA DC
0.1Ω~50.0Ω
±(10% of reading + 2Ω)
0.2s~999.9s±(100ppm + 20ms)

Signal I/O
RS-232C
USB(Device)
USB(Host)
背面出力

標準
標準
標準
標準（パラメータ保存 / 画面ハードコピー）
標準

表示
入力電源
消費電力
寸法、質量
付属品

4.3 インチカラー液晶
AC 100V~240V±10%、50Hz/60Hz
400VA MAX
320(W)×120(H)×435(D)mm 約 11kg
ユーザーマニュアル（CD)、電源コード、
テストリード GHT-115×1、GHT-116B×1、GHT-116R×8

インターフェース

一般

GHT-113高電圧テストプローブ 高電圧テストプローブ
約 2m\12,500（税抜）

SIGNAL I/O

GPT-9500 シリーズ
マルチチャンネル安全試験器

オプション
GHT-205-G

8チャンネルスキャナ内蔵 安全試験器。

\33,000（税抜）

GTL-236

GTL-246

RS-232C ケーブル
（ストレート）約 2m

USB ケーブル
A-B タイプ 約 1.2m

\2,800（税抜）\2,500（税抜）

型番価格

チャンネルステータス

GPT-9503
GPT-9513\280,000（税抜）

H、X

※1
※2

チャンネル数\350,000（税抜） H、L、X

※1

8CH

X︓オープン
CONT︓導通試験です。アース導通試験ではありません。

AC最大出力容量150VA
AC/DC耐電圧、絶縁抵抗（IR）試験に対応
８チャンネルスキャナー内蔵
480×272カラーTFT液晶表示
USBメモリへ設定パラメータの保存、読み出し可能
統計機能搭載絶縁抵抗試験は最高10GΩ
ஜųųᅈᲴƄų್ාࠊล҅ғૼ್ා  ᕲԧɧѣငૼ್ාȓȫ (ųփಅ৑ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųTELFAXȷ҅ଐஜփಅ৑ųųųƄųƞƍƨǇࠊ‫ܷٻ‬ғ‫ם‬৖ထųųųųųųų
TEL ųųų
FAXȷிଐஜփಅ৑ųųųƄų್ාࠊล҅ғૼ್ාųųųųTEL ųųų
FAXȷɶଐஜփಅ৑ųųųƄųӸӞ‫ࠊދ‬Ҙᆔғϋ‫ޛ‬ųųųųTEL ųFAXȷᙱଐஜփಅ৑ųųųƄų‫ࡅ᧵ٻ‬ᒠஙࠊᙱᬜЭထųųųųųųųųųǢȕǿȸǵȸȓǹƸɦᚡǵȸȓǹǻȳǿȸǁųųųųų
TEL ųFAXȷǵȸȓǹǻȳǿȸųƄų್ාࠊล҅ғૼ್ා ųųųųųųų

2021.04.09 JGPT952104N (TTCWEB） Printed in Japan.

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

絶縁抵抗CONT※2〇〇〇※1特長ŪƓբƍӳǘƤƸ̮ဇƋǔ࢘ࡃǁ

AC 最大ACDC
出力容量 耐電圧 耐電圧

オープン/ショートチェック機能（AUTOモード）
アーク検出機能
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/O標準搭載

150VA

〇

GPT-9500 シリーズは、8 チャネルスキャナーを内蔵した AC 耐電圧（最大 5kV）、DC 耐電圧（最大 6kV）、絶縁抵抗（最大 1000V）試験が可能な安全試験器です。各チャンネルをテスト要件に応じて H（高電圧）、L（リターン）、または X（オープン）に設定できる GPT-9513 と、H または X の設定（L は共通）ができる
GPT-9503 の 2 モデルをラインナップしています。共に 150VA（AC 耐電圧）の出力容量を備え、各種安全規格に対応した安全試験を行うことが可能です。
8 チャンネルスキャナーを内蔵することで、複数のポイントの相互テストを実行する変圧器や、2 点間の高電圧テストを複数個実行など一般的な受動部品の試験に適しています。

B.

C.

電圧上昇／下降時間を独立設定可能

電圧の上昇（RAMP) を 0.1 ～ 999.9 秒、下降 (FALL) を OFF、0.1～ 999.9 秒でそれぞれ独立して設定が可能です。
テスト電圧

OSC（オープン／ショートチェック）機能

OSC機能はテストリードとDUTの間にオープンまたはショートが発生していないかチェックする機能です。上限値（ショート）と下限値（オープン）を設定し、基準電流値と比較し判定します。自動（AUTO)試験のステップとして入力することで機能します。
※単独試験では使用できません。
【MANU画面で条件設定】【AUTO試験のステップとして入力】

試験開始

パネル説明

0USB
Host
31

4567

118Signal
I/O

D.

テスト時間

電圧上昇時間( 設定可能 )電圧降下時間( 設定可能 )モデル

GPT-9513

GPT-9503

チャンネル

8CH
H, L or X

8CH

ステータス

T

豊富な情報の表示

4.3 インチの液晶ディスプレイは、試験電圧、試験パラメータ、測定値、試験状態または判定結果を同時に表示可能です。チャネルの使用状況と統計的なカウント結果（テストの総数と FAIL の数）を同時に表示できるため、画面を切り替えたり、外部カウンターを接続したりすることなく、情報を簡単に確認できます。さらに、AUTO モードは表形式の表示で各ステップの設定や結果が確認が可能です。1 ページで収まらない場合は、スクロールにて表示が変えられます。
【READY状態の表示例】【AUTO試験結果の表示例】

試験設定
カウント結果CH使用状況

E.

設定パラメータのエクスポート/インポート

H or X

試験器 1

柔軟な設定に対応する8チャンネルスキャナー内臓【例】スキャナー（4チャンネル）を使ってトランスの4か所の試験ポイントに対し、9項目の試験を自動で実施する例（GPT-9513)

●設定画面

●試験箇所

Electrical Characteristics

CH3：2次巻き線-2
CH4：ケース

CH1

3. 120V
120mA

2. 100V
1.

120mA0V

7.5V
7.
18.5V 8.
9.

0V

STEP
123456789VOLTAGE

TEST

AC 1kVAC 500V

IR 500V

1mA
1s50Mohm●試験ステップ

1︓1 次 ～ 2 次 -1
2︓1 次 ～ 2 次 -2
3︓1 次 ～ ケース
4︓2 次 -1 ～ ケース
5︓2 次 -2 ～ ケース

表示画面のコピー機能

AC 耐圧試験

CH11次HH
Hxx
Hxx
x

CH22次-1Lxx
Hxx
Hx
H

6︓1 次 ～ ケース
7︓2 次 -1 ～ ケース
8︓2 次 -2 ～ ケース
9︓2 次 -1 ～ 2 次 -2

ハードコピーキーを長押しすると、USB メモリに設定画面や結果画面など表示されている画面をビットマップ（BMP）形式で保存することが可能です。
レポート作成やメモ代わりにとても便利な機能です。

等の画面
結果 能です︕
が可
保存

CH3

11.

CH4G.
Limit

試験器 N

18.5V 10.
E●試験パターンメータを設定パラ
トインポー

CH2

1.4A

4. 220V

CH2：2次巻き線-1

F.

6.

0V

5. 240V

CH1：1次巻き線

試験器 2タをメー
パラ
設定 ポートスエク

USB メモリを介して設定パラメータのエクスポート / インポートが可能です。例えば、生産ラインのすべての試験器に同じ設定を行う場合など 1 つの試験器を設定し、コピーするだけで完了します。
効率が向上するだけでなく、繰り返し入力によって発生するエラーも回避できます。

......

スキャナー機能と自動試験機能を搭載しているのでGPT-9500シリーズだけで簡単に複合的な試験が実施できます。

スクロールバー

試験状態（ワールドワイド入力対応）

10A.

RS-232

1. START/STOPスイッチ
2. 4.3インチカラー液晶表示
3. PASS/FAILインジケーター
4. 前面出力端子
5. USBホスト（USBメモリー用）
6. ファンクション選択キー
7. RS-232C/USBデバイス
8. SIGNAL I/O
9. インターロック入力
10. スキャナ出力端子
11. ACインレット

29USB
Deviceイニシャル
約 100mS

CH32次-2x
Lxx
Hxx
H
L

CH4
ケースxx
LL
LL
LLx

絶縁抵抗試験

安全性を重視した保護機能●誤操作を防ぐスタートキー●結果画面

スタートキーの操作として、通常の 1 回押しのほか、ダブルアクション（スタートキーを 2度押し）、スタートクリック
1Sec 機能（スタートキーを 1秒間長押し）により、スタートキーの誤操作を防げます。

●キーロック機能

キーロック機能を ON にしておけば、意図しない設定変更などを防止することができます。

●インターロック

例︓被測定物の安全筐体を閉めないと試験開始できません。

INTERLOCK1●安全性の高い背面スキャナ出力
背面にスキャナ出力を配置する
ことで、ラック取り付け時に便利なだけではなく、出力中の偶発的な接触を防ぎ、作業者の安全性も高まります。

安全筐体

INTERLOCK2

被測定物