Bruksanvisning

LCD-fargeskjerm

ViktigLes denne bruksanvisningen og installasjonshåndboken (egen bok)nøye for å gjøre deg kjent med sikker og effektiv bruk.

• Se installasjonshåndboken for justeringer og innstillinger.
• Den nyeste bruksanvisningen kan lastes ned fra våre nettsider:
http://www.eizoglobal.com

SIKKERHETSSYMBOLER
Denne håndboken og dette produktet bruker sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon.
Les denne informasjonen grundig.

ADVARSELFORSIKTIG

Hvis ikke informasjonen i en ADVARSEL
overholdes, kan det resultere i alvorlig
personskade og situasjonen kan værelivstruende.

Hvis ikke informasjonen i en
FORSIKTIGHETSADVARSEL overholdes, kan
det resultere i moderat personskade og/ellerskade på eiendom eller skade på produktet.

Indikerer behov for å rette fokus mot teksten. For eksempel illustrerer symbolet
så som «fare for elektrisk støt».
Indikerer en forbudt handling. For eksempel illustrerer symbolet
så som «Skal ikke demonteres».

faretypen,en spesiell forbudt handling,

Indikerer en obligatorisk handling som må utføres. For eksempel illustrerer symboletom generelt påbud, så som «Jorde enheten».

varselDette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis den brukes utenfor
denne regionen, kan det hende at produktet ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.
Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres, lagres i et søkesystem, eller sendes, i noen form ellerpå noen måte, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra EIZO
Corporation.
EIZO Corporation er ikke forpliktet til å holde innsendt materiale eller informasjon konfidensiell, med
mindre det på forhånd er inngått avtaler i overensstemmelse med EIZO Corporations mottak av nevnte
informasjon. Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre at denne håndboken inneholder oppdatert
informasjon, må du være oppmerksom på at spesifikasjonene til EIZO-skjermen kan endres uten forvarsel.

2﻿FORHOLDSREGLERVIKTIG• Dette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis produktet
brukes utenfor regionen, kan det hende at det ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.
• For å ivareta personsikkerhet og korrekt vedlikehold, skal dette avsnittet og forsiktighetserklæringer
på skjermen leses grundig.

Plassering av forsiktighetserklæringer

Symboler på enheten
SymbolDette symbolet angir
Strømknapp:

Trykk for å slå av eller på strømmen til skjermen.

Vekselstrøm
Varsel om elektrisk fare
FORSIKTIG:

Se «SIKKERHETSSYMBOLER» (side 2).

WEEE-merket:

Produktet må kastes separat. Materialer kan resirkuleres.

CE-merking:Merket for EU-samsvar i henhold til bestemmelsene irådsdirektiv og/eller forordning (EU).

Fabrikant
Produksjonsdato
Forsiktig: Føderale lover i USA begrenser salg eller bestilling av denne enheten til
lisensiert helsepersonell.
Medisinsk utstyr i EU
Importør i EU
Autorisert representant i EU

FORHOLDSREGLER

3

ADVARSEL
Hvis enheten begynner å avgi røyk, lukter som om noe brenner eller lager merkelige lyder, skal dukoble fra alle strømkontakter fra umiddelbart og kontakte din lokale EIZO-representant for råd.
Forsøk på å bruke en enhet som ikke virker som den skal, kan resultere i brann, elektrisk sjokk eller skadepå utstyret.
Ikke ta fra hverandre eller endre enheten.
Hvis kabinettet åpnes eller enheten modifiseres, kan det resultere i brann, elektrisk
sjokk eller brannskader.
Overlat all service til kvalifisert servicepersonell.
Forsøk ikke selv å utføre servicearbeid på dette produktet, fordi åpning eller fjerning av deksler kan resultere
i brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Hold små gjenstander unna enheten, og ikke la enheten komme i kontakt medvæsker.
Dersom små gjenstander faller ned i ventilasjonsåpningene og inn i kabinettet, eller
dersom det kommer væske ned i kabinettet, kan det føre til brann, elektrisk støt ellerskade på utstyret. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må duumiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert servicetekniker til å kontrollere enheten
før den tas i bruk igjen.
Sett enheten på et solid og stabilt sted.
En enhet som er plassert på et uegnet underlag, kan falle ned og det kan oppstå personskade eller skadepå utstyret. Hvis enheten faller ned, skal du koble fra alle strømkontakter umiddelbart og kontakte din lokale
EIZO-representant for råd. Ikke bruk en skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan resultere i brann eller
elektrisk støt.
Bruk enheten på et egnet sted.
Hvis ikke kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
• Ikke plasser enheten utendørs.
• Ikke plasser enheten i transportsystemer (skip, fly, tog, biler osv.).
• Ikke plasser enheten i støvete eller fuktige omgivelser.
• Ikke plasser enheten på steder der det kan komme vann på skjermen(badeværelse, kjøkken osv.).
• Ikke plasser enheten på et sted der det kommer damp direkte på skjermen.
• Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende utstyr eller luftfuktere.
• Ikke plasser enheten på et sted hvor produktet utsettes for direkte sollys.
• Ikke plasser enheten i omgivelser med brennbar gass.
• Må ikke plasseres i miljøer med korrosive gasser (Slik som svoveldioksid, hydrogensulfid,
nitrogendioksid, klor, ammoniakk og ozon).
• Må ikke plasseres i miljø med støv, komponenter som øker korrodering i atmosfæren (sliksom natriumklorid og svovel), ledende metaller og lignende.

For å unngå kvelningsfare skal plastemballasjen oppbevares utilgjengelig fra babyer og barn.
Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den til den standard strømutgangen.
Forsikre deg om at spenningen i uttaket ikke er høyere enn spenningen som er godkjent for strømkabelen.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Strømforsyning: 100–240 Vac 50/60 Hz
Grip bestemt om pluggen og trekk for å koble fra strømkabelen.
Rykking i kabelen kan føre til skade og resultere i brann eller
elektrisk støt.

4

FORHOLDSREGLERADVARSEL
Utstyret må kobles til et jordet strømuttak.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Bruk korrekt spenning.
• Enheten er designet for bruk kun med en bestemt spenning. Tilkobling til annen spenning enn det som er spesifisert
i denne bruksanvisningen, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Strømforsyning: 100–240 Vac 50/60 Hz• Ikke overbelast strømkretsen, da dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Håndter strømkabelen forsiktig.
• Ikke legg kabelen under enheten eller andre tunge gjenstander.
• Ikke dra i eller lag knute på kabelen.

Slutt å bruke strømkabelen hvis den blir skadet. Bruk av en skadet kabel kan resultere ibrann eller elektrisk støt.
Operatøren må ikke berøre pasienten mens produktet berøres.
Dette produktet er ikke designet for å beføres av pasienter.
Ikke rør pluggen og strømkabelen når det tordner.
Dette kan resultere i elektrisk sjokk.
Ved montering av en arm, må du lese brukerhåndboken til armen og installere enheten på sikker
måte.
Hvis ikke kan det føre til at enheten løsner, og det kan resultere i personskade eller skade på utstyret.
Før installasjon må du kontrollere at skrivebord, vegger og annet som armen er festet på, har tilstrekkelig
mekanisk styrke. Hvis enheten har falt ned, må du spørre din lokale EIZO-representant for råd. Ikke bruken skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan resultere i brann eller elektrisk støt. Ved remontering til
vippestativet, skal du bruke de samme skruene og stram de godt til.
Ikke ta på en skadet LCD-skjerm direkte med bare hender.
Det flytende krystallet som kan lekke ut fra skjermen, er giftig hvis det kommer i øynene
eller munnen. Vask grundig hvis noen del av huden eller kroppen kommer i direkte
kontakt med skjermen. Kontakt lege hvis det oppstår fysiske symptomer.

FORHOLDSREGLER

5FORSIKTIGHåndter enheten forsiktig når den bæres.
Koble fra strømkabelen og andre kabler når enheten flyttes. Det er farlig å flytte enheten når kabelen sitter i.
Det kan resultere i personskade.
Bær eller plasser enheten i henhold til korrekte, spesifiserte metoder.
• Når du bærer enheten, skal du gripe og holde den på bestemt måte som vist i illustrasjonen under.
• Skjermer i størrelse 30 tommer eller større er meget tunge. Når du pakker opp og/eller bær på skjermen, se til at
minst to mennesker hjelper til.

Hvis enheten mistes i gulvet, kan det resultere i personskade eller skade på utstyret.

Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres.
• Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene.
• Ikke installer enheten i et lukket rom.
• Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned.

Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre tilbrann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Ikke berør pluggene med våte hender.
Dette kan resultere i elektrisk sjokk.

Bruk en lett tilgjengelig strømutgang.
Dette sikrer at du enkelt og raskt kan koble fra strømmen ved eventuelle problemer.
Rengjør området rundt strømstøpselet og ventilasjonshullene på skjermen regelmessig.
Støv, vann eller olje på pluggen kan resultere i brann.
Koble fra enheten før den skal rengjøres.
Rengjøring av enheten mens den er koblet til en strømutgang, kan føre til elektrisk sjokk.
Hvis du planlegger å la enheten forbli ubrukt i en lengre periode, skal du slå av strømbryteren og
trekke ut strømkabelen fra veggkontakten av hensyn til sikkerhet og strømsparing.
For brukere i EØS og Sveits:
Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og
vedkommende myndighet i landet hvor brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

6

FORHOLDSREGLER

Merknader for denne skjermen
Tiltenkt brukDette produktet er ment for bruk til å vise radiologiske bilder for gjennomgang, analyse og diagnostisering
av trente leger. Skjermen er ikke egnet for mammografi.
Obs!

• Dette produktet kan ikke dekkes av garantien for annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken.
• Spesifikasjonene nevnt i denne håndboken gjelder bare ved bruk av følgende:– Strømkabler som følger med produktet– Signalkabler spesifisert av oss• Bare bruk EIZO-tilbehør spesifisert av EIZO sammen med dette produktet.

Forholdsregler for bruk
• Deler (som LCD-panelet) forverres på lengre sikt. Kontroller regelmessig at alt fungerer normalt.
• Når skjermbildet byttes etter å ha vist det samme bildet i lengre tid, kan det oppstå et etterbilde. Brukskjermbeskytteren eller strømsparingsfunksjonen (Power Save) for å unngå å vise det samme bildet ilengre perioder om gangen.
• Hvis skjermen kontinuerlig står på over en lengre tidsperiode, kan mørke flekker eller innbrenning vises.
Vi anbefaler at skjermen slås av periodisk for å forlenge levetiden.
• Et etterbilde kan vises selv etter at en kort tid har gått, avhengig av det viste bildet. Hvis dette inntreffer,
kan problemet løses ved å endre bilde eller la strømmen være avslått i noen timer.
• Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen har en fastsatt levetid. Når skjermen blir svart eller begynner å
flimre eller ikke lenger lyser, skal du kontakte din lokale EIZO-representant.
• Skjermen kan ha defekte piksler eller det kan være noen få lyspunkter på skjermen. Dette er på grunn av
egenskapene til selve skjermen og ikke en feil på produktet.
• Ikke trykk hardt på panelet eller kanten på rammen, da dette kan føre til at skjermen slutter å virke som
den skal, ved at det f.eks. oppstår interferensmønstre og annet. Ved kontinuerlig trykk på skjermen, kan
den få redusert ytelse eller den kan bli skadet. (Hvis trykkmerkene ikke forsvinner fra skjermen, skal dula den stå med et svart eller hvitt skjermbilde. Symptomet kan forsvinne.)• Ikke rip i eller trykk på panelet med skarpe gjenstander, da dette kan føre til skade på skjermen. Ikke
prøv å børste skjermen med tørkepapir fordi dette kan skade skjermen.
• Når skjermen er kald og tas med inn i et rom eller romtemperaturen stiger raskt, kan det oppstå kondenspå de innvendige og utvendige overflatene på skjermen. I så fall må du ikke slå på skjermen. I stedetskal du vente til kondensen forsvinner, ellers kan det forårsake skade på skjermen.

Merknader for denne skjermen7Å bruke skjermen over lengre tid● Kvalitetskontroll• Displaykvalitet på skjermene påvirkes av kvalitetsnivået på inngangssignaler og slitasje på
produktet. Utfør visuelle kontroller og periodiske bestandighetstester for å overholde medisinske
standarder/retningslinjer i henhold til ditt bruk, og utfør kalibrering som nødvendig. Bruk av
programvare for kvalitetskontroll av RadiCS-skjerm lar brukeren utføre høynivå kvalitetskontroll som
møter medisinske standarder/retningslinjer. For instruksjoner om hvordan du utfører ulike tester og
kalibrering, se brukerhåndboken for RadiCS.
• Det tar omtrent 30 før skjermvisningen stabiliseres. Vent i 30 minutter eller mer etter at skjermen erslått på eller etter at skjermen er aktivert igjen etter strømsparingsmodus, før du utfører ulike testerfor kvalitetskontroll, kalibrering eller skjermjusteringer på skjermen.
• Vi anbefaler at skjermer stilles til anbefalt nivå eller lavere, og med opprettholdt lysstyrke, for å
redusere endringer i lysstyrke forårsaket av langtids bruk.
Obs!

• Skjermens visningsstatus kan endres uventet på grunn av driftsfeil eller uventede innstillingsendringer. Det
anbefales at skjermen brukes med kontrollknappene låst etter at skjermen er justert. For detaljer om hvordan
du angir, se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en).

● Rengjøring

Det anbefales å utføre regelmessig rengjøring for å forlenge skjermens levetid, samt at skjermenalltid ser ny ut.
Tørk forsiktig av kabinettet og paneloverflaten med en myk klut dynket i vann eller følgende
kjemikalier.

Kjemikalier som kan brukes til rengjøring
Materialnavn

Etanol for desinfeksjon
Isopropyl alcohol
Klorhexidinglukonat
Natriumhypokloritt
Benzalkoniumklorid
Alkyldiaminoetylglycin
Glutaral

Etylalkohol (etanol)
Isopropyl alcohol
Hibitane-løsning
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Produktnavn

Obs!

• Kjemikalier må ikke brukes ofte. Kjemikalier som alkohol og antiseptisk løsning kan forårsake variasjoner iglans, matthet og falming av kabinettet eller skjermen, samt redusert kvalitet på bildet.
• Bruk aldri tynner, benzen, voks eller slipende rengjøringsmidler, fordi disse kan skade kabinettet ellerskjermen.
• Ikke ha kjemikalier direkte på skjermen.
Merk• Bruk av ScreenCleaner (valgfritt) for rengjøring av kabinettet og paneloverflaten er anbefalt.

Slik bruker du skjermen uten ubehag• Hvis du stirrer på skjermen over lengre tid, blir øynene slitne. Ta en pause på 10 minutter hver time.
• Se på skjermen fra en passende avstand og fra riktig vinkel.

8

Merknader for denne skjermen

INNHOLDFORHOLDSREGLER.............................................. 3
VIKTIG........................................................................ 3

Merknader for denne skjermen............................ 7
Tiltenkt bruk . ............................................................ 7
Forholdsregler for bruk............................................ 7
Å bruke skjermen over lengre tid............................ 8● Kvalitetskontroll................................................ 8● Rengjøring........................................................ 8

Slik bruker du skjermen uten ubehag..................... 8

INNHOLD................................................................. 9
Kapittel 1
1-1.
1-2.

●

1-3.

Innledning......................................... 10

Funksjoner.....................................................10
Innhold i pakke..............................................10
EIZO LCD Utility Disk......................................10
Kontroller og funksjoner..............................11

Kapittel 2

Installasjon / tilkobling.................... 12

2-1.

Før installasjon av produktet......................122-2.

Koble til kabler..............................................132-3.

Slå på strømmen...........................................14

2-4.

Justere skjermens høyde og vinkel............14● Installasjonskrav..............................................12

Kapittel 3

Problem med ingen bilde................ 15

Kapittel 4

Spesifikasjoner................................ 16

4-1.

Spesifikasjonsliste.......................................16

4-2.

Kompatible oppløsninger............................17

4-3.

Tilbehør..........................................................17● For digital innsignal (DisplayPort / DVI)..........17● For analog innsignal (D-Sub)..........................17

Tillegg.................................................................... 18
Medisinsk standard..................................................18
EMC-informasjon.....................................................19

INNHOLD

9

Kapittel 1

Innledning

Takk for at du valgte en EIZO LCD-fargeskjerm.

1-1. Funksjoner• 19,0 tommer• Støtter en oppløsning på 1 M piksler (1280 punkter x 1024 linjer)• VA-panel med 178˚ horisontale og vertikale visningsvinkler• Støtter tredobbelt inngangssystem (DisplayPort, DVI og D-Sub)• Utstyrt med seks CAL Switch-moduser, inkludert DICOM-modus med DICOM ® Part 14-kompatiblegråskalaegenskaper
CAL Switch-modus kan byttes til i henhold til vist bilde. For detaljer, se Installasjonshåndboken (på CD-ROMen).

• Kvalitetskontrollprogramvaren “RadiCS LE” følger med.
- Utfører kalibrering og daglige kontroller og styrer historikken.
- Lar brukeren bruke skjermen, som å bytte til CAL Switch-modus eller innsignal ved å bruke
musen eller tastaturet.
• Arbeidsfot med stort bevegelsesområde.
Lar deg justere skjermen til optimal plassering for enkel bruk om minimerer tretthet.
(Vippe: 30˚ opp/ 0˚ ned, dreie: 35˚ venstre /35˚ venstre, justerbar høyde: 100 mm)

1-2. Innhold i pakke
Kontroller at alle de følgende artiklene er inkludert i esken. Hvis noen artikler mangler, må du kontakte
din forhandler eller lokale EIZO-representant.
Merk• Ta vare på esken og emballasjematerialet i tilfelle skjermen må flyttes eller transporteres senere.
• Skjerm• Strømkabel• Digital signalkabel: PP300
DisplayPort - DisplayPort• USB-kabel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Bruksanvisning• VESA festeskruer (M4 x 12 mm, 4 stk.)● EIZO LCD Utility Disk

Følgende elementer er inkludert i EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Se filen Readme.txt på CD-ROM
for oppstartsprosedyrer for programvare eller filreferanseprosedyrer.
• Filen Readme.txt• RadiCS LE programvare for kvalitetskontroll av skjerm (for Windows)• Brukerhåndbok- Brukerveiledning for skjerm- Brukerhåndbok for RadiCS LE• Ytre dimensjoner
Merk• For informasjon om installering og bruk av RadiCS LE, se bruksanvisning for RadiCS LE. Når RadiCS LE
brukes, kobler du skjermen til datamaskinen din med den medfølgende USB-kabelen.

10

Kapittel 1 Innledning1-3. Kontroller og funksjoner

9
10

8

1

2

1. Sensor for lys iomgivelsene

2. Kontrollknapp

3.
-knapp4. Strømindikator
5. Strømkontakt
6. Input Signal
Connector(Innsignalkontakt)
7. USB-port(oppstrøms)
8. Sikkerhetslåsåpning
9. Fot10. Cable holder(Kabelholder)

3

4

5

6

7

Denne sensoren måler belysning med RadiCS / RadiCS LE-funksjonen som overvåker
endringer i belysningen. Se brukerhåndboken for RadiCS / RadiCS LE for detaljer.
Verdiene som måles av denne sensoren er ikke reflektert på RadiCS lys fra
omgivelsene, fordi sensoren er forenklet.
Viser funksjonsveiledningen. Still inn menyer i henhold til funksjonsveiledningen.
For detaljer om funksjonsveiledningen og menyene, se installasjonshåndboken (på CDROM).
Slår strømmen på eller av.
Indikerer skjermens driftsstatus.
Grønn: I drift oransje: Strømsparingsmodus Av: Strøm av
Kobler til strømkabelen.
Koble til signalkabler.
Venstre: DisplayPort-kontakt
Midten: DVI-D-kontakt
Høyre: D-Sub mini-kontakt med 15 pinner
Tilkobling for USB-kabel for bruk av programvaren som trenger USB-tilkobling.
Kompatibel med Kensingtons MicroSaver-sikkerhetssystem.
Brukes til å justere høyden og vinkelen (vipping, dreiing) på skjermen.
Dekker skjermkablene.

Kapittel 1 Innledning11

Kapittel 2

Installasjon / tilkobling

2-1. Før installasjon av produktetLes «FORHOLDSREGLER» (side 3) og følg alltid instruksjonene nøye.
Hvis du plasserer dette produktet på lakk-dekket pult, kan fargen feste seg til bunnen av stativet på grunn
av gummiens sammensetning. Kontroller skrivebordsoverflaten før bruk.

● Installasjonskrav

Når du monterer skjermen i et rack, må du forsikre deg om at det er nok rom rundt sidene, baksiden
og toppen av skjermen.

Obs!

• Plasser skjermen slik at ikke det er lys som forstyrrer skjermen.

12

Kapittel 2 Installasjon / tilkobling2-2. Koble til kabler
Obs!

• Forsikre deg om at skjermen og PC-en er slått av.
• Når du skifter ut den nåværende skjermen med denne skjermen, må du passe på å endre PC-innstillingene foroppløsning og vertikal skannefrekvens til dem som er tilgjengelige for denne skjermen, ved å se «4-2. Kompatible
oppløsninger» (side 17) før du kobler til PC-en.

1. Koble til signalkabler.

Kontroller formen på kontaktene, og koble til kablene.
Etter at du har koblet til DVI-kabelen eller D-Sub-kabelen til skjermen, stram til skruer for å feste
kontakten.

MD-C87 (ekstra)

DD300 (ekstra)

PP300 (følger med)

2. Plugg strømkabelen inn i strømutgangen og strømkontakten på skjermen.
Sett strømkabelen helt inn i strømkontakten på skjermen.

3. Når du bruker RadiCS / RadiCS LE, koble USB-kabelen mellom skjermens
USB-port (oppstrøms) og PC-en.

Kapittel 2 Installasjon / tilkobling13

2-3. Slå på strømmen
1. Trykk på

for å slå på skjermen.

Skjermens strømindikator lyser grønt.
Se «Kapittel 3 Problem med ingen bilde» (side 15) hvis indikatoren ikke tenner.

2. Slå på PC-en.

Skjermbildet vises.
Hvis et bilde ikke vises etter at du har slått på, kan du finne ytterligere råd i «Kapittel 3 Problem med
ingen bilde» (side 15).
Obs!

• For å oppnå maksimal strømbesparelse anbefaler vi at du slår av strømknappen. Ved å koble fra
strømutgangen kuttes strømforbruket helt, når skjermen ikke brukes.
Merk• Når du slår på monitoren og PC for første gang med det analoge signalet, arbeider autojusteringsfunksjonen
med å automatisk justere klokke, fase, og visningsposisjon.
• Utfør følgende for å maksimere skjermens levetid ved å sinke lysstyrkeforringelse og redusere strømforbruk:- Bruk strømsparefunksjonen på datamaskinen.
- Slå av skjermen og PC-en etter bruk.

2-4. Justere skjermens høyde og vinkel
Hold i venstre og høyre kant av skjermen og juster skjermhøyden og vipp og drei til beste arbeidsstilling.

Obs!

• Etter avsluttet justering må du sørge for at kablene er korrekt tilkoblet.

14

Kapittel 2 Installasjon / tilkoblingKapittel 3

Problem med ingen bilde

ProblemMulig årsak og tiltak

1. Ikke noe bilde• Strømindikatoren lyser ikke.

• Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet.
.
• Trykk på• Strømindikatoren lyser grønt.

• Øk «Brightness (Lysstyrke)», «Contrast (Kontrast)» eller«Gain (Forsterkning)» i Innstillingsmenyen. For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).

• Strømindikatoren lyser oransje.

• Bytt innsignalet med. For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).
• Beveg på musen eller trykk på en hvilken som helst tast på
tastaturet.
• Sjekk om PC-en er slått på.
• Dette problemet kan oppstå når en PC er koblet til ved hjelp
av DisplayPort-kontakten. Kobler strømkabelen til skjermen
eller gi PC-en en omstart.

2. Meldingen nedenfor vises.

Denne meldingen vises når innsignalet er feil, selv om skjermen
fungerer.

• Denne meldingen vises når det ikke er noe
innsignal.
Eksempel:• Meldingen vist til venstre, kan komme til syne fordi noen PCer ikke avgir signalet like etter at strømmen er skrudd på.
• Sjekk om PC-en er slått på.
• Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet.
• Bytt innsignalet med. For detaljer, seInstallasjonshåndboken (på CD-ROM-en).

• Meldingen indikerer at inngangssignalet er
utenfor det spesifiserte frekvensområdet.
Eksempel:• Kontroller om PC-en er konfigurert i henhold til oppløsningenog vertikale skannefrekvensen som skjermen krever(se «4-2. Kompatible oppløsninger» (side 17)).
• Start PC-en på nytt.
• Bytt passende innstilling ved hjelp av grafikkortets
hjelpeprogram. For nærmere informasjon, se
brukerhåndboken for grafikkortet.

Kapittel 3 Problem med ingen bilde

15

Kapittel 4

Spesifikasjoner

4-1. Spesifikasjonsliste
LCD-skjerm

Videosignaler

Type

VA

Bakgrunnslys

LED

Størrelse

48 cm (19,0 tommer) (48,1 cm diagonalt)

Oppløsning

1280 doter x 1024 linjer

Visningsstørrelse (H x V)

376,3 mm x 301,0 mm

Pikselavstand (H x V)

0,294 mm x 0,294 mm

Skjermens farger

Maks 16,77 millioner farger

Visningsvinkler(H / V, typisk)

178˚ / 178˚

Kontrastforhold(typisk)

2000: 1

Responstid (typisk)

20 ms (svart-hvitt-svart)

Inngangsterminaler

DisplayPort x 1, DVI-D (single link) x 1,
D-Sub mini 15 pinner x 1

Horisontalskanningsfrekvens

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHz

Vertikal skannefrekvens

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)

D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

USB
Strøm

Fysiskespesifikasjoner

Synkroniseringssignal

Separat

Dot-klokke (maks)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Port

Oppstrøm x 1

Standard

USB Specification Revision 2.0

Inngang

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 0,50 A - 0,30 A

Maksimalt effektforbruk

28 W eller mindre

Strømsparingsmodus

0,6 W eller mindre *1

Ventemodus

0,6 W eller mindre *2

Utvendige mål(bredde x høyde x dybde)

405 mm x 406,5 mm - 506,5 mm x 205 mm (Vippe: 0˚)
405 mm x 438,8 mm - 538,8 mm x 227,7 mm (Vippe: 30˚)

Utvendige mål (uten fot)(bredde x høyde x dybde)

405 mm x 334 mm x 61,5 mm

Nettovekt

Ca. 6,0 kg

Nettovekt (uten stativ)

Ca. 4,2 kg

Høydejusteringsområde

100 mmVipp

Opp 30˚, ned 0˚

Sving

Høyre 35 ˚, venstre 35 ˚

Rotasjon

90˚ (med urviseren)

Driftsbetingelser Temperatur

0 ˚C - 35 ˚C

Luftfuktighet

20 % - 80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)

Lufttrykk

540 hPa - 1060 hPa

Omgivelseskrav Temperatur
for transport /Luftfuktighet
lagring
Lufttrykk-20 ˚C - 60 ˚C
10 % - 90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
200 hPa - 1060 hPa*1 Når DVI-inngangen brukes, er USB-port (oppstrøms) ikke tilkoblet, «Auto Input Detection (Automatisk
inngangsdeteksjon)»: «Off», «Power Save»: «On (På)», «DP Power Save (DP strømsparing)»: «On (På)»*2 USB-port (oppstrøms) er ikke tilkoblet, «DP Power Save (DP strømsparing)»: «On (På)»

16

Kapittel 4 Spesifikasjoner

4-2. Kompatible oppløsninger
Skjermen støtter følgende oppløsninger.

● For digital innsignal (DisplayPort / DVI)
Oppløsning

Vertikal skannefrekvens

640 x 480

60 Hz

720 x 400

70 Hz

800 x 600

60 Hz

1024 x 768

60 Hz

1280 x 1024 *1

60 Hz*1 Anbefalt oppløsning.

● For analog innsignal (D-Sub)
Oppløsning

Vertikal skannefrekvens

640 x 480

~75 Hz720 x 400

70 Hz

800 x 600

~75 Hz1024 x 768~75 Hz1152 x 864

75 Hz1280 x 960

60 Hz

1280 x 1024 *1~75 Hz640 x 400

70 Hz

*1 Anbefalt oppløsning.

4-3. Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig separat.
Gå til nettsiden vår for den nyeste informasjonen om valgfritt tilbehør som selges separat og informasjonog kompatible grafikkort.
http://www.eizoglobal.com
Panelbeskytter

EIZO «FP-702»

Arm, fot

EIZO «LS-HM1-D»: Justerbar fot med dobbel høyde
EIZO «LA-011-W»: Veggarm
EIZO «AAH-02B3W»: Veggarm

Kalibreringssett

EIZO «RadiCS UX2» Ver. 4.6.3 eller nyere

Programvare for administrering av
nettverksbasert kvalitetskontroll

EIZO «RadiNET Pro» Ver. 4.6.3 eller nyere
EIZO «RadiNET Pro Lite» Ver. 4.6.3 eller nyere

Rengjøringssett

EIZO «ScreenCleaner»

Signalkabel (Display Port - Display Port)

PP200

Signalkabel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Signalkabel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87Signalkabel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16USB-kabel

FD-C93

Kapittel 4 Spesifikasjoner

17Tillegg
Medisinsk standard• Det endelige systemet skal overholde IEC60601-1-1-kravene.
• Strømforsyningsutstyr kan sende ut elektromagnetiske bølger som kan virke inn på eller begrenseskjermfunksjonen, eller føre til at skjermen blir ødelagt. Installer utstyret i kontrollerte omgivelser,
hvor slike innvirkninger kan unngås.

Utstyrsklassifisering-

18

Beskyttelsestype mot elektrisk sjokk: Klasse I
EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
Klassifisering av medisinsk utstyr (EU): Klasse I
Driftsmodus: Kontinuerlig
IP-klasse: IPX0

Tillegg

EMC-informasjon
RadiForce-serien har en ytelse som viser medisinske bilder på en passende måte.

Tiltenkte bruksmiljøer
RadiForce-serien er ment å brukes i følgende omgivelser.
• Profesjonelle helsetjenestemiljøer som klinikker og sykehus
Følgende miljøer er ikke passende for bruk av RadiForce-serien:• Hjemmepleiemiljøer• I nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr, som f.eks. elektrokirurgiske kniver• I nærheten av utstyr for kortbølgebehandling• RF-skjermede rom med medisinske utstyrssystemer for MRI• I vernede spesialmiljøer• Installert i kjøretøy, inkludert ambulanser• Andre spesielle miljøer

ADVARSEL
RadiForce-serien krever spesielle forholdsregler i forhold til EMC, og må installeres. Du må lese
EMC-informasjonen og «FORHOLDSREGLER»-deler i dette dokumentet nøye, og observere følgende
instruksjoner når du installerer og opererer produktet.
RadiForce-serien skal ikke brukes nær eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det må brukes sammen
med eller stablet sammen med annet utstyr, må utstyret eller systemet observeres for å verifiserenormal drift i konfigurasjonen det skal brukes.
Ved bruk av bærbart RF-kommunikasjonsutstyr må det holdes 30 cm (12 tommer) eller lenger unna
alle deler, inkludert kablene til RadiForce. Ellers kan forringelse av utstyrets ytelse oppstå.
Alle som kobler til ytterligere utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelene, og som
konfigurerer et medisinsk system, er ansvarlig for at systemet er i samsvar med kravene i IEC606011-2.
Ikke rør signalinngangs-/signalutgangskontaktene mens du bruker RadiForce-serien. Ellers kan det
viste bildet bli påvirket.
Sørg for å bruke kablene som medfølger produktet, eller kabler spesifiserte av EIZO.
Bruk av andre kabler enn de spesifiserte eller leverte av EIZO for dette utstyret kan føre til økt
elektromagnetisk utstråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret, og feilaktig
drift.
Kabel

Kabler spesifisert
av EIZO

Maksimalkabellengde

Skjerming

Ferrittkjerne

Signalkabel (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Skjermet

Med ferrittkjerner

Signalkabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Skjermet

Med ferrittkjerner

Signalkabel (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Skjermet

Med ferrittkjernerUSB-kabel

UU300 / MD-C93

3m

Skjermet

Med ferrittkjerner

Strømkabel (med jord)-

3m

Ikke-skjermet

Uten ferrittkjerner

Tillegg

19

Tekniske beskrivelser
Elektromagnetisk stråling

RadiForce-serien er beregnet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Utstrålingstest

SamsvarElektromagnetisk miljø – veiledning

RF-strålingCISPR11

Gruppe 1

RadiForce-serien bruker RF-energi bare til sine interne funksjoner.
Derfor er RF-strålingen meget lav, og det er usannsynlig at den kan forårsake
forstyrrelser for elektronisk utstyr i nærheten.

RF-strålingCISPR11

Klasse B

Harmonisk stråling
IEC61000-3-2

Klasse D

RadiForce-serien er egnet for bruk i alle lokaliteter, inkludert boliger og de som
er direkte tilkoblet den offentlige lavspenningsstrømforsyningen som forsyner
bygninger som brukes til boliger.

Spenningsvariasjoner / Overholder
flimmerstråling
IEC61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) i henhold til testkravene (T) for profesjonelle
helseinstitusjonsmiljøer definert i IEC60601-1-2.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

Testnivå (T)Samsvarsnivå (C)Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utladning(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV kontaktutladning±15 kV luftutladning±8 kV kontaktutladning Gulv skal være av tre, betong eller keramiske±15 kV luftutladningfliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk
materiale, skal den relative fuktigheten væreminst 30 %.

Elektrisk hurtig
transient/burst
IEC61000-4-4±2 kV kraftledninger±1 kV inn-/utlinjer±2 kV kraftledninger±1 kV inn-/utlinjer

Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.

Overspenninger
IEC61000-4-5±1 kV linje til linje±2 kV linje til jord

±1 kV linje til linje±2 kV linje til jord

Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.

Spenningsfall,
0 % UT (100 % fall i UT)
korte avbrudd og
0,5 sykluser og 1 syklus
spenningsvariasjoner på 70 % UT (30 % fall i UT)
nettstrømskontaktene
25 sykluser ved 50 Hz
IEC61000-4-11
0 % UT (100 % fall i UT)
250 sykluser ved 50 Hz

0 % UT (100 % fall i
Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
strømnett eller sykehusets strømnett.
UT) 0,5 sykluser og 1
Hvis brukeren av RadiForce-serien krever
syklus
70 % UT (30 % fall i UT) kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales
25 sykluser ved 50 Hz det at RadiForce-serien får strøm fra en
0 % UT (100 % fall i UT) avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.
250 sykluser ved 50 Hz

Strømfrekvens
magnetfelt
IEC61000-4-8

30 A/m20

Tillegg

30 A/m(50 / 60 Hz)

Strømfrekvens magnetfelt skal være densamme som er typisk for bedrifter og
sykehusmiljø. Produktet skal holdes minst 15
cm vekk fra kilden for strømfrekvens magnetfelt
under bruk.

Elektromagnetisk immunitet
RadiForce-serien har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) i henhold til testkravene (T) for profesjonelle
helseinstitusjonsmiljøer definert i IEC60601-1-2.
Kunden eller brukeren av RadiForce-serien skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

Testnivå (T)Samsvarsnivå (C)Elektromagnetisk miljø – veiledningBærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal
ikke brukes nærmere noen del av RadiForceserien, inkludert kabler, enn den anbefalte
separasjonsavstanden som er beregnet ved
hjelp av ligningen som gjelder for senderens
frekvens.
Anbefalt separasjonsavstandLedede forstyrrelser
indusert av RF-felt.
IEC61000-4-6

Utstrålte RF-felt
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz–80 MHz

3 Vrmsd = 1,2 √P

6 Vrms
ISM-bånd a) mellom
150 kHz og 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2 √P

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Der «P» er den maksimale utgangseffekten
i watt (W) fra senderen i henhold til
produsenten, og «d» er den anbefalte fysiske
separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, slik
det er fastsatt ved en undersøkelse av
elektromagnetisme på driftsstedet b), skalvære mindre enn samsvarsnivået for hvert
frekvensområde c).
Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr
merket med følgende symbol.

Merknad 1 UT er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
Merknad 2 Det høyere frekvensområdet gjelder ved 80 MHz og 800 MHz.
Merknad 3 Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk
spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.
a)ISM-båndene (industriell, vitenskapelig og medisinsk) mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553
MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

b)

Det er ikke mulig å forutse med nøyaktighet feltstyrkene fra sendere med fast frekvens, slik som mobiltelefoner /trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer og AM/FM/TV-sendere. En elektromagnetisk undersøkelse bør vurderesfor å evaluere det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet derRadiForce-serien brukes overskrider det relevante RF-samsvarsnivået ovenfor, må det kontrolleres om RadiForce-serienvirker som den skal. Dersom unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med andre tiltak, for eksempel å snu
eller flytte på RadiForce-serien.

c)Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Tillegg

21

Anbefalte avstander mellom bærbart eller mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og RadiForce-serien
RadiForce-serien er beregnet brukt i et elektromagnetiske miljø der RF-utstrålt støy er kontrollert. Kunden eller
brukeren av RadiForce-serien kan hjelpe med å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minste
avstand (30 cm) mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og RadiForce-serien.
RadiForce-serien har blitt testet med følgende samsvarsnivåer (C) i henhold til testkravene (T) for immunitet motnærhetsfelt fra følgende RF trådløse kommunikasjonstjenester.

Testfrekvens(MHz)Båndbredde a)(MHz)

Tjeneste a)

Samsvarsnivå
(C)
(V/m)

Testnivå (T) c)(V/m)

Modulasjon b)

385

380–390TETRA 400

Pulsmodulasjon b)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz avvik
1 kHz sinus

28

28

710

704–787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulasjon b)
217 Hz99800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulasjon b)
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-bånd 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulasjon b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Bare uplink-frekvensene er inkludert for noen systemer.

b)Medbringer moduleres med en 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

c)

Testnivåene ble beregnet ved bruk av maksimal effekt og en separasjonsavstand på 30 cm.

Kunden eller brukeren av RadiForce-serien kan bidra til å forhindre forstyrrelser fra nærliggende magnetiske felt ved å
opprettholde minimumsavstanden (15 cm) mellom RF-sendere og RadiForce-serien.
RadiForce-serien har blitt testet med følgende samsvarsnivåer (C) i henhold til testkravene (T) for immunitet motnærhetsmagnetfelt i tabellen nedenfor.

Testfrekvens

Modulasjon a)

134,2 kHz

Pulsmodulasjon a)2,1 kHz65

13,56 MHz

Pulsmodulasjon a)
50 kHz7,5Testnivå (T)
(A/m)

a)

Medbringer moduleres med en 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

22

Tillegg

65
7,5

Samsvarsnivå (C)(A/m)

For annet bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) opprettholdes minimumsavstanden mellom bærbart
og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og RadiForce-serien som anbefalt under, i henhold til maksimum
utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.

Senderens nominelle
maks. utgangseffekt(W)

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens(m)
150 kHz til 80 MHz
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke er tilgjengelig ovenfor, kan den anbefalte
separasjonsavstanden «d» i meter (m) estimeres ved å bruke ligningen som gjelder for frekvensen til senderen, hvor «P» ersenderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten.
Merknad 1

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for et høyere frekvensområde.

Merknad 2

Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk
spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

Tillegg

23

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023