CALEX 和文カタログ PYROUSB-J REV1220527

PyroUSB (パイロUSB）放射温度計

便利なUSBによる簡単コンフィギュレーションと4/20mA出力

金属表面温度45℃から測定可能な金属用放射温度計 PUA2形
一般用のPUA8形及びガラス用PUA5の3種類提供•

測定温度範囲 ー 40 ℃～ 2000℃•

小型センサヘッド、4-20mA 信号出力、2 線式•

金属測定に最適な短波長による精度向上•

USB 経由、MODBUS 信号により自由にコンフィギュレーション（設定）可能•

金属以外に高温対象物とガラス表面の測定も可能
もちろん、一般対象物にも対応•

ピーク値及び谷値ホールドのモード採用によりベルトコンベヤー上の対象物の測定が容易•

ステンレス製の収納容器（ハウジング）•

保護等級保護等級 IP65•

測定対象の位置決めに便利なレーザーアクセサ
リ（オプション）PyroUSB シリーズは―40℃～ +2000℃までの温度は精度よく測定できる製品を揃えています。応答時間は 200ms（0.2 秒）です。

配線についてセンサヘッドは4-20mA線、USB線または両方を接続した状態で動作します。
赤電源+ ー

センサヘッドはアンプを内蔵し 4-20mA 信号を出力しますので、そのまま表示器、コントローラ、レコーダ又は Data Logger( データロガー）に直接接続できて便利です。

ー

表示器又はコントローラ+

黒赤

使用できます。放射率に大きい、紙、厚いプラスチック、食品、電源+ーー+

黒汎用アプリケーション：
型式 PU8 (8 ～ 14 μ m の波長）は―40℃～ 1000℃の温度測定がシールド線の接地

センサヘッド筐体接地

測定対象物により測定波長が異なります。

表示器又はコントローラ＊2点接地はダメ

医薬品、ゴム、アスファルト及び表面塗装された物質に適しています。低温域まで測定できるため食品保存、ロジスティック関連及び倉庫管理に適しています。
短波長アプリケーション：
型式 PUA2 (2.2 μ m）は 45℃～ 2000℃の温度測定ができます。

USBコンピュータ

放射率が小さい多くの反射金属表面温度を精度良く測定できます。また、窓ガラスを透して中の高温対象物の測定にも適しています。
硝子アプリケーション：

N/C

型式 PUA5 (5 μ m）は 200℃～ 1650℃の温度測定が可能です。

USBコンピュータ(記)

放射温度計はセンサヘッド筐体またはシールド線のどちらかで1点接地してください。

ガラス反射が少ない波長によりガラス表面温度測定に最適です。
全ての型式は USB ポートによる通信に対応、USB ケーブルとWindows 用ソフトウエアを付属しています。全てのデータはMODBUS により伝送できます。付属 USB ケーブルはセンサヘッド接続部で保護等級 IP65 に適合しています。

CALEX テクノロジー株式会社℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

https://calextechnology.com

1/4

CALEX 和文カタログ PYROUSB-J REV1220527

型式 (PUA8)
スポット径(インチ)

スポット径(インチ)Spot Dia.
(inches)

Spot Dia.
(inches)
Spot Dia.
(mm)

13575
13515003000
015003000
Distance: Sensor to object (mm)測定距離と測定径の比（D/S比)mm
251251

スポット径(mm)7515

測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
Distance: Sensor to object (inches)
Distance: Sensor to object (inches)
07.9 3.9
019.7
39.4
03.9
019.7
39.4
1.2
1.9 1.2
0.6
1.9
0.6
0.6
0.2
0.60.2
0.6
D:S 30:1
D:S 30:1
51515 515151532
48 32
480200100
01000 500
0100
0500
1000
Spot Dia.
(mm)

0

スポット径(mm)Distance: Sensor測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
to object (inches)
059.1118.1059.1
118 .1
5.3
3.00.6
D:S 25:1
D:S 25:1

スポット径(mm)型式 (PUA5)

スポット径(インチ)

測定距離と測定径の比（D/S比）＊90%エネルギーを測定

Distance: Sensor to object (mm)測定距離と測定径の比（D/S比)mm
測定距離と測定径の比（D/S比)mm
Distance: Sensor to object (mm)
CF301
CF
301

(記）上図に示されている以上の距離からも測定しますが、スポットサイズは大きくなります。

ソフトウエア

放射温度計はソフトウエアでコンフィギュレーション（設定）できます。また測定値の表示もできます。同時に温度チャートの取得とデータロギングもUSB接続により可能です。３つのソフトウエアを提供しています。
① CalexConfig（カレクッスコンフィグ）無償
Vista以降のWindows OSに適合しています。
タッチにより簡単に設定が出来ます。
このソフトウエアはCALEX社または弊社ホームペー
ジから無料でダウンロードできます。
CalexConfig② Third party software（他社のソフトウア）
MODBUS（モドバス）出力の放射温度計の場合、他のMODBUS（モドバス）対応機器と接続できます。

エ特長（CalexConfig)
温度表示機能温度チャートのスクローリング
Excel対応のコンマ区切りのテキストファイルに変換してのデー
タロギング
PyroUSB（パイロUSB)形放射温度計の設定:
放射率
平均化
ピーク値及び谷値ホールド処理
反射エネルギー補正
4-20 mA 出力のスケーリング

外形寸法図

228

取付ナット
（付属）

ネジサイズ：M20 x 1mm

4-20mA出力
リード線（1m 標準付属）

USBケーブル用ソケット

1552
27.6
CALEX テクノロジー株式会社

61℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

https://calextechnology.com

2/4

CALEX 和文カタログ PYROUSB-J REV1220527

一般仕様
型式
測定波長アプリケーション
温度測定範囲＊応答時間
信号出力

PUA22.2 μ m
金属と高温対象物
45℃～ 2000℃内で選択

通信

PUA55μm
硝子
50℃～ 1650℃
200 ｍ s2 線式、4-20mA（測定値に比例）

PUA8
8-14 μ m
一般対象物-40℃～ 1000℃

USB2.0 を経由した MODBUS 信号（着脱可能 USB ケーブルとソフトウエア含む）

オプティックス（光学素子）
拡散形又はフォーカス形から選択（D/S 比の表参照）
測定精度± 2℃又は読値の 1％のどちらか大きい方± 1℃又は読値の 1％のどちらか大きい方
繰返し精度± 0.5℃又は読値の 0.5％のどちらか大きい方
放射率設定
0.1 ～ 1.0 の範囲で任意設定
最大スパン（4-20mA）
温度測定可能全範囲最小スパン（4-20mA）
100℃
金属表面温度 25℃から測定できる特注製品、PUA-2-151-LT-CI5432 も提供可。但し、25 ～ 45℃は精度保証できない参考値です。

電気仕様

供給電源

24VDC (28VDC 最大）

最大ループインピーダンス

900 Ω＠ 24VDC

センサヘッド必要電圧

測定可能最低温度(PUA2-151-LTのみ対象）

6VDC

機械仕様

材質

ステンレス製

寸法160

径 27.6 X 61mm( ケーブルグランド含む）

140

M20 x 1mm ピッチ、15mm 長

4-20mA 出力ケーブル

1m 標準付属、オプションで最大 30m

重さ100155g

USB ケーブル長1.8m
IP65

使用相対湿度 RH

95％

使用周囲温度TS = 25°C

400.1

0℃～ 70℃

使用周囲温度TS = 50°C

8060

環境仕様

容器保護等級

TS = 70°C

120

Tmin (°C)

ネジサイズ

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ε0.7

0.80.91.0

グラフは放射率とセンサヘッドの温度と最低測定可能温度の関係を示す* Ts : はセンサの周囲温度を示す

結露しないこと

0℃～ 70℃（オプションで冷却ユニット提供）

測定距離と測定径の比（D/S比）＊90%エネルギーを測定

型式 PUA2(インチ)

スポット径215

1500

3000

測定距離と測定径の比（D/S比)mm
PUA2-151
測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
059.1

118.10.60.82.21520550

1500

3000

118.10.6

2.45.3156013501500

3000(インチ)

スポット径10059.1(mm)

00

スポット径

(mm)

D:S 15:1

測定距離と測定径の比（D/S比)インチ(インチ)

15118.18.5

スポット径

0.63.9(インチ)

スポット径59.1

スポット径

測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
0D:S 25:1

測定距離と測定径の比（D/S比)mm
PUA2-251

測定距離と測定径の比（D/S比)インチ
019.70.60.3

157.50500

39.4
1.2

測定距離と測定径の比（D/S比)mm
PUA2-751(mm)(mm)

スポット径

D:S 75:1
スポット径*301000

測定距離と測定径の比（D/S比)mm
PUA2-CF(記）上図に示されている以上の距離からも測定しますが、スポットサイズは大きくなります。

CALEX テクノロジー株式会社℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

https://calextechnology.com

3/4

CALEX 和文カタログ PYROUSB-J REV1220527

製品型式の一覧
短波長（例：金属） PUA2251

MT

WJ

GHT

WJ

硝子用

PUA5251

汎用

PUA8301

WJ

各種アクセサリ冷却ユニット：（空白）なしWJ 空水冷ジャケットとエアパージカラー付
測定温度範囲：型式 PUA2
LT *PTMTHT

45°C ～ 300°C(151 型のみ)
100°C ～ 400°C(151 型のみ)

250°C ～ 1000°C
450°C ～ 2000°C

型式

PUA5

型式

PUA8

GLT
GHT
(空白)

レーザー照準ユニット(型式 LSTL)

角度方向調整取付金具（型式 ABL)

50° C ～ 1000°C
200°C ～ 1650°C
全ての型式:-40°C ～ 1000°C

測定距離と測定径の比（D/S比）
型式
151
251
751
CF

PUA2
15:1 比のオプティックス(LT & PT 型式のみ)
25:1 比のオプティックス
75:1 比のオプティックス
フォーカス形

型式
251

PUA5
25:1 比のオプティックス

型式

PUA8

水冷空冷用ジャケット（ 型式 WJ )(注記1)

エアパージユニット(型式 APL )30:1比のオプティックス
301
CF フォーカス形 (100mmの距離で5mmのスポット径
測定波長
PUA22.2μm:表面反射する金属及び高温対象物

PUA5
PUA85μm：ガラス表面温度測定用
8～14μm、一般用（大半の対象物）

２つのレーザー搭載照準ユニット(型式 DLSBFL/DLSBAL)＊詳細は別紙参照* PUA2は特注で25℃から表示できる製品も製作可能です。
仕様等に関しては別途お問い合わせください。
** 型式 PUA5の最低ご注文数量は50台です。

その他のオプション・アクセサリ•
校正証書：CALCERT-A
•

•

•
•

防塵対策保護窓（ 型式 PWL)

再校正書：CALCERT-B

レーザー照準ツール：LSTL

2連レーザー照準ツール：２方向可動形DLSBAL, １方向可動形 DLSBFL
取付金具：２方向可動形 ABL, １方向可動形 FBL•

エアパージカラー：APL (* 材質：アルミナ）•

延長ケーブル: 末尾に "nM " 追記 例：5mの場合 ”-5M”*指定なき場合、4-20mAの標準ケーブル長 1mです。
オプションで最大30mまで可•

防塵対策保護窓：PWL

CALEX テクノロジー株式会社

その他のアクセサリ：● 固定式取付ブラケット( FBL )延長アナログ出力ケーブル（最大30m):
冷却なしの場合：PUACE
冷却ユニット付の場合：PUACEHT● 3点校正証書：CALCERTA℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

https://calextechnology.com

4/4