精密气压式传感器 DPA-SR2／LR2使用说明书

本产品使用空气，以非接触方式高精度测量工件，通过比较预先设定的基准值（＋LIMIT值、－LIMIT值）
与当前值，进行级别判定。
基准值包括＋LIMIT值（上限值）和－LIMIT值（下限值），通过设定基准值，当超过＋LIMIT值时进行（＋NG判定）；在＋LIMIT值与－LIMIT值之间时进行（OK判定）；低于－LIMIT值时进行（－NG判定）
这三级判定，并进行显示和输出。
由于是利用空气进行非接触式测量，因此在测量时不会在工件上留下测量痕迹。
根据测量范围备有2种模式，可满足多样化的测量需求。
－NG判定 (不含界限)0

OK判定（含界限）－LIMIT值＋NG判定 (不含界限)

间隙＋LIMIT值■特点
1. 能以高重复精度进行测量。
2. 输出－NG判定、OK判定、＋NG判定这3点可判断NG的偏移量。
3. 有按钮输入和外部输入，支持任一控制。
4. 电气响应时间比老款快10倍以上（比本公司）。
5. 具有保护等级为IP67的防尘防水结构。

■基本使用方法
1. 使用基准工件设定基准值。
2. 利用测量模式比较基准值和当前值，输出判定结果。

■绝对最大额定值项目值单位电源电压

26.4V输入电压

26.4V

输出耐电压

26.4V

输出耐电流

各20mA

供给压力0.30

MPa

如果施加超过上述绝对最大额定值的应力，可能会导致内部构件发生重大损坏。
上述绝对最大额定值仅为应力额定值，不适用于在超过上述条件或推荐条件的其他条件下的功能动作。

1

■规格
型号
重复精度保证范围DPA-SR2（微小间隙）

DPA-LR2（超大间隙）

1～100 µm

80～350 µm

设定方法

可以使用 +LIMIT 设定按钮、－LIMIT 设定按钮或+LIMIT 设定输入、－LIMIT 设定输入重复精度±0.5 µm ：基准值 1～60 µm±1 µm ：基准值 60～100 µm±1 µm：基准值 80～150 µm±3 µm：基准值 150～250 µm±5 µm：基准值 250～350 µm

供给压力变化在 ±1％以内时

供给压力变化在 ±1％以内时输入规格光电耦合器输入

输出规格

光电耦合器输出（无电压的浮动输出）

DC 24 V ±10％
DC 24 V ±10％(max) 20 mA 以下
残留电压 1.5 V 以下（15 mA 时）响应时间

0.8 秒 ( 管长 1.5 m/ 从开始供气到输出）

电气响应时间

10 ms

保护结构

IP67

供给压力范围

0.15～0.20 MPa

使用配管直径

外径⌀6× 内径⌀4 管干燥空气（使用 5 µm 过滤器）

使用流体
消耗流量
电线

2 4 L/ mi n (ma x )9 L/ m i n（ m ax）

使用温度范围

0~60℃（无凝结）标准长度 3 m、耐油性、16 芯、⌀5.5、AWG28 相当

电源电压DC 24 V ±10％消耗电流

100 mA 以下（注）·使用推荐的空气喷嘴时的规格。
使用不同形状的空气喷嘴时，请使用实际设备进行验证和判断。
·1台主体中使用1个喷嘴时的规格。
使用多个空气喷嘴时，请使用实际设备进行验证和判断。
·DPA-SR2为使用附带的泄露装置时的规格。

2

■各部分的名称和功能
12项目

345说明

1. －NG LED

在测量模式中显示判定结果。

2. ＋NG LED

可在STOP模式中确认输入完毕。

3. －LIMIT设定按钮

在测量模式中按下按钮1秒以上，可设定－LIMIT值(下限值)。

4. ＋LIMIT设定按钮

在测量模式中按下按钮1秒以上，可设定＋LIMIT值(上限值)。

5. 空气压力警报LED

6

在测量模式中和STOP模式中显示供给压力的状态。在SMOOTHING设定模式中显示当前的电气响应时间。

6. SMOOTHING按钮

在测量模式中按下按钮1秒以上，可切换到SMOOTHING模式。

■输入输出电路图

６．８ ｋΩ

６．８ ｋΩ
６．８ ｋΩ

主电路红

DC 24 V±10％

绿＋LIMIT设定输入浅绿＋LIMIT设定0V

粉红

－LIMIT设定输入

紫－LIMIT设定0V

白STOP输入

灰STOP 0 V

黄＋NG判定(集电极)蓝＋NG判定(发射极)棕OK判定(集电极)
OK判定(发射极)淡棕※1－NG判定(集电极)淡蓝·红※2－NG判定(发射极)橙警报（集电极）淡橙警报（发射极）黑0V

深蓝·白※1 深蓝色底白色螺旋印刷※2 淡蓝色底红色螺旋印刷

3■关于接线电线的颜色

信号名
DC 24 V ±10％

黑0V

绿

＋LIMIT设定输入浅绿＋LIMIT设定0V

粉红

－LIMIT设定输入

紫－LIMIT设定0V

白STOP输入

灰STOP 0 V

黄＋NG判定(集电极)蓝＋NG判定(发射极)棕OK判定 (集电极)淡棕OK判定 (发射极)深蓝·白 －NG判定(集电极)淡蓝·红 －NG判定(发射极)淡橙警报（发射极）−电源。

２４ Ｖ

在STOP模式中接通100 ms以上，
可设定＋LIMIT值输入６．８ ｋΩ

在STOP模式中接通100 ms以上，可设定－LIMIT值。

０Ｖ
０Ｖ

在测量模式中接通后，可切换到STOP模式。
在测量模式中判定为＋NG时信号接通。
在STOP模式中，作为相对于＋LIMIT设定
的ACK，接通200 ms以上。

２４ Ｖ
集电极负荷时
（低态有效：Active low）
集电极

发射极

在测量模式中判定为OK时信号接通。

０Ｖ

或

在测量模式中判定为－NG时信号接通。
在STOP模式中，作为相对于－LIMIT设定
的ACK，接通200 ms以上。
在测量模式中、STOP模式中，供给压力正常时信号接通。

请根据设计条件连接输出。
(注)不使用的输出线请单独进行隔离处理。

4２４ Ｖ集电极发射极发射极负荷时（高态有效：Active high）

负荷橙警报（集电极）连接例负荷红说明

０Ｖ

■接通电源时的显示接通电源后所有的LED呈绿色闪烁，开始通常的动作。
内存发生异常时，接通电源后所有的LED呈红色闪烁。
此时由于无法正常动作，请洽询本公司。

■各种模式的说明
DPA-SR2／LR2具有以下模式。
项目1. 测量模式

2. STOP模式

3. SMOOTHING
设定模式

测量模式

说明模式开始方法比较基准值和当前值，输出判定结果。
可通过按钮输入来设定基准值。
(使用方法与DPA－SR1／LR1系列相同)禁止通过外部输入来设定基准值。

将STOP输入置为OFF。

停止判定，将警报以外的输出置为OFF。
可通过外部输入来设定基准值。
禁止按钮输入。

在测量模式中将STOP输入置为ON。

停止判定，将所有的输出置为OFF。
在测量模式中按下SMOOTHING
可通过SMOOTHING按钮输入来变更电气响应时间。 按钮1秒以上。

STOP输入 ON

STOP模式按下SMOOTHING
按钮1秒以上SMOOTHING
设定模式

5STOP输入 OFF

3秒以上无任何操作

1. 测量模式
STOP输入为OFF时，变为测量模式。
在测量模式中，通过比较预先设定的基准值（＋LIMIT值、－LIMIT值）与当前值，连续进行比较判定。
判定结果通过LED显示并输出。可通过按钮输入来设定基准值。

测量模式的LED显示和输出
项目＋NG LED显示－NG LED－NG判定 OK判定 +NG判定 ＋LIMIT设定完毕熄灭红 亮灯空气压力警报
LED输出

＋NG判定输出
OK判定输出－ NG判定输出

绿 亮灯

红 亮灯

绿 亮灯

熄灭熄灭

熄灭
↓
緑 绿 闪烁滅熄灭绿 亮灯 或 橙 闪烁（±0.01 MPa的变化）
↓熄灭

绿 亮灯

OFFOFFON警报出力－LIMIT设定完毕熄灭↓绿 闪烁滅ONOFFOFF

OFF
ON
OFF

根据判定结果供给电压错误

熄灭红 闪烁 (0.22 MPa以上)
红 亮灯 (0.10 MPa以下)
橙 闪烁 (±0.01 MPa变化)

根据判定结果ON 或 OFF（±0.01 MPa的变化）↓ONONOFFLED显示例
－NG判定(不含界限)
0OK判定（含界限）
LIMIT值値

＋NG判定 (不含界限)＋LIMIT值値6间隙

2. STOP模式
将警报以外的输出置为OFF，禁止通过按钮输入改变基准值。
仅在＋NG LED、－NG LED呈橙色亮灯时(供给压力正常，或基准值有±0.01 MPa以内的变化)，可通过外部输入来改变基准值的设定。

STOP模式的LED显示和输出项目显示输出供给电压异常＋LIMIT设定完毕－LIMIT设定完毕

供给电压错误

＋NG LED

橙 亮灯

熄灭
↓
橙 亮灯

橙 亮灯

－NG LED

橙 亮灯

橙 亮灯

熄灭
↓
橙 亮灯

熄灭 (0.22 MPa以上)熄灭 (0.10 MPa以下)
橙 亮灯 (±0.01 MPa变化)空气压力警报
LED

绿 亮灯＋NG判定输出

OFF

200 msON (ACK)↓OFF

OK判定输出OFFOFF

OFF

OFF

200 msON (ACK)↓OFF－NG判定输出

OFF警报出力ON

绿 亮灯 或 橙 闪烁 (±0.01 MPa的变化)↓绿 亮灯
OFFON 或 OFF (±0.01 MPa的变化)↓ON7红 闪烁 (0.22 MPa以上)
红 亮灯 (0.10 MPa以下)
橙 闪烁 (±0.01 MPa变化)OFF3. SMOOTHING设定模式
在测量模式中按下SMOOTHING按钮1秒以上，可切换到SMOOTHING模式。
在SMOOTHING设定模式中，如果3秒以上没有操作，则自动进入测量模式。
如果在SMOOTHING设定模式中按下SMOOTHING按钮，则电气响应速度按照10 ms→20 ms→80ms→10 ms的顺序发生变化。
通过变更电气响应速度，可变更振动速度。
因测量系统的振动而导致无法稳定测量时，请使用该模式。

按下SMOOTHING按钮1秒以上

SMOOTHING设定模式电气响应时间10 ms

按下SMOOTHING按钮电气响应时间

测量模式

20 ms

按下SMOOTHING按钮电气响应时间80 ms

按下SMOOTHING按钮

3秒以上无任何操作

SMOOTHING设定模式的LED显示和输出项目电气响应时间电气响应时间电气响应时间

10 ms20 ms

80 ms

显示＋NG LED熄灭－NG LED空气压力警报LED赤 闪烁

橙 闪烁

输出＋NG判定输出
－NG判定输出
OK判定输出OFF警报出力8绿 闪烁■基准值的设定方法
可使用测量模式或STOP模式来设定基准值。
设定方式根据模式而不同，请参照下表。
即使关闭电源，基准值也会被保存。
测量系统整体的重现性发生变化时，请再次设定基准值。
模式基准值的设定方法

ACK输出通过按钮输入来设定通过外部输入来设定

1. 测量模式可不可无

2. STOP模式

不可可有(注) 基准值请务必设定为“＋LIMIT值＞－LIMIT值”。
参考：“＋LIMIT值＜－LIMIT值”时的判定输出如下所示。
无论检测值如何，均不输出OK判定。
检测到＋LIMIT值以上、－LIMIT值以下的值时，同时输出＋NG判定和－NG判定。

通过按钮输入来设定基准值（测量模式）
1. 进入测量模式。
2. 确认供给压力在额定值以内。(呈绿色或橙色闪烁)
3. 将＋LIMIT设定用主规基准点放在测量点上。
4. 按下＋LIMIT按钮1秒以上。
5. －NG LED和空气压力警报LED熄灭，＋NG LED呈绿色闪烁后设定完毕。
松开按钮后则开始判定动作。
6. 将－LIMIT设定用主规基准点放在测量点上。
7. 按下－LIMIT按钮1秒以上。
8. ＋NG LED和空气压力警报LED熄灭，－NG LED呈绿色闪烁后设定完毕。
松开按钮后则开始判定动作。
＋LIMIT设定(3～5)、－LIMIT设定(6～8)部分先后。

通过外部输入来设定基准值（STOP模式）
1. 进入STOP模式。
2. 确认供给压力在额定值以内。(＋NG LED、－NG LED呈橙色亮灯)
3. 将＋LIMIT设定用主规基准点放在测量点上。
4. 输入脉冲，使＋LIMIT设定输入至少接通100 ms。
5. ＋NG LED暂时熄灭，作为ACK输出，＋NG判定输出如果持续接通200 ms，则设定完毕。
6. 将－LIMIT设定用主规基准点放在测量点上。
7. 输入脉冲，使－LIMIT设定输入至少接通100 ms。
8. －NG LED暂时熄灭，作为ACK输出，－NG判定输出如果持续接通200 ms，则设定完毕。
＋LIMIT设定(3～5)、－LIMIT设定(6～8)部分先后。
(注1) 在输入下降时输入结束(在ON的状态下不会结束)。
(注2) 请勿同时输入＋LIMIT设定输入和－LIMIT设定输入。
(注3) 从STOP输入开始到tp的这段时间不能操作。因此，请在STOP输入开始后到tp以后再开始各种设定输入。
9时序图
STOP输入测量模式

STOP模式ON

tp

OFF+LIMIT设定

tin

ON
OFF-LIMIT设定td

ON
OFF+NG判定

测量模式

tin
td

tack

ON
OFF

OK判定

ON
OFF-NG判定

tack

ON
OFF

时序定义时序图
参数

MIN

禁止设定输入时间tp设定输入时间（脉冲宽度）

tin设定从输入完毕到ACK输出的时间td

ACK输出时间（脉冲宽度）

tackMAX单位100

ms

100ms
100

20010msms

■运行准备1.接头的安装电线36

将接头装入右图中的空气喷嘴接口和空气吸气口中。
(注)不附带接头。由贵公司准备(注)请务必同时使用密封带。

Rc１/８2.本体安装请使用右图中的安装面4－M4深6，将喷嘴安装到机
械主体上。

空气吸入口

4-M4 深61320《本体安装时的注意点》①请尽量将主体安装到高于喷嘴的位置。
(为了防止喷嘴中的冷却液回流)

Rc１/８95

空气喷嘴接口35②为了维持检测精度的重现性，在决定位置时请尽量缩短主体与喷嘴之间的配管长度。

2512.570

3.空气配管的连接请将空气配管图作为空气取入口供给空气连接的参考，空气喷嘴配管图作为空气喷嘴连接口空气喷嘴以及防漏组装器连接的参考。

●供应空气配管图●空气喷嘴管路图

空气过滤器(5 µm滤网)推荐空气过滤器 AF20-02（SMC）
AF20-02-A（SMC）

间隙1～100 µm（注）由贵公司准备通往空气吸入口

空气工件／控制工件夹子夹具空气管精密调压阀（推荐口径⌀６x ⌀４）
请设定0.15～0.20 MPa的供给压力。
推荐调压阀 IR2000（SMC）
IR2000-A（SMC）

防漏组装器（DPA-SR2用）
空气喷嘴接口●泄漏单元（DPA-SR2标准附件）●推荐空气喷嘴形状（注）本机器不附带空气喷嘴及设定标准。请参考下图纸进行生产。

连接管外径⌀6C0.1〜0.2（倒角处理）

5+0.02⌀1.5 0

连接管外径
⌀4 以上

⌀6《空气配管时的注意点》①请勿在从主体到检测喷嘴之间的配管上使用有空气泄漏或会产生阻抗的设备、接头。
②请使用精密级调压器。(±0.5％级 )③如果向本设备供应 0.30 MPa 以上的空气，将会导致传感器损坏。
请将使用压力调整在 0.15-0.20 MPa 后，再连接配管。
④当停止供压时，请将防漏组装器安放在远离切削液和粉尘的位置。
⑤请注意不要阻塞防漏器的孔。
11◎规格、价格等记录事项会由于产品改良的原因，而有未预先通知就更改的情况，望谅解。
日本制美得龙 (上海) 贸易有限公司 http://metrol-sh.cn/
上海市闵行区中春路7755号宝虹中心306室
TEL: 021-62485843/5143／FAX: 021-62485356
e-mailshanghai@metrol-sh.cn GM-DPASRLR2-C-K002