コンピュータ集中制御

高感度磁気異方性トルク計

システム構成参考写真

概TM-TR2050-HGC型

要

本装置は磁性薄膜を中心とする磁性材料の磁気異方性トルクを測定する装置です。電磁石を回転させることにより磁界の方向を変え試料各方向に働くトルクを測定します。特に高感度を要する測定に偉力を発揮し、これまでバックグラウンドに埋もれていた微小トルクを測定することができます。

特長・ラインレーザー光を使用し、ミラー反射角度を検知する高感度トルク計です。
・誰にでも、サンプル交換が簡単に出来る、保護用のクランプが付いています。
（外部ツマミによる吊り線保護の為のクランプ機構です。）
・内部真空時でもミラーオフセット調整が外部ツマミにより、容易に行えます。
・測定は連続回転させながらデータを取り込むスィープ法と、設定した角度ごとに回転を停止して測定値を平均化し、振動等の外乱を軽減するプロット法があります。
・測定データは、フーリエ解析（θ～３２θ）はもとより、平均処理、回転ヒステリシス損失、Hkgrain、回転ヒステリシス積分（ＲＨ）の算出、ＢＧ補正、位相補正等をコンピュータにより計算、処理、保存、プリンター出力を行います。
主な営業品目○電磁石各種(Ｗヨーク型・ＹＳ型・その他特注応用型） ○ソレノイドコイル ○ヘルムホルツコイル ○超電導マグネット○振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス○交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

株式会社 玉川製作所〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電 話 022(247)5671(代) ＦＡＸ 022(249)3648

構成型

式

項 目
《本 体 部》
測定範
囲
感度
測 定 レ ン ジ分
解
能ノイズ
バックグラウンド
再現性
最 大 試 料 寸 法
測定温度
真空度《ガウスメーター》
測 定 レ ン ジ精度《電 磁 石》型
名測定
項目磁極間隔磁
極直径
最 大 発 生 磁 界
冷却
方式
回転
方式
走行
方式
《電源》
型
名タイプ
出力コントロール
最大出力
安定度
冷却
方式
《データ処理制御装置》
コ ン ピ ュ ー タ
デ ー タ 出 力
《真 空 装 置》
真 空 ポ ン プ
真空計
《温度測定装置》
温 度 調 節 計
電 気 炉 電 源
《定格》
入力
電力
〃
冷却水（電磁石）
冷却水（電源）
総重量

TM-TR2050HGC 型

TM-TR1550HGC 型

TM-TR0550HGC 型

0.002dyne-cm〜300dyne-cm
0.0005dyne-cm
0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300dyne-cm±にて 12 ビット
0.002dyne-cm 以下10kOe にて 0.03 dyne-cm±1％12φ
窒素温度〜200℃、室温〜900℃
5×10−４torr
10G, 30G, 100G, 300G, 1KG, 3KG, 10KG, 30KG
±0.5％以内（レンジフルスケール）
TM-WLF10517GR-2010’99型 TM-WLF10515GR-156 型 TM-WLF10515GR-051.5FA型
室温測定 高低温測定 室温測定 高低温測定 室温測定 高低温測定
28 ㎜
50 ㎜
28 ㎜
50 ㎜
28 ㎜
50 ㎜
80 ㎜φ
100 ㎜φ80 ㎜φ100 ㎜φ80 ㎜φ100 ㎜φ25kOe
20 kOe
22kOe
15kOe
10kOe
5kOe
水冷 12 ／分
水冷 6 ／分
ﾌｧﾝによる強制空冷
手動、リモコン、コンピュータ（GP-IB 制御）
レール上 手動
TM-PSBCW10080-234 型 TM-PSBCW6060-234 型 TM-PSBCA1540-234 型
バイポーラ直流定電流電源±10V アナログ入力±100A ±80V
±60A ±60V±15A ±40V±1×10−４
水冷 14 ／分
水冷 9 ／分
ﾌｧﾝによる強制空冷

ＣＰＵ：ペンティアム 300MHz 以上
インクジェットプリンター（A4）
空冷式 拡散ポンプ 到達圧力 10−４Pa
ペニング真空計 測定圧力範囲 1.3×10−３〜1.3Pa
ＰＩＤ制御方式 デジタル指示計（RS232C 付）
定電圧直流電源 10A，55V
200V 3φ 50A(１個) 200V 3φ 20A(１個)100V 1φ 20A(2 個)←
水冷 12 ／分（連続使用時） 水冷 6 ／分（連続使用時）
水冷 14 ／分（連続使用時） 水冷 9 ／分（連続使用時）
約３６００kg
約２３００kg

200V 1φ 10A(１個)←
ﾌｧﾝによる強制空冷
ﾌｧﾝによる強制空冷
約１０００kg☆製品の外観・仕様につきましては、改良のため変更する場合があります。

特長★ラインレーザー光を使用し、ミラー反射角度を検知する高感度トルク計です。
★誰にでもサンプル交換が簡単にできる保護用クランプがついています。
（外部ツマミによる吊り線保護の為のクランプ機構です。
）★内部真空時でもミラーオフセット調整が外部ツマミにより容易に行なえます。
★測定は連続回転させながらデータを取り込むスイープ法と設定した角度ごとに回転を停止して、測定値を平均化して振動等の外乱を軽減するプロット法があります。
他に、コンピュータによりトルクの時間変化等、特殊な測定も可能です。
★測定データはフーリエ解析（θ〜３２θ）はもとより、平均処理、回転ヒステリシス損
失・Ｈk grain・回転ヒステリシス積分（ＲＨ）の算出、ＢＧ補正、位相補正等をコンピュータにより計算処理、保存、プリンター出力を行います。
★電磁石の回転（−１８０°〜＋５４０°）をコンピュータによりコントロールする為、回転スピードや角度の設定が正確に出来ます。
★サンプルの位置設定がＸＹＺテーブルにより、簡単に行えサンプルの傾きが生じません。
★電磁石はレール走行の為、振動試料型磁力計（ＶＳＭ）、磁歪装置等を併設でき、電源、真空装置、コンピュータ等を共用できるので大変経済的です。
機能

１トルク曲線特性（フーリエ解析を含む）及び温度変化特性の測定

２

回転ヒステリシス損失の測定、解析

３４５°トルク法の測定､解析対象となる磁性材料
１磁気テープ２光 磁 気 膜

３垂直磁化膜４各種磁性薄膜

解析処理内容１スムージング（ＳＷＥＥＰ法）

２スプライン補間（ＰＬＯＴ法）

３

フーリエ解析（２、４、６θ解析 及び θ〜３２θ解析の２種）

４異方性定数の算出

５

垂直磁気異方性の算出（４５°トルク法）

６異方性磁界の算出（４５°トルク法）

７飽和磁化の算出（４５°トルク法）

８

回転ヒステリシス損失の算出および回転ヒステリシス積分（ＲＨ）の算出

９Hk grain の算出

１０Ｂ.Ｇ補正 及び 位相調整

１１

解析データの出力（プリンター）

ファイル名 ：E:\trqwr\01-037-06.TRQ

5Wr (dyne-cm)

432
100
サンプル名
コメント
測定日
測定時間

0.2

0.4
0.6
1/H (1/kOe)：01-0307-06：：01/09/26 11:40:42：478.00

トルクレンジ ：3(dyne-cm)
磁界20000(Oe)
磁極間隔28(mm)
試料温度：20(℃)
体積：1.00E-06
測定パターン ：custum̲angle
測定モード ：
測定点数：39
面内薄膜磁気記録媒体の層構成
C 保護膜（７nm)
CoCr18Pt20B4 磁性層（20nm)
CoCr40 中間層（1.3nm）
CrMo50 下地（10nm）
NiP/Al 基板（東北大学 電子工学科 高橋研究室ご提供）

Hc
Ms
A2(Ku)

0.8=6.30E+00(kOe)=3.22E-04(emu)=2.76E+00(erg)Hkg=1.73E+01(kOe)
Hc/Hkg=3.64E-01
Hk(2θ)=1.72E+01(kOe)
Hk(2θ)/Hkg =9.92E-01
Hp=6.00E+00(kOe)
Hp/Hkg=3.46E-01
Rh=1.41E+00
FWHM=8.62E-02(1/kOe)1高感度磁気異方性トルク計システム構成図
真空容器
ミラー

トルク測定アンプ

真 空 計
真空ポンプ

ﾗｲﾝ・ﾚｰｻﾞｰ
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｺｲﾙ

CDSﾌﾞﾘｯｼﾞ

ＸＹＺテーブル

ガウスメーター

温度調節計
電気炉電源

回 転 台
コントローラー

ホール素子プローブ
電気炉
励磁電流

バイポーラ
直流定電流電源

回転角度、回転速度制御

計算機
ＲＳ２３２ＣＣ
プリンター

Ｐ D/Ａ変換ボード
Ｕ

ディスプレイ

ＧＰ－ＩＢ

Ａ/Ｄ変換ボード

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ
ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）ホームページ アドレス
E-mail アドレス

http://www.tamakawa.co.jp
catalogs@tamakawa.co.jp
ZYQ

株式会社 玉川製作所〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電 話 022(247)5671(代) ＦＡＸ 022(249)3648