視線入力オプション取扱説明書

株式会社

日立ケーイーシステムズ

PC-DEN3U3S1-007

■はじめに
視線入力オプションを使用する場合は、トビーPCEye Mini の「ユーザーマニュアル」の「1.はじめに」、「2.セーフティ」を守っていただき、正しくご使用ください。
また「伝の心」の操作に関しては「伝の心取扱説明書-簡易版-」や電子マニュアル「「伝の心」取扱説明書」もご参照ください。

重要なお知らせ■ 保証について「伝の心」の無償保証期間は、本システム装置に同梱されている保証書に記載されている期間とします。
オプションに関してはオプション品に同梱されている保証書に記載されている期間とします。
故障が発生した場合は、販売会社へご連絡ください。
なお、つぎに該当する場合は、保証の範囲から除外させていただきます。
●お客様の不適切な取扱い、使用による場合。
●故障の原因が納入品以外の事由による場合。
●納入者以外の改造または修理による場合。
●その他、天災、災害など納入者の責にあらざる場合。
ここで言う保証は納入品単体を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。また、保証は日本国内おいてのみ有効です。（Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ only Japan)■ お断り●本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用する事を禁止します。
●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
●本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
●本製品（オプション品）を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本製品（オプション品）は日本国内のみに使用してください。(For Japanese Domestic Use Only)■ 商標と技術について●「伝の心」は株式会社 日立ケーイーシステムズの登録商標です。
●トビーPCEye Mini は株式会社クレアクトの登録商標です。
●Microsoft、Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。
●その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■動作環境
対象機器
トビーPCEye Mini
対応アプリケーション 伝の心 Ver.06-31 以降
OS
Windows 10
USB
2.0 以上■ 制限事項「伝の心」や tobii アイトラッキングツールから起動するキャリブレーション画面、またはキャリブレーション
画面より実行するキャリブレーションは、CPU 負荷が非常に高くなるため、OS の状態によっては視線制御ソフトが停止してしまうことがあります。視線制御ソフトが停止した場合は、71 ページの「キャリブレーションを行ったら、動作不能になった」を参照ください

Copyright © Hitachi KE Systems ,Ltd. 2018-2021-2-

Ａｌｌ rights reserved.

目次■はじめに .......................................................................... 2■動作環境 ......................................................................... 2
視線入力オプションのセットアップ ......................................................... 5■はじめて使う時の準備 ............................................................... 6
伝の心を停止します ............................................................... 6
コアソフトウェアのインストール ................................................... 6
トビーPCEye Mini の設置を行います ................................................. 9トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します ...................................... 12
トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィールの作成） .................. 15
伝の心で使用できるようにします .................................................. 20■起動と終了 ....................................................................... 23
視線入力有効時の「伝の心」の起動 ................................................ 23
視線入力有効時の「伝の心」の終了 ................................................ 26■tobii アイトラッキングツールについて .................................................. 27
tobii アイトラッキングツールの起動と終了 ......................................... 27
インタラクション（OS の設定） .................................................... 28
ディスプレイ設定 ................................................................ 29
ユーザープロフィール設定（キャリブレーション） .................................. 30
視線入力オプションを使う（基本編） ....................................................... 33■マウスカーソルとクリック（決定）動作 .................................................. 34
視線で動かすカーソル移動 ........................................................ 34
クリック（決定）するには ........................................................ 34■視線入力の一時停止・再開 ......................................................... 35
伝の心のガイダンス行の注視で一時停止・再開が可能です ............................ 35
ガイダンス行が無い Windows 操作では[ON/OFF]ボタンがあります ...................... 37■視線入力が上手く行かないときは .................................................... 37
視線がずれていると感じた時にはキャリブレーション ................................ 37
マウスカーソルの動きがぎこちない・動きすぎると感じた時には ...................... 40
マウスクリックまでの時間が早すぎる・遅すぎると感じた時には ...................... 42
視線入力オプションを使う（詳細編） ....................................................... 43■通常版「伝の心」との違い ........................................................... 44
電源 ON 時の起動画面について ..................................................... 44
操作が連続して行われる機能の制限について ........................................ 44
メニューの読上げやスキャン音について ............................................ 44
文字盤の拡大表示について ........................................................ 44-3-視線入力切替設定の追加 .......................................................... 45
読上げ画面の操作 ................................................................ 46
定型句入力画面の操作 ............................................................ 46
日時入力画面の操作 .............................................................. 46
文書印刷画面の操作 .............................................................. 47
支援者用設定画面について ........................................................ 47
応用操作（Windows 操作・ブラウザ操作）について ................................... 48
応用操作（視線入力有効時に表示されるメニュー）について .......................... 48
応用操作（メール/LINE）について ................................................. 49■Windows 操作（視線入力有効時） ..................................................... 50
メニュー一覧 .................................................................... 50
マウスクリックの切り替え（左クリック・右クリックなど） .......................... 51
マウスのスクロール .............................................................. 52
ドラッグ＆ドロップ操作 .......................................................... 54
視線入力の ON/OFF ................................................................ 55
画面操作とカーソル移動 .......................................................... 56
その他の機能 .................................................................... 58■視線入力の設定 .................................................................. 59
視線のマウス追従速度（反応速度） ................................................ 62
マウスクリックまでの時間（注視時間） ............................................ 62
マウスカーソルの周りの円の大きさ（視線カーソル）と表示の有無（視線カーソルの表示）................................................................................ 63
マウスカーソルのボタン吸着 ...................................................... 64
マウスカーソルの周りの円の色（視線カーソルの色） ................................ 66
マウスカーソル付近の拡大表示（拡大鏡表示） ...................................... 66
Windows 操作(視線入力)メニューの設定 ............................................. 67
ガイダンス機能について .......................................................... 69■こんな時には ..................................................................... 69
メッセージが表示されて「伝の心」が起動しない .................................... 69
キャリブレーションを行ったら、動作不能になった .................................. 71
なんでもスイッチのみで「伝の心」の操作がしたい .................................. 72■まばたきスイッチについて ........................................................... 73
まばたきスイッチの設定 .......................................................... 73
まばたき時間の設定 .............................................................. 74■サポート ......................................................................... 75-4-視線入力オプションのセットアップ-5-■はじめて使う時の準備
伝の心を停止します(1) 「伝の心」のメインメニューを表示します。
(2) キーボード左側にある「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上×ボタンをマウスでクリック
してください。

②クリック①Ctrl キーを押しながら

(3) 右記のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、はいを選択してください。「伝の心」が終了して、デスクトッ
プ画面が表示されます。
③クリック

コアソフトウェアのインストール※「伝の心」ではここで説明するコアソフトを使用します。トビーPCEye Mini に付属のソフトウェアはインス
トールしないでください。ここでインストールするコアソフトが動作しなくなります。
(1) デスクトップ画面から [スタート]⇒[エクスプローラー]の順にマウスでクリックします。
次に[ローカルディスク（C:）]⇒[DENTOOL]⇒[視線入力]の順にダブルクリックしていきます。
②クリック③ローカルディスク（C:）
ダブルクリック④ダブルクリック①クリック(2) [視線入力]フォルダーの「Tobii_Eye_Tracking_Core・・・」をマウスでダブルクリックします。

⑥ダブルクリック-6-⑤ダブルクリック(3) ネットワークに繋がっていないと、下記のような画面が表示される事があります。その場合は、 実行ボ
タンをクリックしてください。

クリック(4) 下記画面が表示されるので、ライセンス契約を確認し、「承諾」にチェック✔を入れて次へボタンをクリックします。

①✔を入れる②次へクリック(5) 下記画面が表示されインストールが開始されますので、しばらく待ちます。

-7-

(6) 下記「インストール成功！」画面が表示されたら、インストール完了です。続けるボタンをクリックします。

クリック(7) 下記画面が表示されるので、9 ページの「トビーPCEye Mini の設置を行います」に進みます。

-8-

トビーPCEye Mini の設置を行います(1) トビーPCEye Mini 本体を「伝の心」のＵＳＢポートに取り付けます。
※本体貼り付け用の金具は、まだ取り付けないでください。

トビーPCEye Mini
ＵＳＢポートに取り付ける(2) トビーPCEye Mini 本体を「伝の心」のＵＳＢポートに取り付けると、下記画面の表示が変化します。
開始するボタンをクリックしてください。

クリック

-9-

(3) 「伝の心」画面全体にディスプレイ設定画面が表示されるので、まず金具を「伝の心」モニター枠下部に貼り付けます。
※金具はトビーPCEye Mini のパッケージに同梱されています。

(4) 金具は「伝の心」モニター枠下部の中央辺りに貼り付けます。

真ん中の位置に貼り付け「伝の心」モニター枠下

金具

-10-

(5) 金具を貼り付けたら、トビーPCEye Mini 本体を設置します。
（本体の裏は磁石が付いていますので、トビーPCEye Mini 本体を置くだけで張り付きます。）

画面の破線矢印とトビーPCEye Mini 本体の両端が合うように調整「伝の心」モニター枠下

トビーPCEye Mini 本体

表示のガイドの破線矢印にマウスカーソルを合わせて、トビーPCEye Mini 本体の両端に位置に破線矢印が合うように調整しましょう。

破線矢印は、マウスドラッグで左右に動かします。

「伝の心」モニター枠下

トビーPCEye Mini 本体(6) 引き続いて、12 ページの「トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します」に進みます。
※ディスプレイ設定画面はまだ閉じないでください。

-11-

トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します(1) 「伝の心」のモニターと使用者の目との距離は、使用者の目の位置から平行に、45～85 cm の範囲で調整してください。(50cm を推奨します)※モニターの真ん中を少し見下ろす程度の位置で距離を調整すると、目の疲れが軽減されます。

使用者の目の位置から平行に目からの距離はなるように位置を調整します。

50 cm 推奨(2) 顔が「伝の心」のモニターに対して斜めに傾いている場合、モニターや頭の位置を調整してください。

※「伝の心」に外部モニターを接続して、外部モニター側にトビーPCEye Mini 本体を設置して使用-12-

することはできません。

伝の心外部モニター※トビーPCEye Mini はパルス赤外光を使用します。直射日光や強い照明の元では正常に動作しない場合があります。その場合は、日光や照明が直接トビーPCEye Mini に照射しないように
設定位置を調整ください。

強い照明光

直射日光

トビーPCEye Mini

※使用者のメガネに関して、ブルーライトカット仕様のものは、使用者の目を認識しない場合があります。ご注意ください。また、サングラスに関しても同様ですので、ご注意ください。

ブルーライトカット仕様

サングラス

使用者の目を認識しない場合があります-13-

(3) 調整が終了したら、「伝の心」のモニターに表示中のディスプレイ設定画面の終了ボタンをクリックしま
す。

クリック

※この画面は、下記のようにタスクトレイから再表示することが可能です。

②クリック
①クリック

③「ディスプレイ設定」クリック(4) 引き続いてキャリブレーション(微調整)が始まりますので、15 ページの「トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィールの作成）」に進んでください。

-14-

トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィールの作成）(1) 下記画面が表示されます。

※上記画面が表示されない場合は、下記のようにタスクトレイから再表示することが可能です。

②クリック
①クリック

③「ユーザープロフィール設定」クリック-15-

(2) 自動的に下記画面に切り替わります。

ここにあなたの目が表示されます(3) 画面に目の「○」表示がない場合、12 ページの「トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します」
を参考に、「伝の心」のモニターと使用者の位置を調整してください。

ここにあなたの目が表示されない場合は
12 ページの位置調整を行ってください。

(4) 使用者の目が認識されると、下記画面に自動的に切り替わります。

-16-

(5) 画面の中心に青い●が表示されるので、青い●を見つめます。
※首や体を動かさず、視線だけを青い●に向けます。視線を向けるのに困難を感じるようでしたら、
12 ページの「トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します」を参考に、「伝の心」のモニターと使用者の位置を調整してください。

暫くすると青い●が爆発します

青い●を見つめて暫くすると、上記画面のように青い●が爆発します。

-17-

(6) 青い●が爆発した後は、下記画面に切り替わるので、同様にして青い●を見つめます。
※3 点ある青い●は、どれから先に見つめてもよいです。
青い●が 1 つ爆発したら、次の青い●を見つめます。

全ての青い●が爆発すると画面が切り替わります青い●3 点が全て爆発し終わったら、青い●3 点の表示位置の違う上記画面に切り替わるので、前画面と同様に 1 つずつ見つめて爆発させていきます。

-18-

(7) 全部の青い●を爆発させると、下記画面が表示されるので、保存ボタンをクリックします。
※ユーザープロフィール名が「DENUSER」で保存されます。

クリック(8) 下記画面に切り替わるので、キーボードより[Esc]キーを押下すると設定が終了します。
※[Esc]キーを押下しないと、自動的にゲームが始まりますが、[Esc]キーを押下すると終了します。

暫くするとゲームが始まりますが[Esc]キー押下で終了できます。

(9) 引き続いて伝の心側の設定を行いますので、20 ページの「伝の心で使用できるようにします」に進んでください。

-19-

伝の心で使用できるようにします○視線サービスの設定(1) デスクトップ画面から [スタート]⇒[エクスプローラー]の順にマウスでクリックします。
次に[ローカルディスク（C:）]⇒[DENTOOL]⇒[視線入力]の順にダブルクリックしていきます。
②クリック③ローカルディスク（C:）
ダブルクリック④ダブルクリック①クリック(2) [視線入力]フォルダーの「setupService」をマウスで右クリックして表示されたメニューから「管理者として実行」をマウスでクリックします。
⑥右クリック⑤ダブルクリック⑦クリック(3) 下記画面が表示されますので、「ChangeServiceConfig SUCCESS」の表示を確認して、キーボードから「Enter」キーを押下して下記画面を閉じます。

-20-

○視線デバイスの設定(1) 次に、[視線入力]フォルダーより、[視線入力デバイス切替]⇒[PCEyeminiSet]の順にダブルクリックします。

③ダブルクリック②ダブルクリック①ダブルクリック(2) [PCEyeminiSet]フォルダーの「EminiSet」をマウスで右クリックして表示されたメニューから「管理者として実行」をマウスでクリックします。
⑤右クリック⑥クリック(3) 下記画面が表示されますので、「PCEye mini」の表示を確認して、キーボードから「Enter」キーを押下してください。

(4) 視線デバイスの設定が「PCEyemini」に切り替わり、下記画面が表示されます。
「PCEyemini」の表示を確認して、キーボードから「Enter」キーを押下して下記画面を閉じます。

-21-

○視線入力メニューの切り替え(1) 最後に、視線入力メニューへの切り替えを行います。
前項の「○視線サービスの設定」を実行していない場合は先に前項を実施ください。
実施済みの場合は、(2)項に進んでください。
(2) [視線入力]フォルダーより、[視線入力切り替えツール]⇒[GazeInputSelect.] の順にダブルクリックします。

③ダブルクリック②ダブルクリック①ダブルクリック(3) 下記のような画面が表示されますので、視線でマウスを動かし、視線でクリック（決定）する場合は視線入力有効（なんでもスイッチを併用しない）ボタンを、視線でマウスを動かし、スイッチ入力でクリック（決定）する場合は視線入力有効（なんでもスイッチを併用する）ボタンをクリックしてください。

②クリック

①クリック

②クリック

※なんでもスイッチを併用する場合は、2 点スイッチモードでは「送りスイッチ」に指定しているポートが動作しません。視線入力を有効にする前に、「支援者用設定」で 1 点スイッチモードに変更するか、「送りスイッチ」に指定しているポートを使用しないようにしてください。
※なんでもワイヤレスを使用している場合は、なんでもスイッチを併用設定にすると、スイッチの設定がなんでもスイッチに戻ります。お手数ですが再度なんでもワイヤレスを使用する設定に変更ください。
(4) これで準備は完了です。
デスクトップの「伝の心」ショートカットから「伝の心」を起動させてください。
(5) 次回からは電源を入れるだけで視線入力オプションが使用できます。

-22-

■起動と終了
視線入力有効時の「伝の心」の起動(1) 「伝の心」の取り扱い説明書を参照して、システム装置の電源ボタンを押します。
(2) システム装置が起動し、位置補正画面が表示されます。
ここで、12 ページの「トビーPCEye Mini と使用者の位置を調整します」で調整した位置補正の確認や微調整を行えます。
(3) 画面中央の３つの〇の内、右端と左端の丸が画面中央の白い四角の中に入るように、システム装
置モニターの位置を調整します。
左下の人型のアイコンが、体の傾きを表示していますので、人型のアイコンが右や左に傾いていれば、システム装置モニターの傾きを調整して、左右に傾いていないようにします。

あなたの目が見ている位置ですあなたの体の傾きです(4) 画面中央の３つの〇の内真ん中の〇は、システム装置モニターとの距離を表示しています。システム
装置モニターとの距離が近ければ上の方に、遠ければ下の方に表示されます。

あなたとモニターの距離です

適 正距離 は変 更可能です

画面中央に〇が表示されるように、モニターと使用者の目との距離を調整します。推奨距離（初期-23-値：５０㎝）になっていればカウントダウンが始まり、自動的にキャリブレーション画面に遷移します。
(5) この調整を省略して、右上の閉じるボタンを注視して次の画面に遷移することも可能です。

注視して、次に進むこともできます(6) 位置補正画面閉じると、キャリブレーション画面が表示されます。

あなたの目が見ている位置です(7) 画面の 8 個の○を順番に見ます。青い●が○の中に入っているようでしたら（8 個全て確認します）、
右端の閉じるボタンを注視してキャリブレーション画面を閉じます。

-24-

②注視

① 全ての○で青い●が○の中に入っていることを確認
青い●が○の外にはみ出している場合は、注視してキャリブレーションへ※視線入力オプションの設定によっては、青い●の上にもう 1 つ●(色も様々)が表示されます。
(8) 青い●が○の外にはみ出している場合は、右下のキャリブレーション更新ボタンを注視（クリック）します。キャリブレーション更新手順は、15 ページの「トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロ
フィールの作成）」の(1)～(6)の手順と同様です。
(9) キャリブレーションが終了すると、上記の画面に戻ってくるので、(6)～(7)場合によっては(8)を再び行います。
(10)(7)で閉じるボタンを注視（クリック）してキャリブレーション画面を閉じた場合は、伝の心のメインメ
ニューが起動します。

マウスカーソルの周りに○が表示されます。
（※初期設定は赤い●）※なんでもスイッチ併用時、注視でもクリックさせたい場合は、62 ページの「マウスクリックまでの時間（注視時間）」を参照して設定を行ってください。

-25-

視線入力有効時の「伝の心」の終了(1) 伝の心のメインメニューの[終了]を注視するとサブメニューが表示されるので、［終了（電源断）］をしま
す。

①［終了］

②［終了（電源断）］

注視

注視(2) 確認メッセージが表示されるので、［はい］を注視すると「伝の心」が終了して、システム
装置の電源が切れます。

※なんでもスイッチ併用時、注視でもクリックさせたい場合は、62 ページの「マウスクリックまでの時間（注視時間）」を参照して設定を行ってください。

-26-

■tobii アイトラッキングツールについて
視線入力を使用するために、コアソフトウェアをインストールすると、デスクトップ画面右下のタスクトレイに「tobii アイトラッキング」が自動的に表示されるようになります。このツールを使用することで、6 ページの「■はじめて使う時の準備」で説明した「ユーザープロフィール」の設定や「ディスプレイ設定画面」での位
置調整が再度行えます。
tobii アイトラッキングツールの起動と終了(1) デスクトップ画面右下のタスクトレイから

tobii アイコンをマウスでクリックします。

②クリック

①クリック

(2) tobii アイトラッキングツールのメニューが表示されます。このメニューは、メニュー以外の場所をクリックす
れば閉じます。

tobii アイトラッキングツール
のメニュー

-27-

インタラクション（OS の設定）
(1) tobii アイトラッキングツールのメニューの「インタラクション」をクリックすると、下記画面が表示されます。
左ペインのメニューには「電源」「タッチパッド」「マウス」「Windows」「説明」があります。

(2) 伝の心を使用する上で、特に設定するものはありませんが、電源メニューで[明るさを暗くする]がオンになっている場合、トビーPCEye Mini がユーザーを認識しなくなった場合画面が暗くなります。
気になるようでしたら、マウスクリックしてオフにしてください。

気になるようなら

マウスクリックして「オフ」にする※ご使用の伝の心によっては、電源の設定ができないものもありますが、その場合はそのままご使用になっても画面は暗くなりませんので設定不要です。

-28-

(3) また、「伝の心」の視線入力操作と同時に行うと予期せぬ動作をする場合がありますので、下記タッ
チパッドの設定をすべて「オフ」にすることをお勧めします。

①クリック

②全部オフ

ディスプレイ設定(1) tobii アイトラッキングツールのメニューの「ディスプレイ設定」をクリックすると、下記画面が表示されます。
トビーPCEye Mini を取り外して再度取り付けする場合などで、画面の位置調整をする際にご利用ください。

(2) 終了ボタンまたは右上×のクリックで画面は閉じます。

-29-

ユーザープロフィール設定（キャリブレーション）(1) tobii アイトラッキングツールのメニューの一番下には、15 ページの「トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィールの作成）」で作成したユーザープロフィール名と使用者の目が表示されています。
その部分をマウスでクリックすると、ユーザープロフィール設定メニューが表示されます。

クリック(2) 再設定を行うユーザープロフィール名をクリックします。
現在使用しているユーザープロフィールの設定を行いたい場合は、ユーザープロフィール名の左端に青い●が表示されているユーザープロフィール名をクリックします。
新しくユーザープロフィールを作成したい場合は、「新規プロフィール作成…」をクリックします。

設定を行うユーザー
プロフィール名クリック-30-

(3) キャリブレーション画面が表示されます。

あなたの目が見ている位置です認識されているあなたの目です(4) 左下に計測のオプションが表示されています。
初期設定は[両目を計測]ですが、両目で見ているのに片目しか認識されないときがある場合は、[左目を計測]又は[右目を計測]をクリックして選んでください。

(5) 画面の 8 個の○を順番に見ます。青い●が○の中に入っているようでしたら（8 個全て確認します）、
右上の×をクリックしてキャリブレーション画面を閉じます。

②×クリック② 全ての○で青い●が○の中に入っていることを確認
青い●が○の外にはみ出している場合は、クリッ
クしてキャリブレーションへ※視線入力オプションの設定によっては、青い●の上にもう 1 つ●(色も様々)が表示されます。
(6) 青い●が○の外にはみ出している場合は、右下のキャリブレーション更新ボタンをクリックします。キャリ
ブレーション更新手順は、15 ページの「トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィールの-31-作成）」の(1)～(6)の手順と同様です。
新規にプロフィールを作成した場合は、19 ページの(7)の手順も含まれます。
※キャリブレーションの更新は、CPU 負荷が非常に高くなるため、OS の状態によっては視線制御ソフトが停止してしまうことがあります。停止すると操作不能になってしまいますので、キャリブレーションの更新を行う場合は、必ず支援者の方と一緒に行ってください。
視線制御ソフトが停止した場合は、71 ページの「キャリブレーションを行ったら、動作不能になった」を参照ください。
(7) キャリブレーションが終了すると、前述のキャリブレーション画面に戻ってくるので、(5)、場合によっては(6)を再び行います。

-32-

視線入力オプションを使う（基本編）-33-

■マウスカーソルとクリック（決定）動作
視線で動かすカーソル移動
視線を向けた位置にマウスカーソルが動きます。
マウスカーソルの周りには色付きの円が表示されます。
視線の自然な揺れを吸収するために、この円の中から視線が外れた時にマウスカーソ
ルが視線に追随して動くようになります。

視線に合わせてマウスカーソルが動く※円の大きさや色は設定で変更可能です。また、円を非表示にすることも可能です。
詳細は 63 ページの「マウスカーソルの周りの円の大きさ（視線カーソル）と表示の有無」を参照ください。

クリック（決定）するには
マウスカーソルが同じエリアに一定時間留まっていると、マウスカーソルの周りの色付きの円が時計回りに消えていき、円が消えた時にクリック動作が行われます。
ここでクリック※伝の心の「Windows 操作」以外では、マウスクリックは全て左クリックとなります。
「Windows 操作」については 50 ページの「■Windows 操作（視線入力有効時）」をご覧ください。
※なんでもスイッチを併用する場合
スイッチ入力でマウスクリック動作が行われますので、マウスカーソルの周りの色付きの円が消える前にクリック動作を行うことができます。
色付きの円が消え始めていなくても同様です。
初期設定は注視無効となっていますので、色付きの円は消えません。
注視でもクリックさせたい場合は、62 ページの「マウスクリックまでの時間」を参照して設定を変更してください。
※クリック動作が行われるまでの時間は変更可能です。詳細は 62 ページの「マウスクリックまでの時間」
を参照ください。
-34-

■視線入力の一時停止・再開
伝の心のガイダンス行の注視で一時停止・再開が可能です○一時停止
ガイダンス行を一定時間注視すると、ガイダンス行

アイコンが

注視して

アイコンに変化して、視線入力を一時停止します。

視線入力中

一時停止

視線入力
一時停止中

※なんでもスイッチを併用の場合でも、一時停止はスイッチ入力では開始しません。ガイダンス行を一定時間注視してください。

-35-

○視線入力再開
休止解除表示になっているタイトル行を一定時間注視すると、ガイダンス行のンに変化して、視線入力が再開します。

アイコンが

アイコ

タイトル行
注視して
視線入力再開

視線入力
一時停止中

視線入力
一時停止解除中

視線入力中※なんでもスイッチを併用の場合でも、一時停止はスイッチ入力では解除できません。タイトル行を一定時間注視してください。
-36-

ガイダンス行が無い Windows 操作では[ON/OFF]ボタンがあります[ON/OFF]ボタンを一定時間注視することで、
視線入力を一時停止/再開と切り替えられます。
※「Windows 操作」については 50 ページの「■Windows 操作（視線入力有効時）」をご覧ください。

■視線入力が上手く行かないときは視線がずれていると感じた時にはキャリブレーション
視線入力を行っている途中で、見ているところに上手くマウスカーソルが動かないと感じた場合は、キャリブ
レーションを行って、視線とマウスカーソルを合わせると改善するかもしれません。
「伝の心」起動時にはキャリブレーション画面が表示されますが、その時キャリブレーションを行わなくても、下記の手順でキャリブレーション画面を表示することが可能です。
（1）伝の心のメインメニューから[応用操作]→[キャリブレーション]を選択します。

-37-

（2）「伝の心」起動時に表示された位置補正画面が表示されます。

あなたとモニターの距離です
あなたの目が見ている位置ですあなたの体の傾きです（3）ここでは、体の傾き、上下左右の位置、距離の確認ができます。
体が左右に傾いていたり、目の位置が画面中央よりずれていたりした場合は、次に表示されるキャリ
ブレーション画面でのキャリブレーションが正しく行われないことがありますので、ここで調整します。
調整の手順は、23 ページの「視線入力有効時の「伝の心」の起動」の(3)～(5)の手順と同様です。
位置補正を終了する場合は、右上の閉じるボタンを注視します。
（4）位置補正画面が閉じて、キャリブレーション画面が表示されます。

あなたの目が見ている位置です-38-

（5）画面の 8 個の○を順番に見ます。青い●が○の中に入っているようでしたら（8 個全て確認します）、
右端の閉じるボタンを注視してキャリブレーション画面を閉じます。
この場合、上手くマウスカーソルが動かないと感じた原因は、視線とマウスカーソルのずれではありません。40 ページの「マウスカーソルの動きがぎこちない・動きすぎると感じた時には」を参照してマウスカー
ソルの動きを調整してみてください。

①全ての○で青い●が○ の中 に入 っている か②問題なければ、確認

注視して閉じる（6）片目だけで見ている方、または左右どちらかの目で見た方が、上手くマウスカーソルを動かせる方は、左下の[左目を計測]または[右目を計測]を注視して選択してください。

※[左目を計測]または[右目を計測]を選択した場合、片目を閉じる必要はありません。
（7）青い●が○の外にはみ出している場合、（4）で計測方法を変更した場合は、右下のキャリブレーショ
ン更新ボタンを注視（クリック）します。

注視してキャリブレーションへ（8）キャリブレーション更新手順は、15 ページの「トビーPCEye Mini の設定を行います（ユーザープロフィ
ールの作成）」の(1)～(6)の手順と同様です。
（9）キャリブレーションが終了すると、（4）の画面に戻ってくるので、(5)、場合によっては(6)、(7)を再び行います。
（10）(5)で右端の閉じるボタンを注視（クリック）してキャリブレーション画面を閉じた場合は、伝の心のメインメニューに戻ります。

-39-

マウスカーソルの動きがぎこちない・動きすぎると感じた時には人間の目には、生理的眼振（正常な眼振）があり、常に一点を集中して見ているものではありません。
伝の心の視線入力ソフトウェアはこの生理的眼振を考慮して、マウス追従の無効範囲を設けております。
また、視線を向けた位置に、マウスカーソルが移動を始める早さも若干時間を設けております。
このマウス追従の無効範囲やマウスカーソルが移動を始める早さを調整することによって、各使用者に合わせた設定が可能です。
視線入力の設定の詳細は、59 ページの「■視線入力の設定」を参照ください。
○マウスカーソルの動きがぎこちない
マウス追従の無効範囲を小さくすると、視線の動きが小さくてもマウスが動き始めます。
63 ページの「マウスカーソルの周りの円の大きさ（視線カーソル）と表示の有無（視線カーソルの表示）」を参照して「視線カーソル」の設定を小さくしてみましょう。

ここを注視（クリック）して視線カーソルを小さくする

視線カーソルの表示：有

また、マウスカーソルが移動を始める早さを早くすると、視線の動きにマウスがすぐ反応するようになります。
62 ページの「視線のマウス追従速度（反応速度）」を参照して「反応速度」の設定を速くしてみましょう。
ここを注視（クリック）して反応速度を早くする○マウスが動きすぎる
生理的眼振が大きいかもしれません。マウス追従の無効範囲を大きくすると、生理的眼振でマウスが動き始めることが少なくなります。
63 ページの「マウスカーソルの周りの円の大きさ（視線カーソル）と表示の有無（視線カーソルの表示）」を参照して「視線カーソル」の設定を大きくしてみましょう。

ここを注視（クリック）して視線カーソルを大きくする

視線カーソルの表示：有※あまり大きくすると、細かいマウスの動きができなくなるので、注意しましょう。
-40-

また、マウスカーソルが移動を始める早さを遅くすると、視線の動きにマウスがすぐ反応しないようになります。
62 ページの「視線のマウス追従速度（反応速度）」を参照して「反応速度」の設定を遅くしてみましょう。
ここを注視（クリック）して反応速度を遅くする○マウスカーソルが一瞬で飛んだように動く
マウスカーソルのボタン吸着が影響しているかもしれません。ボタン吸着力を小さくしたり、ボタン吸着を無効にしたりすると、ゆっくりと動くようになります。
64 ページの「マウスカーソルのボタン吸着」を参照して「ボタン吸着」の設定をしてみましょう。

マウスカーソルがボタンに入ったら
ボタン中央にマウス吸着する

ここを注視（クリック）してマウス吸着速度を遅くする※視線カーソル待機時間とボタン吸着力の設定は、ボタン吸着「有」の場合のみ有効です。

-41-マウスクリックまでの時間が早すぎる・遅すぎると感じた時にはマウスクリックまでには一定の時間同じところを注視していなくてはなりませんが、この注視時間は設定によって変更可能です。
62 ページの「マウスクリックまでの時間（注視時間）」参照して「注視時間」の設定を変更してみましょう。

ここを注視（クリック）して注視時間を変更する

視線カーソルを表示する設定（出荷時の設定）にしている場合は、注視時間の 1/2 の時間が経過すると、視線カーソルの円が時計回りに消失を始め、完全に消失したところでクリックが実行されます。
注視開始

注視時間 1/2 経過

円の消失開始-42-

注視時間 1/2 経過

ここでクリック視線入力オプションを使う（詳細編）-43-

■通常版「伝の心」との違い
電源 ON 時の起動画面について
システム装置の電源ボタンで起動時、右記の画面が表示されます。

操作が連続して行われる機能の制限について[↟]、[↡]、[↞]、[↠]などの、スイッチ入力するまで連続で動作するボタンに関して、連続動作は行いません。1 回のみ動作します。

連続動作しません
連続動作しません

右の図は、連続動作しない項目の一例
です。

メニューの読上げやスキャン音について読上設定において、「読上げを行う」または「読上げを行わない（スキャン音あり）」に設定してあっても、「読上げを行わない（スキャン音なし）」の設定で動作します。
どれに設定されていてもメニューの読上げは行われず、スキャン音
は鳴りません。

「読上げを行わない（スキャン音なし）」の設定になる

ただし、伝の心設定画面での表記は、視線入力無効時の表記から変わりません。
※「伝の心」Ver.06-30 より、「読上げを行う」の設定の場合、文字盤で文字を選択した際に、選択した文字を読み上げて編集領域に入力します。
文字盤の拡大表示について
基本設定において、文字盤拡大表示を「拡大する」に設定してあっても、文字盤の選択文字の拡大は行われません。
どれに設定されていても拡大表示の替わりにマウスカーソル付近を拡大する設定が可能です。
詳細は、66 ページの「マウスカーソル付近の拡大表示（拡大鏡表示）」を参照ください。

「拡大しない」の設定になる-44-

視線入力切替設定の追加
伝の心ユーザー設定画面に[入力]ボタンが追加されます。
この画面から視線入力とスイッチ入力の切り替えが可能です。
一度視線入力を有効にすると表示されるようになります。

一度視線入力を有効にすると表示される(1) [入力]を注視（選択）すると、入力設
定画面が表示されます。

(2) 入力設定画面で[入力デバイス]を注視（選択）すると、入力設定選択
画面が表示されます。

(3) 選択メニューの[↟]または[↡]を注視（選択）して、設定値を変更します。
(4) [接続確認]を注視（選択）すると、選択したデバイス（ｽｲｯﾁや視線出式入力装置）の接続確認が可能です。
「接続を確認できません」と表示がされた場合は、デバイスの接続を確認してください。
(5) [戻る]を注視（選択）すると、選択したデバイス（ｽｲｯﾁや視線出式入力装置）の接続確認を行ってから入力設
定画面に戻ります。
接続が確認できなかった場合は、入力設定の変更はできません。（現在の設定に戻ります。）

選択したデバイスの接続確認ができます-45-

読上げ画面の操作［ ］の選択で編集域の読上げが開始
しますが、未確定文字列の読上げなど
読上げ画面を表示しない読上げの場
合、途中で読み上げを止める事ができメニューを注視するとません。
読上げを一時停止する
確定文字列の場合、読上げ画面を表示しますが、読み上げを途中で一時停止する場合は、読上げ画面のメニュー部分を注視します。
読み上げが停止した後は、メニューを注視することで視線入力無効時と同様の操作が可能です。ただし、[↟]、[↡]、[↞]、[↠]に関しては、44 ページの「操作が連続して行われる機能の制限について」に記載の通り、連続動作は行いません。
定型句入力画面の操作
視線入力無効時とはサブメニューの表記
も、操作方法も異なります。

①定型句リストを注視するとサブメニューを表示

定型句リストは自動でスクロールしません。
定型句リストを注視して表示されるサブメ
ニューから、[次頁]、[前頁]を注視（選択）することによって、画面内に表示されている項目数の数だけ、上や下に 1 回ス
クロールします。
もう一度スクロールさせるには、再度[次頁]、[前頁]を注視（選択）します。

②[次頁]、[前頁]を注視すると定型句リストがスクロール

日時入力画面の操作
上の「定型句入力画面の操作」と同様に、視線入力無効時とはサブメニューの表記も、操作方法も異なります。

① 日時リストを注視するとサブメニューを表示

日時リストは自動でスクロールしません。
日時リストを注視して表示されるサブメニ
ューから、[次頁]、[前頁] を注視（選択）することによって、画面内に表示されている項目数の数だけ、上や下に 1 回ス
クロールします。
もう一度スクロールさせるには、再度[次頁]、[前頁]を注視（選択）します。

②[次頁]、[前頁]を注視すると日時リストがスクロール-46-

文書印刷画面の操作
視線入力無効時とはメニューや操作方
法が異なります。
[変更]ボタンで変更していた、「印刷スタイル」「印刷部数」「印刷開始ページ」「印刷終了ページ」が、[印刷スタイ
ル][印刷部数][開始ページ][終了ページ]の 4 つのメニューに分かれます。

[変更]が 4 つのメニューに分割(6) 分割された 4 つのメニューのいずれかを注視（選択）すると、選択された項
目の設定値が反転表示され、メニュ
ーが選択メニューに切り替わります。
(7) 選択メニューの[↑]または[↓]を注
視（選択）して、設定値を変更します。
(8) [戻る]を注視（選択）して、印刷メニ
ューに戻ります。
(9) (1)～(3)を繰り返して、4 つの項目を設定します。

①変更対象の項目が反転表示②[↑][↓]で設定変更

その他の項目については、視線入力無効時の動作と変わりませんが、視線入力無効時、連続動作していた項目（見本画面の移動メニュー）については、44 ページの「操作が連続して行われる機能の制限について」に記載の通り、連続動作は行いません。
支援者用設定画面について
伝の心ユーザー設定画面から支援者用
設定画面に入る方法が異なります。
[Ctrl]+左クリック

支援者用設定ボタンをマウスでクリックしても、支援者用設定画面は表示されません。
支援者用設定画面は支援者用設定ボタンを[Ctrl]キーを押下しながらマウスでクリックしないと、表示されません。

-47-

応用操作（Windows 操作・ブラウザ操作）について
伝の心メインメニューに表示される[応用操作]に関して、下記の変更があります。
○Windows 操作
視線入力有効時は、通常版「伝の心」と違う視線入力専用のメニューを表示します。詳細は、50 ページの「■Windows 操
作（視線入力有効時）」を参照ください。
また、支援者用設定において、[Windows
操作]を表示しないように設定してあっても、自動的に表示されるように設定されます。
※支援者用設定で表示/非表示は選択可能です。

視線入力有効時の設定○ブラウザ操作

通常版「伝の心」の設定表示されません。Windows 操作にてブラウザを起動して閲覧ください。

応用操作（視線入力有効時に表示されるメニュー）について○キャリブレーション
視線入力有効時は、表示される設定になります。
応用操作のサブメニューより選択時は、伝の心起動時に表示されるキャリブレーショ
ン画面を表示します。
キャリブレーション画面の詳細は 23 ページの「視線入力有効時の「伝の心」の起動」を参照ください。
※支援者用設定で表示/非表示は選択可能です。
○視線入力練習
視線入力有効時は、表示される設定になります。
応用操作のサブメニューより選択時は、視線入力練習画面を表示します。
文字選択練習の他、じゃんけんゲームなどもあります。視線入力の導入時などにご利用ください。
※支援者用設定で表示/非表示は選択可能です。
-48-

○視線設定視線入力有効時は、表示される設定になります。
応用操作のサブメニューより選択時は、視線入力の設定画面を表示します。
視線入力の設定画面の詳細は 59 ページの「■視線入力の設定」を参照ください。
※支援者用設定で表示/非表示は選択できません。（設定項目はありません。）

応用操作（メール/LINE）について○LINE 操作
支援者用設定において、 [LINE]をメイン
メニューに表示する設定にしていても、非表示に設定されます。
※[LINE]の項目は変更できない表示となっています。
視線入力有効時の設定

また、Windows 操作の視線入力専用のメニューには[LINE]の項目がありません。
ただし、Windows 操作にてデスクトップのLINE アイコンから LINE を起動して操作可能です。

通常版「伝の心」の設定○メール[メール]は表示・非表示どちらの設定にしていても、[メール]を表示する設定に変更されます。
※支援者用設定で表示/非表示は選択可能です。

-49-

■Windows 操作（視線入力有効時）
伝の心のメインメニューから[応用操作]→[Windows 操作]を選択すると、視線入力メニューが表示された
Windows 操作画面が表示されます。視線入力メニューはデスクトップ画面右端に表示されます。

メニュー一覧
入力メニューはデスクトップ画面右端に表示されます。下記にメニューの遷移を含めた一覧を表示します。
トップメニュー

画面操作メニューその他メニュー

-50-

拡張マウスメニュー

カーソルメニューマウスクリックの切り替え（左クリック・右クリックなど）[左クリック]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、マウ
スクリックが左クリックモードに切り替わります。
既に背景色が青色の場合は左クリックモードになっています。
[左クリック]ボタンの無いメニューでは、常に左クリックモードです。
[左ダブル]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、マウ
スクリックが左ダブルクリックモードに切り替わります。
既に背景色が青色の場合は左ダブルクリックモードになっています。
左ダブルクリックを一度実行すると、自動で左クリックモードに変わります。
[右クリック]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、マウ
スクリックが右クリックモードに切り替わります。
既に背景色が青色の場合は右クリックモードになっています。
右クリックを一度実行すると、自動で左クリックモードに変わります。
[Ctrl クリック]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、マ
ウスクリックが「Ctrl」+左クリックモードに切り替わります。
既に背景色が青色の場合は「Ctrl」+左クリックモードになっています。
「Ctrl」+左クリックを一度実行すると、自動で左クリックモードに変わります。
[Shift クリック]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、マウスクリックが「Shift」+左クリックモードに切り替わります
既に背景色が青色の場合は「Shift」+左クリックモードになっています。
「Shift」+左クリックを一度実行すると、自動で左クリックモードに変わります。
注視して、クリック
モードに切り替える※[Ctrl クリック]ボタンと[Shift クリック]ボタンは、視線入力メニューのトップメニューから、[その他]→[拡張マウス]を順に注視（選択）して表示された拡張マウスメニューから選択できます。

※各マウスクリックの実行については、34 ページの「クリック（決定）するには」を参照ください。

-51-

マウスのスクロール
拡張マウスメニューからマウスのスクロールが可能です。
(1) 視線入力メニューのトップメニューから、[その他]→[拡張マウス]を順に注視（選択）して表示された拡張マウスメニューから[上スクロール]または[下スクロール]ボタンを注視（選択）します。
選択されたボタンは背景色が青色に変化します。
注視して、スクロール(2) スクロール可能なアクティブな画面のスクロー
ル可能領域を注視して、マウスカーソルを移動させます。

モードに切り替える(3) [上スクロール]を選択している場合は上方向に、[下スクロール]を選択している場合は下方向に、画面がスクロールします。
(4) スクロールを停止する場合は、もう一度、背景色が青色になっている上スクロール]または[下スクロー
ル]ボタンを注視（選択）します。
①[上スクロール]②スクロールを停止してを再度注視

左クリックモードに自動的に切り替わる(5) 注視したボタンの背景色が元の色に戻り、自動的に左クリックモードに変わります。
（[左クリック]ボタンが選択されます）-52-

(6) 下の画面は「伝の心取説」を下方向にスクロールしている画面です。

②マウスカーソルをスクロール対象に①下スクロールモードに切り替える

移動させる④左クリックモードに自動的に切り替わる③[下スクロール]を再度注視してスクロールを停止-53-

ドラッグ＆ドロップ操作
拡張マウスメニューからマウスのドラッグ＆ドロップが可能です。
(1) 視線入力メニューのトップメニューから、[その他]→[拡張マウス]を順に注視（選択）して表示された拡張マウスメニューから[ドラッグ]ボタンを注視（選択）します。

注視して、ドラッグモードに切り替える

選択されたボタンは背景色が青色に変化します。
(2) ここでは一例として、デスクトップアイコンを、ドラッグ＆ドロップで移動してみます。
(3) まず、移動対象のアイコンを注視して、マウスカーソルをアイコンの上に移動させます。
ここでドラッグ(4) マウスカーソルが同じエリアに一定時間留まっていると、マウスカーソルの周りの色付きの円が時計回りに消えていき、円が消えた時にドラッグ動作が行われます。
(5) ドラッグしたアイコンはマウスカーソルと一緒に移動します。

(6) ドロップしたい場所を注視すると、(4)と同様にマウスカーソルの周りの色付きの円が時計回りに消えて-54-

いき、円が消えた時にドロップ動作が行われます。
ここでドロップ(7) ドロップ動作が終了すると、自動で左クリックモードに変わります。
ドラッグモードが左クリックモードに自動で切り替わる

視線入力の ON/OFF[ON/OFF]ボタンを一定時間注視することで、
視線入力を一時停止/再開と切り替えられます。
[ON/OFF]ボタンは、トップメニュー、その他メニュ
ー、拡張マウスメニューに各々あります。

-55-

画面操作とカーソル移動
画面操作は、視線入力トップメニューから[画面操作]を注視（選択）して表示された画
面操作メニューから操作します。

[上]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が上方向に移動をはじめます。
再度[上]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が元の色に戻り、画面の移動が停止します。
[下]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が上方向に移動をはじめます。
再度[下]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が元の色に戻り、画面の移動が停止します。
[左]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が左方向に移動をはじめます。
再度[左]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が元の色に戻り、画面の移動が停止します。
[右]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が右方向に移動をはじめます。
再度[右]ボタンを注視すると、ボタンの背景色が元の色に戻り、画面の移動が停止し
ます。
[閉じる]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が閉じます（終了します）。
※対象となる画面の仕様によっては、閉じない画面もあります。
[最小化]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が最小化します。
[最大化]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面が最大化します。
現在アクティブな画面が既に最大化している場合は、通常の画面サイズに戻ります。
※対象となる画面の仕様によっては、最大化ができない画面もあります。

-56-

カーソル移動は、視線入力トップメニューから[その他]を注視（選択）して表示されたその他メニューから[カーソル]を注視（選択）して表示されたカーソルメニューから操作します。

[ページ上]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面にキーボードの「PageUp」キーを発行します。（キーボードで「PageUp」キーを押下したときと同様の操作です。）[ページ下]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面にキーボードの「PageDown」キーを発行します。（キーボードで「PageDown」キーを押下したときと同様の操作です。）[Tab]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面にキーボードの「Tab」キーを発行します。（キーボードで「Tab」キーを押下したときと同様の操作です。）[Enter]
ボタンを注視すると、ボタンの背景色が青色に変わり、現在アクティブになっている画面にキーボードの「Enter」キーを発行します。（キーボードで「Enter」キーを押下したときと同様の操作です。）-57-

その他の機能[盤]
視線入力メニューを非表示にして、マウスクリックが左クリックモードに切り替わり、文字盤を起動します。
文字盤の「戻」を選択すると文字盤が終了して視線入力メニューを表示します。
文字盤は、伝の心の文字盤と同じものです。
[呼音]
視線入力トップメニューから[その他]を注視（選択）して表示されたその他メニューから選択可能です。
[呼音]ボタンを注視（選択）すると、呼音を再生します。
呼音は伝の心呼音と同じものです。
呼音再生中は下記メッセージ画面を表示します。
メッセージ画面の中止ボタンを注視（選択）すると、メッセージ画面を閉じます。

[設定]
視線入力トップメニューから[その他]を注視（選択）して表示されたその他メニューから選択可能です。
[設定]ボタンを注視（選択）すると、視線入力メニューを非表示にして、マウスクリックが左クリックモードに切り替わり、設定画面を起動します。
設定画面の詳細は 59 ページの「■視線入力の設定」を参照ください。

-58-

■視線入力の設定
視線入力トップメニューから[その他]→[設定]の順に注視（選択）すると、視線入力の設定画面が表示されます。このとき、視線入力メニューは非表示、マウスクリックは左クリックモードに切り替わります。

また、伝の心のメインメニューから[応用操作]→[視線設定]からも、視線入力の設定画面を表示することができます。

-59-

○終了
設定後は、設定画面の終了ボタンを注視（選択）すると、下記画面が表示されるので、はいボタンを注視（選択）すると設定を更新して終了します。
いいえボタンを注視（選択）すると設定を元に戻して終了します。
終了後は、視線入力のその他メニューに戻ります。
キャンセルボタンを注視（選択）すると、視線入力の設定画面に戻ります。

○再読込
再読込ボタンを注視（選択）すると、下記画面が表示されるので、はいボタンを注視（選択）すると、現在の設定を表示して視線入力の設定画面に戻ります。
いいえボタンを注視（選択）すると、視線入力の設定画面に戻ります。

-60-

○出荷時設定
出荷時設定ボタンを注視（選択）すると、下記画面が表示されるので、はいボタンを注視（選択）すると、出荷時の設定を表示して視線入力の設定画面に戻ります。
いいえボタンを注視（選択）すると、視線入力の設定画面に戻ります。

-61-

視線のマウス追従速度（反応速度）
視線を向けた位置に、マウスカーソルが移動を始める早さを設定できます。
「視線操作設定 1」のページの「反応速度」で設定します。（出荷時の設定は 4 です。）＋：反応速度を 1 プラスします。（視線の位置にマウスカーソルが遅れて追従するようになります。）－：反応速度を 1 マイナスします。（視線の位置へのマウス追従速度が速くなります。）

マウスクリックまでの時間（注視時間）
視線を向けた位置を注視してからマウスクリックが行われるまでの時間です。
「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定します。
0～3.0 秒まで変更可能です。（出荷時の設定は 1.3 秒です。）＋：注視時間を 0.1 秒プラス（遅く）します。
－：注視時間を 0.1 秒マイナス（早く）します。
※0 秒に設定すると、注視無効になります。スイッチ併用時の初期設定となります。

注視開始

注視時間経過ここでクリック※ここでの注視時間は Windows 操作メニュー「メニュー設定 1」のページの「注視時間」で設定するマウ
スクリックまでの時間とは異なりますのでご注意ください。
-62-

マウスカーソルの周りの円の大きさ（視線カーソル）と表示の有無（視線カーソルの表示）
マウスカーソルの周りに円を表示可能です。（出荷時は表示されています。）
この円の範囲の中で視線を動かしても、マウスカーソルは追随しません。（マウス追従の無効範囲）「視線操作設定 1」のページの「視線カーソルの表示」で円の表示の有無、「視線カーソル」で円の大きさ（半径）を指定します。
「視線カーソル」は 24～96 ピクセルの範囲で 8 ピクセル毎に変更可能です。(出荷時は 48 ピクセルです。)※円の表示の有無の関わらず、「視線カーソル」の設定は有効です。

視線カーソルの表示：有視線カーソルの表示：無「視線カーソルの表示」を「有」に設定した場合、マウスクリックが行われる時に、注視時間の半分が過ぎると円の表示が時計回りに消えていき、円が消えた時にクリック動作が行われるので、マウスクリックが視覚的に分かりやすくなります。
注視開始

注視時間 1/2 経過

円の消失開始マウスクリック後は、円が再表示されます。

-63-

注視時間 1/2 経過

ここでクリックマウスカーソルのボタン吸着「伝の心」のメニューや文字盤の文字を、注視すると、マウスカーソルがメニューや文字盤のボタン中央に吸着（移動）するように設定することが可能です。別のメニューや別の文字（文字盤の場合）を注視すると、マウスカーソルは即吸着（移動）します。（出荷時はボタン吸着「有」です。）
また、ボタン吸着「有」の場合、視線カーソル待機時間とボタン吸着力を設定することが可能です。
「視線操作設定 2」のページの「ボタン吸着の有無」と「視線カーソル待機時間有無」「ボタン吸着力」で設定します。

○視線カーソル待機時間
視線カーソル待機時間が有の場合は、通常の注視処理と同じで、ボタン吸着後、注視時間の半分が過ぎると視線カーソル円の表示が時計回りに消えていき、円が消えた時にクリック動作が行われる動作です。
注視開始

注視時間 1/2 経過

円の消失開始注視時間 1/2 経過

ここでクリック

視線カーソル待機時間が無の場合は、ボタン吸着後、すぐに視線カーソル円の表示が時計回りに消えていきます。注視時間は変わりません。
（出荷時は視線カーソル待機時間「無」です。）
注視開始

円の消失開始注視時間経過-64-

ここでクリック○視線カーソルのボタン吸着力
ボタン吸着力はマウスカーソルがメニューや文字盤のボタン中央に吸着（移動）する速度を設定します。
「ボタン吸着力」は 1.0～0.3 の範囲で 0.1 毎に変更可能です。(出荷時は 0.6 です。)
1.0：マウスカーソルがメニューや文字盤のボタンの上に移動したら、ボタン中央に即時吸着します。
0.3：マウスカーソルがメニューや文字盤のボタンの上に移動したら、ボタン中央にゆっくり吸着します。

マウスカーソルがボタンに入ったらマウスカーソルがボタンに入ったら

ボタン中央に即時吸着

ボタン中央にゆっくり吸着-65-

マウスカーソルの周りの円の色（視線カーソルの色）「視線カーソルの表示」を「有」に設定した場合、円の色を変更することが可能です。（出荷時は「赤」です。）「視線操作設定 3」のページの「視線カーソルの色」で設定します。

色サンプル

マウスカーソル付近の拡大表示（拡大鏡表示）
操作対象が小さくて注視しづらい場合は、拡大鏡を表示してマウスカーソル付近を拡大表示させることも可能です。
「視線操作設定 3」のページの「拡大鏡表示」で設定します。（出荷時は表示されていません。）「拡大鏡表示」を「有」に設定すると、OS 標準でインストールされている拡大鏡を表示します。下記のようにマウスカーソル付近を拡大表示します。

拡大鏡表示：無

拡大鏡表示：有-66-

Windows 操作(視線入力)メニューの設定
視線入力メニューの設定も可能です。「メニュー設定 1」「メニュー設定 2」のページで設定します。

※ここでの注視時間は「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定するマウスクリックまでの時間とは異なりますのでご注意ください。
○透明度
視線入力メニューの透明度を設定します。
0.1～1.0 まで変更可能です。（出荷時の設定は 1.0（透明度：なし）です。）＋：透明度を 0.1 プラス（透明に）します。
－：透明度を 0.1 マイナス（不透明に）します。

透明度：0.5

透明度：0.7-67-

透明度：1.0○ON/OFF 注視時間
視線入力メニューの[ON/OFF] ボタンを注視して ON/OFF を切り替えるまでの時間を設定します。
※「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定するマウスクリックまでの時間とは異なりますのでご注意ください。
短：0.5 秒中：1.0 秒（出荷時の設定）
長：2.0 秒

ON/OFF 注視時間経過

ON/OFF 注視時間経過○マウス操作注視時間
視線入力メニューの[左クリック]、[右クリック]、[ダブルクリック]、[ドラッグ]、[Ctrl+左クリック]、[Shift+左クリック]ボタンを注視してマウスクリックモードを切り替えるまでの時間を設定します。
※「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定するマウスクリックまでの時間とは異なりますのでご注意ください。
短：0.5 秒中：1.0 秒（出荷時の設定）
長：2.0 秒マ ウ ス 操作注視時間経過○その他注視時間
視線入力メニューの ON/OFF、マウス操作系ボタン以外のボタンに対して、ボタンを注視してマウスクリック
モードを切り替えるまでの時間を設定します。
※「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定するマウスクリックまでの時間とは異なりますのでご注意ください。
短：0.5 秒中：1.0 秒（出荷時の設定）
長：2.0 秒そ の 他注視時間経過

そ の 他注視時間経過○Windows 操作メニュー表示位置
Windows 操作メニューの表示位置を、右端か左端か選択可能です。（出荷時の設定は「右」です。）-68-ガイダンス機能について
視線入力の設定画面では、各設定項目に対して説明を表示するガイダンス機能があります。
各項目の項目名表記エリアを注視すると、右側に説明画面が表示されます。
下記は｢拡大鏡表示｣を注視したときの一例です。

①項目名表記②説明画面表示

エリア注視

説明画面を注視している間は、説明画面は表示されます。視線を説明画面から外して「注意時間」経
過すると、自動的に説明画面は閉じます。
※ここでの「注視時間」は「視線操作設定 1」のページの「注視時間」で設定する時間です。

■こんな時にはメッセージが表示されて「伝の心」が起動しない○メッセージの内容が、「視線入力制御ソフトウェアがイ
ンストールされていません。」の場合⇒視線入力オプションを有効にするためのソフトウェア
がインストールされていません。
6 ページの「コアソフトウェアのインストール」を参照
して、ソフトウェアをインストールしてください。
⇒視線デバイスの設定がトビーPCEyemini ではない
可能性があります。
21 ページの「○視線デバイスの設定」を参照してデバイスの設定を行ってください。
○メッセージの内容が、「視線入力制御ソフトウェアが停止しています。」の場合⇒視線入力オプションを有効にするためのソフトウェアが起動していません。
視線入力制御ソフトウェアは、インストールすると、「伝の心」の起動と同時に起動する設定となっていますが、何らかの原因で起動が遅れている場合があります。
OK ボタンをクリックしてメッセージを閉じた後、暫く待ってからデスクトップ画面の [伝の心]アイコンをダ
ブルクリッして、「伝の心」を起動してください。
-69-

○メッセージの内容が、「視線入力デバイスが接続されていません。」の場合⇒トビーPCEye Mini が「伝の心」に接続されていません。
9 ページの「トビーPCEye Mini の設置を行います」
や、27 ページの「■tobii アイトラッキングツールについて」を参照して、トビーPCEye Mini の接続を確認
してください。
⇒トビーPCEyemini ではない視線入力オプションが接続されている可能性があります。
接続機器をご確認ください。

○メッセージの内容が、「なんでもスイッチ USB が接続されていません。」または「なんでもワイヤレスが接続されていません。」の場合⇒視線入力有効で、なんでもスイッチを併用する設定もしくは、視線入力無効の設定になっています。
更にその状態でなんでもスイッチ USB またはなんでもワイヤレスが接続されていません。
視線入力の設定が違う場合は 20 ページの「伝の心で使用できるようにします」を参照して、「視線入力有効（なんでもスイッチを併用しない）」設定に切り替えてください
なんでもスイッチを使用する設定の場合は、なんでもスイッチ USB またはなんでもワイヤレスの接続を確認してください。

-70-

キャリブレーションを行ったら、動作不能になった

キャリブレーションの更新は、CPU 負荷が非常に高くなる
ため、OS の状態によっては視線制御ソフトが停止してしまうことがあります。
○伝の心起動時のキャリブレーション画面からキャリブレー
ションの更新を行った場合⇒① キャリブレーション画面の右上の×をマウスでクリッ
クして、まずキャリブレーション画面を閉じます。
② 6 ページの「コアソフトウェアのインストール」や 20ページの「伝の心で使用できるようにします」を参照して「視線入力」フォルダーを開きます。
③ 「Service の再起動」を右クリックして、表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックします。
④ 「Tobii Service サービスを停止中です...」メッセージが表示されます。
⑤ 「Tobii Service サービスは正常に開始されました」と表示されるまで待ちます。
⑥ メッセージ画面の右上の×をマウスでクリックして、メッセージ画面を閉じます。
⑦ 30 ページの「ユーザープロフィール設定（キャリブ
レーション）」を参照して再度キャリブレーションを行います。
⑧ キャリブレーションが終了したら、伝の心が起動します。
○伝の心のメインメニューから「キャリブレーション」を選択してキャリブレーションの更新を行った場合⇒前項の①～⑧と同様の操作を行ってください。
ただし、②を行う際に伝の心のメインメニューが表示されていますので、メインメニューの右上＿ボタンをクリッ
クして、伝の心を最小化してください。
また、⑧でキャリブレーションが終了した際は、②で伝の心を最小化している場合、タスクバーの伝の心アイ
コンをクリックして伝の心画面を表示させてください。

-71-①×ボタンクリック②右クリック③クリック

なんでもスイッチのみで「伝の心」の操作がしたい
視線入力オプションでの「伝の心」操作をなんでもスイッチでの操作に戻すことができます。
(1) 20 ページの「伝の心で使用できるようにします」を参照して、下記の画面を表示します。

①クリック

②クリック

(2) 視線入力無効ボタンをクリックしてください。なんでもスイッチのみでの操作に切り替わります。

-72-

■まばたきスイッチについて
視線入力オプションとして、「まばたきスイッチ」を使用することができます。これは視線の注視によって決定（マウスクリック）する入力方法ではなく、まばたきによる瞳の個数変化によってスイッチ入力するオプション
機能です。視線入力のオプションとの切り替えと同様に切り替えて使用することが可能です。
まばたきスイッチの設定(1) 20 ページの「伝の心で使用できるようにします」を参照して、下記の画面を表示します。
(2) まばたきのみでスイッチ入力する場合はまばたきスイッチ（なんでもスイッチを併用しない）ボタンを、まばたきとスイッチの両方でスイッチ入力する場合はまばたきスイッチ（なんでもスイッチを併用する）ボタンをクリックしてください。

②クリック

①クリック

②クリック

※なんでもワイヤレスとの併用はできません。
なんでもワイヤレスを使用している場合は、なんでもスイッチを併用設定にすると、スイッチの設定がなんでもスイッチに戻ります。
(3) これで準備は完了です。
デスクトップの「伝の心」ショートカットから「伝の心」を起動させてください。
(4) 次回からは電源を入れるだけで視線入力オプションが使用できます。

-73-まばたき時間の設定
まばたきする時間を設定可能です。初期値は 0.4 秒になっています。0.1 ～ 999 秒まで設定可能です。
設定方法は下記になります。
(1) 6 ページの「伝の心を停止します」を参照して、「伝の心」を停止します。
(2) デスクトップ画面右下のタスクトレイから まばたきスイッチアイコンをマウスで右クリックします。
メニューが表示されますので、「設定」を選択します。

③クリック②右クリック①クリック(3) まばたきスイッチの設定画面が表示されますので、まばたき時間を変更する場合は、値を入力ボタン
をクリックします。

0.4

クリック

(4) まばたき時間が編集可能になるので、0.1 ～ 999 の範囲でまばたき時間を入力します。あまり短い
時間を設定すると。生理的なまばたきでもスイッチが入ってしまいますので、ご注意ください。

-74-

(5) まばたき時間を入力したら、値を設定ボタンをクリックします。

①まばたき時間を入力

②クリック

③クリック

(6) OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、デスクトップの「伝の心」ショートカットから「伝の心」を起動させてください。

■サポート
トビーPCEye Mini やコアソフトに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
株式会社クレアクト お問い合わせ窓口「伝の心」に関するお問い合わせは、「伝の心」をご購入された販売店にご連絡ください。

-75-