DIGIMICRO - デジマイクロ -カウンタ

TC-200
使用説明書


この度は、ニコン製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この使用説明書は、ニコン「デジマイクロ カウンタ TC–200」の使用者のために書かれたものです。
ご使用前によくお読みになり、正しくお使いくださいますよう、お願い致します。
• 本書の内容の一部、または全部を無断で転記することは禁止されています。
• 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一不可解な点や、誤り、お気付きの点がございましたら、ご購入先にご連絡くださいますようお願い致します。
• 周辺機器をお使いになる場合は、それぞれの使用説明書も併せてお読みください。
• 本書に掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

6th Edition July 2024 jai

本書の警告／注意マークについて

本書の警告／注意マークについて
ニコン製品は安全性に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をしたり、注意事項を守らないと、人体や物品に損害を与える事故が起こる可能性があります。製品をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。また、いつでも見ることができるように、使用説明書をダウンロードしておくか、
ブックマークしておくことをお勧めします。
本書では、次のような警告マークを使って、「安全のために特に注意すべき事柄」を目立たせています。マークの付いた指示は必ずお守りください。

マーク

内容

警告

このマークの付いた指示を守らないと、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意

このマークの付いた指示を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

6th Edition July 2024 ja

ii

警告

警告
1.

製品の使用目的
本製品は、ニコンのエンコーダ製品（デジマイクロ、ロータリーエンコーダ等）と組み合わせて、位置の変位量、回転角度、パルス数をデジタル表示するものです。この目的にのみ使用してください。
その他の目的には使用しないでください。

2.

分解・改造しないこと
本製品を分解したり改造したりしないでください。感電や故障の原因になります。異常に気付いた
ときは、ご購入先にご連絡ください。

3.

AC アダプタの確認
本製品は、AC アダプタを電源として使用します。必ず、専用の AC アダプタと組み合わせて使用
してください。その他の AC アダプタを使用すると、故障や異常発熱、火災などにつながる恐れがあり、非常に危険です。
指定 AC アダプタ ：ATS065T-P120
入力定格電圧 ：AC100V ～ 240V
入力定格電流 ：1.4A
出力定格電圧 ：12V ± 5%出力定格電流 ：5Aタイプ		
：センターマイナス
安全規格		
：「UL」「cUL」「GS」「PSE」「BSMI」「CB」「RCM」「CCC」「KC」「PSB」「EAC」「BIS」「NOM」「SMARK」「ISC」「ST-COA」「SII」「SABS」「COC+LOA」「UKCA」• 故障や火災防止のため、AC アダプタは風通しの悪い狭い場所に置かないでください。また、物をかぶせたり、何かを上に置いたりすると、放熱が妨げられ、異常発熱の原因となります。
• 故障や誤動作防止のため、AC アダプタを接続する前には必ず、本製品の電源スイッチを OFFにしてください。

4.

水をかけないこと、異物を入れないこと
故障や、ショートによる異常発熱防止のため、本製品、および本製品とともにご使用になる製品に水をかけたり、内部に異物を入れないでください。万一水がかかったり、紙片などの異物が内部に入ってしまったら、ただちに本体の電源を OFF にし、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、ご購入先にご連絡ください。決してそのまま使用しないでください。

5.

電源コードやケーブル類を極端に曲げたり、ねじったりしないこと
電源コードやケーブル類を極端に曲げたり、ねじったりしないでください。コ一ドやケーブル類が損傷し、発火、火災を引き起こす恐れがあります。

6th Edition July 2024 ja

iii

注意

注意
1.

取付けやケーブル類の脱着時は電源を OFF にすること
故障や誤動作防止のため、取付け時、およびケーブル類の脱着時は、必ず本製品の電源スイッチを
OFF にしてください。

2.

本体背面のコネクタには、指定以外の機器を接続しないこと
故障や事故防止のため、本体の背面にあるコネクタには使用説明書に図示してある機器以外は接続
しないでください。

3.

製品取付け、保管時の注意• 指や手をはさまないよう、注意して取付けてください。
• 本製品は精密機器です。故障防止、および精度保持のため、取扱いには十分注意し、衝撃や激しい振動を与えないようにしてください。
• 長時間使用しない場合は、本体の電源スイッチを OFF にし、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
• 誤動作防止のため、AC コードのアース端子やフレーム接続端子は確実に接地してご使用ください。また、ノイズ源（高電圧線、大電流部、大電力リレー等）から、離れたところに設置してご使用ください。

6th Edition July 2024 ja

iv

製品取扱い上の注意

製品取扱い上の注意
取扱いは慎重に本製品は精密機器です。取扱いには十分注意し、衝撃を与えないようにしてください。

設置場所
振動の少ない場所に置き、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所、温度変化の激しい場所での使用は避けてください。また、本製品の動作温度は 0 ～ 40℃です。これを満たさない環境では使用しないでください。

AC アダプタ
本製品は、AC アダプタを電源として使用しています。必ず、専用の AC アダプタをお使いください。

アクリルパネル面
前面はアクリルパネルとなっているため、有機溶剤等にて払拭すると白化する恐れがあります。

廃棄
本製品を廃棄する際は、ご使用になる国、地域の法令に従い適切な方法で行ってください。

6th Edition July 2024 ja

v

目

目

次

本書の警告／注意マークについて････････････････････････････････････････････

ii

次
警告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iii
注意･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iv
製品取扱い上の注意････････････････････････････････････････････････････････

v

1

システム構成･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

2

各部の名称と機能･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.1

前面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.2

背面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.3

底面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

使用方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.1

電源投入まで･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.2

機能の設定方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

5

3.3

各機能の説明･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7



3

4

外部装置とのインターフェイス･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.1

RS-232C インターフェイス･･･････････････････････････････････････････････････････････ 11

4.2

計測データ入力ユニットとの接続･･･････････････････････････････････････････････････････ 12

4.3

プリンタとの接続･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 12

4.4

各表示モードと出力データの対応･･･････････････････････････････････････････････････････ 135

計数表示範囲･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14

6

ファンクション設定表･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15
6.1

基本設定モード･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15

6.2

拡張設定モード･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 16

7

エラー警告と解除･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17

8

保守・点検･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 189性能および仕様･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 19

10入出力コネクタ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
10.1 アナログ入力部コネクタ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 20
10.2 デジタル入力部コネクタ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 20
10.3 出力部コネクタ 1･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
10.4 出力部コネクタ 2･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 22

11

付属品･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 22

12

修理･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 23

6th Edition July 2024 ja

vi

1

1

1

システム構成システム構成MF 延長ケーブル 2M

デジマイクロMF-501/1001

MU/TC 変換ケーブル

デジマイクロMH -1 5 M

TC デジタル入力ケーブル

RD/RN/RHA
SIR-H71/H81（販売終了品）カウンタ TC-200
MFC/TC
RS-232C ケーブル 2m（別売）

コンピュータR-R-NEc-TC200MADE IN JAPAN15

No. B 0 0 0 0 1

MFC/TC 出力ケーブル 1m（別売）
株式会社ミツトヨ製※
計測データ入力ユニット（別売）
プリンタ DP-1VA LOGGER（別売）*1
および専用プリンタ MF-9P（販売終了品）

株式会社ミツトヨ製
計測データ入力ユニット（別売）※
プリンタ DP-1VA LOGGER（別売）*1
および専用プリンタ MF-9P（販売終了品）※対応機器
・IT-020U*1
・IT-016U*1
・IT-007R*1
・USB-ITN-D*3
・U-WAVE シリーズ *2,*3*1：カウンタとの接続には “936937” が必要*2：カウンタとの接続には “02AZD790D”
が必要*3：OUTPUT1 のみと接続可能（注意）• AC コードの電源プラグは、接地形 2 極
コンセント用です。
コンセントが接地形でない場合は、次のように変換アダプタ（別売）を使用し、変換アダプタのアース線は、確実に地中アースまたはアース端子に接続してください。

AC コード（2m）（別売）

NEUTRAL コンセントLIVE

NEUTRAL
アース線
LIVE

地中アース アース端子（注意）

AC アダプタ（別売）

コンセント
AC プラグ

図1• TC デジタル入力ケーブルは片側がバラ線となっておりますので、ご使用になる際は、販売店へご相談ください。
• 上記以外の製品を接続してご使用になる際は、販売店へご相談ください。

6th Edition July 2024 ja

1

2

2

2

各部の名称と機能各部の名称と機能

2.1 前面LED 表示画面
緑色で発光し、10 桁（- 記号含む）を表示します。

電源スイッチファンクションスイッチ

リセットスイッチ

本製品の電源を ON / OFF
するスイッチです。

機能設定等を行うためのスイッチです。
（P.5 ～ P.6 の「3.2 機能の設定方法」参照）

カウンタの表示を任意にゼロリセットするためのスイッチです。また、エラーの解除にも使用します。

図2

2.2 背面EC 設定スイッチ
アナログ入力／デジタル入力、接続されているエンコー
ダに合わせて設定します。
フレーム接続端子
本製品を接地するために使用します。
• 手前のナットのみ着脱し、フレーム接続端子は二個のナットで挟むようにして接続してください。
ねじ呼び径：M4
締め付けトルク：0.75Nm
出力コネクタ 2
専用ケーブルを用意することにより、コン
ピュー夕（RS-232C インターフェイス）およびプリンタ、計測データ入力ユニットに接続できます。

アナログ入力コネクタ

R-R
-NEc
-TC200MADE IN JAPAN15

No. B 0 0 0 0 1

アナログ出力のエンコーダ（デ ジ マ イ ク ロ 等）を 接 続します。
電源入力コネクタ
専用の AC アダプタを接続します。
（DC+12V、センター
マイナス）

出力コネクタ 1

デジタル入力コネクタ

プリンタおよび計測データ
入力ユニットに接続できます。

デジタル出力のエンコーダ（ロ ー タ リ エ ン コ ー ダ 等）を接続します。

図3

6th Edition July 2024 ja2

2

各部の名称と機能

2.3 底面ファンクション設定表
ファンクションスイッチ（図 2）で機能設定を行う際のファンクションコード表です。
詳 細 は P.15 ～ P.16 の「6 フ ァ ン ク シ ョ ン 設
定表」を参考にしてください。

図4

6th Edition July 2024 ja

3

3

3

3

使用方法

使用方法

3.1 電源投入まで警告• 電源を入れる前に、専用の AC アダプタを使用していることを確認してください。異なっている場合は使用しないでください。

注意• 周辺機器の脱着時は、必ず電源を OFF にしてください。
• 本製品背面のコネクタには、P.1 に図示してある機器以外は接続しないでください。
• 本製品の誤動作防止のため、AC コードのアース端子とフレーム接続端子は確実に接地してくだ
さい。

(1)

エンコーダの接続
P.1 の図 1 に従って、本製品にエンコーダ（デジマイクロ、ロータリーエンコーダ等）を確実に接続
します。

(2)

EC 設定スイッチの設定 (P.2 の図 3)
本製品に接続するエンコーダにあわせてスイッチの切替えを行い、入力モードの設定を行います。
入力モードは、エンコーダから出力される信号のタイプにより、次の二つに分類されます。
• アナログ入力モード：スイッチを“A”側に設定（エンコーダをアナログ入力コネクタに接続）• デジタル入力モード：スイッチを“D”側に設定（エンコーダをデジタル入力コネクタに接続）(3)

周辺機器の接続周辺機器を接続する場合は、周辺機器の電源が切れていることを確認してから、本製品に接続します。
周辺機器の操作方法については、各使用説明書を参照してください。

(4)

AC アダプタの接続
本製品の電源スイッチが OFF 状態（“〇”側）であることを確認後、電源入力コネクタに AC アダプタのプラグを差し込み、AC コードのプラグを電源コンセントに差し込みます。
この際、アースは確実に取ってください。(P.1 の図 1 参照）(5)

電源スイッチ ON
電源スイッチを“｜”側にして、電源を入れます。

6th Edition July 2024 ja

4

3

使用方法

3.2 機能の設定方法
ファンクションスイッチ

により、各機能の設定を行います。

ファンクション設定表（P.15 の表 5 ～ P.16 の表 7）に示される内容についての設定が行うことが出来ます。
設定操作の具体例については次頁を参照してください。
(1)

設定モードヘ入るには？
スイッチを二つ同時に押します。
計数表示画面から、ファンクション設定画面へと移ります。

(2)

ファンクションの項目を変更するには？
スイッチを押します。
ファンクション設定画面において、押すたびにファンクションの項目を順次切り替えます。

(3)

ファンクションの設定パラメータを変更するには？
スイッチを押します。
ファンクション設定画面において、ファンクションの設定パラメータを切り替えます。

(4)

拡張設定モードヘ移るには？
ファンクション設定画面において、画面表示が“Enhc.”になっている時に、スイッチを押します。

ファンクションの項目“F6”～“F12”の設定が可能となります。
(5)

設定モードから抜けるには？
画面表示が“End”になっている時に、スイッチを二つ同時に押します。

ファンクション設定画面から、計数表示画面へと移ります。
この時、設定された内容は保存されて電源再投入後も設定内容は継続されます。
（注意）
設定の途中で設定をキャンセルしたい場合は、画面表示が“End”以外のところで、チを二つ同時に押すことにより、設定モードから抜けることができます。
（設定内容は保存されず前回の設定内容のままとなります。）
(6)

スイッ

設定情報を初期化するには？
スイッチを押しながら電源スイッチを入れます。
ファンクションの設定パラメータを初期状態に戻します。
P.15 ～ P.16 の「6 ファンクション設定表」において
報の初期状態となります。

で囲ってあるところが、設定情6th Edition July 2024 ja

5

3

使用方法

図 5 設定操作の流れ

スイッチ操作説明

LED 表示画面（スタート）

計数表示画面ファンクション設定画面に移る

計数表示画面に戻る

ファンクション F1 に戻る
拡張設定モードに移る

ファンクション F1 に戻る
計数表示画面に戻る

図 6 設定操作の例

6th Edition July 2024 ja

6

3

使用方法

3.3 各機能の説明(1)

リセット機能スイッチを任意の位置で押すことにより、カウント表示をゼロリセットし、その位置から計数を開始します。
不揮発性メモリーに何らかのデータが書き込まれている場合（プリセット機能による設定）は、そのプリセットされたデータから計数を開始します。

(2)

プリセット機能
任意位置を基準位置として不揮発性メモリーに格納します。
• リセット操作後、または電源再投入後にプリセットした値が有効となります。
• 基準位置の設定、設定解除は以下の方法で行います。
設定操作：設定位置で、接続しているエンコーダの動きを止めます。
スイッチを約 3 秒以上押すと表示が“0000000000”となり点滅し、プリセット完了となります。この後、リセット操作、または電源を再投入するまで表示はこの状態で点滅を続けます。
解除操作：プリセットされた設定値を無効にする場合は、スイッチを二つ同時に約3 秒以上押すと表示が“0000000000”となり点滅し、プリセット解除完了となります。
この後、リセット操作、または電源を再投入するまで表示はこの状態で点滅を続けます。
基準位置設定前
基準位置

外部システムエンコーダ原点
X の位置で基準位置設定動作

電源再投入後エンコーダ原点（ロータリーエンコーダ）（リニアエンコーダ）

図 7 プリセット機能の使用例(3)

パルスチェック機能
エンコーダのパルス数のチェックを行います。尚、本モードはデジタル入力モード（EC 設定スイッチが“D”
側）の場合に機能します。
•

スイッチを押したまま電源スイッチを入れると、カウント表示が“”となります。

• エンコーダを回転または移動させて原点信号を通過するとカウント表示が“0”となります。
• 更に同じ方向に回転または移動させて、次の原点信号を通過すると、
「原点信号－原点信号間のパルス数（4 逓倍カウント値）」を表示します。
• このモードから抜ける場合は、リセット操作または電源を再投入が必要となります。
(4)

計数方向切替“F1”
カウント方向を反転させます。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F1 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から有効となります。

6th Edition July 2024 ja

7

3

(5)

使用方法

カウントモードの設定“F2”計数のモードをインクリメンタルモードかアブソリュートモードかに切替えます。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F2 にて設定を行います。設定後は、リセット操作または電源の再投入が必要となります。
• インクリメンタルモードでは、エンコーダから出力される原点信号とは無関係に、電源投入時の位置
またはリセットスイッチを押した位置をゼロ基準として、正負の計数動作を行います。
但し、本製品にデータがプリセットされている場合は、電源投入時またはリセット操作時は、そのプリセットされたデータから計数を開始します。
• アブソリュートモードでは、リセット操作または電源投入後、表示は“”となります。エンコー
ダを回転または移動させて原点信号を通過した時点から、計数を開始します。従って、エンコーダの位置とカウント表示とは、1 対 1 の関係となります。
但し、本製品にデータがプリセットされている場合は、原点信号通過後、プリセットされたデータを減算して表示を行います。
リセット、または
電源投入

原点信号

エンコーダ原点
インクリメンタル
モード
アブソリュート
モード“X” より計数開始“”を表示“X” より計数開始（注意）“X”の値は、“0”または“任意のプリセットデータ”

図 8 各カウントモードにおける表示(6)

表示形式の設定“F3"
長さ表示、角度表示、パルス表示の切替えを行います。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F3 にて設定を行います。設定後は、リセット操作または電源の再投入が必要となります。
• 設定画面において、長さ表示にする場合は“L”を、パルス表示にする場合は“P”を、角度表示にする場合は“d”を選択してください。
長 さ 表 示：ミリメートルを単位とした表示モード
パルス表示：単位とは無関係にカウント値を表示するモード
角 度 表 示：度、分、秒を単位とした表示モード• アナログ入力 (EC 設定スイッチが“A”側）の場合は、長さ表示とパルス表示の選択が可能です。デジタル入力モード (EC 設定スイッチが“D”側）の場合は、長さ表示とパルス表示と角度表示の選択が可能です。
• カウントモードがアブソリュートモードの場合、表示形式により計数動作が異なります。
長さ表示の場合…電源投入後、最初の原点信号でゼロリセットを行います。
パルス表示、角度表示の場合…原点信号ごとにゼロリセットを行います。

6th Edition July 2024 ja

8

3

(7)

使用方法

表示分解能の設定“F4”計数の表示分解能の切替えを行います。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F4 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から有効となります。設定中においても本製品は値を見失わないためエンコーダを動作させながらの設定変更が可能です。
• F3 での設定内容、および EC 設定スイッチ（アナログ入力モードかデジタル入力モードか）の内容に応じて、F4 での設定パラメータは変ります。
表1
表示形式“F3”

長さ表示(F3=L の場合）

パルス表示
(F3=P の場合）

角度表示
(F3=d の場合）

(8)

アナログ入力モードの場合

デジタル入力モードの場合

エンコーダの持つ分解能に応じて、表示分解能を表示の最小単位（0.1µm 等）を設定します。 設定します。
（ファンクション F7 の設定との相関により、分割数は自動的に決定されます）

長さ、または角度の単位とは無関係に、エンコーダ信号 1 周期を何分割するかを設定します。

(0.1µm 分解能出力のエンコーダであれば、F4の設定パラメータは、“0.000.1”を選択する必要があります。）
エンコーダの持つ分解能とは無関係に、信号のカウント値を表示します。
カウント方法としては、4/2/1 逓倍のカウントを行うことが出来ます。

(800 分割と設定した場合、表示は信号 1周期あたり“0 ～ 799”まで変化します） (4 逓倍に設定した場合、表示は信号 1 周期あたり“0 ～ 3”まで変化します）

エンコーダの持つ分解能に応じて、表示分解能を設定します。

角度表示は対応していません。

(1 秒分解能出力のエンコーダであれば、F4 の設定パラメータは、“0_00_01”を選択する必要があります。)

表示単位の設定“F5”
計数表示の単位を切替えます。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F5 にて設定を行います。
• 通常は、“SI”側を選択しミリメートル表示にしてください。

(9)

アベレージングの設定“F6”
計数表示されるカウント値は、n 回分の位置データの平均値となります。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F6 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から有効となります。
• アベレージング回数（n）の設定としては、1 回、8 回、16 回、32 回の設定が可能です。
• カウント値がちらつき、表示が読みにくい場合（表示分解能を上げた場合等）は、アベレージング回
数を大きくすることで表示のちらつきを抑えることが出来ます。但し、その場合は計数表示の応答が遅くなりますので注意してください。

6th Edition July 2024 ja

9

3

使用方法

(10) スケールピッチの設定“F7”接続するエンコーダに合わせて信号の 1 ピッチの長さを選択できます。
• アナログ入力モード、かつ長さ表示の場合のみ、本機能が有効となります。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F7 にて設定を行います。設定後は、リセット動作または電源の再投入が必要となります。
• エンコーダ信号 1 ピッチの長さとしては、8µm、10µm、16µm、20µm、32µm のうちのいづれかを選択可能です。
(11) 直線誤差補正機能の設定“F8”、“F9”

誤差

補正前

直線誤差補正機能は、主にリニアエンコーダを本製品に接続して使用する際に発生するシステム誤差を、デジタル的に補正するためのものです。
（図 9）• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F8、F9 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から、有効となります。

補正後
位置

図 9 直線誤差補正をかける例• 長さ L だけ移動させたときの表示が D だった場合、補正係数 K は K=L/D で求められます。ファンクショ
ン設定表（P.16 の表 7）の F8、F9 を参照し、計算で求められた補正係数に一番近い値になるよ
うに設定します。補正係数 K を求める際は、長さの基準となる物体、もしくはレーザ干渉計などの基準となる測長器を用いて長さ L だけ移動させます。
補正係数の設定方法 例）本製品およびリニアエンコーダを含む測長システムの使用環境温度により、長さ 100mm の基準器を測長したカウント表
示が“100.012”(mm) であったとき、補正係数 F8 および補正方向 F9 を適切に設定することにより、これらの誤差要因を補正することが出来ます。この場合、補正係数 K は、K=100/100.012=0.99988 であるから、F8、F9 は次のように設定します。
F8：“122.OE － 6”を選択（∵ 1 － 0.99988=0.000120 ≒ 122 × 10 － 6）
F9：“n”を選択（補正方向がプラス（K ＞ 1）の時は“P”、マイナス（K ＜ 1）の時は“n”を選択）
• 直線誤差補正を使用しない場合は、“F8”の設定パラメータは必ず“0.OE － 6”に設定し、本機能を無効としてください。
(12) 倍カウント表示“F10”計数値を 2 倍にして表示します。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F10 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点か
ら、有効となります。
(13) RS-232C 出力設定“F11”
RS-232C インターフェイスのボーレートの設定が可能です。
• ボーレートは、1200/2400/4800/9600BPS のいづれから選択することが出来ます。
• その他の RS-232C インターフェイスの仕様は、P.11 の「4.1 RS-232C インターフェイス」の項目を参照してください。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F11 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から、有効となります。
(14) ブザーの設定“F12”
ブザーの ON、OFF の設定を行います。
• エラー警告時、電源投入時、リセット時、プリセット時にブザーが鳴ります。
• ファンクション設定画面に移り、ファンクション F12 にて設定を行います。設定画面を抜けた時点から、有効となります。
6th Edition July 2024 ja

10

4

4

4

外部装置とのインターフェイス

外部装置とのインターフェイス

4.1 RS-232C インターフェイス
(1)

通信仕様
• データ伝送方式 ：非同期全 2 重通信• データビット長 ：8 ビット• ストップビット ：2 ビット(2)• パリティ		：なし• デリミタ		：CR+LF• ボーレート		：4800bps（ただし、1200、2400、9600bps に設定可能）• フロー制御		：ハードウェアフロー制御あり

送受信データフォーマット
• 送受信データはすべて ASCII キャラクタです。
• 送信データフォーマットは 13 文字固定。
（データ 13 文字＋デリミタ）(3)RS-232C で使用できるコマンド
表2
コマンド形態

名称

内容

“RX”

リセットコマンド

本製品にリセットをかけます。

“QX”

リクエストコマンド

コマンド受信時の本製品のデータを出力します。

6th Edition July 2024 ja

11

4

(4)

外部装置とのインターフェイス

プログラム例
10 CLS						‘画面クリア

20 OPEN "COM:N83NN" AS #1‘標準回線オープン

30'							（データ 8 ビット、ストップビット 2 ビット）

40 GOSUB *TIMER			‘タイマー処理50 PRINT #1,"RX"			

‘リセットコマンド送出

60'							70 FOR LOOP=1 TO 100		

‘繰り返し処理80 GOSUB *TIMER			‘タイマー処理90 PRINT #1,"QX"			‘リクエストコマンド送出

100 LINE INPUT #1,IBUF$		

' 本製品のデータ取込み

110 PRINT "N=";LOOP,"TC=";IBUF$ ‘画面にデータを表示
120 NEXT LOOP				

‘繰り返し処理130'
140 CLOSE #1				

‘標準回線クローズ

150 END					

‘終了

160'
170 *TIMER					‘タイマールーチン

180 FOR I=1 TO 1000:NEXT I
190 RETURN

4.2 計測データ入力ユニットとの接続
本製品の表示データをコンピュータに送信することができます。
対応機器：IT-020U、IT-016U、IT-007R、USB-ITN-D、U-WAVE シリーズ（株式会社ミツトヨ製）
詳細は各使用説明書を参照してください。
（注意）• 2 つの出力コネクタを同時に使用しないでください。
• 計測データ入力ユニットにリセットコマンドはありません。

4.3 プリンタとの接続
本製品の表示データをプリンタで印刷することができます。
対応機器：DP-1VA LOGGER（株式会社ミツトヨ製）、MF-9P（販売終了品）
プリンタの操作方法については各使用説明書を参照してください。

6th Edition July 2024 ja

124

外部装置とのインターフェイス

4.4 各表示モードと出力データの対応
表3
表示形式

長さ表示

パルス表示

角度表示

表示フォーマット（カウント表示データ）

RS-232C フォーマット
（パソコン表示データ）

プリンタフォーマット
（印字出力データ）

5 µm± 999999.995± 999999.995± 999.995 M

1 µm± 999999.999± 999999.999± 999.999 M

0.5 µm± 99999.999.5± 99999.9995± 99.9995 M

0.1 µm± 99999.999.9± 99999.9999± 99.9999 M

0.05 µm± 9999.999.95± 9999.99995± 99.9999 M

0.01 µm± 9999.999.99± 9999.99999± 99.9999 M

0.001 µm

± 999.999.999± 999.999999± 99.9999 M

1 パルス± 999999999± 999999999± 999999 M

0.1 度± 99999999.9± 99999999.9d(NO DATA)

0.01 度± 9999999.99± 9999999.99d(NO DATA)

0.005 度± 999999.995± 999999.995d(NO DATA)

0.001 度± 999999.999± 999999.999d(NO DATA)

0.0001 度± 99999.9999± 99999.9999d(NO DATA)

1分± 999999_59± 999999d59m(NO DATA)

30 秒± 999_59_30± 999d59m30s(NO DATA)

1秒± 999_59_59± 999d59m59s(NO DATA)

0.1 秒± 999.59.59.9± 999d59m59.9s(NO DATA)

表示分解能

（注意）
• プリンタ出力について◇ 表中のデータ範囲を超えた場合、“*”がプリンタに出力されます。
◇ 角度表示の場合、プリンタには印字出来ません（無応答）。
◇ DP-1VA LOGGER では E モードでの印刷はできません。
• 計測データ入力ユニットについて◇ 株式会社ミツトヨ製の計測データ入力ユニットでは表示桁数は 6 桁になります。

6th Edition July 2024 ja

13

5

5

計数表示範囲

計数表示範囲5

アナログ入力デジタル入力

表4

5 µm

○

○

0.005

± 999999.995－ 999999.995

999999.995

1 µm

○

○

0.001

± 999999.999－ 999999.999

999999.999

0.5 µm○○0.000.5± 99999.999.5－ 99999.999.5

99999.999.5

0.1 µm○○0.000.1± 99999.999.9－ 99999.999.9

99999.999.9

0.05 µm○○

0.000.05± 9999.999.95－ 9999.999.95

9999.999.95

0.01 µm○○

0.000.01± 9999.999.99－ 9999.999.99

9999.999.99

0.001 µm×○0.000.001± 999.999.999－ 999.999.999

999.999.999

1 パルス

○

○

1

± 999999999－ 999999999

999999999

0.1 度

×

○

0.1

± 99999999.9

0.0

359.9

0.01 度×○

0.01± 9999999.99

0.00

359.990.005 度

×

○

0.005

± 999999.995

0.000

359.995

0.001 度

×

○

0.001

± 999999.999

0.000

359.9990.0001 度

×○0.0001± 99999.9999

0.0000359.9999

1分

×

○

0_01

± 999999_59

0_00

359_5930 秒

×○0_00_30± 999_59_30

0_00_00

359_59_30

1秒

×

○

0_00_01± 999_59_59

0_00_00

359_59_59

0.1 秒

×

○

0.00.00.1± 999.59.59.9

0.00.00.0

359.59.59.9

表示分解能

最
カウント表示

インクリメンタルモード時
計測範囲

大

計

測

範

囲

アブソリュートモード時－側計測値+ 側計測値（注意）• 計測範囲を超えた場合は、“Error 2”が表示されます。
• ○印…表示分解能に対応、×印…表示分解能に非対応。

6th Edition July 2024 ja

14

6

6

6

ファンクション設定表

ファンクション設定表

6.1 基本設定モード(1)

アナログ入力モード
表5
F1

nor.

Inu.

計数方向切換NORMAL

INVERSE

F2

Inc.

Abs.

カウントモード

インクリメンタル アブソリュート

F3

L

P

表示形式

長さ

パルス

F4 (F3=L)

0.001

0.000.50.000.1

0.000.05

0.000.01

0.005

表示分解能

1 μm

0.5 μm

0.1 μm0.05 μm

0.01 μm

5 μm

F4 (F3=P)

8

16

20

32

40

80

100

8 分割

16 分割

20 分割

32 分割

40 分割

80 分割

100 分割

160

200

320

400

800

1600

3200

160 分割200 分割

320 分割400 分割

800 分割1600 分割

3200 分割

F5

SI

E

表示単位

mm（ミリメートル）

E

分割数

End
保存終了
Enhc.
拡張設定

(2)

デジタル入力モード
ファンクション F3、F4 のみ、アナログ入力モードと異なります。
表6
F3

L

P

d

表示形式

長さ

パルス

度分秒

F4 (F3=L)

0.001

0.000.50.000.1

0.000.05

0.000.01

0.000.001

0.005

表示分解能

1 μm

0.5 μm

0.1 μm0.05 μm

0.01 μm0.001 μm

5 μm

F4 (F3=P)

4

2

1

逓倍数

4 逓倍

2 逓倍

1 逓倍

F4 (F3=d)

0.1

0.01

0.005

0.001

0.0001

0_01

0_00_30

0.1 度

0.01 度

0.005 度0.001 度

0.0001 度

1分

0.5 分

0_00_01

0.00.00.1

1秒

0.1 秒

表示分解能

6th Edition July 2024 ja

15

6

ファンクション設定表

6.2 拡張設定モード
設定項目

で、ファンクションスイッチ

を押すと拡張設定モードに移行します。
表7

F6

1

8

16

32

アベレージング設定

1回

8回

16 回

32 回

F7

8u

10u

16u

20u

32u

スケールピッチ

8 µm

10 µm

16 µm

20 µm

32 µm

F8

0.0E-6

7.6E-6

15.3E-6

22.9E-6

30.5E-6

38.1E-6

45.8E-6

1±0.0×10-6

1±7.6×10-6

1±15.3×10-6

1±22.9×10-6

1±30.5×10-6

1±38.1×10-6

1±45.8×10-6

53.4E-6

61.0E-6

68.7E-6

76.3E-6

83.9E-6

91.6E-6

99.2E-61±53.4×10
直線誤差補正
補正係数
K=D/L

-6

106.8E-6
1±106.8×10
160.2E-6

1±61.0×10-61±68.7×10

114.5E-6-61±114.5×10-6122.0E-6-61±76.3×10-6129.7E-6

137.3E-6

175.5E-6-61±91.6×10-6145.0E-6

183.1E-6-61±99.2×10-6
152.6E-6

1±122.0×10 1±129.7×10 1±137.3×10 1±145.0×10 1±152.6×10-6

167.9E-6-61±83.9×10-6190.7E-6-6

198.4E-6

206.0E-6

1±160.2×10-6 1±167.9×10-6 1±175.5×10-6 1±183.1×10-6 1±190.7×10-6 1±198.4×10-6 1±206.0×10-6
213.6E-6

221.3E-6

228.9E-6

236.5E-6

1±213.6×10-6 1±221.3×10-6 1±228.9×10-6 1±236.5×10-6
F9

P

n

補正計数 K の符号

+

–

F10

1

2

倍カウント表示

×1

×2

F11

9800

4800

2400

1200

RS-232C 設定

9600BPS

4800BPS

2400BPS

1200BPS

F12

on

oFF

ブザー

ON

OFF

（注意）
•

は、初期設定値。

• F5、F8、F9、F10 は、長さ表示の場合のみ設定有効。
• F7 は、アナログ入力モード、長さ表示の場合のみ設定有効。

6th Edition July 2024 ja

16

7

7

7

エラー警告と解除

エラー警告と解除

エラーが発生すると、下記の表示とともにブザー音が鳴ります。原因を調ベ、アラーム状態を解除してください。
表8
表示
Error 1

原因

解オーバースピード• リセットスイッチ、または電源の再投入により解除。

• 計数速度を超えている。
Error 2Error 3

除• ノイズ等の外乱により信号が乱れている。

• ノイズ発生源から離す。

オーバーフロー
• 計数表示範囲を超えている。（P.14 の表 4 参照）• リセットスイッチ、または電源の再投入により解除。

CPU 暴走• 電源スイッチによる電源の再投入。

• ノイズ等の外乱により CPU が暴走している。

• ノイズ発生源から離す。

• 電源が瞬時停電を起こしている。
Error 4-1

信号異常検出（アナログ入力モードの場合）• ノイズ等の外乱により信号が乱れている。

Error 4-2

• リセットスイッチ、または電源の再投入により解除。

• エンコーダの信号に異常（断線等）がある。

• ノイズ発生源から離す。

断線検出（デジタル入力モ一ドの場合）• 信号線の接続の確認。

• エンコーダの信号線に断線がある。

• 本製品の電源の再投入により解除。

• エンコーダ側において異常検出が行われた。
Error 5• 通信条件を再確認後、リセットスイッチ、または電源の再投入により解除。

RS-232C 通信エラー• 未定義コマンドを受信した。
• オーバーランエラーを検出した。
• フレーミングエラーを検出した。
• ノイズ等の外乱により信号が乱れている。

アラーム状態が解除できない場合は、P.18 の「8保守・点検」を参照してください。

6th Edition July 2024 ja

17

8

8

8

保守・点検

保守・点検

故障ではないかと思われる前にもう一度、次のテェックをしてください。
表9症

状• 電源が入らない。

チェック• 電源ケーブルは正常ですか？
• エンコーダの取付けは適切ですか？
• 専用の AC アダプタを使用していますか？

• ミスカウントをする。

• エンコーダの取付けは適切ですか？

• “Error X”を頻繁に表示する。

• エンコーダの回転または移動速度は適切ですか？
• 大きなノイズ発生源が近くにありませんか？
• アースは確実に取れていますか？
• 入力コネクタ、ケーブルに異常はありませんか？
• EC 設定スイッチの切替えは適切ですか？
• AC アダプタは接地していますか？

• カウントしない。

• エンコーダの取付けは適切ですか？
• EC 設定スイッチの切替えは適切ですか？
• 入力コネクタ、ケーブルに異常はありませんか？
• 入力ケーブルが断線していませんか？

• 表示がおかしい。

• 大きなノイズ発生源が近くにありませんか？

• 精度が出ない。

• 機械的なたわみ、あそびなどはありませんか？
• 異常な温度上昇がありませんか？
• ファンクション設定（直線誤差補正の設定、倍カウント機能、信号ピッチの設定等）は適切ですか？（ファンクション設定を初期状態に戻してみてください。）• デジマイクロのステム部分をクランプで締め付けすぎていませんか？
• ステム部のクランプが緩んでいませんか？
• デジマイクロに荷重がかかっていませんか？

• RS-232C の通信異常。

• 通信条件（ボーレート、デリミタ等）の設定は適切ですか？
• プログラムに不正なコマンドを使用していませんか？
• ケーブルは専用のケーブルを使用していますか？

• プリンタが印字しない。

• 専用ケーブルで確実に接続されていますか？（プリンタの操作方法、取扱いについては、プリンタの使用説明書をお読みください。）• 計測データ入力ユニットの通信異常。 • 通信ケーブルは正常ですか？（計測データ入力ユニットの操作方法、取扱いは各使用説明書をお読みください。）

6th Edition July 2024 ja

18

9

9

1.

9

性能および仕様

性能および仕様表示			：

7 セグメント LED（緑色）					

10 桁（－表示含む）

					

ゼロブランキング					

負符号フローティング

2.

最小読取り値 ：

接続するエンコーダおよびファンクション設定による。（P.14 の表 4 参照）

3.

付属機能		

リセット機能：					

プリセット機能					

パルスチェック機能					

RS-232C インターフェイス

					

エラー警告

					

計測データ入力ユニットとの接続					プリンタ「DP-1VA LOGGER」との接続
4.

電源			

：

DC+12V（別売りの専用 AC アダプタによる）

5.

消費電力		

：

約 6W

6.

動作温度		：

0℃～ 40℃

7.

保存温度		：

–20℃～ 60℃

8.

外形寸法		：

150.2（幅）× 67.2（高さ）× 176（奥行き）mm

9.

質量			

：

約 1kg（AC アダプタを含まず）

6th Edition July 2024 ja

19

10

10

入出力コネクタ

入出力コネクタ

1010.1 アナログ入力部コネクタ• 型式：RP17A-13R-12SC(71)（ヒロセ電機株式会社）
		
12 極丸型レセプタクル• 適合コネクタ：RP17A-13P-12PC(71)（ヒロセ電機株式会社）
表 10 ピン配置および信号名称
ピン番

信号名

内容

ピン番

信号名

内容

1

FG

フレームグラウンド

7

Zin

アナログ Z 相入力

2

NC

NC オープン

8NC

NC オープン

3

Ain

アナログ A 相入力

9

L+

LED 供給電源

4REF

A ／ B 相中心電圧入力

100V

シグナルグラウンド5Bin

アナログ B 相入力

11

VCC

EC 用電源 +12V

6REF

A ／ B 相中心電圧入力

120V

シグナルグラウンド

10.2 デジタル入力部コネクタ• 型式：PCS-E20LMD+（本多通信工業株式会社）
		
20 極ハーフピッチピンコンタクト• 適合コネクタ：PCS-E20FS+（プラグ）、PCS-E20LB（プラグカバー）（本多通信工業株式会社）
表 11 ピン配置および信号名称
ピン番

信号名

内容

ピン番

信号名

内容

1

（黄）

DA+

A 相差動入力（＋側）

11

（橙）

5V

EC 用電源 + 5V

2

（白）

DA–

A 相差動入力（－側）

12

（茶）

0V

シグナルグラウンド

3

（緑）

DB+

B 相差動入力（＋側）

13

（白）

DA1

A 相シグナルエンド入力

4

（白）

DB–

B 相差動入力（－側）

14

（白）

DB1

B 相シグナルエンド入力

5

（青）

DZ+

Z 相差動入力（＋側）

15

（白）

DZ1

Z 相シグナルエンド入力

6

（白）

DZ–

Z 相差動入力（－側）

16（赤） DISEL

7

NC

オープン

17

5V

EC 用電源 + 5V

8

NC

オープン

18

0V

シグナルグラウンド

EC 設定端子※

9

（黒）

5V

EC 用電源 + 5V

19FG

フレームグラウンド

10

（白）

0V

シグナルグラウンド

20

FG

フレームグラウンド

（注意）
※１ D
 ISEL 端子の処理
差動出力エンコーダ接続時…オープンのこと。
シグナルエンド出力エンコーダ接続時…0V に接続のこと。
※２ ピ
 ン番横の（ ）内の色は、TC デジタル入力ケーブルを接続した場合の各リード線の色を示します。（ピン番 1 と 2、3 と 4、5 と 6、9 と 10、11 と 14、12 と 13、15 と 16 の各リード線はツイストペアで構成。）

6th Edition July 2024 ja

20

10

入出力コネクタ10.3 出力部コネクタ 1• 型式：XG4C-1034（オムロン株式会社）
		
10 極
表 12 ピン配置および信号名称
ピン番

信号名

I/O

内容

1

0V

2

DATA

O

送信データ

3

CK

O

送信クロック

4

(NC)

5

/REQ

6

(NC)

オープン

7

(NC)

オープン

8

(NC)

オープン

9

(NC)

オープン

10

FG

フレームグラウンド

シグナルグラウンド

オープン
I

リクエスト

6th Edition July 2024 ja

21

10

入出力コネクタ ／ 11

付属品

10.4 出力部コネクタ 2• 型式：DX10GM-20SE(50)（ヒロセ電機株式会社）
		
20 極ハーフピッチベローズコンタクト• 適合コネクタ：DX40M-20P（プラグ）、DX30M-20-CV（プラグカバー）（ヒロセ電機株式会社）
表 13 ピン配置および信号名称

11

11

ピン番

信号名

I/O

内容

1

FG

フレームグラウンド

11

FG

〃

2

/TXD

O

送信データ

12

/RXD

I

受信データ

3

RTS

O

送信要求

13

CTS

I

送信可

4

(NC)

オープン

14

0V

シグナルグラウンド

5

(NC)

オープン

15

DTR

O

High 固定

6

SEL1

I

IF 切替用

16

SEL2

I

〃

7

0V

17

DATA

O

送信データ

8

CK

O

送信クロック

18

/REQ

I

リクエスト

9

(NC)

オープン

19

0V

シグナルグラウンド

10/EXT-R

20

0V

シグナルグラウンドI

外部リセット
シグナルグラウンド付属品• 安全にお使いいただくために：1 部• 製品保証書：1 部

6th Edition July 2024 ja

22

12

12

12

修理

修理

修理の際は購入先にお問い合わせください。
保証内修理• 製品保証書が添付され、保証期間内（販売後 1 年以内）の自然故障の場合• 前回修理のお渡し日より 6 か月以内に、正常な取り扱いのもとで同一箇所が故障し、かつ前回の修理票が添付されている場合
これ以外の場合は保証外修理になります。製品保証書は、紛失しないよう大切に保管してください。
詳細は購入先にお問い合わせください。

6th Edition July 2024 ja

236th Edition
EC14J
July 2024

インダストリアルソリューションズ事業部
TEL: 03-6743-5634
https://digital-sol.nikon.com/products/encoder/〒140-8601 東京都品川区西大井1-5- 20