仕様の適用条件については、以下の条件で適用されます。
● 1 年毎の定期校正● 操作温度範囲 18 〜 28℃● 相対湿度：<80％● +18℃〜 +28℃の周囲温度下で最低 30 分間、電源を投入された状態で測定レート Slow 場合に適用されます。
電源コードの保護接地導体は、グランドに接続する必要があります。
● 確度は、±( 読み値 ×％ + レンジ ×％) です。
抵抗測定
表示

レンジ

50,000 カウント

測定電流

確度

開放回路電圧

5.0000m Ω0.1 μΩ1A± (0.1％ +0.2％ )〜 6.5V

50.000m Ω1 μΩ1A± (0.1％ +0.02％ )〜 6.5V

500.00m Ω10 μΩ

100mA± (0.05％ +0.02％ )〜 6.5V5.0000 Ω100 μΩ

10mA± (0.05％ +0.02％ )〜 6.5V50.000 Ω

1m Ω

1mA

± (0.05％ +0.02％ )〜 6.5V

500.00 Ω

10m Ω

1mA

± (0.05％ +0.008％ )〜 6.5V

5.0000k Ω

100m Ω

1mA± (0.05％ +0.008％ )〜 6.5V

50.000k Ω

1Ω

100 μ A± (0.05％ +0.008％ )〜 6.5V

500.00k Ω

10 Ω

10 μ A± (0.05％ +0.008％ )〜 6.5V

5.0000M Ω

100 Ω

1μA

± (0.2％ +0.008％ )〜 6.5V* 機器が 5mΩ〜 500mΩレンジに設定されている場合、抵抗値はテストリードを端子へ挿入または取り外すことによる機器の内部部品と外部部品間の温度差により変化します。そのため、テストリードを接続または外した後は、正確な値を得るために 1 分間待ってください。
*5mΩレンジでは 10 回の平均値で、接続を変えない場合にのみ安定します。
* ケルビンクリップを長時間使用せすテストを再開するために使用する場合、測定値を安定させるために少しの時間待機してください。
* Fast と Slow 測定スピードの表示カウントは同じです。しかし、Slow 測定は、測定温度と校正温度との差から生じる温度ドリフトに関連する任意のエラーを補正することでより正確です。
測定

4 端子方

オートレンジあり

過大入力レンジ表示“------”：オーバーレンジ表示

コンパレータ20 セットのコンパレータ情報を選択可能

ブザーモードの切り替え

OFF、PASS、FAIL

温度センサ（別売 PT-100） 白金抵抗体、リード線長：約 1.5m
-10℃ 〜 40℃

0.3％± 0.5℃

その他

0.3％± 1.0℃

温度補正機能リファレンス温度範囲-50.0℃〜 399.9℃

温度係数の範囲± 9999 ppm

温度範囲3930 PPM/ 銅線のための温度補償の確度 *-10℃〜 40.0℃

0.3％ + 抵抗測定確度

その他

0.6％ + 抵抗測定確度* その他の設定のための温度係数は、異なる条件に応じて個別に計算する必要があります。
* 温度係数または環境温度と要求温度との差が通常の操作を超えた場合、補正を計算した後で読み取り値の変化は重要です。
* 温度測定のために PT-100 温度センサを使用する場合は、センサ（確度の代表値 <±0.5℃）確度も考慮し計算する必要があります。
インターフェース
入力信号：トリガ：TTL 入力

ハンドラ*
インターフェース

信号の種類：LOW, HIGH, FAIL, PASS, EOT, READY,BIN 1 〜 8, BIN 出力：全部で 15 TTL 出力

スキャン *インターフェース

信号の種類：RELAY, PASS, LOW, HIGH, CLOCK, STRB
全部で 6 TTL 出力

通信インターフェース

GOM-804：USB、RS-232、GPIB（ 工場出荷時オプション ）GOM-805：USB、RS-232、GPIB* スキャンとハンドラインターフェースは、同じコネクタを使用しています。

分解能

測定電流

確度

10 μΩ

100mA

± (0.3％ +0.05％ )開放回路電圧

5.0000 Ω

100 μΩ10mA± (0.3％ +0.05％ )50.000 Ω1m Ω1mA± (0.3％ +0.05％ )

温度範囲：0℃〜 35℃、相対湿度：<80%RH；

動作環境と温度>35˚C、相対湿度：<70%RH
汚染度 2≦ 20mV

保存温度-10℃〜 70℃

電源寸法（突起物を含む）

AC 100 〜 240V ± 10％、50-60Hz、25VA
電源コード 、4 線テストリード：GTL-308
CD( ユーザーマニュアル )223(W) × 102(H) × 283(D) mm

質量

約 3 kg

一般仕様
付属品

PT-100 ￥18,000（税抜）

GOM-805/804/802 用温度プローブ
白金抵抗体、リード線：1.5m
DIN43760:1968、3 線測定

GOM-804 は Option

GTL-232

GOM-805/804
DCミリオーム メータ

GOM-804
GOM-805￥2,500（税抜）

RS-232C ケーブル
約 2m
クロスケーブル

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166¥84,000（税抜）¥138,000（税抜）

特徴50,000 カウント
● 測定レンジ / 測定電流：5mΩ/1A 〜 5MΩ/1µA、10 レンジ● 確度；最高 0.05％● 測定スピード：10 回 / 秒または 60 回 / 秒● トリガ機能：連続またはトリガ測定（内部、手動、外部）が可能● 温度測定、温度補償と温度換算● 4 線測定● Bin 機能：8 分類● 設定の保存と呼出：20 セットをメモリ可能● インターフェース：USB、RS-232C、Scan/Handler、GPIB(GOM-804 は工場出荷時オプション )● 外部 I/O ロジック機能
GOM-805● ドライ回路測定：≦20mV、3 レンジ；500mΩ
（100mA）、5Ω（100mA）、50Ω（10mA）● 豊富なドイラブモード：レベル設定：DC+、DC-、Pulse、PWM、Zero●2018.04.03 JGOM8001804K (TTCWEB) Printed in Japan.

4WireResistance

周囲温度 0℃〜 40℃

500.00m ΩGOM-805/804 用
4 線クリップ型テストリード+ ガード線

Handler/Scan

環境
屋内、高度 <2000m.

レンジ

GTL-308 ￥12,000（税抜）

ドライ回路測定など高機能な GOM-805
基本機測定の GOM-804

温度測定

分解能

ドライ回路測定（GOM-805）

Simply ReliableC

ドライブモード
DC＋

GOM-804 は、このモードのみ
電圧［V］~ +6.5V
0V

PWM

Drive 信号の初期値です。

~+6.5V
0V

時間

OFF時間

DC−
電圧［V］

GOM-804/GOM-805

Pulse

機種名

標準価格（税抜）

機能GOM-804￥84,000 ドライブモード :DC+

GOM-805￥138,000

負のドライブ信号です。

Zero

開放回路電圧

電圧［V］

50ms

D

インターフェース
USB、RS-232C、ハンドラ

ドライ回路

ドライブモード :DC+/DC-, Pulsed, PWM, Zero USB、RS-232C、ハンドラ
GP-IB
ドライ回路テスト

Sence +
Force +GTL-308
4 線ケルビンクリップ
テストケーブル + ガード

ドライ回路

GOM-805
ドライ回路測定

LCD:3.5 インチ
カラー TFT

測定、機能キー

矢印キー
Enter キー

GP-IB ポート

グランド端子OFF 時間：100 〜 9999ms

ソースループに測定信号を出力しません。
センス端子のループは、熱電気による
時間 EMF 測定用電圧計として +/-10mV まで測定できます。
この機能は、熱電対の線材の Vemf を測定するのに有効です。

電圧［V］

0V

テストリードと DUT 間の接触による起電力（EMF）
時間を除去するために使用します。

50ms~+6.5V0V~-6.5V

GOM-804 は Option

ON 時間：3 〜 99unit
単位：60Hz では、unit=1.6.ms
50Hz では、unit=20.0ms

時間

0V~ -6.5V

Handler/Scan

DUT の加熱を避け温度に敏感な
DUT に対して測定精度が損なわれることを回避するために使用し時間ます。

電圧［V］ ON時間

開放回路電圧 通常のモードです。

RS-232C ポート
D-Sub9 ピン

ハンドラ /SCAN/EXT
D-Sub25 ピン

レンジ

分解能

測定電流

500.00m Ω10 μΩ

100mA5.0000 Ω100 μΩ

10mA

50.000 Ω1m Ω1mA

電圧計

開放回路電圧

DUT

電圧
リミッタ

測定レンジ
100mA
10mA
1mA

Force −

≦ 20mV

Sence −EG

トリガは、内部 / 外部 / 手動の 3 つの方法をサポートしています。
内部トリガは、自動で測定を実行します。外部トリガは、背面のHandler/Scan/Ext I/O インターフェース（2 番ピン）に外部信号が入力されると測定を実行します。
手動トリガは、パネルの Trigger キーを押すとで測定を実行します。

特定温度での DUT の抵抗値が必要な場合、補正機能を使用することができます。この機能は、希望する温度で DUT の抵抗値をシミュレートすできます。周囲温度と DUT の温度係数が既知であれば、任意の温度での DUT の抵抗値を決定することが可能です。
温度補償機能インジケータ

希望する（ ” 正しい ” ）温度での推定抵抗値

PT-100F

4 線測定端子テストリードのシールド線を接続します。

ATC センサー用
コネクタ

B

USB デバイス
ポート

トリガ遅延設定は、外部トリガ信号が入力されたときに測定開始時間の遅延を実行します。
通常、一定時間に対して信号に接点バウンスがない場合に外部トリガとして認識します。この時間は、バウンス監視ウィンドウとして知られています。
この機能は、測定開始前に外部トリガ信号が安定していることが保証できるようします。トリガ遅延時間は、バウンス監視ウィンドウが終了した直後に開始されます。
バウンス監視ウインドウ
接点
バウンスレンジ

分解能

測定電流

開放回路電圧

5.0000m Ω0.1 μΩ

1A〜 6.5V

50.000m Ω1 μΩ

1A〜 6.5V

500.00m Ω10 μΩ100mA〜 6.5V

5.0000 Ω

100 μΩ

10mA〜 6.5V

50.000 Ω

1m Ω

1mA〜 6.5V

500.00 Ω

10m Ω

1mA〜 6.5V

5.0000k Ω

100m Ω

1mA〜 6.5V

50.000k Ω

1Ω

100 μ A〜 6.5V

500.00k Ω

10 Ω

10 μ A〜 6.5V

5.0000M Ω

100 Ω

1μA

〜 6.5V

外部
トリガ信号

トリガ
遅延時間

測定周期の開始

測定周期

測定順序
測定遅延時間※:ドライ回路設定時は、≦ 20mV

測定時間

周囲温度のソース
周囲温度

正しい温度、温度係数設定,

PT-100 センサ使用している場合は、周囲温度設定をオフにする必要があります。
PT-100 プローブを使用しない場合、周囲温度を手動で設定する必要があります。

H
インターフェースは、USB デバイス、RS-232C、ハンドラ / スキャン、
GP-IB（GOM-804 は工場出荷時オプション本体価格 +￥28,000（税抜））を装備しています。
USB デバイス、RS-232C、GP-IB ポート︓
PC からコントロールに使用できます。
ハンドラ / スキャンインターフェース︓
ハンドラインターフェースは、コンペア機能または BIN 機能の測定結果に基づいて部品を分類することの補助に使用できます。
スキャンインターフェースは、スキャン機能が有効になるとハンドラインターフェースの対応するピンがアクティブになります。
スキャン機能は、最大 100 コンポーネントの自動 BIN 分類に使用します。