Brugsanvisningen

LCD-farveskærm

Vigtigt!
Læs denne brugsanvisning og den separate installationsvejledningomhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og
optimalt.
• Oplysninger om justering og indstilling af skærmen finder
du i installationsvejledningen.
• Den nyeste udgave af brugsanvisningen kan downloades fra vores
website:http://www.eizoglobal.com

SIKKERHEDSSYMBOLER
Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning og på produktet. De angiver vigtige oplysninger.
Læs dem omhyggeligt.

ADVARSELFORSIGTIG

Manglende overholdelse af indholdet i en
ADVARSEL medfører risiko for alvorlig
personskade og kan være livstruende.

Manglende overholdelse af indholdet i en
FORSIGTIG-advarsel medfører risiko formoderat personskade og/eller tingskade samt
beskadigelse af produktet.

Angiver, at der er behov for ekstra opmærksomhed. Symbolet»risikoen for elektrisk stød«.
Angiver en forbudt handling. Symbolet»må ikke demonteres«.

angiver f.eks. en faretype, f.eks.

angiver f.eks. en bestemt forbudt handling, f.eks.

Angiver en obligatorisk handling, som skal udføres. Symbolet
forbindes til jord.

angiver f.eks., at enheden skal

Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet bruges
uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, lagres i en database eller overføres uanset form eller
metode, herunder elektronisk, mekanisk eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra EIZO Corporation.
EIZO Corporation er på ingen måde forpligtet til at opbevare materialer eller oplysninger, der modtages,
fortroligt, medmindre der er truffet aftale herom forud for EIZO Corporations modtagelse af sådanne
oplysninger Selvom der er gjort alle anstrengelser for at sikre, at denne vejledning indeholder de nyeste
oplysninger, bemærkes det,
at EIZO-skærmspecifikationerne kan ændres uden varsel.

2﻿SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
VIGTIGT!
• Dette produkt er blevet særligt tilpasset til brug i det område, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet
bruges uden for dette område, er funktionsmåden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.
• Læs dette afsnit og Forsigtig-erklæringen på skærmen omhyggeligt af hensyn til brugernes
sikkerhed og korrekt vedligeholdelse af skærmen.

Placering af Forsigtig-erklæring

Symboler på enheden
SymbolDette symbol angiverTænd/sluk-knap:

Tryk for at tænde eller slukke for strømmen til skærmen.

Vekselstrøm
Advarsel om elektrisk fare
FORSIGTIG:Se »SIKKERHEDSSYMBOLER« (side 2).

WEEE mærkning:

Produktet skal bortskaffes separat; materialerne kan
genbruges.

CE-mærkning:

EU-overensstemmelsesmærkning i henhold til
bestemmelserne i Rådets direktiv og/eller forordning (EU).

ProducentFremstillingsdato
Forsigtig: Den føderale lovgivning i USA begrænser denne enhed til salg af eller på
bestilling af sundhedsfagligt personale med licens.
Medicinsk enhed i EU
Importør i EU
Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

3

ADVARSEL
Hvis enheden begynder at udsende røg, lugte brændt eller sige mærkelige lyde, skal du straks
afbryde alle elektriske tilslutninger og kontakte din lokale EIZO-forhandler for at få hjælp.
Anvendelse af en enhed med funktionsfejl medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af
produktet.
Skil ikke ad, og foretag ikke ændringer på enheden.
Åbning af kabinettet eller ændring af enheden medfører risiko for brand, elektrisk stødeller forbrænding.
Al service skal udføres af en uddannet servicetekniker.
Forsøg ikke selv at udføre service på produktet. Åbning eller fjernelse af enhedens dæksler medfører risikofor brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
Hold små genstande eller væsker væk fra enheden.
Tab af små genstande i kabinettets ventilationsåbninger eller spild af væske i kabinettet
medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Træk straks
stikket til enheden ud, hvis der tabes en genstand eller spildes væske ned i kabinettet.
Få undersøgt enheden af en autoriseret servicetekniker, inden den bruges igen.
Anbring enheden på et solidt og stabilt underlag.
Anbringelse af enheden på en ikke-velegnet overflade medfører risiko for, at enheden kan vælte ogforårsage personskade eller skade på udstyret. Sluk straks for strømmen, hvis enheden vælter, og kontakt
din lokale EIZO-forhandler for at få hjælp. Brug aldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhedmedfører risiko for brand og elektrisk stød.
Brug enheden på et velegnet sted.
Ellers er der risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
• Anbring ikke enheden udendørs.
• Anbring ikke enheden i et transportmiddel (f.eks. skib, fly, tog eller bil).
• Anbring ikke enheden i et støvfyldt eller fugtigt miljø.
• Anbring ikke enheden på et sted, hvor der kan sprøjte vand på skærmen
(f.eks. i et badeværelse eller køkken).
• Anbring ikke enheden på et sted, hvor skærmen udsættes for direkte damp.
• Anbring ikke enheden tæt på varmekilder eller affugtere.
• Anbring ikke produktet på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys.
• Anbring ikke enheden i omgivelser med letantændelige luftarter.
• Må ikke anbringes i miljøer med korrosive gasser (f.eks. svovldioxid, svovlbrinte,kvælstofdioxid, klor, ammoniak eller ozon).
• Må ikke anbringes i miljøer med støv, komponenter, som fremmer korrosion i atmosfæren
(f.eks. natriumklorid og svovl), ledende metaller osv.

Opbevar plastemballagen utilgængeligt for børn, da der er risiko for, at børn kan blive kvalt
i emballagen.
Brug den medfølgende netledning, og slut den til en almindelig stikkontakt.
Kontrollér, at spændingen er inden for det angivne spændingsområde for netledningen. Ellers er der risikofor brand eller elektrisk stød.
Strømforsyning: 100–240 Vac, 50/60 HzTræk netledningen ud ved at tage godt fat i stikket, og træk til.
Træk direkte i ledningen medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

Udstyret skal sluttes til en stikkontakt med jord.
Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

4

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERADVARSEL
Brug den korrekte spænding.
• Enheden er udviklet til at blive brugt ved en bestemt spænding. Tilslutning til en anden spænding end den,der er angivet i betjeningsvejledningen, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
Strømforsyning: 100–240 Vac, 50/60 Hz• Overbelastning af strømkredsløbet medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

Håndter netledningen forsigtigt.
• Anbring ikke ledningen under enheden eller under andre tunge genstande.
• Undlad at trække i ledningen eller binde den op.

Brug ikke enheden, hvis netledningen er beskadiget. Brug af en beskadiget netledningmedfører risiko for brand og elektrisk stød.
Operatøren bør ikke røre ved patienten, samtidig med at produktet berøres.
Produktet er ikke designet til at blive rørt af patienter.
Berør aldrig stikket eller netledningen i tordenvejr.
Der er risiko for elektrisk stød.
Se betjeningsvejledningen til holderen for at sikre, at enheden monteres korrekt i holderen.
Ellers er der risiko for, at enheden kan frigøres og forårsage personskade eller skade på udstyret. Kontrollér,
at monteringsstedet, f.eks. et bord eller en væg, har tilstrækkelig mekanisk styrke, før holderen og enhedenmonteres. Kontakt din lokale EIZO-forhandler for at få hjælp i tilfælde af tab af enheden. Brug aldrig en
beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfører risiko for brand og elektrisk stød. Brug de samme
skruer, når du monterer vippefoden igen, og tilspænd dem.
Berør ikke et beskadiget LCD-panel med bare hænder.
Eventuelt flydende krystal, der lækker fra panelet, er giftigt, hvis det kommer i øjnene
eller munden. Vask området grundigt, hvis panelet kommer i direkte kontakt med huden
eller en kropsdel. Kontakt lægen i tilfælde af fysiske gener.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

5

FORSIGTIG
Vær forsigtig under flytning af enheden.
Træk netledningen og kablerne ud i forbindelse med flytning af enheden. Det er farligt at flytte enheden,mens netledningen er tilsluttet.
Det kan medføre risiko for personskade.
Brug de angivne metoder til at bære og opstille enheden.
• Tag godt fat i enheden, når du skal flytte den, som vist på tegningen nedenfor.
• Skærme på 30” eller derover er tunge. Sørg for, at der er mindst to personer til at udpakke og/eller bære skærmen.

Tab af enheden medfører risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.

Undlad at blokere kabinettets ventilationsåbninger.
• Anbring ikke genstande i eller over ventilationsåbningerne.
• Opstil ikke enheden i et lukket område.
• Brug ikke enheden liggende eller vendt på hovedet.

Blokering af ventilationsåbningerne forhindrer korrekt luftgennemstrømning og medfører
risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
Rør ikke ved stikket med våde hænder.
Der er risiko for elektrisk stød.

Brug en stikkontakt, der er let adgang til.
Det sikrer, at du hurtigt kan afbryde strømmen i tilfælde af problemer.
DPM definerer statussen for signaler, der sendes mellem computeren og skærmen.
Støv, vand eller olie på stikket medfører risiko for brand.
Træk stikket til enheden ud, før du rengør den.
Rengøring af enheden med stikket i stikkontakten medfører risiko for elektrisk stød.
Sluk på tænd/sluk-knappen, og trækket stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges
i en længere periode, af hensyn til sikkerheden og for at spare strøm.
Til brugere i EØS og Schweiz:
Alle alvorlige hændelser i relation til enheden skal indberettes til producenten og den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.

6

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERBemærkning vedrørende denne skærm
Tilsigtet brug
Dette produkt er angivet til brug til visning af digitale billeder til gennemgang, analyse og
diagnose af en uddannet læge. Skærmen er ikke tiltænkt mammografi.
Vigtigt• Produktgarantien bortfalder muligvis, hvis produktet bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i denne
vejledning.
• Specifikationerne i denne vejledning forudsætter, at der bruges følgende:- Netledninger, der medfølger produktet- Signalkabler, som vi har specificeret• Brug kun EIZO-tilbehørsprodukter angivet af EIZO med dette produkt.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug
• Dele (såsom LCD-panelet) kan forringes med tiden. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer normalt.
• Der vises muligvis et efterbillede, hvis skærmbilledet ændres, når det samme billede har været vist påskærmen i længere tid. Brug pauseskærmen eller energisparefunktionen for at undgå, at et billede vises
på skærmen i længere tid.
• Hvis skærmen anvendes løbende over en længere periode, kan der forekomme sorte pletter eller
indbrændinger på skærmen. Vi anbefaler, at skærmen slukkes periodevis med henblik på at maksimerelevetiden.
• Et efterbillede kan blive vist, selv efter en kort tidsperiode er forløbet, afhængigt af det viste billede. Hvis
dette sker, kan billedskift eller at man slukker for strømmen i nogle timer løse problemet.
• Det baggrundsbelyste LCD-panel har en fast levetid. Kontakt din EIZO-forhandler, når skærmen bliver
mørk, begynder at flimre eller ikke længere lyser.
• Skærmen har muligvis defekte pixels eller et lille antal lyse prikker på skærmbilledet. Dette skyldes
egenskaber i selve panelet og er ikke udtryk for fejl i produktet.
• Undlad at trykke hårdt på panelet eller kanten af rammen, da det medfører risiko for fejl, f.eks.
interferensmønstre og andet. Vedvarende tryk på panelet medfører risiko for beskadigelse elleruoprettelig skade på panelet. Lad skærmen stå med et sort eller hvidt skærmbillede, hvis trykmærker
ikke forsvinder fra panelet. Symptomet forsvinder muligvis.
• Undlad at bruge spidse genstande på panelet eller ridse det. Der er risiko for, at det tager skade. Aftør
ikke panelet med servietter, som kan ridse panelet.
• Der dannes muligvis dug på indersiden og ydersiden af skærmen, når en kold skærm anbringes i et
varmt rum, eller hvis temperaturen i rummet stiger hurtigt. Undlad at tænde for skærmen, hvis det sker.
Vent, indtil den dannede kondens forsvinder. Ellers er der risiko for beskadigelse af skærmen.

Bemærkning vedrørende denne skærm

7

Hvis skærmen bruges over lang tid● Kvalitetskontrol• Skærmens visningskvalitet er påvirket af kvalitetsniveauet af indgangssignaler og forringelsen af
produktet. Udfør visuelle tjek og periodisk tests af konstant kvalitet for at overholde medicinske
standarder / retningslinjer alt efter anvendelse, og udfør kalibrering som nødvendigt. Brug af
RadiCS-skærmens kvalitetskontrolsoftware lader brugeren foretage en fuld kvalitetskontrol på højt
niveau, der opfylder medicinske standarder / retningslinjer. Jævnfør RadiCS Brugervejledning for,hvordan forskellige tests og kalibrering udføres.
• Det tager 30 minutter, før skærmvisningen er stabiliseret og fungerer korrekt. Vent mindst 30
minutter, når skærmen har været slukket, eller energisparetilstanden har været aktiveret, før
forskellige tests for kvalitetskontrol, kalibrering eller skærmjustering.
• Vi anbefaler, at skærme indstilles til det anbefalede niveau eller lavere for at reducere ændringer iluminans, som skyldes langtidsbrug, og opretholde en stabil lysstyrke.
Vigtigt• Skærmens visningsstatus kan ændre sig uventet grundet en driftsfejl eller uventet indstillingsændring. Det
anbefales at bruge skærmen med kontrolknapperne låst efter skærmen justeres. For oplysninger om at
indstilles henvises der til installationsmanualen (på CD-ROM'en).

● Rengøring

Periodisk rengøring anbefales for at sikre, at skærmen ser ny ud og dens levetid forlænges.
Tør omhyggeligt kabinettet og paneloverfladen af med en blød klud, som er gjort fugtig med vandeller følgende kemikalier.

Kemikalier, der kan anvendes til rengøring
Materialenavn

Ethanol som desinfektionsmiddel
Isopropylalkohol
Klorhexidinglukonat
Natriumhypoklorit
Benzalkoniumklorid
Alkyldiaminoethylglycin
Glutaral

Produktnavn

Ethylalkohol (ethanol)
Isopropylalkohol
Hibitanopløsning
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Vigtigt• Brug ikke kemikalier ofte. Kemikalier, f.eks. alkohol og antiseptiske opløsninger, kan medføre glansvariation,
pletter eller afblegning af kabinettet eller panelet samt forringe billedkvalitet.
• Brug aldrig rengøringsmiddel, som indeholder fortyndingsmiddel, benzen, voks eller slibemiddel, påkabinettet eller panelet.
• Påfør ikke kemikalier direkte på skærmen.
Bemærk• Det anbefales at bruge ScreenCleaner (ekstramateriale) til at rengøre kabinettet og paneloverfladen.

Korrekt brug af skærmen
• Det kan virke trættende på øjnene at kigge ind i skærmen i lang tid ad gangen. Kig væk fra skærmen ica. ti minutter en gang i timen.
• Kig på skærmen fra en god afstand og passende vinkel.

8Bemærkning vedrørende denne skærm

INDHOLD
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER................... 3
VIGTIGT!..................................................................... 3Bemærkning vedrørende denne skærm.............. 7
Tilsigtet brug .. ........................................................... 7
Sikkerhedsforanstaltninger for brug...................... 7
Hvis skærmen bruges over lang tid........................ 8● Kvalitetskontrol................................................. 8● Rengøring......................................................... 8

Korrekt brug af skærmen......................................... 8

INDHOLD................................................................. 9
Kapitel 1
1-1.
1-2.

Introduktion...................................... 10
Egenskaber og funktioner...........................10
Pakkens indhold...........................................10●

EIZO LCD Utility Disk......................................10

Kapitel 2

Installation / tilslutning................... 12

1-3.

Kontrolelementer og funktioner..................112-1.

Før installation af produktet........................122-2.

Tilslutning af kabler......................................13

2-3.

At slå strømmen til........................................14

2-4.

Justering af skærmhøjden og -vinklen......14● Installationskrav..............................................12

Kapitel 3

Problem med manglende billede.... 15

Kapitel 4Specifikationer................................. 16

4-1.

Specifikationsliste........................................16

4-2.

Kompatible opløsninger..............................17

4-3.

Tilbehør..........................................................17● Til digital signalindgang (DisplayPort / DVI)....17● Til analog signalindgang (D-Sub)...................17

Bilag....................................................................... 18
Medicinsk standard..................................................18
EMC-erklæring.........................................................19

INDHOLD

9

Kapitel 1

Introduktion

Tak, fordi du har valgt en LCD-farveskærm fra EIZO.

1-1. Egenskaber og funktioner• 19,0 tommer• Understøtter en opløsning på 1 mio. pixel (1280 punkter × 1024 linjer)• VA-panel med 178˚ vandrette og lodrette visningsvinkler• Understøtter tredobbelt indgangssystem (DisplayPort, DVI, og D-Sub)• Udstyret med seks CAL Switch-tilstande, deriblandt DICOM-tilstand med DICOM ® Part
14-kompatibel gråskalakarakteristika
CAL Switch-tilstand kan skiftes alt efter det viste billede. Se installationsvejledningen (på cd-rom'en) for at få
flere oplysninger.

• Kvalitetskontrolsoftwaren »RadiCS LE« medfølger.
- Udfører kalibrering og daglige tjek og styrer historikken.
- Lader brugeren betjene skærmen, såsom at skifte CAL Switch-tilstand eller indgangssignal ved
at bruge musen eller tastaturet.
• Anvender foden med en stor bevægelsesrækkevidde.
Lader dig justere skærmen til optimal position for let betjening og minimal træthed.
(Vip: 30˚ op/0˚ ned, drej: 35˚ højre/35˚ venstre, justerbar højde: 100 mm)

1-2. Pakkens indhold
Kontrollér, at alle følgende elementer findes i emballagen. Hvis en af disse mangler, skal du kontakte dinforhandler eller lokale EIZO-repræsentant.
Bemærk• Gem emballagen og indpakningen, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for at flytte eller transportere skærmen.
• Skærm• Netledning• Digitalt signalkabel: PP300
DisplayPort – DisplayPort• USB-kabel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Brugsanvisningen• VESA monteringsskruer (M4 × 12 mm, 4 stk.)● EIZO LCD Utility Disk

Følgende genstande følger med på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Se filen Readme.txt på CDROM for at få mere at vide om, hvordan du starter softwaren eller får adgang til filreferencer.
• Filen Readme.txt• RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware til skærmen (til Windows)• Brugervejledning- Skærminstallationsmanual- RadiCS LE brugervejledning• Angivelse af dimensionerBemærk• Se RadiCS LE brugsanvisning for information om at installere og bruge RadiCS LE. Når RadiCS LE bruges,
skal du tilslutte skærmen til din pc med det medfølgende USB-kabel.

10

Kapitel 1 Introduktion

1-3. Kontrolelementer og funktioner

9
10

8

1
1. Omgivende
lyssensor

2. Kontrolknap

3. Knappen
4. Strømindikator

2

3

4

5

6

7

Denne sensor måler belysning med RadiCS / RadiCS LE funktion, som overvåger
ændringer i belysning. Jævnfør RadiCS / RadiCS LE brugervejledning for oplysninger.
Værdierne målt af denne sensor afspejles ikke på RadiCS miljøbelysning, fordi sensoren
er forenklet.
Viser driftsvejledningen. Indstil menuer ifølge driftsvejledningen.
For oplysninger driftsvejledningen og menuerne henvises der til installationsvejledningen(på CD-ROM).
Tænder og slukker for strømmen.

Angiver skærmens driftstilstand.
Grøn: I brug Orange: Energisparetilstand Fra: Slukket
5. Strømstik
Til tilslutning af netledningen.
6. Signalindgangsstik
Tilslut signalkablerne.
Venstre: DisplayPort-stik
Center: DVI-D-stik
Højre: D-Sub ministik med 15 ben
7. OpadTilslut USB-kablet til softwaren, der bruger USB-tilslutning.
8. Slot til sikkerhedslås Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystemet.
9. FodBruges til at justere skærmens højde og vinkel (vipning/drejning).
10. KabelholderDækker skærmkablerne.

Kapitel 1 Introduktion

11

Kapitel 2

Installation / tilslutning

2-1. Før installation af produktetLæs omhyggeligt »SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER« (side 3) og følg altid instruktionerne.
Hvis produktet anbringes på et bord med lakeret overflade, kan farven smitte af på foden på grund af
gummiets sammensætning. Kontroller bordfladen før brug.

● Installationskrav

Når skærmen monteres i et stativ, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt plads omkring siderne,bagsiden og den øverste del af skærmen.

Vigtigt• Placer skærmen på en måde, så lyset ikke forstyrrer skærmbilledet.

12

Kapitel 2 Installation / tilslutning

2-2. Tilslutning af kabler
Vigtigt• Kontrollér, at skærmen og pc'en er slukket.
• Når den nuværende skærm udskiftes med denne skærm, sørg for for at ændre pc-indstillingerne for opløsningog lodret scanningsfrekvens til dem, som er tilgængelige for denne skærm ved at jævnføre »4-2. Kompatible
opløsninger« (side 17), inden du tilslutter skærmen til pc'en.

1. Tilslut signalkablerne.

Kontrollér stikkenes form, og tilslut kablerne.
Efter DVI-kablet eller D-Sub-kablet er tilsluttet til skærmen, strammes fastgøringen for at sikreskærmen.

MD-C87 (ekstramateriale)

DD300 (ekstramateriale)

PP300 (medfølger)

2. Slut netledningen til en stikkontakt og til strømstikket på skærmen.
Indsæt netledningen helt ind i strømstikket på skærmen.

3. Når RadiCS / RadiCS LE bruges, tilsluttes USB-kablet til skærmens USB-port(opad) og pc'en.

Kapitel 2 Installation / tilslutning13

2-3. At slå strømmen til
1. Tryk på

for at tænde skærmen.

Strømindikatoren på skærmen lyser grønt.
Jævnfør »Kapitel 3 Problem med manglende billede« (side 15) hvis lampen ikke lyser.

2. Tænd for pc'en.

Skærmbilledet vises.
Hvis der ikke vises noget billede efter skærmen tændes, henvises til »Kapitel 3 Problem med
manglende billede« (side 15) for at få yderligere oplysninger.
Vigtigt• Vi anbefaler, at du slukker på tænd/sluk-knappen for at spare mest muligt energi. Frakobling af stikkontakten
stopper strømforbruget fuldstændigt, når skærmen ikke er i brug.
Bemærk• Når du første gang tænder for skærmen og pc’en med det analoge signal, arbejder funktionen til automatisk
justering på at indstille uret, fasen og visningen automatisk.
• For at maksimere skærmens levetid ved at hæmme forfald af lysstyrke og for at reducere strømforbrug skal
man gøre følgende:- Anvend computerens energisparefunktion.
- Sluk skærmen og pc'en efter brug.

2-4. Justering af skærmhøjden og -vinklen
Hold på skærmens venstre og højre kanter med begge hænder, og indstil skærmens højde ved at vippeog dreje skærmen for at opnå de bedste arbejdsforhold.

Vigtigt• Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at kablerne er korrekt tilsluttet.

14

Kapitel 2 Installation / tilslutning

Kapitel 3

Problem med manglende billede

ProblemMulig årsag og afhjælpning

1. Intet billede• Strømindikatoren lyser ikke.

• Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
.
• Tryk på• Strømindikatoren lyser grønt.

• Forøg »Brightness (Lysstyrke)«, »Contrast (Kontrast)«
eller »Gain (Forstærkning)« i indstillingsmenuen. Se
installationsvejledningen (på cd-rom'en) for at få flere
oplysninger.

• Strømindikatoren lyser orange.

• Skift indgangssignalet med. Se installationsvejledningen(på cd-rom'en) for at få flere oplysninger.
• Flyt musen, eller tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
• Kontrollér, at der er tændt for pc’en.
• Dette problem kan forekomme, når pc'en er tilsluttet via
DisplayPort-stikket. Tilslut skærmens netledning igen eller
genstart pc'en.

2. Nedenstående meddelelse vises.

Denne meddelelse vises, når indgangssignalet er forkert, ogsåselvom skærmen fungerer korrekt.

• Meddelelsen vises, når der ikke er noget
signal.
Eksempel:• Meddelelsen til venstre vises muligvis, fordi nogle pc’er ikkeudsender signalet umiddelbart efter opstart.
• Kontrollér, at der er tændt for pc’en.
• Kontrollér, at signalkablet er tilsluttet korrekt.
• Skift indgangssignalet med. Se installationsvejledningen(på cd-rom'en) for at få flere oplysninger.

• Meddelelsen angiver, at indgangssignalet
ikke er i det angivne frekvensområde.
Eksempel:• Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholderskærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens (se»4-2. Kompatible opløsninger« (side 17)).
• Genstart pc’en.
• Skift til den relevante indstilling ved hjælp afhjælpeprogrammet til grafikkortet. Jævnfør brugsanvisningentil grafikkortet for oplysninger.

Kapitel 3 Problem med manglende billede

15

Kapitel 4

Specifikationer

4-1. Specifikationsliste
LCD-panelVideosignaler

Type

VA

Baggrundslys

LED

Størrelse

48 cm (19,0 tommer) (48,1 cm diagonalt)

Opløsning

1280 punkter × 1024 linjer

Visningsområde (H × V)

376,3 mm × 301,0 mm

Pixel pitch (H × V)

0,294 mm × 0,294 mm

Visningsfarver

Maks. 16,77 millioner farver

Betragtningsvinkler(Vandret / Lodret, typisk)

178˚ / 178˚

Kontrastforhold(typisk)

2000 : 1

Reaktionstid (typisk)

20 ms (sort -> hvid -> sort)

Indgangsterminaler

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1,
D-Sub mini med 15 ben × 1

Vandret scanningsfrekvens DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHz
D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
Lodret scanningsfrekvens

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

USB
Strøm

Fysiskespecifikationer

Omgivende
betingelser
Omgivende
betingelser
for transport/
opbevaring

Synkroniseringssignal

Adskilt

Dot clock (maks.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Port

Opstrøm × 1

Standard

USB 2.0

Indgang

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,50A - 0,30A

Maks. effektforbrug

28 W eller mindre

Energisparetilstand0,6 W eller mindre*1

Standbytilstand0,6 W eller mindre*2

Ydre mål
(bredde × højde × dybde)

405 mm × 406,5 mm - 506,5 mm × 205 mm (vippefunktion: 0˚)
405 mm × 438,8 mm - 538,8 mm × 227,7 mm (vippefunktion: 30˚)

Ydre mål (uden fod)
(bredde × højde × dybde)

405 mm × 334 mm × 61,5 mm

Nettovægt

Ca. 6,0 kg

Nettovægt (uden fod)

Ca. 4,2 kg

Højdejusteringsområde

100 mmVippefunktion:

Op 30˚, ned 0˚

Drejefunktion

Højre 35˚, venstre 35˚Roter90˚ (med uret)Temperatur

0 ˚C til 35 ˚C

Luftfugtighed

20 % - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensdannelse)

Lufttryk

540 hPa til 1060 hPa

Temperatur-20 ˚C til 60 ˚C

Luftfugtighed

10 % - 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensdannelse)

Lufttryk

200 hPa til 1060 hPa*1 Når DVI-indgangen anvendes, er ingen USB-enhed tilsluttet, »Auto Input Detection (Autoindgangsopdagelse)«:»Off«, »Power Save«: »On (Til)«, og »DP Power Save (DP-strømbesparelse)«: »On (Til)«*2 Når USB-port (opad) ikke er tilsluttet, og »DP Power Save (DP-strømbesparelse)«: »On (Til)«

16

Kapitel 4 Specifikationer

4-2. Kompatible opløsningerSkærmen understøtter følgende opløsninger.

● Til digital signalindgang (DisplayPort / DVI)
Opløsning

Lodretscanningsfrekvens

640 × 480

60 Hz

720 × 400

70 Hz

800 × 600

60 Hz

1024 × 768

60 Hz

1280 × 1024 *1

60 Hz*1 Anbefalet opløsning.

● Til analog signalindgang (D-Sub)
Opløsning

Lodretscanningsfrekvens

640 × 480

~75 Hz720 × 400

70 Hz

800 × 600

~75 Hz1024 × 768~75 Hz1152 × 864

75 Hz1280 × 960

60 Hz1280 × 1024 *1~75 Hz640 × 400

70 Hz

*1 Anbefalet opløsning.

4-3. Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgængeligt separat.
Gå til vores websted for at få oplysninger om det nyeste ekstratilbehør solgt særskilt og kompatible
grafikkort.
http://www.eizoglobal.com
Panebeskyttelse

EIZO »FP-702«

Arm, fod

EIZO »LS-HM1-D«: Dobbelt højdejusterbar fod
EIZO »LA-011-W«: Vægmonteret arm
EIZO »AAH-02B3W«: Vægmonteret arm

Kalibreringssæt

EIZO »RadiCS UX2« ver. 4.6.3 eller nyere

Network QC-administrationssoftware

EIZO »RadiNET Pro« ver. 4.6.3 eller nyere
EIZO »RadiNET Pro Lite« ver. 4.6.3 eller nyere

Rengøringssæt

EIZO »ScreenCleaner«

Signalkabel (Display Port - Display Port)

PP200

Signalkabel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Signalkabel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87Signalkabel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16USB-kabel

FD-C93

Kapitel 4 Specifikationer

17

BilagMedicinsk standard• Det skal sikres, at det endelige system overholder kravet i IEC60601-1-1.
• Strømforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske bølger, der kan påvirke eller begrænse
skærmen eller resultere i fejlfunktion. Installer udstyret i kontrollerede omgivelser, hvor sådannepåvirkninger undgås.

Klassifikation af udstyret
-

18

Bilag

Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Klasse I
EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
Klassifikation af medicinsk enhed (EU): Klasse I
Driftstilstand: Kontinuerlig
IP-klasse: IPX0

EMC-erklæring
RadiForce-serien har en ydeevne, som viser medicinske billeder korrekt.

Miljøer for tiltænkt brug
RadiForce-serien er beregnet til brug i følgende miljøer.
• Professionelle sygeplejemiljøer, som f.eks. klinikker og hospitaler
Følgende miljøer er ikke egnede steder at bruge RadiForce-serien i:• Hjemmeplejemiljøer• I nærheden af kirurgisk udstyr med høj frekvens såsom elektrokirurgiske knive• I nærheden af kortbølgeterapeutisk udstyr• RF-afskærmet rum for medicinsk udstyrssystemer til MRI• I afskærmet placering Særlige miljøer• Installeret i køretøjer, herunder ambulancer• Andre særlige miljøer

ADVARSEL
RadiForce-serien kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende EMC og skal installeres. Du
skal omhyggeligt læse EMC-information og afsnittet "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER" i dette
dokument og overholde følgende instruktioner, når produktet installeres og betjenes.
RadiForce-serien bør ikke bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr. Hvis RadiForceserien skal bruges i nærheden af eller sammen med andet udstyr, skal det kontrolleres, at det udstyr
eller system, som RadiForce-serien indgår i, fungerer korrekt.
Ved brug af bærbart RF-kommunikationsudstyr skal det holdes 30 cm (12 tommer) eller mere væk fra
enhver del, herunder kabler, på RadiForce-serien. Ellers kan det medføre forringelse af dette udstyrs
ydeevne.
Enhver, som tilslutter yderligere udstyr til signalindgangen eller signaludgangene i forbindelse med
konfigurationen af et medicinsk system, er ansvarlig for at sikre, at systemet overholder kravene i
IEC60601-1-2.
Undlad at berøre indgangs-/udgangssignalstikkene under brug af RadiForce-serien. Ellers kan det
viste billede blive påvirket.
Sørg for at bruge kablerne, der er fastgjort til produktet, eller kabler specificeret af EIZO.
Brug af andre kabler end dem, som er specificeret eller leveret af EIZO, med dette udstyr, kanforårsage elektromagnetiske emissioner eller reduceret elektromagnetisk immunitet for dette udstyr
og fejlagtig drift.
Kabel

EIZOspecialkabler

Maks.
Kabellængde

Afskærmning

Ferritkerne

Signalkabel(DisplayPort)

PP300 / PP2003mAfskærmet

Med ferritkerner

Signalkabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3mAfskærmet

Med ferritkerner

Signalkabel (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Afskærmet

Med ferritkernerUSB-kabel

UU300 / MD-C93

3mAfskærmet

Med ferritkernerNetledning (med jord)-

3m

Uafskærmet

Uden ferritkerner

Bilag

19

Tekniske beskrivelser
Elektromagnetiske emissioner

RadiForce-serien er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner
CISPR11

Gruppe 1

RadiForce-serien bruger kun RF-energi til interne funktioner.
RF-emissionerne er derfor meget begrænsede og vil sandsynligvis ikke
medføre interferens med elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR11

Klasse B

RadiForce-serien er velegnet til tilslutning til alle strømkilder, herunderstrømkilder i private hjem og strømkilder, der er direkte forbundet til
lavspændingsstrømforsyning, som forsyner bygninger, der benyttes til
boligformål.

Harmoniske emissioner Klasse D
IEC61000-3-2Spændingssvingninger/ I overensstemmelse
flimmeremissioner
med
IEC61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til testkrav (T) for
professionelle sygeplejemiljøer som defineret i IEC60601-1-2.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelsesniveau(C)

Elektrostatisk
udladning (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV kontaktafladning±15 kV luftafladning

Hurtige transienter/
bygetransienter
IEC61000-4-4±2 kV±2 kV strømforsyningsledninger
Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten istrømforsyningsledninger ±1 kV indgangs-/udgangsledninger et typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø.
±1 kV indgangs-/
udgangsledninger

Overspænding
IEC61000-4-5±1 kV ledning til ledning±2 kV ledning til jord

±1 kV ledning til ledning±2 kV ledning til jord

Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten iet typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø.

Spændingsdyk,
korte udfald ogspændingsvariationpå
strømforsyningslinjer
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % fald i UT)
0,5 cyklusser og 1 cyklus
70 % UT (30 % fald i UT)
25 cyklusser ved 50 Hz
0 % UT (100 % fald i UT)
250 cyklusser ved 50 Hz

0 % UT (100 % fald i UT) 0,5
cyklusser og 1 cyklus
70 % UT (30 % fald i UT) 25
cyklusser ved 50 Hz
0 % UT (100 % fald i UT)
250 cyklusser ved 50 Hz

Strømkvaliteten bør svare til kvaliteten iet typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af RadiForceserien ønsker uafbrudt drift understrømafbrydelser, anbefales det, at
RadiForce-serien forsynes med strøm
fra en nødstrømsforsyning eller etbatteri.

Magnetfelter med
netfrekvenser
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMagnetfelter med netfrekvenser bør
være på niveauer, der forekommer iet typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Produktet bør holdes mindst 15 cm
væk fra kilden til magnetfelterne med
netfrekvenser under brug.

20

Bilag

±8 kV kontaktafladning±15 kV luftafladning

Elektromagnetisk miljø –vejledning
Gulve bør være af træ, beton eller
keramikfliser. Hvis gulve er dækket af
syntetisk materiale, skal den relative
luftfugtighed være mindst 30 %.

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til testkrav (T) for
professionelle sygeplejemiljøer som defineret i IEC60601-1-2.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest

Testniveau (T)Overensstemmelsesniveau(C)

Elektromagnetisk miljø –vejledningBærbart og mobilt
radiokommunikationsudstyr bør ikke
anvendes tættere på nogen del af
RadiForce-serien, inkl. kabler, end den
anbefalede sikkerhedsafstand, derberegnes ud fra den relevante ligning for
senderens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstandLedningsbårne
forstyrrelser induceret af
RF-felter
IEC61000-4-6

Indstrålede RF-felter
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms6 Vrms
ISM a)-bånd mellem
150 kHz og 80 MHz

d = 1,2√P

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

d = 1,2√P, 80 MHz- 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz- 2,7 GHz

3 V/mHvor "P" er den maksimale
udgangseffekt for senderen i watt (W)ifølge producenten af senderen, og "d"er den anbefalede sikkerhedsafstand imeter (m).
Feltstyrker fra faste radiosendere, som
er fastlagt med en elektromagnetisk
undersøgelse på stedet b), bør væremindre end overensstemmelsesniveauet
i hvert frekvensområde c).
Der kan opstå interferens i nærheden
af udstyr, der er mærket med følgende
symbol.

Bemærkning 1 UT er lysnetspændingen før aktivering af testniveauet.
Bemærkning 2 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
Bemærkning 3 Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af RF-felter eller indstrålede RF-feltergælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion
fra strukturer, genstande og mennesker.
a)ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz,13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

b)

Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobile radioer, amatørradio,
AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges nøjagtigt rent teoretisk. Man bør overveje en elektromagnetisk
undersøgelse af stedet for at vurdere det elektromagnetiske miljø fra faste radiosendere. Hvis feltstyrken, hvor RadiForceserien bruges, måles til at overstige ovennævnte gældende RF-opfyldelsesniveau, skal RadiForce-serien observeres forat bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være nødvendigt at foretage yderligere målingerog ændre RadiForce-seriens retning eller placering.

c)

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Bilag

21

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart eller mobilt RF-kommunikationsudstyr og RadiForceserien
RadiForce-serien er beregnet til brug i et kontrolleret elektromagnetisk miljø. Kunden eller brugeren af RadiForceserien kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en mindste sikkerhedsafstand (30 cm) mellem detbærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce-serien.
RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til testkrav (T) for immunitet
til nærhedsfelter fra følgende trådløse RF-kommunikationstjenester.

Testfrekvens(MHz)Båndbredde a)(MHz)

Service a)

Modulation b)

OverensstemTestniveau (T) c) melsesniveau
(V/m)
(C)
(V/m)

385

380-390TETRA 400

Pulsmodulation b)
18 Hz

27

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

28

28

710

704-787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulation b)
217 Hz99800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulation b)
18 Hz

28

28

1700-1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-bånd 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulation b)
217 Hz

28

28

2450

2400-2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulation b)
217 Hz

28

28

5240

5100-5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

For nogle tjenester er kun uplink-frekvensen medtaget.

b)Bærebølger er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

c)Testniveauerne er beregnet med den maksimale effekt, sikkerhedsafstand på 30 cm.

Kunden eller brugeren af RadiForce-serien kan forebygge interferens fra magnetiske felter i nærheden ved at
opretholde en mindste sikkerhedsafstand (15 cm) mellem RF-sendere og RadiForce-serien.
RadiForce-serien er blevet afprøvet til følgende overensstemmelsesniveauer (C) i henhold til testkrav (T) for immunitet
til magnetiske felter i nærheden i nedenstående tabel.

Testfrekvens

Testniveau (T)(A/m)

Modulation a)Overensstemmelsesniveau (C)(A/m)

134,2 kHz

Pulsmodulation a)2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Pulsmodulation a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

Bærebølger er moduleret vha. et firkantbølgesignal med 50 % tjenestecyklus.

22

Bilag

For andet bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) bør der opretholdes en mindste sikkerhedsafstandmellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce-serien, som anbefalet nedenfor,afhængigt af kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel maksimaludgangseffekt for senderen(W)

Sikkerhedsafstand afhængigt af senderens frekvens(m)
150 kHz til 80 MHz
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand "d"i meter (m) beregnes ud fra den relevante ligning for senderens frekvens, hvor "P" er senderens maksimale udgangseffekt iwatt (W) ifølge producentens oplysninger.
Bemærkning 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for et højere frekvensområde.
Bemærkning 2 Disse retningslinjer omkring ledningsbårne forstyrrelser induceret af RF-felter eller indstrålede RF-feltergælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion
fra strukturer, genstande og mennesker.

Bilag

23

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023