PyroCouple（パイロカップルとPyroEpsilon(パイロイプシロン） 放射温度計
概要• 測定温度範囲: -20°
C to 500°C• 高品質製品を低価格で提供•

PyroEpsilon(パイロイプシロン）は4-20mAにて放射率の変更可能•

短距離又は長距離から大小の対象物の温度測定が可
高速且つ安定した測定
応答速度、0.24ms
全てのモデルはEMC規格準拠
保護等級IP65、ステンレス製ハウジング
簡単、迅速は設置
多くのアクセサリを提供

•
•
•
•
•
•

＊右上のユニットはオプションのPyroTune（パイロ・チューン）モジュール

PyroCouple（パイロカップル）*表示器はオプション: ATR121

パイロカップルは高性能、低コストの放射温度計です。 測定温度
範囲は-20℃から+500℃を精度よく測定します。応答時間は0.24秒です。 二線式または四線式のどちらかにて提供します。
二線式PyroCouple(パイロカップル)は測定対象の温度測定を行い4/20mA で出力するシンプルな放射温度計です。 一方、四線式PyroCouple(パイロカップル)は測定対象の温度は0-50mV電圧出力または熱電対信号出力（J,K又はT熱電対）とし、放射温度計内蔵センサの温度を4/20mAで出力します。 この4/20mA は放射温度計が仕様で定められた正しい周囲温度で動作していることを監視するためです。 過熱または過冷却による損傷を防ぎ、また放射温度計の周囲雰囲気のおおよその温度の確認にも使用できます。
主な特長
••
•
•

PyroEpsilon(パイロ・イプシロン)シリーズは高品質、低価格かつコンパクトな非接触赤外線放射温度計です。 接近が困難な場所、また移動する対象物の温度測定に最適です。 測定温度範囲は(-)20 ℃～(+)500℃、応答時間は0.24秒です。
測定対象の表面温度は4／20mA として比例出力されますので、多くのアプリケーションに適用が容易、また温度調節計、PLC(シーケンサ)などに簡単に接続できます。 測定対象の放射率の変動にも対応、0.2から1.0までの範囲を4／20mA 信号を使用して自動調節できます。
またはオプションのPyroTune（パイロ・チューン）モジュールを使用すれば手動でも放射率の調整ができます。 4／20mA 入力信号端子を遮断または短絡しますと、放射率はデフォルト値の0.95に自動設定されます。
主な特長

測定温度範囲はー20℃～500℃
放射率は0.95に固定

二線式4/20mA出力または四線式の電流・電圧・熱電対出力提供

四線式ユニットは内蔵されたセンサ温度も装備•

測定距離と測定径の比(D/S比)は2:1, 15:1 または30:1から選定•

オプション、水冷空冷ハウジング、エアパージカラ、レーザ照準ツールも提供

CALEXテクノロジー株式会社

PyroEpsilon(パイロイプシロン）•

測定温度範囲はー20℃～500℃•

測定対象の温度に比例した2線、4/20mA出力•

オプションのPyroTune (パイロ・チューン)モジュールの使用により手動で放射率の調節が可能•

測定距離と測定径の比(D/S比)：2:1, 15:1, 30:1から選択•

オプション、水冷空冷ユニット、エアパージ治具、レーザ照準ツール及び放射温度計用取付治具を提供。

•

https://calextechnology.com

4/20mA 信号入力により放射率の調整が可能℡045-228-9447/fax045-228-8466

1/4

配線図

PYROCOUPLE（パイロカップル）
2線式 (option 0)

PYROEPSILON(パイロイプシロン）
電源
PWR++

PWR-

-

4-20mA

表示器またはコントローラ+

PWR+4-20mA = 測定対象物の温度

PWR-

出力 1 から 4 のみ(optional)

4線式 (options 1から 5から選択)

電源+

表示器またはコントローラ-+4-20mA

4-20mA = 測定対象物の温度
PyroTune又はPLC表示器またはコントローラ
OP--

OP++

電源

mV/TC = 測定対象物の温度
電源+ -

PWR+
PWR-4-20mA-IPIP++4-20mA

表示器またはコントローラ+ - SC 0V 24V

4-20mA = 放射率の設定+4-20mA = センサの温度

測定距離と測定径の比（D/S比）(90% エネルギー)

11.984.42.40.5

D:S 2:1
61.90

スポット径（インチ）4

センサと測定対象物間の距離（インチ）

111.9
200

100

測定対象物とセンサ間距離 (mm)スポット直径(mm)

スポット径
（インチ）

0

スポット直径(mm)

センサと測定対象物間の距離（インチ）

019.7500

11.901.8

スポット径
（インチ）

1.178.61000

測定対象物とセンサ間距離 (mm)

センサと測定対象物間の距離（インチ）
03.9

7.90.50.200.49

11.95.012.50100

200

D:S 30:1
28.6500

45.21000測定対象物とセンサ間距離 (mm)-301

CALEXテクノロジー株式会社

https://calextechnology.com

スポット直径(mm)

スポット径（インチ）
スポット直径(mm)

0.5

39.4

45.2

-151

センサと測定対象物間の距離（インチ）19.7

D:S 15:1

11.9-2103.1

1.8

0.5

039.4

測定対象物とセンサ間距離 (mm)-CF

℡045-228-9447/fax045-228-8466

2/4

PYROCOUPLE（パイロカップル）およびPYROEPSILON(パイロイプシロン）仕様
PyroCouple（パイロカップル）の出力

PyroCouple（パイロカッ 測定対象物温度の出力プル）
オプション

センサヘッド内蔵温度の出力-14-20 mA-0

4-20 mAなし-3Type J 熱電対信号

4-20 mA-40-50 mV

Type K 熱電対信号

4-20 mA

PyroCouple（パイロカップル）
上の表参照

PyroEpsilon(パイロイプシロン）
2線式 4-20 mA
LT = -20 to +100 ºC
MT = 0 to 250 ºC
HT = 0 to 500 ºC
読値の±1% 又は ±1℃, どちらか大きい方読値の±0.5% 又は ±0.5℃, どちらか大きい方0.95に固定
設定範囲：0.2 to 1.0（ 連続した4-20 mA 入力信号により設定）
240 ms (90% 応答)
8 to 14 μm
24 V DC (28 V DC max.)
6 V DC
900 Ω ( 4-20 mA 出力時)
56 Ω (電圧/熱電対出力)
50 Ω
20 mA max. (PyroCouple（パイロカップル）-5 モデルは: 3.2 mA @ 24 V DC)

出力
測定温度範囲
測定精度
繰返し精度
放射率
応答時間, t90
測定波長
供給電源電圧
最低動作電圧
最大ループインピーダンス
出力インピーダンス入力インピーダンス
消費電流

ボーレート

-フォーマット-* Other configurations available upon request

機械的仕様
ハウジング材質
外形寸法
取付ネジサイズ
標準付属ケーブル長
重さ
環境仕様
保護等級
使用周囲温度
使用相対湿度ステンレス製
18 mm 直径 x 103 mm 長さ
M16 x 1 mm ピッチ
1m (延長ケーブルはオプション)
95 g
IP65
0ºC ～ 70ºC
95% max. 結露しないこと

PYROTUNE（パイロチューン）の仕様（オプション）
出力信号
供給電源電圧表示フォーマット
表示単位
放射率の設定
機械仕様
材質
取付方法
外形寸法
重さ

ポリカーボネート樹脂、ガスケット、透明カバー
平面
65 (高さ) x 50 (幅) x 35mm（奥行）
72 g

保護等級
使用周囲温度
使用相対湿度IP65
0ºC to 70ºC
95% max. 結露しないこと

環境仕様

CALEXテクノロジー株式会社

4-20 mA PyroEpsilon(パイロイプシロン）
センサの放射率設定用24 V DC (13 V から 28 V DC)
3.5 digit LCD
放射率 (0.2 to 1.0) 又は電流 (4 - 20 mA)
押しボタン (raise/lower/set)

https://calextechnology.com℡045-228-9447/fax045-228-8466

3/4

アクセサリエアパージ用カラ 型式 APSW: 2:1用； APSN: 15:1,30:1 & CF用 エアパージカラは埃、煙、湿気などその他塵埃をレンズから排除するため使用します。

1方向可動取付金具
FBS

レーザ照準ツール 型式 LSTS:
測定対象を明確にするためにセンサの前部にネジ止めされます。 一度、測定対象を特定した後、レーザ照準ツールは取り除くことができます。

水冷空冷用ハウジング 型式 WJ

製品の型式記号の最後に接尾辞として付加
水冷空冷用ハウジングを使用しますと70℃を超える周囲温度雰囲気で使用できます。センサのレンズ表面の結露を防止するためにこのハウジングはエアパージカラと一緒に提供します。
このハウジングはセンサと一緒に注文ください。 後付は出来ません。

2方向可動取付金具
ABS6-チャンネルタッチ
スクリーン・インターフェース（温度表示、設定及びデータロギング用）
PyroBus（パイロバス）専用 PM180

PyroTune（パイロチューン）放射率設定用、PT
PyroEpsilon(パイロイプシロン）専用

2つのレーザー照準ツール,
可動形DLSBAS 又は固定形 DLSBFS

センサヘッドのガラス保護用カバー（枠はステンレス製）PWS (PyroEpsilon(パイロイプシロン）とPyroBus（パイロバス）のみ）

ご注文方法
PC

151

MT

0WJnM

延長ケーブル長
水冷空冷用ジャケット(空白) = なし
WJ= エアパージカラー付水冷空冷用ジャケット
出力オプション (PyroCouple（パイロカップル）のみ)
0 = 2 wire, 4-20mA
1 = 4-wire, 0-50mV (測定対象物温度), 4-20mA (センサ自身の温度)
3 = 4-wire, J Thermocouple (測定対象物温度), 4-20mA (センサ自身の温度)
4 = 4-wire, K Thermocouple (測定対象物温度), 4-20mA (センサ自身の温度)例）Model PC151HT-4：K 熱電対出力（測定対象物温度：0ºC to 500ºC と 4-20 mA 出力：センサ自身の温度に比例. For simplicity, the sensor temperature range is always set the same as the target temperature
range

温度測定範囲 (PyroCouple（パイロカップル）とPyroEpsilon(パイロイプシロン）のみ)
LT = -20 to +100 ºC
MT = 0 to 250 ºC
HT = 0 to 500 ºC (PC21 型では提供なし)
測定距離と測定径の比（D/S比）
21 = 2:1 比率のレンズ使用
151 = 15:1 比率のレンズ使用
301 = 30:1 比率のレンズ使用
CF = 近接焦点レンズ使用 ( 100mm の距離でスポット径 5 mm)

放射温度計シリーズ
PC = PyroCouple（パイロカップル）
PE = PyroEpsilon(パイロイプシロン）

CALEXテクノロジー株式会社* ご注文方法の例: PC151MT-0:
PyroCoupleセンサ、15:1、温度範囲 0〜250℃、4-20mA、リード線 1m
PC151MT-0-5M: PyroCoupleセンサ、15:1, 温度範囲 0〜250℃、4-20mA、リード線 5m
PE151MT-3M: PyroEpsilonセンサ、15:1, 温度範囲 0〜250℃、4-20mA、リード線 3m

https://calextechnology.com℡045-228-9447/fax045-228-8466

4/4