パワーアナライザ PW6001
POWER ANALYZER PW6001

電力変換効率追求のためにDC から高周波まで、高確度な電力解析を 1 台で実現
次世代パワーアナライザ

オプション追加

新機能追加

2

求められたのは、真の電力解析
周波数帯域 DC, 0.1Hz 〜 2MHz
電流センサの位相補正機能で高周波電力を今まで以上に正確にSiC をはじめとしたスイッチングデバイスの高速化により、電力測定には広い周波数帯域が求められています。高確度、広帯域、そして高い安定性。卓越した技術に裏付けされた基本性能が詳細な電力解析を実現します。

電力基本確度 ±0.05%
ノイズにも温度変化にも強く 安定性を徹底的に追求（±0.02% rdg. ±0.03% f.s. 本体確度）

金属削りだしによる独自形状のソリッドシールドと、入力端子からの沿面距離を確保する光絶縁デバイス。
２つのキーデバイスで耐ノイズ性能が向上し、高い安定性と 80dB/ 100 kHz の CMRR 性能を実現しました。
また ±0.01%/℃と温度特性も向上させることで、再現性の高い測定を可能にしています。

従来機種から 3 倍改善された温度特性

標準確度からの偏差 [%]

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

0

10

20

30

環境温度 [℃ ]PW6001

当社従来機種 3193

ソリッドシールド

光絶縁デバイス±0.01%/℃以内±0.03%/℃以内

40求められたのは、真の電力解析

分解能 18bit 5MS/s サンプリング
PWM 波形の電力解析を正確に行うには、サンプリング定理を考慮して測定する必要があります。
PW6001 は 2 MHz の測定帯域を実現するため、入力信号を 5MS/s でダイレクトにサンプリング。
折り返し誤差のない解析を可能にします。

変動の大きい負荷でも正確に測定
TrueHD 18bit *電力解析エンジンⅡが実現する
高速・５系統同時演算

18bit A/D コンバータを搭載し、広いダイナミックレンジを実現。変動の大きな負荷でもレンジ切替なしに微小電力まで正確に描き出します。さらにデジタル LPF
により不要な高周波ノイズを除去し、正確な電力解析を可能にします。
モード計測時の変換効率をレンジ切替なしで測定

周期検出／広帯域電力解析／高調波解析／波形解析／

モータ回転速度FFT 解析の５系統全ての測定は独立でデジタル処理され、お互いに影響を与えません。高速演算処理により、

f.s.

最高確度を保ったまま 10 ms のデータ更新スピードを測定電流実現しています。

0

ゼロクロスフィルタ-f.s.

広帯域電力解析

大電流と微小電流を単一レンジで測定
入力波形

デジタル LPF で S/N 比をさらに向上* True HD（True High Definition）：真の高分解能

正確な周期検出

アナログ
AAF

A/D
変換

PW6001 内部で全て同時に
デジタル処理。Δ-Y 変換、
Y-Δ 変換も高精度に演算

位相補正

デジタル AAF

高調波解析
波形解析

デジタル AAF

FFT 解析

* AAF（アンチエイリアシングフィルタ）： サンプリング時に発生する折り返し誤差を防止するフィルタ

3

4

機能と特徴
最速 10ms、最大 12ch*
高確度電力演算

データ更新は 10 ms ～ 200 ms。最高確度を保ったまま高速演算が可能です。独自デジタルフィルタ技術で測定値の安定性も確保し、0.1 Hz から変動する周波数に自動追従して電力を測定します。

*6ch モデル 2 台、同期機能使用時

簡単、高精度の効率・損失演算

DC/AC コンバータの効率を測定するには、AC 確度だけではなく、DC 確度も重要です。PW6001 は DC 測定基本確度 ±0.02 %rdg. ±0.05 ％ f.s.* で、正確かつ安定した効率測定ができます。

豊富な電流センサラインナップ
センサ組み合わせ電力基本確度 ±0.075%

高確度かつ最大 1,000 A の大電流測定が可能な貫通型、素早く簡単に結線できるクランプ型、高確度と広帯域を追求した
直接入力型など用途に応じてセンサを選択できます。さらにオ
シロスコープ用のセンサも接続可能。
PW6001 にセンサの電源を標準装備しています。センサの自動認識機能により設定もスムーズです。

* ±0.075% は PW9100 との組み合わせ確度

大容量波形ストレージでオシロスコープ・PQA に迫る波形解析

波 形ストレージは 1M ワード ×( 電圧電流 6ch+ モータ解析4ch)。電圧・電流波形に加えて、トルクセンサやエンコーダ
信号も同時に表示します。

サンプリングと記録長例
10kS/s 時 100 秒
100kS/s 時 10 秒

パワーコンディショナなどの効率の演算式を専用画面で簡単設定。最大 4 系統の効率・損失演算を同時に表示します。
* 本体確度

最大 6 系統独立の高調波解析（広帯域 /IEC）

基本波周波数 0.1 Hz ～ 300 kHz、解析可能帯域 1.5 MHz。
最大 100 次までの広帯域高調波解析と IEC61000-4-7 準拠の高調波解析を標準搭載しています。

レベルトリガに加え、Ver3.00 より、実効値や周波数の変動
でトリガがかかるイベントトリガ機能を搭載。カーソル測定機
能、波形ズーム機能で波形解析のためにオシロスコープを必要としません。
* PQA：Power Quality Analyzer

狙った波形を FFT 解析

２ch で帯域 2 MHz までの周波数解析を搭載。
波形の解析範囲を任意に指定でき、上位 10 点のピーク値と周波数を表示します。高調波には表れない周波数成分の観測ができ、測定結果は保存できます。
解析範囲を指定
ピーク値の上位 10 点を表示

インバータ入出力、それぞれの基本波に同期

アプリケーション・モータの基本波解析 ・ワイヤレス給電の伝送波形
・パワーコンディショナ出力波形の歪み率測定

機能と特徴新機能追加 Ver.3.00

既に PW6001 をお持ちの場合、ファームウェアバージョンアップ（無償）にて機能追加されます。

フラットな周波数特性

力率ゼロのときの電力も 1 MHz までフラットに。電流センサの位相補正機能と併用すれば、高周波低力率の測定も高確度に行えます。高周波リアクトル、高周波トランスの損失評価にも最適です。
有効電力周波数特性例

10600 V/ 50 A レンジ（力率 0）
150 V/ 5 A レンジ （力率 0）
30 V/ 1 A レンジ （力率 0）

84

独自のバーチャルオーバサンプリング技術が進化。
5MS/s、18bit の高分解能を維持したまま、2GS/s のオシロスコープと同等の位相補正を実現。0.01°分解能で電流センサの位相補正ができ、より正確な電力測定ができます。
（Ver2.00以降）位相補正機能を使うことで、高周波かつ低力率な電力の測定をより正確に行います。
30

0
-2

600 V/ 50 A レンジ （力率 1）
150 V/ 5 A レンジ （力率 1）
30 V/ 1 A レンジ （力率 1）

-4
-6
-8

-10
10

100

1k

10 k

周波数 [Hz]

位相特性をフラットに補正

202

位相差 [° ]電力誤差 [% f.s.]6電流センサ位相補正機能

100 k

1M

* 高周波の位相特性を更に向上させるオプションを用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

D/A モニタ

測定値の時間的な変動を最大 8ch 表示します。電圧・電流・
電力・周波数などを最短 10 ms のデータ更新ごとにプロットし、微小な変化を視覚的にとらえます。

アプリケーション・パワーコンディショナの FRT 解析
・モータの過渡状態電力解析

位相補正値として、
電流センサ位相特性代表値を入力（取説の 03 版以降に記載）

10
0
-10
-20
-30

10

100

1k

10k

周波数 [Hz]

複雑な演算式も本体で設定

式を設定することで測定値を自由に演算します。入力できる演
算式は最大 16 個で、sin、log などの算術関数にも対応。演算結果を別の演算式のパラメータとして使用できるので、複雑な演算も可能になります。

アプリケーション* FRT（Fault Ride Through）：パワーコンディショナーなどの系統擾乱時における運転継続性能

X-Y プロット

多様な電力解析システムに対応

アプリケーション・モータの特性解析 ・トランスの特性解析
・パワーコンディショナの MPPT 解析*MPPT（Maximum Power Point Tracker）：最大電力点追従

1M* 電流センサの位相補正について技術資料をご覧いただけます。

・太陽光のモジュールなど多系統の効率、ロスの算出
・モータベクトル制御での Ld.Lq 算出
・エプスタイン法を用いたトランスの交流 B、H 算出

測定値同士の相関を簡単に最大２系統同時に確認できます。
ユーザ定義演算機能と併用することで、測定値以外の物理量をプロットすることもできます。

100k

LAN 通信による PC との連携を強化。HTTP サーバ機能を使えば、PC/ タブレット / スマートフォンからブラウザソフ
トで PW6001 を遠 隔 操 作可能。FTP サーバ 機 能ではネッ
トワークを通してファイルを取得可能。LabVIEW ドライバ、
MATLAB ツールキットも用意しました。

*LabVIEW は NATIONAL INSTRUMENTS 社の登録商標です。
*MATLAB は、Mathworks,Inc. の登録商標です。

5

6

機能と特徴

高確度測定のための電流センサ専用設計
直接結線方式

測定対象の配線を引き回して、電流入力端子に接続します。
配線抵抗や容量結合の影響が増加し、シャント抵抗による計器損失も誤差の要因となります。

電流センサ方式

測定対象の配線に電流センサを接続します。配線や計器損失の影響を軽減し、高効率システムを実稼働環境に近い配線状態で測定することが可能です。

直接結線方式での測定イメージ

電流センサ方式での測定イメージ

測定電流

測定電流

電流センサ

短い配線
電源

電力変換器

モータ
長い引き回しによる配線抵抗損失容量結合による
漏れ電流損失シャント抵抗の発熱による損失

電源

電力変換器

モータ

電圧に変換された信号

挿入損失が小さい

引き回しの影響が小さいシャント方式の電力計

PW6001
直接結線方式にくらべ、電力変換器の実稼動環境により近い状態で測定可能です。

思考を妨げないユーザインタフェース

簡易設定と直感的で導かれるような操作性。Ver3.00 より、低力率測定 (LOW PF) モードを搭載。

手書きやソフトウェアキーボードによる画面コピーへのメモ入力機能

ソフトウェアキーボードも装備した 9 インチタッチディスプレイ

簡易設定画面 **リアクトル・トランス損失測定の設定を容易にする低力率測定 (LOW PF) モードを新規搭載

波形を縦横に操る
デュアルノブ専用キーでワンタッチデータ保存

結線ミスを防ぐ結線確認機能

機能と特徴まるで 12ch の電力計「数値同期」

波形をそのまま転送「波形同期」

マスタ

マスタ

多点電力の測定に、数値同期機能が活躍します。スレーブ器の電力パラメータをリアルタイムに転送し、マスタ器に集約。
マスタ器は最大 12ch の電力計として動作します。

5MS/s、18bit のサンプリングデータをリアルタイム * 転送。
スレーブ器の測定波形をそのままマスタ器に表示します。変電所、プラントや鉄道といった、離れた 2 点間の電圧位相差測定など、電力計の新しい使い方を提案します。

マスタとスレーブの電力パラメータを表示
光接続ケーブル
最長 500 m

マスタとスレーブの波形を最大 6ch 分表示
光接続ケーブル
最長 500 m

スレーブ

スレーブ

波形と高調波以外の電力パラメータを転送

・マスタ器画面にスレーブ器の測定値をリアルタイム表示
・マスタ / スレーブ間でのリアルタイム効率 / 損失演算・マスタ器の記録メディアに２台分のデータを保存
・スレーブの測定値をマスタのユーザ定義演算に使用可能

最大 3ch 分の波形データを転送

・マスタ器画面にスレーブ器の波形をリアルタイム表示
・マスタ器とスレーブ器の高調波解析、基本波解析
・スレーブ側でトリガをかけてマスタ器の波形と同時測定
・スレーブ器の波形をマスタ器から D/A 出力可能*波
 形同期機能はマスタ器 / スレーブ器ともに 3ch 以上の場合のみ動作。
最大 ±5 サンプリングの誤差あり

離れた２点間での位相差測定

波形同期機能を使えば、最長 500 m 離れた２点間の位相関係を測定可能です。光接続ケーブルで絶縁しているため、２点間の接地電位が違っても安全に測定できます。

500m 先の波形を D/A 出力

電圧 / 電流波形をリアルタイムに転送し、マスタ器から波形出力可能 *。メモリハイコーダと組合せて、タイミング試験と三相電力の多 ch 同時解析ができます。

光接続ケーブル
最長 500 m

最大でアナログ 32ch ＋ロジック 32ch
メモリハイコーダ MR8827* 出力される波形は距離により 7 µs 〜 12 µs の遅延があります。

接地電位が違っても安全に測定

多彩なモータ解析機能

アナログ出力と 1MS/s 波形出力

（モータ解析 &D/A 出力付きモデル )（モータ解析 &D/A 出力付きモデル )トルク計、回転計からの信号を入力し、モータパワーの測定ができます。モータパワー、電気角などのモータパラメータをはじめ、日射計や風速計などの出力信号測定も可能です。

最速 10 ms のデータ更新で測定データをアナログ出力。デー
タロガーと組合せて長期の変動を記録可能です。また、電圧・電流を 1MS/s* で出力する波形出力機能も搭載しています。

動作モード

シングル

デュアル

独立入力

CH A

トルク

トルク

電圧 / パルス

CH B

A相

トルク

電圧 / パルス

CH C

B相

回転数

パルス

CH D

Z相

回転数

パルス

測定対象

モータ ×1

測定項目

電気角
回転方向
モータパワー
回転数
トルク
すべり

モータ ×2
日射計 / 風速計
モータと変速機などの出力信号など
モータパワー ×2
回転数 ×2
トルク ×2
すべり ×2電圧 ×2＆ パルス ×2
または
パルス ×4アナログ出力アナログ出力 ×20ch

波形出力

波形出力 × 最大 12ch ＆ アナログ出力 ×8ch
（本体に装備している ch 数により変わります）

波形出力（電圧）波形出力（電流）10 ms データ更新

アナログ出力（電圧）
アナログ出力（電流）
アナログ出力（電力）

平均化処理により従来機種 3193 に近い出力応答も再現

入力波形
平均化アナログ出力* 波形出力時は 1MS/s で出力、正弦波で 50 kHz までを忠実に再現できます。

7

8

アプリケーション
EV / HEV インバータ、モータ解析
おすすめのポイント

パルス
エンコーダ

インバータ

バッテリ

モータ

トルク
センサ

負荷

トルク信号、パルスエンコーダ波形も表示

高速データ更新
10ms

高速サンプリング
5MS/s

DC 確度
±0.02 ％ rdg.

広帯域モード高調波解析

フレキシブルな
効率演算

耐ノイズ性

TrueHD
18bit 分解能

ユーザ定義演算

電流センサ
位相補正機能Z 相同期* SiC インバータの電力測定について技術資料をご覧いただけます。

過渡状態の電力を 10ms 高確度高速演算
発進、加速のモータ挙動をはじめ、過渡状態の電力を 10 ms
更新で測定。最低 0.1 Hz から、変動する周波数に自動追従して電力を測定します。
Ver3.00 より搭載したモータ１回転の周期で電力演算させる機能により、さらに安定した効率演算が可能となります。

進化した電気角測定機能 *高効率同期モータのモータパラメータの測定や、dq 座標系によるベクトル制御の解析に必要な電気角測定機能を搭載。エ
ンコーダパルスを基準にした電圧・電流基本波成分の位相をリ
アルタイムで測定できます。また、A 相 B 相パルスから正転逆転を検出することでトルクと回転数の 4 象限解析もできます。
d 軸、q 軸インダクタンスの算出

0.1 Hz から安定して測定周期を検出して電力演算

10 ms 間隔でデータ更新

Ld =νq - Ke·ω - R·iq
ω·id

Lq =

R·id - νd
ω·iq

Ld、Lq 値をユーザ定義演算で算出

低周波から高周波まで、周波数が変動しても基本波に自動追従。
Δ-Y、Y-Δ 変換も標準装備し、高精度に演算。

* 電気角測定について技術資料をご覧いただけます。

2 つのモータパワーを同時測定

インバータモータの効率・損失評価

モータ解析機能のデュアルモードを初めて搭載。モータの２台同時解析が可能になりました。HEV の駆動用と発電用、それぞれのモータパワーを同時に測定可能です。

インバータ入出力の電力とモータ出力を同時に測定すること
で、インバータ/ モータ/ システム全体の効率と損失の評価が可能です。PW6001 で記録された各動作点の測定結果から、MATLAB 上で効率マップや損失マップを得ることが出来ます。
*MATLAB は、Mathworks,Inc. の登録商標です。

２モータ測定例

MATLAB による効率マップ表示例

アプリケーション

チョッパ回路のリアクトル損失測定
DC

おすすめのポイント

昇圧 DC
リアクトル

電源

負荷

TrueHD
18bit 分解能

CMRR
80dB/100 kHz

高速サンプリング
5MS/s

電流センサ
位相補正機能広帯域モード
高調波解析

耐ノイズ性

ユーザ定義演算* リアクトル損失測定について技術資料をご覧いただけます。

高周波かつ低力率デバイスの評価

PW6001 のフラットで広い周波数特性に加え、センサの位相誤差を補正することで、高周波かつ低力率デバイスの評価が高確度に行えます。
AC/DC カレントボックス PW9100 の位相特性補正例 ( 代表値 )20degree [ ° ]リアクトルは、高調波電流の抑制を目的とした利用の他、チョッパ回路の電圧昇降圧用としても利用されます。PW6001 の優れた高周波特性、高速サンプリング、耐ノイズ性能は、高周波かつ低力率デバイス（リアクトル、トランスなど）の評価に大変有効です。
Ver3.00 より搭載した、簡易設定モードの低力率測定（LOWPF) モードにより、測定をよりスピーディに行えます。

センサの位相補正機能

-2
-4
-6
-8
-10
10

位相
位相（位相補正機能使用時）

100

1k

10 k

周波数 [Hz]

100 k

1M

10 M

スイッチング周波数に同期した高調波解析

回路のインピーダンス解析

PW6001 の 高 調 波 解 析 は、 基 本 波 300 kHz、 帯 域 1.5
MHz まで解析可能です。チョッパ回路に利用されるリアクト
ルに対して、スイッチング周波数に同期した高調波解析により、各高調波次数の電圧・電流実効値や位相角が測定できます。

高調波解析結果とユーザ定義演算を用いることで、回路のイ
ンピーダンス、レジスタンス、インダクタンスの算出ができます。
インピーダンス解析には X-Y プロット機能が大変有効です。
リアクトルのインピーダンス 周波数特性の X-Y プロット
Ls

Rs

・インピーダンス Z[Ω] = 基本波電圧 / 基本波電流・直列レジスタンス Rs[Ω] = Z×cos( 電圧位相角 – 電流位相角 )・直列インダクタンス Ls[H]= Z×sin( 電圧位相角 – 電流位相角 )/(2×π× 周波数 )9アプリケーション

PV / 風力発電用パワーコンディショナ（PCS）の効率測定
コンバータ インバータ
交流測定

電力系統

風力
タービン
太陽光
パネル

パワーコンディショナ（PCS）

負荷

おすすめのポイント
DC 確度±0.02 ％ rdg.

周波数確度±0.01 Hz

多彩な測定項目

イベントトリガ

モータ解析
独立入力

２系統
ベクトル表示売買電別積算IEC モード
高調波解析

PCS 固有の測定に対応

高調波解析と伝導ノイズ評価

効率、損失、基本波無効電力 Qfnd、DC リプル率、三相不平衡率など、PCS に必要なパラメータを同時に表示します。
必要な測定項目が一目でわかり、試験効率が向上します。さらに、DC 電力 ch の同期ソースを出力 AC 電力 ch にすることにより、出力の AC に完全同期した、DC 電力や安定した効率測定ができます。

IEC61000-4-7 に対応した IEC 規格高調波測定ができます。
風力発電において、発電側と系統側で周波数が異なる場面では、デュアルベクトル表示により、発電側と系統側の三相平衡状態を一目で把握できます。スイッチング電源等より発生するとされる 2kHz ～ 150kHz の伝導ノイズ評価は、FFT 解析により測定できます。

DC 電力（パネル出力）
三相電力（パワーコンディショナ出力）
変換効率
リプル率
周波数
電圧総合高調波歪み
不平衡率
基本波無効電力

イベントトリガで波形解析
イベントトリガ機能を搭載。実効値、周波数など任意の測定項目（最大 4 項目）でトリガをかけ、イベント時の波形を最大
100 秒間記録します。100 秒を超える波形記録が必要な場合、D/A 出力機能（モータ解析＆ D/A 出力オプション）を用いて記録計で波形観測と記録ができ、評価システムの簡略化ができます。
（記録計に差動プローブや電流プローブを接続する必
要がありません）

入力波形の FFT 解析によるノイズ測定、出力の高調波測定が可能

電圧周波数測定基本確度 ±0.01Hz*
PCS の各種試験に必要な周波数測定を業界トップクラスの確度、安定度で実現しました。各種パラメータと同時に、高確度な周波数測定値を最大 6ch 同時（２台同期時は、12ch 同時）に測定できます。

電圧周波数測定値のばらつき（50ms インターバル）

50.00550.004

1. 実効値が変動

T

2. イベントトリガで波形記録開始50.003

周波数 [Hz]10

50.00250.00150.00049.99949.99849.997PW6001
従来機種（アナログ方式）

49.99649.995

3. P
 W6001 内部メモリに最大 100 秒間記録可能

4. 100 秒以上の記録が必要な場合、D/A 出力波形を記録計で記録

0

1

2

3

時間 [s]

4

5* 基本確度 ±0.01 Hz は、データ更新 50 ms 以上の場合で規定されます。
さらに周波数を高精度に測定されたい場合はご相談ください。

アプリケーション

ワイヤレス電力伝送（WPT）の効率測定
おすすめのポイント
TrueHD
18bit 分解能

CMRR
80dB/100 kHz

高速サンプリング
5MS/s

電流センサ
位相補正機能広帯域モード高調波解析

２系統
ベクトル表示耐ノイズ性

IEC モード
高調波解析

低力率電力も正確に測定

伝送周波数の高調波解析

WPT（Wireless Power Transfer / Transmission）では、エネルギーの送信 / 受信素子のインダクタンス成分により力率が低くなります。PW6001 に搭載する、電流センサの位相補
正機能を使用すれば、高周波かつ低力率の電力も正確に測定できます。WPT の測定には、広帯域電流測定ツールとの組み合わせが大変有効です。

PW6001 の高調波解析は、基本波 300kHz、帯域 1.5MHzまで解析可能です。例えば、EV 用途の電力伝送に利用可能な、85kHz 帯のスイッチング周波数を基本波とする高調波解析において、送信 / 受信それぞれ 15 次までの電圧・電流・電力および位相角が、同時に測定できます。

周波数帯域 DC 〜 3.5 MHz (-3dB)
PW9100周波数帯域 DC 〜 4 MHz
CT6904

高調波バーグラフ表示

WPT の自動評価システム（詳細については TS2400の単品カタログをご確認ください )高調波 2 系統ベクトル表示

WPT 評価システム TS2400 は、計測と XYZ ステージを一体化することにより、WPT の評価に必要な再現性のあるデータを自動測定するシステムです。各種測定器の設定、送受電ワークの位置決め、データ収集を一つのソフトウェアで制御・自動測定し、解析結果を多彩にグラフ表示することができます。
WPT の評価に必要な次の測定に対応しています。
・電力伝送効率測定 (PW6001 を使用 ) ・結合係数自動測定
・電圧 / 温度のロギング
・磁束密度のロギング

WPT 評価システム TS2400

伝送効率の 4D グラフ表示例

11

12

インタフェース
各部の名称

RS-232C、外部 I/O
GP-IB
LAN
同期制御
D/A 出力モータ解析入力部
電流プローブ入力部

USB メモリ

GP-IB

専用アプリケーションによるデータ閲覧
コマンド制御RS-232C

専用アプリケーションによるデータ閲覧
コマンド制御Bluetooth® ロガー接続
専用ケーブルと Bluetooth® シリアル変換アダプタを使用することで、PW6001 の D/A 出力項 目 ( 最大 8 項目 )の測定値を弊社ロガー LR8410 に無線で送信することができます。 ( 見通し約 30 m*) 観測できる出力の分解能は LR8410 の分解能に依存します。
* 障害物 ( 壁、金属の遮蔽物等 ) が存在する場合、通信が不安定になったり通信距 離が短くなったりすることがあります。
* Bluetooth® は Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。
日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

外部 I/OSTART/ STOP/ DATA RESET 制御
RS-232C と端子共通、±5 V/ 200 mA 電源供給可能

LAN

Gbit LAN 対応、コマンド制御
専用アプリケーションによるデータ閲覧

同期制御

光接続ケーブルコネクタ、Duplex-LC（２芯）波形出力最大 12ch ＋アナログ出力 8ch(PW6001-11 〜 16 のみ ) またはアナログ出力 20ch 切替
D/A 出力電流プローブ
入力部

スライドカバーを移動することで高確度プローブ (Probe1）、
広帯域プローブ（Probe2）を切替 Probe1、Probe2 とも
PW6001 から電源供給可能

モータ解析
入力部

トルク計、回転計からの信号を入力し、モータパワーの測定ができます。モータパワー、電気角などのモータパラメータ
をはじめ、日射計や風速計などの出力信号測定も可能です。

USB メモリ

波形データ / 測定データ (csv) 保存
画面コピー (bmp) 保存
インターバルデータ (csv) を最速 10 ms でリアルタイム保存

64MB
内部メモリ

インターバルデータを保存し、あとで USB メモリに転送
通信コマンド取扱説明書は HIOKI ホームページよりダウンロードいただけます。
https://www.hioki.co.jp

ソフトウェア
制御
測定データ

PW Communicator

LabVIEW *MATLAB *PC アプリケーションソフトウェア PW Communicator

PW Communicator は PC と PW6001 を通信インターフェース（Ethernet/RS-232C/GP-IB）で接続し、PC 上で PW6001 の設定、測定
値や波形データのモニタと保存が容易に行える無償アプリケーションソフトウェアです。
PW6001 をはじめ当社パワーアナライザ PW3390、パワーメータ PW3335、PW3336、PW3337 を最大 8 台まで同時に接続し、異なる機種を一括制御することができます。測定データの PC への同時保存、測定器間の効率演算も可能です。

LabVIEW ドライバ および MATLAB ツールキット

LabVIEW ドライバあるいは MATLAB ツールキットを使用して、データ取得や計測システムの構築をおこなうことができます。サンプルプログラ
ムも用意しております。
*LabVIEW は NATIONAL INSTRUMENTS 社の登録商標です。
*MATLAB は、Mathworks,Inc. の登録商標です。

ソフトウェア、ドライバは HIOKI ホームページよりダウンロードいただけます。
https://www.hioki.co.jp

13

仕様
電力測定
測定ライン

単相 2 線 (1P2W)、単相 3 線 (1P3W)、
三相 3 線 (3P3W2M、3V3A、3P3W3M)、三相 4 線 (3P4W)
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

測定項目

電圧 (U)、電流 (I)、有効電力 (P)、皮相電力 (S)、無効電力 (Q)、力率 (λ)、位相角 (φ)、周波数 (f)、効率 (η)、損失 (Loss)、電圧リプル率 (Urf)、電流リプル
率 (Irf)、電流積算 (Ih)、電力積算 (WP)、電圧ピーク (Upk)、電流ピーク (Ipk)

有効測定範囲

電圧、電流、電力 : レンジの 1% ～ 110%

ゼロサプレス範囲

OFF/ 0.1%f.s./ 0.5%f.s. から選択
OFF 時にはゼロ入力時にも数値を表示することがあり

ゼロアジャスト

電圧 ±10%f.s.、電流 ±10%f.s. ±4 mV 以下の入力オフセットをゼロ補正

確度

正弦波入力、力率 1、または DC 入力、対地間電圧 0 V、ゼロアジャスト後有効測定範囲内において

CH6

パターン 1

1P2W

1P2W

1P2W

1P2W

1P2W

1P2W

パターン 2

1P3W / 3P3W2M

1P2W

1P2W

1P2W

1P2W

パターン 3

1P3W / 3P3W2M

1P2W

1P3W / 3P3W2M

1P2W

パターン 4

1P3W / 3P3W2M

1P3W / 3P3W2M

1P3W / 3P3W2M

パターン 5

3P3W3M / 3V3A / 3P4W

1P2W

1P2W

1P2W

パターン 6

3P3W3M / 3V3A / 3P4W

1P3W / 3P3W2M

1P2W

パターン 7

3P3W3M / 3V3A / 3P4W

3P3W3M / 3V3A / 3P4W

2 チャネル組合せでは、1P3W / 3P3W2M のどちらかを選択
3 チャネル組合せでは、3P3W3M / 3V3A / 3P4W のいずれかを選択
実装チャネル数

1

2

3

4

5

6

パターン１

3

3

3

3

3

3

パターン２

–

3

3

3

3

3

パターン３

–

–

–

–

–

3

パターン４

–

–

–

3

–

3

パターン５

–

–

3

3

3

3

パターン６

–

–

–

–

3

3

パターン７

–

–

–

–

–

3

DC
0.1 Hz ≦ f<30 Hz
30 Hz ≦ f<45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz<f ≦ 1 kHz
1 kHz<f ≦ 50 kHz
50 kHz<f ≦ 100 kHz
100 kHz<f ≦ 500 kHz
500 kHz<f ≦ 1 MHz
周波数帯域

電圧 (U)±0.02% rdg.±0.03%f.s.
±0.1% rdg.±0.2%f.s.
±0.03% rdg.±0.05%f.s.
±0.02% rdg.±0.02%f.s.
±0.03% rdg.±0.04%f.s.
±0.1% rdg.±0.05%f.s.
±0.01×f% rdg.±0.2%f.s.
±0.008×f% rdg.±0.5%f.s.
±(0.021×f-7)% rdg.±1%f.s.
2 MHz(-3 dB、Typical)

電流 (I)±0.02% rdg.±0.03%f.s.
±0.1% rdg.±0.2%f.s.
±0.03% rdg.±0.05%f.s.
±0.02% rdg.±0.02%f.s.
±0.03% rdg.±0.04%f.s.
±0.1% rdg.±0.05%f.s.
±0.01×f% rdg.±0.2%f.s.
±0.008×f% rdg.±0.5%f.s.
±(0.021×f-7)% rdg.±1%f.s.
2 MHz(-3 dB、Typical)

DC
0.1 Hz ≦ f<30 Hz
30 Hz ≦ f<45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz<f ≦ 1 kHz
1 kHz<f ≦ 10 kHz
10 kHz<f ≦ 50 kHz
50 kHz<f ≦ 100 kHz
100 kHz<f ≦ 500 kHz
500 kHz<f ≦ 1 MHz

有効電力 (P)±0.02% rdg.±0.05%f.s.
±0.1% rdg.±0.2%f.s.
±0.03% rdg.±0.05%f.s.
±0.02% rdg.±0.03%f.s.
±0.04% rdg.±0.05%f.s.
±0.15% rdg.±0.1%f.s.
±0.15% rdg.±0.1%f.s.
±0.012×f% rdg.±0.2%f.s.
±0.009×f% rdg.±0.5%f.s.
±(0.047×f-19)% rdg. ±2% f.s.

位相差
−
±0.1°
±0.05°±0.05°±0.05°±0.4°±(0.040×f)°±(0.050×f)°±(0.055×f)°±(0.055×f)° .

・上記表中の計算式の f の単位は kHz
・電圧・電流の DC 値は Udc と Idc で規定、DC 以外の周波数は Urms と Irms で規定
・同期ソースが U or I を選択時はソースの入力が 5%f.s. 以上において規定
・位相差は、f.s. 入力時の力率ゼロで規定
・電流、有効電力、位相差については上記確度に電流センサの確度を加算
・6 V レンジのみ電圧・有効電力は ±0.05%f.s. を加算
・Probe1 使用時の電流・有効電力の DC 確度に ±20 µV を加算 ( ただし 2 V f.s.)・Probe2 使用時の電流・有効電力は ±0.05% rdg.±0.2%f.s. を加算し、10 kHz 以上で位相に ±0.2°加算
・0.1 Hz ～ 10 Hz の電圧・電流・有効電力・位相差は参考値
・10 Hz ～ 16 Hz で 220 V を超える電圧・有効電力・位相差は参考値
・30 kHz<f ≦ 100 kHz で 750 V を超える電圧・有効電力・位相差は参考値
・100 kHz<f ≦ 1 MHz で (22000/f[kHz])V を超える電圧・有効電力・位相差は参考値
・1000 V 以上の電圧・有効電力は ±0.02% rdg. 加算 ( ただし参考値 )入力電圧が 1000V より小さくなった場合も、入力抵抗の温度が下がるまで影響がある
・600 V を超える電圧の場合、位相差の確度に以下を加算
・500 Hz<f ≦ 5 kHz : ±0.3°
・5 kHz<f ≦ 20 kHz : ±0.5°・20 Hz<f ≦ 200 kHz : ±1°搭載チャネル数により選択可能な結線パターン
3：選択可能、－：選択不可
入力チャネル数

最大 6 チャネル、電圧 / 電流同時 1 チャネル単位

入力端子形状電圧
Probe1
Probe2

Probe2 電源+12V±0.5V、-12V±0.5V、最大 600 mA、
ただし 3 チャネルまで最大 700 mA まで許容

入力方式

電圧測定部
電流測定部

電圧レンジ

6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V

電流レンジ（Probe1）

400 mA/ 800 mA/ 2 A/ 4 A/ 8 A/ 20 A

(20 A センサ時 )4 A/ 8 A/ 20 A/ 40 A/ 80 A/ 200 A(200 A センサ時 )1 A/ 2 A/ 5 A/ 10 A/ 20 A/ 50 A

(50 A センサ時 )10 A/ 20 A/ 50 A/ 100 A/ 200 A/ 500 A(500 A センサ時 )20 A/ 40 A/ 100 A/ 200 A/ 400 A/ 1 kA

(1000 A センサ時 )（Probe2）

プラグイン端子 ( 安全端子 )専用コネクタ (ME15W)
BNC( 金属 ) + 電源端子

光絶縁入力、抵抗分圧方式
電流センサ ( 電圧出力 ) による絶縁入力

測定項目
皮相電力
無効電力

1 kA/ 2kA/ 5 kA/ 10 kA/ 20 kA/ 50 kA (0.1 mV/A センサ時 )100 A/ 200 A/ 500 A/ 1 kA/ 2 kA/ 5kA

力率(1 mV/A センサ時 )10 A/ 20 A/ 50 A/ 100 A/ 200 A/ 500 A (10 mV/A センサ時、3274、3275 時 )1 A /2 A/ 5 A/ 10 A/ 20 A/ 50 A

(100 mV/Aセンサ時、3273、3276時)

100 mA/ 200 mA/ 500 mA/ 1 A/ 2 A/ 5 A (1 V/Aセンサ時、CT6700、CT6701時)

波形ピーク(0.1 V/ 0.2 V/ 0.5 V/ 1.0 V/ 2.0 V/ 5.0 V レンジ )電力レンジ

2.40000W 〜 4.50000MW（電圧、電流の組合せによる）クレストファクタ

3( 電圧・電流レンジ定格に対して )ただし 1500 V レンジは 1.33、Probe2 の 5 V レンジは 1.5300( 電圧・電流最小有効入力に対して )1500 V レンジは 133、Probe2 の 5 V レンジは 150

入力抵抗(50 Hz/ 60 Hz)

電圧入力部
Probe1 入力部

4 MΩ±40 kΩ
1 MΩ±50 kΩ

最大入力電圧

電圧入力部1000 V、±2000 V peak(10 ms 以下 )入 力 電 圧 の 周 波 数 が 250 kHz か ら 1MHz ま で(1250 - f)V
入力電圧の周波数が 1 MHz から 5 MHz まで 50 V
上記の f の単位は kHz

Probe1 入力部
Probe2 入力部

Probe2 入力部

8 V、±15 V peak (10 ms 以下 )対地間最大定格電圧

電圧入力端子 (50 Hz/ 60 Hz)
600 V 測定カテゴリⅢ 予想される過渡過電圧 6000 V
1000 V 測定カテゴリⅡ 予想される過渡過電圧 6000 V

測定方式

電圧電流同時デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式

サンプリング

5 MHz/ 18 bit

周波数帯域

DC、0.1 Hz ～ 2 MHz

同期周波数範囲

0.1 Hz ～ 2 MHz

同期ソース

U1 ～ U6、I1 ～ I6、DC( データ更新レートで固定 )、Ext1 ～ Ext2、Zph.、CH C、CH D
結線ごとに選択可能
U or I 選択時はゼロクロスフィルタ通過後の波形ゼロクロス点を基準とする

データ更新レート

10 ms/ 50 ms/ 200 ms
アベレージが単純平均のときはアベレージ回数により可変

LPF

500 Hz/ 1 kHz/ 5 kHz/ 10 kHz/ 50 kHz/ 100 kHz/ 500 kHz/ OFF
約 500 kHz アナログ LPF + デジタル IIR フィルタ ( バタワース特性相当 )OFF 以外のときは、確度に ±0.1% rdg. を加算。
設定周波数の 1/10 以下の周波数で規定

極性判別

電圧・電流ゼロクロスタイミング比較方式± 1- cos(φ ＋位相差確度 )cos(φ)

×100% rdg.±50dgt.

φ=±90°の場合±cos(φ ＋位相差確度 )×100%f.s. ±50dgt.
電圧、電流各実効値確度 ±1%f.s.
(f.s. はレンジの 300% を適用 )f: kHz、φ: 電圧電流位相差の表示値、λ は力率の表示値
温湿度の影響1 MΩ±50 kΩ

5 V、±12 V peak (10 ms 以下 )確度
電圧確度＋電流確度 ±10dgt.
皮相電力確度 +( 2.69×10-4×f ＋ 1.0022-λ2- 1-λ2 ) ×100 %f.s.
φ=±90°以外の場合

同相電圧の影響
外部磁界の影響
力率の影響

0℃～ 20℃または 26℃～ 40℃の範囲において電圧、電流、有効電力確度に以下を加算±0.01% rdg./℃ (DC 測定値は 0.01%f.s./℃加算 )Probe2 使用時の電流・有効電力は ±0.02% rdg./℃ (DC 測定値は 0.05%f.
s./℃加算 )湿度 60% rh 以上の環境下において電圧、有効電力確度に ±0.0006× 湿度 [% rh]×f[kHz]% rdg. を加算
位相差に ±0.0006× 湿度 [% rh]×f[kHz]°を加算
50 Hz/ 60 Hz 時 100 dB 以上 ( 電圧入力端子－ケース間印加時 )100 kHz 時
80 dB 以上 ( 参考値 )全測定レンジに対して、最大入力電圧を印加した場合の CMRR で規定±1%f.s. 以下 (400 A/m、DC および 50 Hz/ 60 Hz の磁界中において )φ=±90°以外の場合
φ=±90°の場合± 1- cos(φ ＋位相差確度 )cos(φ)

×100% rdg.

±cos(φ ＋位相差確度 )×100%f.s.

周波数測定
測定チャネル数

最大 6 チャネル (f1 ～ f6)、入力チャネル数による測定ソース

結線ごとに U/ I から選択

測定方式

レシプロカル方式＋ゼロクロス間サンプリング値補正
ゼロクロスフィルタ適用波形のゼロクロスポイントより算出

測定範囲

0.1 Hz ～ 2 MHz、( 測定不能時は 0.00000 Hz または ----- Hz)

確度±0.01Hz ( 電圧周波数測定時で、測定インターバル 50ms 以上、電圧測定レンジに対して 50% 以上の正弦波入力かつ、45 ～ 66Hz 測定時のみ )±0.05%rdg±1dgt.（上記条件以外、測定ソースの測定レンジに対して30% 以上の正弦波において）

表示形式

0.10000 Hz ～ 9.99999 Hz、9.9000 Hz ～ 99.9999 Hz、
99.000 Hz ～ 999.999 Hz、0.99000 kHz ～ 9.99999 kHz、
9.9000 kHz ～ 99.9999 kHz、99.000 kHz ～ 999.999 kHz、
0.99000 MHz ～ 2.00000 MHz

14

積算測定
測定モード
測定項目

RMS/ DC より結線ごとに選択 (DC は 1P2W の結線で AC/DC センサ時のみ選択可能 )電流積算 (Ih+、Ih-、Ih)、有効電力積算 (WP+、WP-、WP)
Ih+ と Ih- は DC モード時のみの測定とし、RMS モード時は Ih のみ測定
各電流、有効電力からのデジタル演算

測定方式

DC モード時

RMS モード時
表示分解能
測定範囲
積算時間
積算時間確度
積算確度
バックアップ機能

測定チャネル数
同期ソース
測定モード
測定項目

FFT 処理語長
アンチエイリアシング
窓関数
グルーピング
THD 演算方式

最大 6 チャネル、搭載チャネル数による結線ごとの同期ソース設定に従う
IEC 規格モード / 広帯域モードから選択 ( 全チャネル共通設定 )高調波電圧実効値、 高調波電圧含有率、
高調波電圧位相角、高調波電流実効値、 高調波電流含有率、高調波電流位相角、高調波有効電力、高調波電力含有率、高調波電圧電流位相差、
総合高調波電圧歪率、総合高調波電流歪率、電圧不平衡率、
電流不平衡率32bit
デジタルフィルタ ( 同期周波数により自動設定 )レクタンギュラ
OFF/ Type1( 高調波サブグループ ) / Type2( 高調波グループ )THD_F/ THD_R( 全結線で共通 ) 演算次数 2 ～ 100 次から選択( ただし各モードの最大解析次数まで )（1）IEC 規格モード
測定方式
同期周波数範囲
データ更新レート
解析次数ウィンドウ波数
FFT ポイント数
確度

ゼロクロス同期演算方式 ( 同期ソースごとに同一ウィンドウ )固定サンプリング補間演算方式、ウィンドウ内均等間引き
IEC61000-4-7:2002 準拠、ギャップオーバラップあり
45 Hz ～ 66 Hz
200 ms 固定
0 次～ 50 次
56 Hz 未満のとき 10 波、56 Hz 以上のとき 12 波4096 ポイント

周波数
高調波電圧、電流
高調波電力
DC(0 次 )±0.1% rdg. ±0.1%f.s. ±0.1% rdg. ±0.2%f.s.
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.2% rdg. ±0.04%f.s. ±0.4% rdg. ±0.05%f.s.
66 Hz<f ≦ 440 Hz ±0.5% rdg. ±0.05%f.s. ±1.0% rdg. ±0.05%f.s.
440 Hz<f ≦ 1 kHz ±0.8% rdg. ±0.05%f.s. ±1.5% rdg. ±0.05%f.s.
1 kHz<f ≦ 2.5 kHz ±2.4% rdg. ±0.05%f.s. ±4% rdg. ±0.05%f.s.
2.5 kHz<f ≦ 3.3 kHz ±6% rdg. ±0.05%f.s. ±10% rdg. ±0.05%f.s.

位相差-±0.08°±0.08°
±0.4°
±0.4°
±0.8°

上記表中の計算式の f の単位は kHz
電力は力率 =1 で規定
基本波が、レンジの 50% 以上の入力時に確度仕様を規定
電流、有効電力、位相差については上記確度に電流センサの確度を加算
1000 V 以上の電圧・有効電力は ±0.02% rdg. 加算 ( ただし参考値 )入力電圧が 1000 V よりも小さくなった場合も、入力抵抗の温度が下がるまで影響がある（2）広帯域モード
測定方式
同期周波数範囲
データ更新レート
最大解析次数とウィンドウ波数

位相ゼロアジャスト
確度

ゼロクロス同期演算方式 ( 同期ソースごとに同一ウィンドウ )、ギャップあり
固定サンプリング補間演算方式
0.1 Hz ～ 300 kHz
50 ms 固定
周波数
0.1 Hz ≦ f < 80 Hz
80 Hz ≦ f < 160 Hz
160 Hz ≦ f < 320 Hz
320 Hz ≦ f < 640 Hz
640 Hz ≦ f < 6 kHz
6 kHz ≦ f < 12 kHz
12 kHz ≦ f < 25 kHz
25 kHz ≦ f < 50 kHz
50 kHz ≦ f < 101 kHz
101 kHz ≦ f < 201 kHz
201 kHz ≦ f ≦ 300 kHz

ウィンドウ波数
1
2
4
2
4
2
4
8
16
32
64

最大解析次数
100 次
100 次
60 次
60 次
50 次
50 次
50 次
30 次
15 次
7次
5次

キー / 通信コマンドによる位相ゼロアジャスト機能あり ( 同期ソースが Ext 時のみ )電圧 (U)、電流 (I)、有効電力 (P)、位相差の確度に以下を加算する

周波数DC
0.1 Hz ≦ f<30 Hz
30 Hz ≦ f<45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz<f ≦ 1 kHz
1 kHz<f ≦ 10 kHz
10 kHz<f ≦ 50 kHz
50 kHz<f ≦ 100 kHz
100 kHz<f ≦ 500 kHz
500 kHz<f ≦ 900 kHz

高調波電圧、電流±0.1%f.s.
±0.05%f.s.
±0.1%f.s.
±0.05%f.s.
±0.05%f.s.
±0.05%f.s.
±0.2%f.s.
±0.4%f.s.
±1%f.s.
±4%f.s.

高調波電力±0.2%f.s.
±0.05%f.s.
±0.2%f.s.
±0.1%f.s.
±0.1%f.s.
±0.1%f.s.
±0.4%f.s.
±0.5%f.s.
±2%f.s.
±5%f.s.

位相差
±0.1°
±0.1°
±0.1°
±0.1°
±0.6°
±(0.020×f) ° ±0.5°±(0.020×f) ° ±1°±(0.030×f)° ±1.5°±(0.030×f) ° ±2°

上記表中の計算式の f の単位は kHz
300kHz を超える電圧・電流・電力と位相差は参考値
基本波が 16Hz ～ 850Hz 以外の場合、基本波以外の電圧・電流・電力と位相差は参考値
基本波が 16Hz ～ 850Hz の場合、6kHz を超える電圧・電流・電力と位相差は参考値
位相差は同じ次数の電圧と電流が 10%f.s. 以上の入力において規定

波形記録
測定チャネル数
記録容量

16bit（電圧電流波形は 18bit A/D の上位 16bit を使用）

圧縮比1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500（5 MS/s, 2.5 MS/s, 1 MS/s, 500 kS/s, 250 kS/s, 100 kS/s, 50 kS/s,
25 kS/s, 10 kS/s）
ただしモータ波形は 50kS/s 以下のみ

サンプリング速度

サンプリングごとの電流値、瞬時電力値を極性別に積算

測定間隔の電流実効値、有効電力値を積算、有効電力のみ極性別

999999(6 桁＋小数点 )、各レンジの 1% を f.s. とする分解能から開始
0 ～ ±9999.99 TAh / TWh
10 秒～ 9999 時間 59 分 59 秒
±0.02% rdg.(0℃～ 40℃ )±( 電流、有効電力の確度 )± 積算時間確度
なし

高調波測定

波形分解能

記録長
ストレージモード
トリガモードプリトリガ

トリガ検出方式

FFT 解析
測定チャネル

演算種類

FFT ポイント数
FFT 処理語長
解析位置

アンチエイリアシング
窓関数

最大解析周波数

FFT ピーク値表示

最大 6 チャネル ( 入力チャネル数による )アナログ DC 最大 2 チャネル + パルス最大 4 チャネル

1M ワード ×（（電圧 + 電流）× 最大 6 チャネル + モータ波形）
チャネル数が少ないときも 1M ワードは固定モータ波形はモータ &D/A 付きモデルのみ
メモリ分割機能無し

1k ワード / 5k ワード / 10k ワード / 50k ワード / 100k ワード / 500k
ワード / 1M ワード
Peak-Peak 圧縮 / 単純間引き

SINGLE / NORMAL（強制トリガ設定あり）
NORMAL で FFT 解析 ON のときは、FFT 演算の終了を待ってトリガ待ち
記録長に対し、0% ～ 100% で 10% 刻み

レベルトリガ / イベントトリガ
1. レベルトリガ
ストレージ波形のレベルの変動でトリガを検出する。
トリガソース ：	電圧電流波形、電圧電流ゼロクロスフィルタ後波形、マニュアル、モータ波形、モータパルス（モータ波形とモータパルスはモータ &D/A 付きモデルのみ）
トリガスロープ ： 立ち上がり、立ち下がり
トリガレベル： 波形に対しレンジの ±300% で 0.1% 刻み
2. イベントトリガ
	D/A 出力で選択した測定項目の値の変動でトリガを検出する。
	具体的には、下記で定義する 4 つのイベントの論理和・論理積によって、トリガ検出条件を設定する。なお、論理積は論理和に優先する。
イベント：	D/A 出力測定項目 (D/A13~20)、不等号 (<, >)、数値 (0.00000~999999T) により構成される。
		
EVm : D/An □ X.XXXXX y		(m：1~4、n：13~20、□：不等号、X.XXXXX：6桁の定数、y：SI 接頭語 )※ モータ波形とモータパルスはモータ &D/A 付きモデルのみ
電圧電流波形 1 チャネル（入力チャネルから選択）
モータ波形 アナログ DC
FFT 画面表示時のみ解析を行なう
RMS スペクトラム

1,000 点 / 5,000 点 / 10,000 点 / 50,000 点
32bit

波形記録データ内の任意位置

デジタルフィルタ自動（単純間引きモード時）無し（Peak-Peak 圧縮モード時、Max 値を使って FFT を行なう）
レクタンギュラ / ハニング / フラットトップ

波形記録の圧縮比に連動する。
2MHz、1MHz、400kHz、200kHz、100kHz、40kHz、20kHz、
10kHz、4kHz アナログ DC 入力時は 20kHz、10kHz、4kHz( 上記周波数－周波数分解能）が、最大解析周波数となる
電圧電流それぞれピーク値（極大値）のレベルと周波数をレベル順に上から10 個算出 FFT 演算結果において、両隣のデータが自データよりレベルが低い時をピーク値と認識

モータ解析 (PW6001-11 ～ -16 のみ )入力チャネル数

4 チャネル
CH A
CH B
CH C
CH D

動作モード

シングル/ デュアル/ 独立入力

入力抵抗 (DC)1 MΩ±50 kΩ

入力端子形状
入力方式
測定項目

最大入力電圧

確度保証付加条件

アナログ DC 入力 / 周波数入力 / パルス入力
アナログ DC 入力 / 周波数入力 / パルス入力
パルス入力
パルス入力

絶縁タイプ BNCコネクタ

機能絶縁入力およびシングルエンド入力

電圧、トルク、回転数、周波数、すべり、モータパワー±20 V( アナログ DC 時/ パルス時 )入力

対地間電圧 0 V、ゼロアジャスト後（1）アナログ DC 入力時 (CH A/ CH B)
測定レンジ±1 V/ ±5 V/ ±10 V

サンプリング

50 kHz/ 16bit

有効入力範囲
応答速度
測定方式

測定確度

温度係数

同相電圧の影響1% ～ 110%f.s.

0.2 ms(LPF が OFF の場合 )同時デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式 ( ゼロクロス間加算平均 )±0.05% rdg.±0.05%f.s.
±0.03%f.s./℃±0.01%f.s. 以下 入力端子－本体ケース間に 50 V(DC/50 Hz/ 60 Hz) 印加時

LPF

OFF(20 kHz) / ON(1 kHz)

ゼロアジャスト

電圧 ±10%f.s. 以下の入力オフセットをゼロ補正

表示範囲

レンジのゼロサプレス範囲設定～ ±150%（2）周波数入力時 (CH A/ CH B)
検出レベル

Low 0.5 V 以下、High 2.0 V 以上

最少検出幅

0.5 µs 以上

測定周波数帯域
測定確度

表示範囲

0.1 Hz ～ 1 MHz( デューティ比 50% 時 )±0.05% rdg.±3dgt.

1.000 kHz ～ 500.000 kHz（3）パルス入力時 (CH A/ CH B/ CH C/ CH D)
検出レベル

Low 0.5 V 以下、High 2.0 V 以上

最少検出幅

0.5 µs 以上

測定周波数帯域
パルスフィルタ

電圧電流波形
モータ波形 ※

電圧電流波形
常時 5 MS/s
モータ波形 ※
常時 50 kS/s（アナログ DC）
モータパルス ※ 常時 5 MS/s

測定確度

表示範囲
単位

分周設定範囲回転方向検出機械角原点検出0.1 Hz ～ 1 MHz( デューティ比 50% 時 )OFF/ 弱 / 強 ( 弱は 0.5 µs 未満、強は 5 µs の正負方向パルスを無視 )±0.05% rdg.±3dgt.

0.1 Hz ～ 800.000 kHz
Hz/ r/min

1 ～ 60000

シングルモードの時に設定可能 (CH BとCH C の進み遅れで検出 )シングルモードの時に設定可能(CH Dの立ち上がりエッジでCH Bの分周クリア)15

D/A 出力 (PW6001-11 ～ -16 のみ )出力チャネル数
出力端子形状
出力内容

D/A 変換分解能
出力更新レート

20 チャネルD-sub25 ピンコネクタ ×1
波形出力 / アナログ出力 ( 基本測定項目から選択 ) 切り替え
波形出力は CH1 ～ CH12 固定
16bit( 極性＋ 15bit)
アナログ出力時

10 ms/ 50 ms/ 200 ms( 選択項目のデータ更新レートによる )アナログ出力時

DC±5 Vf.s.( 最大約 DC±12V)

波形出力時

出力電圧

波形出力時
出力抵抗
出力確度

アナログ出力時

表示部
表示文字
表示体

表示数値分解能
表示更新レート±2 V f.s./ ±1 V f.s. 切り替え クレストファクタ 2.5 以上
全チャネル共通設定
出力測定項目測定確度 ±0.2%f.s.(DC レベル )日本語 / 英語 / 中国語 ( 簡体字 )9 型 WVGA-TFT カラー液晶ディスプレイ (800×480 ドット )LED バックライト アナログ抵抗膜方式タッチパネル付き
999999 カウント ( 積算値も含む )測定値

約 200 ms( 内部データ更新レートから独立 )アベレージが単純平均のときはアベレージ回数により可変

フロー制御
通信速度
機能

CT 比

高調波を含む全瞬時測定値の平均化を行なう

動作

単純平均

データ更新レートごとに単純平均回数だけ平均して出力データ更新する
データ更新レートが平均回数だけ長くなる

指数化平均

データ更新レートと指数化平均応答速度で規定された時定数でデータを指数化平均する

動作モード

USB タイプ A コネクタ ×1
USB2.0 (High Speed)
最大 500 mA
USB Mass Storage Class 対応

RJ-45 コネクタ ×1
IEEE802.3 準拠
10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T 自動認識
TCP/IP(DHCP 機能あり )HTTP サーバ（リモート操作）
専用ポート（データ転送、コマンド制御）
FTP サーバ（ファイル転送）

100

2.5 s

5s

500 ms200 ms

1s

2s

4s

10 s

50 ms
設定

250 ms

10 ms

50 ms

200 ms

500 ms

1s

FAST

20 s
SLOW

4s

25 s

0.1 s

0.8 s

2.0 s

16 s

0.5 s

1s

MID

16 式（UDF1 ～ UDF16）

演算可能数
演算式

5s

100 s

基本測定項目か最大 6 桁の定数を 4 つ、演算子は四則演算子
UDFn ＝ ITEM1 □ ITEM2 □ ITEM3 □ ITEM4
ITEMn ：基本測定項目 or 6 桁までの定数□：+, -, *, / のどれか一つ
ITEMn には UDFn も選択可能で n の順番に演算する
各 ITEMn に 対 し 選 択 可 能 な 関 数 は、neg、sin、cos、tan、sqrt、abs、
log10( 常用対数 )、log( 対数 )、exp、asin、acos、atan、sinh、cosh、tanh 演
算可能
自分の n 以上の UDFn がある場合は前回演算値を使用する
1.000µ ～ 100.0T の範囲で UDFn ごとに設定 UDFn のレンジとして機能する

UDFn ごとに ASCII で最大 6 文字

D-sub9 ピンコネクタ ×1、9pin 電源供給対応、RS-232C と共用
OFF/ON( 電圧 +5 V、最大 200 mA)
0/ 5 V(2.5 V ～ 5 V) のロジック信号、または端子を短絡 / 開放の接点信号
操作部 START/STOP キーまたは DATA RESET キーと同様の動作
RS-232C と排他的に切り替えて使用
SFP 光トランシーバ、Duplex-LC(2 芯 LC)
850 nm VCSEL、1Gbps
クラス 1
50/125 µm マルチモードファイバ相当、500 m まで接続したスレーブ器のデータをマスタ器に転送し、マスタ器で演算表示

結線ごとの電圧、電流各レンジを入力に応じて自動的にレンジを変更する
OFF/ON( 結線ごとに選択可能 )広い / 狭い ( 全チャネル共通 )結線内でピークオーバーか rms 値が 110%f.s. 以上があれば 1 レンジアップ
結線内の rms 値がすべて 10%f.s. 以下で 2 レンジダウン
結線内でピークオーバーか rms 値が 105%f.s. 以上があれば 1 レンジアップ
結線内の rms 値がすべて 40%f.s. 以下で 1 レンジダウン

OFF、10s ～ 9999h 59m 59s (1s 単位 )OFF、スタート時刻・ストップ時刻 (1min 単位 )OFF/ 10 ms/ 50 ms/ 200 ms/ 500 ms/ 1 s/ 5 s/ 10 s/ 15 s/ 30 s
1min/ 5min / 10min/ 15min/ 30min/ 60min

全測定値の表示更新を停止し現在表示中のまま固定する
ピークホールド機能と排他的に使用全測定値を測定値ごとに最大値で表示更新
ホールド機能と排他的に使用

各チャネル、結線の有効電力値 (P)、基本波有効電力 (Pfnd)、モータパワー(Pm)( モータ &D/A 付きモデルのみ )効率、損失それぞれ 4 式

以下のフォーマットの Pin(n) と Pout(n) に演算項目を指定
Pin=Pin1+Pin2+Pin3+Pin4、Pout=Pout1+Pout2+Pout3+Pout4｜Pout｜
η=100×｜Pin ｜ 、Loss=｜Pin｜-｜Pout｜(6) 電力演算式選択機能

時間制御機能ピークホールド

50

200 ms

演算可能数

演算項目

1

ホールド

20

100 ms(5) 効率・損失演算

D-sub9 ピンコネクタ ×1、9pin 電源供給対応、外部制御と共用
RS-232C、｢EIA RS-232D｣、｢CCITT V.24｣、｢JIS X5101｣ 準拠
全二重、調歩同期方式、データ長：8 、パリティ：なし、ストップビット：1
ハードフロー ON/ OFF
9,600bps/ 19,200bps/ 38,400bps/ 57,600bps/ 115,200bps/ 230,400bps
コマンド制御LR8410 Link 対応 ( 専用コネクタが必要 )
外部制御インタフェースと排他的に切り替えて使用

ホールド機能10

50 ms

設定した基本測定項目のパラメータを指定演算式で演算する

単位

Δ-Y 変換 ON 時の電圧レンジダウンは、レンジを 3 倍して判定する

タイマ制御
実時間制御
インターバル

5

10 ms

機能

最大値設定

IEEE-488.1 1987 準拠、IEEE-488.2 1987 参考
インタフェースファンクション SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0
00 ～ 30
コマンド制御

狭い

平均回数

データ
更新レート

・設定ファイルのセーブ / ロード
・測定値 / 自動記録データのセーブ (CSV 形式 )・測定値 / 記録データのコピー ( 内部メモリより )・波形データのセーブ、画面ハードコピー ( 圧縮 BMP 形式 )広い

アベレージ動作中はアナログ出力、保存データもすべてアベレージデータが適用される

指数化平均応答
速度

演算項目

AUTO レンジ機能
機能
動作モード
AUTO レンジ範囲

OFF/ 単純平均 / 指数化平均

データ
更新レート

演算式

電力の無効電力、力率、電力位相角の演算式を選択する

TYPE1 / TYPE2 / TYPE3
TYPE1
3193 や 3390 TYPE1 と互換
TYPE2
3192 や 3193 TYPE2 と互換
TYPE1 の力率と電力位相角の符号に、有効電力の符号を使う
TYPE3(7) デルタ変換
機能

Δ-Y
Y-Δ

3P3W3M、3V3A 結線時に仮想中性点を用いて線間電圧波
形を相電圧波形に変換する
3P4W 結線時に、相電圧波形を線間電圧波形に変換する

電圧実効値など高調波を含むすべての電圧パラメータが変換後の電圧で演算される(8) 電流センサ位相補正演算
機能

補正値設定

電流センサの高周波位相特性を演算で補正する
補正ポイントを周波数と位相差で設定する
周波数
位相差（6）2 台同期インタフェース
コネクタ
光信号
レーザクラス分類
適用ファイバ
機能

OFF/ 0.00001 ～ 9999.99

機能（5）外部制御インタフェース
コネクタ
供給電源
電気的仕様
機能

OFF/ 0.00001 ～ 9999.99(4) ユーザ定義演算（4）RS-232C インタフェース
コネクタ
方式

VT(PT) 比

入力が 0%f.s. ～ 90%f.s. に変化したとき、最終安定値 ±1% に収まる時間（3）GP-IB インタフェース
アドレス
機能

rms/ mean( 各結線の電圧・電流ごとに選択可能 )表示設定による（2）LAN インタフェース

方式

皮相・無効電力、力率の演算に使用する電圧・電流値を選択する(2) スケーリング

単純平均回数外部インタフェース

コネクタ
電気的仕様
伝送方式
プロトコル
機能

動作モード

測定確度 ±0.5%f.s.(±2 Vf.s. 時 )、±1.0%f.s.(±1 Vf.s. 時 )( 実効値レベル、50 kHz まで )（1）USB メモリインタフェース

記録内容

機能

±0.05%f.s./℃

波形

コネクタ
電気的仕様
供給電源
対応 USB メモリ(1) 整流方式(3) アベレージ (AVG)

100 Ω±5 Ω
波形出力時

温度係数

1 MHz

演算機能

0.1 kHz ～ 999.9 kHz(0.1 kHz 刻み )0.00°～ ±90.00° (0.01°刻み )ただし周波数の位相差から計算される時間差が 0.5ns 刻みで最大 98µsまで

表示機能(1) 結線確認画面
機能
起動時モード簡易設定選択された測定ラインパターンから、結線図と電圧電流ベクトルを表示
ベクトル表示には正しい結線時の範囲が表示され、結線確認が可能
起動時に必ず結線確認画面にする選択が可能 ( 起動時画面設定 )商用電源 / 商用電源 HD / DC / DCHD
/ PWM / 高周波 / その他(2) ベクトル表示画面
機能

結線別のベクトルグラフとそのレベル数値、位相角を数値表示する(3) 数値表示画面
機能

表示パターン

搭載された最大 6 チャネルの電力測定値とモータ測定値を表示する
結線別基本
選択表示

結線組合せされた測定ラインとモータの測定値を表示
測定ラインは U/ I/ P/ Integ. の 4 パターン
全基本測定項目から任意の測定項目を任意の位置に数値表示
4、8、16、32 の表示パターン(4) 高調波表示画面
機能

表示パターン

高調波測定値を画面に表示する
バーグラフ表示
リスト表示

指定チャネルの高調波測定項目をバーグラフ表示
指定チャネルの指定項目を数値表示(5) 波形表示画面機能

表示パターン

電圧・電流波形、およびモータ波形を表示する

全波形表示、波形 + 数値表示、波形 + ズーム表示、波形 +FFT 表示
カーソル測定対応

16

簡易グラフ化機能

一般仕様(1) D/A モニタグラフ
機能
動作

描画項目数
描画項目
時間軸
縦軸

使用場所

屋内、高度 2000 m まで、汚染度 2

保存温湿度範囲-10℃～ 50℃、80% rh 以下 ( 結露しないこと )使用温湿度範囲

0℃～ 40℃、80% rh 以下 ( 結露しないこと )RUN/STOP ボタンで描画開始 / 停止
ホールド、ピークホールド時は表示値を描画する
D/A 出力項目、レンジなどの測定値に関係のある設定の変更時、クリアボ
タンで描画データクリア

耐電圧

50 Hz/ 60 Hz
1 分間にて、AC5.4 kV rms( 感度電流 1 mA)
電圧入力端子－本体ケース間、電流センサ入力端子およびインタフェース間
1 分間にて、AC1 kV rms( 感度電流 3 mA)
モータ入力端子 (CH A、CH B、CH C、CH D) - 本体ケース間D/A 出力項目の CH13 ～ CH20 の設定に連動する

適合規格

オートスケール（時間軸で画面表示範囲内のデータが画面内に収まるように動作）マニュアル（表示最大値・最小値をユーザが設定）

安全性
EMC

定格電源電圧

AC100 V ～ 240 V、50 Hz/ 60 Hz

最大定格電力200 VA

外形寸法

約 430W × 177H × 450D mm( 突起物は含まず )質量

約 14 kg (PW6001-16 の場合 )D/A 出力項目として選択された測定値を時系列でグラフ表示する
波形はデータ更新レートのデータを時間軸設定により Peak-Peak 圧縮して描画し、データは記憶しない最大 8 項目

10ms/dot ～ 48min/dot（データ更新レート未満は選択不可）(2) X-Yプロット
機能

基本測定項目より横軸と縦軸項目を選択しX-Yグラフ表示する
データ更新レートで dot 描画し、データは記憶しない
描画データクリアあり X1-Y1、X2-Y2の計 2 組のグラフ表示が可能
ゲージ表示、表示最大値・最小値設定あり
X1、Y1、X2、Y2はそれぞれ D/A 出力項目の CH13、14、15、16 の設定と連動する

自動保存機能機能

インターバルごとにその時の指定測定値を保存する

保存項目

高調波測定値を含む全測定値から任意に選択

保存先

最大保存データ

データ形式

64 MB( 約 1800 回データ )1 ファイルあたり約 100MB( 自動分割 )×20 ファイル

CSV ファイル形式

マニュアル保存機能(1) 測定データ
機能
保存先

保存項目

データ形式

SAVE キーにて、その時の指定測定値を保存する
保存データごとにコメント文字を入力可能 英数字最大 20 文字まで
※ 自動保存中は動作不可
USB メモリ

高調波測定値を含む全測定値から任意に選択
CSV ファイル形式(2) 波形データ機能
保存先

コメント入力データ形式（タッチパネル内）Save Waveforms ボタンにて、その時の波形データを保存
保存データごとにコメント文字を入力可能※ 自動保存中、ストレージ中、波形データが無効のときは動作不可
USB メモリ
OFF / ON

保存先フォルダを指定可能

英数字記号最大 40 文字まで、

CSV ファイル形式（読み取り専用属性付き） バイナリファイル形式（BIN 形式）(3) 画面ハードコピー
機能
保存先

コメント入力
データ形式

COPY キーにて、その時の画面を保存先へ保存※ 自動保存中でもインターバルが 1sec 以上であれば動作可能
USB メモリ

OFF/ TEXT/ 手書き
TEXT 時は英数字最大 40 文字まで
手書き時は画面に描画像貼り付け
圧縮 BMP 形式(4) 設定データ機能
保存先

FILE 画面にて各種設定情報を保存先へ設定ファイルとして保存
また FILE 画面にて保存した設定ファイルをロードし、設定を復元可能
ただし言語設定と通信設定を除く
USB メモリ(5) FFT データ機能
保存先

コメント入力
データ形式

バックアップ電池寿命 時計・設定条件 ( リチウム電池 )、約 10 年 (23℃参考値 )製品保証期間3年

確度保証期間

6 か月 (1 年確度は 6 か月確度 ×1.5)

調整後確度保証期間

6 か月

確度保証条件

確度保証温湿度範囲
ウォームアップ時間

付属品

取扱説明書 ×1、電源コード ×1
D-sub25 ピン用コネクタ ×1（PW6001-1x のみ）

OFF/ 内部メモリ / USB メモリ
内部メモリ
USB メモリ（タッチパネル内）Save FFT Spectrum ボタンにて、その時の波形データを保存
保存データごとにコメント文字を入力可能※ 自動保存中、ストレージ中、波形データが無効のときは動作不可
USB メモリ
OFF / ON

保存先フォルダを指定可能

英数字記号最大 40 文字まで、

CSV ファイル形式（読み取り専用属性付き）

2 台同期機能
機能

接続したスレーブ器のデータをマスタ器に転送し、マスタ器で演算表示
数値同期モードでは、マスタ器は最大 12 チャネルの電力計として動作
波形同期モードでは、スレーブ器の最大 3 チャネルと波形レベルで同期し
て動作する

動作モード

OFF / 数値同期 / 波形同期
データ更新レートが 10 ms のとき数値同期は選択不可
波形同期はマスタ器が 3 チャネル以上の場合のみ動作

同期項目

数値同期モード

同期遅延

数値同期モード

最大 20 µs

転送項目

数値同期モード

最大 6 チャネル分の基本測定項目( モータは可能、ユーザ定義演算は不可 )波形同期モード
波形同期モード

波形同期モード

データ更新タイミング、スタート / ストップ / デー
タリセット
電圧電流サンプリングタイミング
最大 5 サンプリング

最大 3 チャネル分の電圧電流サンプリング波形( モータは不可 ) ただしマスタ器のチャネルと合計最大 6 チャネルまで

EN61010
EN61326 Class A

23℃ ±3℃、80% rh 以下
30 分以上その他の機能時計機能

オートカレンダ、閏年自動判別、24 時間計

実時間確度

電源 ON のとき ±100ppm、電源 OFF のとき ±3s/ 日以内 (25℃ )センサ識別Probe1 に接続された電流センサを自動的に識別

ゼロアジャスト機能

AC/DC 電流センサの DEMAG 信号を送出後、電圧電流の入力オフセット
をゼロ補正

タッチパネル補正

タッチパネルの位置キャリブレーションを実行する

キーロック

キーロック中は画面にキーロックマークを表示

17

電流センサ

電流測定について技術資料をご覧いただけます。

高確度センサ 直接結線タイプ ( 入力端子 Probe1 へ接続）

新開発の DCCT 方式により、50A 定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現。パワーアナライザ PW6001 のポテンシャルを最大限に引き出す直結式電流測定ツールです。
（5A 定格バージョンも用意しています。詳しくはお問い合わせください。
）
AC/DC カレントボックス
PW9100-04

4ch
AC/DC 50 A
DC 〜 3.5 MHz (-3dB)

測定端子

端子台
（安全カバー付） M6 ネジ

e
ry
ve
rt
e

±0.1% rdg. ±0.02% f.s.
±0.1% rdg. ±0.01% f.s.
±1% rdg. ±0.02% f.s.
±2% rdg. ±0.05% f.s.
±10% rdg. ±0.05% f.s.
-3dB Typical

r
o
to
r

結線例２

1.5 mΩ 以下 (50 Hz/60 Hz)
50 Hz/60 Hz 120dB 以上
100 kHz 120dB 以上（出力電圧への影響 / 同相電圧）

対地間最大電圧1000 V（測定カテゴリⅡ）、600 V（測定カテゴリⅢ）、予想される過渡過電圧 6000 V

5m

430W × 88H × 260D mm
4.3kg

tt

W

a

3.7kg

B

質量

01

同相電圧の影響(CMRR)

新たな測定方法の提案

測定対象近くに PW9100 を設置することで、電流測定のための配線を短くできます。配線抵抗や容量結合などによる測定値への影響を最小限に抑えることができます。

00℃～ 40℃、湿度 80% rh 以下（結露しないこと）6

使用温度範囲寸法

フルラックサイズで試験 / 評価ベンチにも対応

M

入力抵抗

In

	〜 45 Hz：	〜 1 kHz：	〜 50 kHz：	〜 100 kHz：	〜 1 MHz：
3.5 MHz：01tt

DC において±0.02％ rdg. ±0.007％ f.s.（振幅）

周波数特性
（振幅）

0

a

45 Hz ≦ f ≦ 65 Hz において±0.02％ rdg.±0.005％ f.s.（振幅）, ±0.1°（位相）基本確度

40-0del )01
9 o
PW4ch m
(

B

周波数帯域

6

3ch

既存の直接入力結線方法

W

入力チャネル数
定格一次電流結線例１

広帯域・高確度測定をより確かなものに。
直接入力タイプの既存電力計からの置き換えも
容 易です。PW9100-03 (3ch モデル ) を２台使用すれば 6ch の測定も可能です。

外観P

AC/DC カレントボックス
PW9100-03

30 kHz/ 60 A

100 kHz/ 30 A

4
0-0
0
1
9
PW

In
ve

10

rt
e
r

最大入力電流 [Arms]ry

ディレーティング
特性

P

e

100

確度保証範囲1

10 MHz/ 0.7 A
1k

10 k

100 k

1M

測定配線を短く、引き回しによるノイズの影響を最小限に

10M

出力ケーブル最長 5m*
測定対象との距離を確保

r

100

to

10

o

1

M

0
DC

* 延長ケーブル CT9902 必要

周波数 [Hz]高確度センサ 貫通型タイプ ( 入力端子 Probe1 へ接続）
AC/DC カレントセンサ
CT6904
NEW
広帯域
4 MHz

従来比 40 倍の測定帯域 4 MHz

周波数帯域

DC 〜 4 MHz

測定可能導体径

φ32 mm 以下

基本確度

周波数特性
( 振幅 )

45Hz 〜 65 Hz において
振幅：±0.02％ rdg.±0.007％ f.s.
位相：±0.08°

DC において
振幅：±0.025％ rdg.±0.007％ f.s.

〜 16 Hz：±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
65 Hz 〜 850 Hz: ±0.05％ rdg. ±0.007％ f.s.
〜 10 kHz：±0.4％ rdg. ±0.02％ f.s.
〜 300 kHz：
±2.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
〜 1 MHz：±5.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
4 MHz：±3dB Typical

使用温度範囲

-10 〜 50℃

導体位置の影響±0.01％ rdg. 以下 ( 100A 入力、50/60Hz)

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 50 mA 以下

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V

出力コネクタHIOKI ME15W

寸法

139W×120H×52D mm、ケーブル長 3 m

質量約 1000 g
600 A

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

1000

TA：周囲温度

550 A
100

10

1
DC

-10℃ ≤ TA ≤ 50°C（1分間）-10℃ ≤ TA ≤ 30°C（連続）-10℃ ≤ TA ≤ 50°C（連続）10100

1k 10k 100k 1M 10M
周波数 [Hz]

巻線（CT）部に新開発の対向配置分割コイルを採用し、DC〜 4MHzという広い測定帯域を実現しました。
Opposed Split Coil Technology

測定導体

帰還電流

磁気コア

出力
( vout )測定電流

励磁フラックスゲート シャント抵抗 ( r )

f

検波
2f

4

0

帰還巻線 ( N )測定電流による磁束周波数特性 ( 代表特性 )2帰還電流による磁束

0

-4

-2

Gain (CT6904)-6

Gain ( 従来貫通型センサ )

-4

-8

Phase
(CT6904, 補正後 *)

-6

-10

AMP

2

-2

Phase (CT6904)

10

100

1k

10k

100k

Frequency [ Hz ]1M

Phase [ ° ]AC/DC 500 A rms

Gain [ dB ]

定格電流

-8
10M

* パワーアナライザ PW6001 の位相補正を行った場合

高いノイズ耐性 同相電圧除去比（CMRR）120 dB 以上 (100 kHz)

独自形状のソリッドシールドで対向配置分割コイルを完全にシールドすることにより、周囲の電圧の影響を受けずに正確な測定が行えます。

200

同相電圧除去比 ( 代表特性 )

180
160

CMRR [ dB ]外観

500A 定格で、従来比 40 倍の測定帯域と高確度を両立。パワーアナライザ PW6001との組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮する、世界最高クラスの電流測定ツールです。
（800A 定格バージョンも用意しています。詳しくはお問い合わせください。
）

140
120
100
80
10

CT6904従来貫通型電流センサ

100

1k

10k

100k

Frequency [ Hz ]

1M

10M

18

高確度センサ 貫通型タイプ ( 入力端子 Probe1 へ接続）
AC/DC カレントセンサ
CT6862-05

AC/DC カレントセンサ
CT6863-05

AC/DC カレントセンサ
9709-05

AC/DC カレントセンサ
CT6865-05

外観

定格一次電流AC/DC 50 A

AC/DC 200 A

AC/DC 500 A

AC/DC 1000 A

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 100 kHz

DC 〜 20 kHz

測定可能導体径

φ24 mm 以下

φ24 mm 以下

φ36 mm 以下

φ36 mm 以下

基本確度

DC, 16 Hz ≦ f ≦ 400 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし

DC, 16 Hz ≦ f ≦ 400 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし

DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz において±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし

DC, 16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.2°以内（位相）※DC は規定なし

周波数特性( 振幅 )〜 16 Hz：
400Hz 〜 1kHz:〜 50 kHz：〜 100 kHz：〜 1 MHz：〜 16 Hz：
400Hz 〜 1kHz:〜 10 kHz：〜 100 kHz：〜 500 kHz：〜 45 Hz：±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 500 Hz: ±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±0.5％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 10 kHz：±2.0％ rdg.±0.10％ f.s.
〜 100 kHz：
±30％ rdg.±0.10％ f.s.

〜 16 Hz：±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 100 Hz: ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 500 Hz：
±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 20 kHz：±30％ rdg.±0.1％ f.s.

使用温度範囲±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
±2.0％ rdg.±0.05％ f.s.
±30％ rdg.±0.05％ f.s.
-30 〜 85℃

±0.1％ rdg.±0.02％ f.s.
±0.2％ rdg.±0.02％ f.s.
±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
±30％ rdg.±0.05％ f.s.
-30 〜 85℃

導体位置の影響±0.01％ rdg. 以内（50 A、DC 〜 100Hz） ±0.01％ rdg. 以内（100 A、DC 〜 100Hz）

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において10 mA 以下

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下

0 〜 50℃-30 〜 85℃

±0.05％ rdg. 以内 (DC100A)±0.05％ rdg. 以内 (1000A、50/60Hz)

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において200 mA 以下

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

寸法

70W×100H×53H mm、コード長 3 m

70W×100H×53H mm、コード長 3 m

160W×112H×50H mm、コード長 3 m

160W×112H×50H mm、コード長 3 m

質量約 340 g

約 850 g

約 980 g

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

最大入力電流 [Arms]

100
80
60
40
20
0
DC

1

10

400
300
200
100
0
DC

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

1

10

500

最大入力電流 [Arms]

約 350 g最大入力電流 [Arms]

対地間最大電圧

400
300
200
100
0
DC

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

1

10
100
1k
周波数 [Hz]

1200
1000
800
600
400
200
0
DC

10k 100k

1

10
100
1k
周波数 [Hz]10k 100k

受注生産品にてケーブル長変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。

高確度センサ クランプタイプ ( 入力端子 Probe1 へ接続）
AC/DC カレントプローブ
CT6841-05

AC/DC カレントプローブ
CT6843-05

AC/DC カレントプローブ
CT6844-05

AC/DC カレントプローブ
CT6845-05

AC/DC カレントプローブ
CT6846-05

AC/DC 1,000 A

外観

定格一次電流AC/DC 20 A

AC/DC 200 A

AC/DC 500 A

AC/DC 500 A

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 200 kHz

DC 〜 100 kHz

DC 〜 20 kHz

φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )DC < f ≦ 100 Hz において±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.1°以内（位相）DC < f ≦ 100 Hz において±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.1°以内（位相）DC < f ≦ 100 Hz において±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.1°以内（位相）測定可能導体径

基本確度

周波数特性
( 振幅 )DC < f ≦ 100 Hz においてDC < f ≦ 100 Hz において±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅） ±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.（振幅）±0.1°以内（位相）±0.1°以内（位相）DC においてDC において±0.3％ rdg.±0.05％ f.s.（振幅） ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（振幅）

DC において±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（振幅）

DC において±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（振幅）

DC において±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.（振幅）〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±1.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 5 kHz： ±2.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 100 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 20 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s.
〜 1 MHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 500 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 200 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 100 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 20 kHz： ±30％ rdg.±0.10％ f.s.

使用温度範囲

-40 〜 +85℃

-40 〜 +85℃

-40 〜 +85℃

-40 〜 +85℃

-40 〜 +85℃

導体位置の影響±0.1％ rdg. 以内（20 A、DC 〜 100 Hz）±0.1％ rdg. 以内（100 A、DC 〜 100 Hz）±0.1％ rdg. 以内（100 A、DC 〜 100 Hz）±0.2％ rdg. 以内（100 A、DC 〜 100 Hz）±0.2％ rdg. 以内（1000 A、50/ 60 Hz）

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下
50 mA 以下
100 mA 以下
150 mA 以下
150 mA 以下

最大入力電流 [Arms]

ディレーティング
特性

40
30

60℃ < TA ≤ 85°C

10
10

400 g

860 g

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

400
300
200

-40℃ ≤ TA ≤ 40°C
40℃ < TA ≤ 60°C
60℃ < TA ≤ 85°C

100
0
DC

DC720A

TA：周囲温度500-40℃ ≤ TA ≤ 60°C

1

238W × 116H × 35D mm
コード長 3 m

370 g
TA：周囲温度

200DC153W × 67H × 25D mm
コード長 3 m1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

100

20
10
DC

1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

990 g
DC1.7kA

TA：周囲温度

1.2k
1k

500

100

100

-40℃ ≤ TA ≤ 60°C
-40℃ ≤ TA ≤ 85°C

20
10
DC

238W × 116H × 35D mm
コード長 3 m

TA：周囲温度1k500
最大入力電流 [Arms]

350 g
50

最大入力電流 [Arms]

質量153W×67H×25D mm
コード長 3 m

最大入力電流 [Arms]

153W×67H×25D mm
コード長 3 m

寸法

最大入力電流 [Arms]

外部磁界の影響

1

10
100
1k
周波数 [Hz]

10k

100k

-40℃ ≤ TA ≤ 40℃-40℃ ≤ TA ≤ 60℃-40℃ ≤ TA ≤ 85℃

50

10
DC

1

10
100
1k
周波数 [Hz]

10k

100k

受注生産品にてケーブル長変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。

19

広帯域プローブ ( 入力端子 Probe2 へ接続）
クランプオンプローブ
3273-50

クランプオンプローブ
3274

クランプオンプローブ
3275

クランプオンプローブ
3276

外観

定格一次電流AC/DC 30 A

AC/DC 150 A

AC/DC 500 A

AC/DC 30 A

周波数帯域

DC 〜 50 MHz (-3dB)

DC 〜 10 MHz (-3dB)

DC 〜 2 MHz (-3dB)

DC 〜 100 MHz (-3dB)測定可能導体径

φ5 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ5 mm 以下 ( 絶縁導体 )DC, 45 〜 66 Hz において
0 〜 30 Arms : ±1.0％ rdg. ±1 mV
30 Arms 〜 50 Apeak : ±2.0 rdg.

DC, 45 〜 66 Hz において
0 〜 150 Arms : ±1.0％ rdg. ±1 mV
150 Arms 〜 300 Apeak : ±2.0 rdg.

DC, 45 〜 66 Hz において
0 〜 500 Arms : ±1.0％ rdg. ±5 mV
500 Arms 〜 700 Apeak : ±2.0 rdg.

DC, 45 〜 66 Hz において
0 〜 30 Arms : ±1.0％ rdg. ±1mV
30 Arms 〜 50 Apeak : ±2.0 rdg.

使用温湿度範囲

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 20 mA 相当

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 150 mA 相当

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 800 mA 相当

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 5 mA 相当

寸法

175W×18H×40D mm
コード長 1.5 m

176W×69H×27D mm
コード長 2 m

176W×69H×27D mm
コード長 2 m

175W×18H×40D mm
コード長 1.5 m

質量約 230 g

約 500 g

約 520 g

約 240 g

25
20
15
10
5
0
10

100

1k

150
100
50
0
10

10k 100k 1M 10M 100M
周波数 [Hz]100

電流プローブCT67001k
10k 100k
周波数 [Hz]

1M

10M

電流プローブCT670130500

最大入力電流 [Arms]

最大入力電流 [Arms]

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

30

最大入力電流 [Arms]

基本確度

100

0
10

100

1k
10k 100k
周波数 [Hz]

1M

10M

25
20
15
10
5
0
10

100

1k

10k 100k 1M 10M 100M
周波数 [Hz]

センサの切替方法

外観

AC/DC 5 Arms
DC 〜 120 MHz (-3dB)測定可能導体径

φ5 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ5 mm 以下 ( 絶縁導体 )基本確度

DC, 45 〜 66 Hz において
Typical ±1% rdg. ±1 mV±3.0 %rdg. ±1 mV

DC, 45 〜 66 Hz において
Typical ±1% rdg. ±1 mV±3.0 %rdg. ±1 mV

使用温湿度範囲

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

0℃〜 40℃
80%rh 以下（結露しないこと）

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 20 mA 相当

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において最大 5 mA 相当

寸法

155W×18H×26D m
コード長 1.5 m

155W×18H×26D mm
コード長 1.5 m

質量約 250 g

約 250 g

6

6

5

5

最大入力電流 [Arms]

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

AC/DC 5 Arms
DC 〜 50 MHz (-3dB)

4
3
2
1
0
100

1k

10k 100k 1M 10M 100M 1G
周波数 [Hz]➡
高確度センサ用端子：スライドカバーを左に動かします。
CT6862-05、CT6863-05、9709-05、CT6904、
CT6865-05、CT6841-05、CT6843-05、CT6844-05、CT6845-05、CT6846-05、PW9100-03、PW9100-04
接続の場合

➡

定格一次電流
周波数帯域

4広帯域プローブ用端子：スライドカバーを右に動かします。

3
2
1
0
100

1k

10k 100k 1M 10M 100M 1G
周波数 [Hz]3273-50、3274、3275、3276、CT6700、CT6701
接続の場合製品名：パワーアナライザ PW6001
形名（発注コード） 搭載チャネル数
PW6001-01

1ch

PW6001-03

3ch

PW6001-02

モータ解析 &D/A 出力
—

2ch

—

￥1,450,000（税抜き）￥2,050,000（税抜き）—

PW6001-04

4ch—

PW6001-06

6ch—

PW6001-05

5ch

PW6001-11

PW6001-12￥2,350,000（税抜き）￥2,650,000（税抜き）○

2ch

PW6001-13￥1,750,000（税抜き）—

1ch￥1,450,000（税抜き）

○

3ch

価格

￥1,150,000（税抜き）￥1,750,000（税抜き）○￥2,050,000（税抜き）

PW6001-14

4ch○￥2,350,000（税抜き）

PW6001-16

6ch○￥2,950,000（税抜き）

PW6001-15

5ch○￥2,650,000（税抜き）
PW6001-16（6ch、モータ解析 &D/A 出力付き）

付属品：取扱説明書 ×1、電源コード ×1、D-sub25 ピン用コネクタ（PW6001-11 〜 -16 のみ）×1

・測定にはオプションの電圧コード、電流センサが必要です。 ・搭載チャネル数、モータ解析＆ D/A 出力の有無は出荷時指定です。後からの追加はできませんのでご注意ください。

電流測定オプション
品名AC/DC カレントセンサ

AC/DC カレントセンサ
AC/DC カレントセンサ

AC/DC カレントセンサ

AC/DC カレントセンサ

AC/DC カレントプローブ
AC/DC カレントプローブ
AC/DC カレントプローブ

AC/DC カレントプローブ

AC/DC カレントプローブ

AC/ D C カレントボックス

AC/ D C カレントボックス
クランプオンプローブ

クランプオンプローブ

形名（発注コード）仕様

CT6862-05（50A）

CT6904（500A）

CT6863-05

価格

9709-05（200A）

CT6844-05（500A）（1000A）

PW9100-04（50A, 4ch）

PW9100-03（50A, 3ch）3273-50
3274（30A）（150A）

クランプオンプローブ

3276

価格

￥230,000（税抜き）（5A）

CT6701￥300,000（税抜き）￥280,000（税抜き）（30A）

CT6700電流プローブ仕様（500A）￥300,000（税抜き）（5A）

CT6862、CT6863、9709、CT6865、CT6841、CT6843（形名に-05がつかない製品）を接続する場合に必要です。

￥9,800（税抜き）￥190,000（税抜き）

センサユニット CT9557￥150,000（税抜き）

接続ケーブル CT9904￥15,000（税抜き）￥210,000（税抜き）CT6846-05

3275

変換ケーブル CT9900￥190,000（税抜き）（500A）

CT6845-05

形名（発注コード）￥180,000（税抜き）￥180,000（税抜き）（20A）

CT6843-05

電流プローブ￥200,000（税抜き）（1000A）

CT6841-05￥500,000（税抜き）￥120,000（税抜き）（500A）

CT6865-05

クランプオンプローブ￥120,000（税抜き）（200A）

品名￥120,000（税抜き）￥500,000（税抜き）￥650,000（税抜き）￥200,000（税抜き）￥250,000（税抜き）

最大4 本の電流センサ出力波形を1ch に加算してPW6001に出力。

ケーブル長1 m、CT9557の加算波形出力端子をPW6001に接続する場合に必要です。

電圧測定オプション
AC100V 専用
コード長 2 m
日本国内のみCAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

電圧コード L9438-50
赤黒色各１本、1000 V仕様、コード長 3 m￥2,000（税抜き）

電圧コード L1000
赤黄青灰色各１本、黒色４本1000 V仕様、コード長 3 m￥8,000（税抜き）

接続コード L9257
赤黒色各１本、1000 V仕様、コード長 1.2 m￥1,600（税抜き）

接続オプション

L1021-01
赤１本
L1021-02
黒１本
CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

グラバークリップ 9243
赤黒色各１本、電圧コードの先端を付け替えて使用￥5,000（税抜き）

コンセント入力コード 9448
国内 AC100 Vコンセントに簡単に接続して電圧測定可能￥1,500（税抜き）

分岐コード
バナナ分岐 -バナナ、電圧入力分岐用、コード長 0.5 m
各￥2,000（税抜き）

その他 ( 別途お見積もり )接続コード L9217
絶縁 BNC、モータ入力用
コード長 1.6 m￥5,500（税抜き）

LAN ケーブル 9642
クロス変換コネクタ付
ケーブル長 5 m
￥3,000（税抜き）

RS-232C ケーブル 9637
9pin-9pin クロス
ケーブル長 1.8 m￥1,500（税抜き）

GP-IB 接続ケーブル 9151-02
外部制御用
ケーブル長 2 m
￥28,000（税抜き）

接続ケーブル 9444
外部制御用、9pin-9pin ス
トレート、ケーブル長 1.5 m￥8,000（税抜き）

光接続ケーブル L6000
同期制御用
ケーブル長 10 m
￥30,000（税抜き）

受注生産品もございます。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。
・携帯用ケース ( ハードトランクタイプ、キャスタ付き )・D/A 出力ケーブル D-sub25 ピンー BNC（オス）20ch 変換、コード長 2.5 m
・Bluetooth® シリアル変換アダプタ用専用ケーブル 1 ｍ
・ラックマウント金具（EIA 用、JIS 用）・光接続ケーブル 最大 500 m
ラックマウント金具
・PW9100 5A 定格バージョン
・CT6904 800A 定格バージョン
・2,000A 貫通型センサ (DC 〜 5 kHz、φ80 mm)

D/A 出力ケーブル

2,000A 貫通型センサ

携帯用ケース

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW6001J9-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。