DIGITAL FLOW METER

DF-R280

Digital Flow Meter适用于从生产线到实验室的各种检测
大型液晶显示屏可以显示包括流量值在内的多种信息精度可达显示值的±1％* ※流量量程大于 1 L/min特点图标显示、一键触摸即可打开各个画面。
测试压、流量的波形显示。
语言显示切换功能 (日语/英语/中文)
具有各种保持功能
通过确认所需的数据、提供确切的信息
利用 USB 接口接收数据。
最多可显示 4 位
具备网上可使用 FTP 功能（搭载了内存器时）■ 应用实例• 实验室的高精度流量仪设备• 汽车零部件的流量检测、泄漏检测• 燃气设备的流量检测• 各种阀门的流量检测
• 医疗器械的流量特性检测• 泵・配管的流量检测• 其它汽车相关部品

发动机检测

消音器

进排气门过滤器相关产品燃气相关器具

空气过滤器

燃气灶

机油过滤器

安全栓

燃气表

DF-R280-985C1-D

● 测试画面可选择详细・波形・简明。

● 可选择日语・英语・中文。

● 轻触屏幕后会出现所需的选择画面、数字键等。

● 空气温度・测试压・大气压传感器标准配备。通过各种● 具有各种保持功能

修正实现高精度测试。

可对温度传感器・大气压传感器・测试压传感器进行校正● 因为外部 U 盘可连接至 USB 接口、所以可导出 DFR280 的测试设定・测试结果。另外、可将测试结果以csv 文件直接下载到 U 盘。

可选择实时值・最大值・最小值・最大值―最小值的保持● FTP 功能储存在内部的品质管理数据可以通过以太网共享。

FTP 功能 设定 项目存储在内部的品质管理数据

DF-R280-985C1-D

■ 功能一览
彩色液晶
触摸屏

可从主菜单到测试画面・测试设定・系统

测试画面

可选择标准・简明・波形等。

流量对应量程可选择10mL/min～ 500L/min 的各种量程

各种设定操作通过触摸屏选择每个项目输入。

传感器标准配备了温度・测试压・大气压的各种传感器

流量极限设定2 段极限设定

换算温度

0°C, 15°C, 20°C, 25°C, （70°F）

显示语言・修正・解析等各个项目展开操作。

上限NG（UL2/UL）下限 NG（LL2/LL）
换算流量显示流量显示（在换算温度和1 个大气压下的体积换算值）

数字滤波功能日语・英语・中文滤波数可设定为 1～50，根据滤波次数显示值被平均，使测试值更加稳定。

USB 接口标准配置、（1 个接口）用户倍率

可吻合任意的流量值。

RS-232C

2 个接口标准配置、可对应替换 DF-2820 系列后的双向通讯

内部存储

以太网用16G（选配）■规格一览流量传感器层流式传感器（层流管）测试流体流量量程大气压传感器测试压传感器空气层流管 8 个最多对应 16 个量程
范围：700 ~ 1200 hPa
精度：± 0.5% of F.S. + 1digit
耐压：50 kPa 以下: F.S.量程的 10 倍
100 kPa 以上: F.S. 量程的 2 倍
精度：± 0.2% of F.S. + 1digit

管压修正通过内置的压力传感器自动修正大气压修正使用温度范围
湿 度差压接口口径重 量通过内置的大气压传感器自动修正5～45 ℃
80 %RH 以下、但不结露Rc1/8
约 8.2kg

外形尺寸（mm）

100 ch（0～99）

频道数流量显示单位压力显示单位电 源
选配(W) 283 x (H) 189 x (D) 382
双向通讯

数据的读取・写入
DF 格式（各种数据）mL/min, L/min, mL/s, L/s, L/h, m3/h (CFH, CFM)
如果采用SI 单位则无法使用（ ）内的单位设定。
kPa、MPa、（PSI、kg/cm2、Bar、mbar、mmHg、cmHg、inHg、mmH2O）
如果采用SI 单位则无法使用（ ）内的单位设定。
AC100～240 V±10%, 50/60 Hz,100 VA max
电源线可选用 125 V 或 250 V模拟输出
流量＋测试压内部存储
16G （FTP 功能用）

RS-232CUSBLAN通讯接口

标准资料及附件固定长输出28 格式
与 DF-2800 相同的输出形式。

波特率（bps）

1200、9600,19200,38400,57600,115200

数据的保存・读取・备份等带有FTP 功能
PHOENIX CONTACT（DFMC 1,5/20-ST-3,5LR）
快速安装支架、各种通讯接头、检查报告、质
量追踪体系相关文书、操作说明书、电源线、差压接头・配管■型号 DF-R280- A.BB‘CD-E-F（換算温度、流量量程・单位、精度、测试压传感器）
分类

・流量量程请参照下面的量程表。

A

层流管数BB’

层流管量程C测试压传感器D选配E

单位（必选）

F电源线

・1L/min 以上的量程可对应 L 量程・U 量程的2 个量程的校验。
※

L 量程的校验费需另计。

・测试压传感器量程
10 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 500 kPa, -100 kPa※

如需使用其它的测试压，请与本公司联系。

・UX3 正在准备之中 *1

符号1~8
10mL~500LL01
L05
LM
VA
D
UX1
UX2
UX3
VA
VE
VK

内容
层流管数
写明所有层流管量程
1～10 kPa
10～50 kPa
10～100 kPa (标准)30～500 kPa-10～-70 kPa
模拟输出（流量值、测试压值）
内存 16G （FTP 内存）
SI 单位 (日本国内必选)
非SI 单位 (仅限海外销售)
非SI 单位 (仅限美国销售) *1
125V 电源线3 m
250V 电源线2 m
250V 电源线2 m（中国专用）DF-R280-985C1-D层流式传感器（层流管）可选择 F.S.10mL/min～ 500L/min 的各种量程
可测试泵的吐出流量等有脉动的流量
与旧型号 DF-2820/2810 使用的流量传感器具有同等性能
没有可动部件，坚固耐久■ 层流管量程（层流管另售）符号层流管型号量程范围和显示位数

测试压10ML
20ML
50ML
100ML
200ML
500ML

LF-104N-10C
LF-104N-20C
LF-104N-50C
LF-104N-100C
LF-104N-200C
LF-104N-500C

0.00 ~ 10.00 mL/min
0.00 ~ 20.00 mL/min
0.00 ~ 50.00 mL/min
0.0 ~ 100.0 mL/min
0.0 ~ 200.0 mL/min
0.0 ~ 500.0 mL/min

990 kPa

符号

层流管型号

1个量程（F.S）精度范围
显示位数

L量程范围
显示位数

1L
2L
5L
10L
20L
30L
50L
100L
200L
500L

精度（Max）

量程（R.D）精度范围
U 量程范围
显示位数0.300 ~ 1.000 L/min
0.600 ~ 2.000 L/min
1.500 ~ 5.000 L/min
3.00 ~ 10.00 L/min
6.00 ~ 20.00 L/min
9.00 ~ 30.00 L/min
15.00 ~ 50.00 L/min
30.0 ~ 100.0 L/min
60.0 ~ 200.0 L/min
150.0 ~ 500.0 L/min・大气压时±1.0 % of F.S.±1 digit・测试压时±1.5 % of F.S.±1 digit

测试压精度（Max）

0.000 ~ 0.300 L/min
LF-104N-1L
0.000 ~ 1.000 L/min
0.000 ~ 0.600 L/min
LF-104N-2L
0.000 ~ 2.000 L/min
700 kPa
0.000 ~ 1.500 L/min
LF-104N-5L
0.000 ~ 5.000 L/min
0.000 ~ 3.000 L/min
LF-104N-10L
0.00 ~ 10.00 L/min
0.000 ~ 6.000 L/min
LF-104N-20L
0.00 ~ 20.00 L/min
500 kPa
0.000 ~ 9.000 L/min
LF-104N-30L
0.00 ~ 30.00 L/min
0.00 ~ 15.00 L/min
LF-105BN-50L
0.00 ~ 50.00 L/min
350 kPa
0.00 ~ 30.00 L/min
LF-105BN-100L 0.0 ~ 100.0 L/min
200 kPa
0.00 ~ 60.00 L/min
LF2-200L
0.0 ~ 200.0 L/min
50 kPaLF2-500L
0.0 ~ 500.0 L/min
0.0 ~ 150.0 L/min
NOTE1：上述量程范围是指大气压时的流量范围。
NOTE2：层流管型号带有 N 符号的仪器与 2011 年 4 月以前的层流管不同的是：温度传感器的接头已变更。
NOTE3：1L/min 以上的单一量程（1 个量程）的仪器、可选择精度 0～全量程（F.S）或者 30％～全量程（R.D）
。
NOTE4：真空・高测试压（101KPa 以上）时层流管的量程会变化。
NOTE5：量程为 10C 时，根据压力公式，小流量的值会离散，此时请减少显示位数。

■1 个量程（R.D）・U 量程・大气压时±1.0 % of rdg.±1 digit・测试压时±1.5 % of F.S.±1 digit■1 个量程（F.S）・L 量程・大气压时±1.0 % of F.S.±1 digit・测试压时±1.5 % of F.S.±1 digit■选配
与 DF-2820 的互换线模拟输出

流量值・测试压的模拟输出值内部储存器 16G（FTP 用）

CX-R150

CX-R241

DF-R280 → DF-2820

DF-2820 → DF-R280

最大可增至10V

可以从外部读取。

■外观图※本产品介绍内容编写于 2024 年4 月，有可能在无预告的情况下改变规格。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL.0573-82800886 FAX.0573-82800882
http://w w w .cosmo-k.net.cn/
上海:TEL. 021-5228-0971，021-5228-0972

天津:TEL.022-2628-6748
广州:TEL.020-6120-5933
重庆:TEL.023-6172-5071
长春:TEL.0431-8876-2711
武汉:TEL. 027- 8488-5768

FAX.022-2628-8468
FAX.020-6120-5932
FAX.023-6172-5073
FAX.0431-8587-3017
FAX.027-8488-9768

总公司〒192-0032东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357
FAX(042)646-2439
http://w w w .cosmo-k.co.jp/

DF-R280-985C1-D