新世代のエアリークテスター コスモ計器からの提案

AIR LEAK TESTER

エアリークテスター

LS-R902■ 高機能グローバル対応型差圧式
エアリークテスター＊オプショ ン

タイプ K

タイプ J

長年の経験と研究に基づき開発された新機能を搭載
アイコン表示で直観的操作、だれでもすぐに使える操作ボタンをなくし、すべての操作をタッチパネルで行います。
カラー液晶表示で見やすく分かりやすい画面構成です。

多言語対応とクイックアクセスを搭載
日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の切り替えが可能。
クイックアクセス画面から、詳細設定・システム設定・補正・バッグアップ・異常履歴へ瞬時に移動が可能。

テスト圧•差圧（リーク量）の波形モニター機能
計測スタートから検出完了までのテスト圧と差圧の波形を表示します。
最適な加圧時間や検出時間を見つけ出すことができます。

リークマスター制御バルブ内蔵（タイプ J）
オートリークキャリブレーター ALC （タイプ K）
キャリブレーションに便利なツールをオプション設定できます。

自動セットアップ機能
リークテストにはいくつもの設定が必要です。
初めてリークテスターを導入する際の計測時間初期設定を支援する機能を搭載しました。

USB ポートでデータ収集が簡単に計測データを USB メモリーに自動保存します。
その他設定情報のバックアップやバージョンアップなども USB メモリーを介して行えます。

高精度の検出を実現するマスタリング機能
・減衰特性を持つドリフト成分を抽出し補正する機能です。
・テスト時間が短縮でき、安定した計測が可能になります。
・内容積の異なるワークでも共通のマスターチャンバーで使用できます。

1

アイコンで分かりやすい操作性

メニュー画面をアイコン化で直観的に分かりやすくし、難しいと言われている計測器操作を一新させました。

各種設定画面

設定時大きなテンキーが現れるなど、各種設定も分かりやすい画面表示で迷うことなくセットできます。

計測画面 6 種類切替可能

計測画面を状況に応じて切替表示できます。
詳細表示やシンプル表示など用途に応じ 6 種類を用意。また、表示項目をカスタマイズすることもできます。

クイックアクセスにより操作性向上

セットアップ時の設定操作がより使いやすくなりました。

■ その他の機能一覧
カラー液晶、5.7 インチの大画面（タッチパネル）
表示機能

インテリジェントエア回路

2

計測画面を 6 種類用意、状況に合わせた画面を表示できます。

排気時エアブロ－センサー保護機能（インテリジェントエア回路）

外部排気弁対応
センサー感度チェック、エアーバルブ動作チェック

毎回の測定時に自動でエアー回路のクリーニングを行います。
別途に排気弁ユニットが必要です。

排気干渉防止テスト後の排気のタイミングを外部で制御

チャージホールド

加圧工程を保持します。
漏れ箇所チェックを行う時に使用します。

コントロール I/O

NPN-PNP 共用タイプ
フェニックスコンタクトタイプはマイナスドライバー1 本でコネクターに結線可能。

シリアル通信RS-232C：2 ポート（前後に各 1 ポート）、
USB：1 ポートマスタリング
設定

曜日、インターバルと回数、待機時間、リミットオーバー回数、補正初期値、マスタリングリミット、ループ数

ドリフト学習補正、学習補正リミット、学習サンプル数

他の表示機能エラーコメント表示、トラブルシューティング表示、I/O モ
ニター、チャンネル名称、OK･NG カウンター、その他

空気作動弁動作確認、各センサーオフセット、CPU 動作、他

クイック取付金具

前面のビス 2 本だけで確実な取り付け取り外しが可能。狭いスペースに設置でき、メンテナンスも容易。

K(Ve)測定

リークマスターとオートリークキャリブレータ（ALC）による等価内容積測定機能を選択できます。

リークリミット設定機能

2 段階リミット設定：ワーク大/小 NG (UL2/UL)
マスター大/小 NG (LL2/LL)

テスト圧
電空制御機能電空レギュレーター搭載機種を用意しています。チャン
ネルごとに異なるテスト圧や高速チャージの設定が可能です。

ノイズリダクション（NR）機能UL NG～UL2 NG 範囲は再検出を行う、延長検出回数設定、テスト時間延長出力(サイクルオーバー解除用)

取扱説明書
ダウンロードUSB ポートから各言語の取扱説明書をダウンロードすることが出来ます。

ドリフト学習補正機能
セルフチェック機能

■空気回路図（インテリジェント 2 エア回路）

■仕様一覧
差圧*１

表
示
単位

分解能

0.1 Pa

精度保証範囲±1000Pa

精度±2.5% of rdg ±1Pa、但し 50Pa 以下は±2Pa

センサー過圧5 MPa

テスト圧kPa，MPa(海外用非 SI 単位 kg/cm２, PSI, bar, その他)

空圧源

クリーンエアーを使用。
元圧はテスト圧及びパイロット圧より高い圧力が必要。

パイロット圧設定設置搭載されているパイロット用フィルターレギュレー
ターで設定： 設定範囲 400～700kPa

配管接続口径Rc1/4（テスト圧源、ワーク配管、マスター配管）
Rc1/4（パイロット圧源）

3

Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa･m /s,
E-3 Pa･m3/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(海外用非 SI 単位 mmH2O, mmHg, inH2O,その他)

リーク量

等価内容積

RS-232C
2 ポート(D-SUB9 ピン)

mL, L (海外用非 SI 単位 in3, ft3)

リーク量表示3〜5 桁（浮動小数点）、サンプリングレイト 10 回/秒

リークリミット±999.9Pa 以下

チャンネル数32 チャンネル（00～31）

タイマー設定999.9 秒（分解能 0.1 秒）

USB ポート

電源AC100～240V±10%, 50/60Hz,80VA max

温度

使用温度: 5～45 ℃
保存温度: -20～60 ℃

湿度

80 %RH 以下、ただし結露なきこと

質量

約 10 kg（標準仕様）

標準取付品及び付属品*1 差圧センサーレンジ ±10kPa（D4）除く■型式A
B

リークデータのほかに設定値も同時に出力されます。

T/F 固定長出力

リークデータのみの出力。

その他

その他のフォーマット

データ保存

判定結果、リーク値、補正値、テスト圧、CH#、時間、他

設定値書き出しCSV ファイル

テスト圧用オイルミストセパレーターとレギュレーター（H20、H49 は除く）、パイロット圧用フィルターレギュレーター、電源ケーブ
ル、クイック取付金具、コントロール I/O コネクター、
検査成績書、取扱説明書

NOTE：レギュレーター、電空レギュレーター、電源ケーブルは CE 宣言には含みません。

LS-R902 (A B C.D.E)

空気回路

I/F 固定長出力
ID/F 固定長出力

型式記号 A、B、D、E は必須項目です。

A1: インテリジェント 1 回路、A2: インテリジェント 2 回路、AS01: 微小容積用回路、AS1: 小容積用 A1 回路、C: 外圧検出式回路
精密レギュレーター

M: 50 ~ 800kPa、L: 10 ~ 100kPa、L02：5 ~ 20kPa、V：-5 ~ -100kPa、H20: 2.0MPa 以下 *1、
H49: 4.9MPa 以下 *1

電空レギュレーター

MR: 50 ~ 800kPa、LR: 10 ~ 95kPa、VR: -5 ~ -75kPa

テスト圧範囲G: 外部排気弁対応 *2、J: リークマスター対応、K05: ALC-05 付、K1: ALC-1 付、K4: ALC-4 付、K10: ALC-10 付、B: バイパス対応(レギュレーター・フィルターなし)、B1: バイパス対応(レギュレーター付)、PV1: 連成圧 P センサー、F1: ブローオリフィス Ø1.2 *3、
R1: 電空対応 *4、RX02: ナイロンフィルター(パイロット圧側)、RX03: ナイロンフィルター(テスト圧とパイロット圧)、
RX06: フィルター交換、RX09: 温度補正(TCU ユニット対応)、RX10: 温度補正(TCU ユニット対応+ TCU ユニット一式)、
RX11: 100 チャンネル、N3: CC Link、N5A: EtherNet/IP、N6A: PROFINET、D4: 差圧センサーレンジ ±10kPa、PX1: ネジ NPT 仕様

Cオプション

DE

表示単位その他

UX1：SI 単位、UX2：全単位(海外のみ)、UX3: UL 規格対応

電源ケーブル

VA：125 V 電源ケーブル 3 m、VE：250 V 電源ケーブル 2 m、VK：AC250V 2m ケーブル付属(中国専用)*1 H20、H49 にはレギュレーターは付属しません。
*2 基本的に標準仕様です。外圧検出式回路(C)、又はテスト範囲が負圧(V・VR)の場合は選択出来ません。

*3 微小容積用回路(AS01)の場合、標準仕様です。
*4 精密レギュレーターの場合、選択可能です。

■外観3温度補正*1（オプション）
セットアップの時間を 50％以上大幅削減（当社比）
環境・製品等の温度をサンプリングし、最適な補正値を導き出します。

RX10 オプション選択時の主な機器

ワーク側温度センサー

治具側温度センサー

TCU-900

温度センサー延長ケーブル

産業用ネットワーク対応*1（オプション）
省配線で PLC との連携をサポートします。
計測結果をネットワークへ OUTPUT も可能です。

I/O 配線は不要 ➡ 専用コネクターで接続*1 オプションの 温度補正 及び 産業用ネットワーク対応の場合は、CE・UL 非対応になります。

エアリークテスター周辺機器
特注カプラー

リークマスター • キャリブレーター
LM-1C

QLC

マスターチャンバー
LC

空圧部品

I/O 変換ケーブル

バイパスユニット

PC リンクソフト 4

NL バルブG3 外部排気弁※このカタログの内容は 2023 年 10 月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

本社〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/

4

東京 (042)639-7874
北関東 (0285)30-0401
名古屋 (052)772-8787
大阪 (06)6395-2671

浜松
広島
東北
九州

(053)430-5073(082)264-5259(022)246-8701(092)477-2627

海外： 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム
インド・ドイツ・米国・メキシコ･ブラジル・オーストラリア

代理店

LS-R902-985A1-C 2310-015-BF