产品介绍

AIR LEAK TESTER空气测漏仪

LS-R700
标准型差压空气测漏仪
追求更方便的操作！

功能图标显示 操作直观 使用方便可切换显示语言的功能 （中・日・英）测试压・差压（泄漏量）的波形显示功能用 USB 接口收集数据更简便能实现高精度检测的 Mastering 功能改进了测试仪器的操作，使菜单画面图标 可切换显示测试画面。
根据屏幕显示的各个项目，可方便地进行各
化，直观方便。
根据不同用途可选择详细显示和测试图表 种设定。
显示等 3 种测试画面。
在画面下方显示补充说明。

功能
3.5 英寸的彩色液晶屏显示功能智能空气回路K(Ve)测试
2 段极限设定功能有 3 个测试画面供选择，可以根据不同要求显示所需的画面。
检查传感器的精度以及气动阀的动作可通过泄漏标准孔进行 K(Ve)（泄漏系数）测试
测试品 中/小 NG (UL2/UL)
标准品 中/小 NG(LL2/LL)电子调压阀控制测试 仪器可选配电子调压阀，在不同的频道可设定不同的测试压，也可用于快速充气。
压功能降低误差（NR）功能在 UL~UL2 范围反复进行检出、延长检出次数设定、输出动作中信号(用于解除超时报警)测漏仪管理（点检）检查差压传感器的零点漂移值和精度，或测试压传感器的零点漂移值和精度。

修正功能

Mastering、误差取样修正、定值修正自检功能确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU 动作等排气时吹气（智能空气回路）

毎次测试时自动清洁空气回路

对应外部排气阀

需要排气阀装置

传感器保护功能防止排气干扰

外部控制测试结束后的排气时机加压保持为检查泄漏点进行加压保持

串行通讯

RS-232C：1 个接口（后面）、USB：1 个接口（前面）其它显示功能标准品误差修正设定显示异常编号、I/O 监控、频道名称、合格品･不合格品计数
星期、间隔和次数、待机时间、超极限次数、初始修正值、标准品误差修正极限、循环数

快速安装支架可通过前面的 2 个螺钉简单地进行本体的安装和拆卸。既使
安装在狭窄的空间内，维护保养也容易。

输入输出 I/ONPN-PNP 兼用型
PHOENIX CONTACT 型 I/O 接头可用一字型螺丝刀连线

LS-R700-985C1-D1

规格一览差压分辨率显示范围
精度 *1传感器耐压显示单位*2测试压泄漏量等效内容积泄漏量显示泄漏判断值频道数时间设定电源
环境温度
湿度重量空气源

0.1 Pa±999.9Pa、（精度保证范围±1000Pa）±2.5% of rdg ±1Pa、但 50Pa 以下为±2Pa
5 MPakPa，MPa(kg/cm2, PSI, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg)
Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa・m3/s,
E-3 Pa・m3/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(mmH2O, inH2O, mmHg, in3/min, in3/d, ft3/h)
mL, L (in3, ft3)
4 位、采样频率: 10 次 / 秒±999.9Pa 以下
32ch (0 ~ 31)
999.9 秒（最小 0.1 秒）
AC100 ~ 240 V ±10%, 50/60 Hz,70 VA max
5 ~ 45 °C
80 %RH 以下，但不结露。
约 10 kg
使用远高于测试压及驱动压的洁净空气设定驱动压
配管连接口径CPU
RS-232C(D-SUB9 pin)

USB 接口

标准附件

*1
*2

通过仪器上的驱动压用过滤器调压阀设定：设定范围 400 ~ 700kPa
Rc1/4（测试压源、测试品配管、标准品配管）
6mm 快插式接头（驱动压源）
SH-2A 144 MHz, DRAM 8 MB
I/F 固定长输出能同时输出泄漏数据和设定值
ID/F 固定长输出T/F 固定长输出 只输出泄漏数据其它其它格式判断结果、泄漏值、测试压、数据输出
CH#、时间等
设定值输出
所有设定画面的设定值
测试压用油雾分离器和调压阀、驱动压用过滤器调压阀、快速安装支架、I/O 接头、电源线、检查报告、操作说明书 CD

差压传感器量程 ±10 kPa 可选配规格±5% of rdg ±0.01 kPa 但 0.2 kPa 以下为±0.02 kPa
在 SI 单位规格中，不能选择括号中的单位

型号分类

型号 LS-R700(ABC.D.E)
A空气回路

B测试压范围C选配DE显示单位电源线

符号 A、B、D、E 为必填项目。

A1：智能空气回路 1 型、A2：智能空气回路 2 型、AS01：微小容积回路、AS1：小容积测试品用智能空气回路 1 型、C：外压检出式回路 *1
M: 50 ~ 800 kPa、L: 10 ~ 100 kPa、L02: 5 ~ 20 kPa、V: -5 ~ -100 kPa、H20: 2.0 MPa 以下 *2
精密调压阀
电子调压阀
MR: 50 ~ 800 kPa、LR: 10 ~ 95 kPa、VR: -0 ~ -75 kPa
G: 对应外部排气阀*3、J: 对应泄漏标准孔、B: 对应旁路(无调压阀)、B1: 对应旁路(有调压阀)、W: STOP 阀开/关确认功能、PV1: 连成压 P 传感器*4、E1: 无减压阀(低、中、负压)、F1: 吹气孔 Ø 1.2 *5、
R1: 对应电子调压阀、RX02: 尼龙过滤器(驱动压侧)、RX03: 尼龙过滤器(测试压和驱动压)、RX06: 将驱动压侧过滤器调压阀更换为过滤器、D4: 差压传感器量程±10 kPa、
PX1: 螺丝 NPT 规格、PX2: 可充电电池 *6
UX1: 仅限 SI 单位(日本国内销售)、UX2: 所有单位(仅限海外)VA: AC 125 V 3 m、VE: AC 250 V 2 m、VK: AC 250 V 2 m (中国用)
低压用：±100 kPa 中压用：-100 ~ 1000 kPa[微小容积回路(AS01)]规格的情况下，是标准规格。
另外，当测试压为-10~-4kPa 时选择。
*6 对于中国客户，请务必选择[可充电电池(PX2)]。
不对应 CE 认证。

*1

不包括[对应外部排气阀(G)]和[对应泄漏标准孔(J)]。
[高压(H20)]不附带调节器。
*3 基本上是标准规格。当测试压范围为[负压(V/VR)]时，无法选择。

*4*2*5空气回路图标准回路: 智能空气回路 1 型

外观图

尺寸 (W195 x H205.2 x D304.7 mm)* 本产品介绍为 2024 年 4 月的内容，如有变更恕不通知。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL.0573-82800886 FAX.0573-82800882
http://w w w .cosmo-k.net.cn/
上海:TEL. 021-5228-0971，021-5228-0972

天津:TEL.022-2628-6748
广州:TEL.020-6120-5933
重庆:TEL.023-6172-5071
长春:TEL.0431-8876-2711
武汉:TEL. 027- 8488-5768

FAX.022-2628-8468
FAX.020-6120-5932
FAX.023-6172-5073
FAX.0431-8587-3017
FAX.027-8488-9768

总公司〒192-0032东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357
FAX(042)646-2439
http://w w w .cosmo-k.co.jp/
LS-R700-985C1-D2