使用说明书精密气压式传感器 DPA-PSR2B／PLR2B

本产品使用空气，以非接触方式高精度测量工件，通过比较预先设定的基准值与当前值，进行比较判定。
基准值由基准#1、基准#2、基准#3构成，进行显示和输出。
判定#1、判定#2、判定#3各自独立，在低于基准值时（OK判定）、高于基准值（NG判定）时进行判定。
由于是利用空气进行非接触式测量，因此在测量时不会在工件上留下测量痕迹。
根据测量范围备有2种模式，可满足多样化的测量需求。

判定#1
OK0

判定#3
OK

判定#2
OK间隙
基准#1

基准#2

基准#3

■特点
1. 能以高重复精度进行测量。
2. 输出判定#1、判定#2、判定#3这3点。
3. 可通过外部输入进行控制。
4. 电气响应时间比老款快10倍以上（比本公司）。
5. 具有保护等级为IP67的防尘防水结构。

■基本使用方法
1. 在STOP模式中使用基准工件设定基准值。
2. 利用测量模式比较基准值和当前值，输出判定结果。

■绝对最大额定值项目值单位电源电压

26.4V

输入电压

26.4V

输出耐电压

26.4V

输出耐电流

各20mA

供给压力0.30

MPa

如果施加超过上述绝对最大额定值的应力，可能会导致内部构件发生重大损坏。
上述绝对最大额定值仅为应力额定值，不适用于在超过上述条件或推荐条件的其他条件下的功能动作。

1

■规格
型号
重复精度保证范围

DPA-PSRB2（微小间隙）

DPA-PLR2B（超大间隙）

1～100 µm

80～350 µm

设定方法
重复精度

可通过基准设定输入 1 ～ 2±0.5 µm ：基准值 1～60 µm±1 µm ：基准值 60～100 µm±1 µm：基准值 80～150 µm±3 µm：基准值 150～250 µm±5 µm：基准值 250～350 µm

供给压力变化在 ±1％以内时

供给压力变化在 ±1％以内时输入规格光电耦合器输入

输出规格光电耦合器输出（无电压的浮动输出）

DC 24 V ±10％
DC 24 V ±10％(max) 20 mA 以下
残留电压 1.5 V 以下（15 mA 时）响应时间

0.8 秒 ( 管长 1.5 m/ 从开始供气到输出）

电气响应时间

10 ms

保护结构

IP67供给压力范围

0.15～0.20 MPa

使用配管直径

外径⌀6× 内径⌀4 管干燥空气（使用 5 µm 过滤器）

使用流体
消耗流量
电线

2 4 L/ mi n (ma x )9 L/ m i n（ m ax）
0~60℃（无凝结）使用温度范围

标准长度 3 m、耐油性、16 芯、⌀5.5、AWG28 相当

电源电压

DC 24 V ±10％消耗电流

100 mA 以下（注）·使用推荐的空气喷嘴时的规格。
使用不同形状的空气喷嘴时，请使用实际设备进行验证和判断。
·1台主体中使用1个喷嘴时的规格。
使用多个空气喷嘴时，请使用实际设备进行验证和判断。
·DPA-PSR2B为使用附带的泄露装置时的规格。

2

■各部分的名称和功能21项目说明

1. STATUS LED

在测量模式中显示判定结果。
可在STOP模式中确认输入完毕。

2. 空气压力警报LED显示供给压力的状态。

DPA-PLR2■输入输出电路图６．８ｋΩ

６．８ｋΩ

主６．８ｋΩ

红DC 24 V ±10％粉红

基准#1设定输入

紫基准#1设定0 V绿

基准#2设定输入浅绿

基准#2设定0 V

白STOP输入

灰深蓝·白电

STOP 0 V※1判定#1(集电极)淡蓝·红※2 判定#1(发射极)路

黄判定#2(集电极)蓝判定#2(发射极)棕判定#3(集电极)淡棕

判定#3(发射极)橙警报（集电极）淡橙警报（发射极）黑0V※1 深蓝色底白色螺旋印刷※2 淡蓝色底红色螺旋印刷

3

■关于接线电线的颜色

信号名红DC 24 V ±10％

黑0V

粉红

基准#1设定输入

紫基准#1设定0 V绿

基准#2设定输入浅绿基准#2设定0 V

白STOP输入

灰STOP 0 V说明连接例电源。

深蓝·白 判定#1(集电极)在STOP模式中接通100 ms
以上，可设定基准#1。

在STOP模式中接通100 ms
以上，可设定基准#2。

２４ Ｖ

在STOP模式中同时接通100 ms以上，可设定基准#3。

输入６．８ｋΩ
０Ｖ０Ｖ

在测量模式中接通后，可切换到STOP模式。

在测量模式中输出相对于基准#1的判定。
当前值在基准#1以下时断开。
在STOP模式中，作为相对于基准#1设定的
ACK，断开200 ms。

２４ Ｖ
集电极负荷时（低态有效：Active low）

负荷淡蓝·红 判定#1(发射极)

－集电极

黄蓝

判定#2 (集电极)

判定#2 (发射极)在测量模式中输出相对于基准#2的判定。
当前值在基准#2以下时断开。
在STOP模式中，作为相对于基准#2设定的
ACK，断开200 ms。

发射极０Ｖ或２４ Ｖ集电极棕

判定#3(集电极)

判定#3(发射极)橙警报（集电极）淡橙警报（发射极）发射极发射极负荷时（高态有效：Active high）

负荷淡棕

在测量模式中输出相对于基准#3的判定。
当前值在基准#3以下时断开。
在STOP模式中，作为相对于基准#3设定的
ACK，断开200 ms。

０Ｖ

供给压力正常时信号接通。

请根据设计条件连接输出。
(注)不使用的输出入线请单独进行隔离处理。

4■接通电源时的显示
接通电源后，STATUS LED呈红色闪烁，空气压力警报LED呈绿色闪烁，开始通常的动作。
内存发生异常时，接通电源后所有的LED呈红色闪烁。
此时由于无法正常动作，请洽询本公司。

■各种模式的说明
DPA-PSR2B／PLR2B具有以下模式。
项目模式开始方法说明

1. 测量模式

比较基准值和当前值，输出判定结果。
禁止设定基准值。

将STOP输入置为OFF。

2. STOP模式

停止判定，将警报以外的输出置为ON。
可通过外部输入来设定基准值。

将STOP输入置为ON。

STOP输入 ON

测量模式STOP模式

STOP输入 OFF51. 测量模式
STOP输入为OFF时，变为测量模式。
在测量模式中，通过比较预先设定的基准值（基准#1、基准#2、基准#3）与当前值，连续进行比较判定。
判定结果通过LED显示并输出。

测量模式的LED显示和输出项目

判定#1 OK
判定#2 OK
判定#3 OK

判定#1 NG
判定#2 OK
判定#3 OK

判定#1 NG
判定#2 NG
判定#3 OK

判定#1 NG
判定#2 NG
判定#3 NG供给压力错误STATUS LED绿 亮灯绿 闪烁红 闪烁

红 亮灯

熄灭显示

空气压力警报
LED红 闪烁 (0.22 MPa以上)
红 亮灯 (0.10 MPa以下)
橙 闪烁 (±0.01 MPa变化 )绿 亮灯

输出判定#1输出

OFFON

ONON

判定#2输出OFFOFFONON

判定#3输出OFFOFFOFFON

警报输出ONOFFON

LED显示例

判定＃１
判定#1OK0间隙
基准#1DPA-PLR2

判定＃3
判定#3
OK

判定＃2
判定#2
OK基准#2

DPA-PLR2

基准#3

DPA-PLR2

6

DPA-PLR2

2. STOP模式
STOP输入为ON时，变为STOP模式。
将警报以外的输出置为ON，允许通过外部输入来设定基准值。
仅在STATUS LED呈橙色亮灯时（供给压力正常，或基准值有±0.01 MPa以内的变化），可通过外部输入来设定基准值。

STOP模式的LED显示和输出项目

供给压力异常 基准#1设定完毕 基准#2设定完毕 基准#3设定完毕
橙 亮灯

空气压力警报
LED

绿 亮灯

绿 亮灯 或 橙 闪烁 (±0.01 MPa的变化)↓绿 亮灯

判定#1输出ON

200 ms OFF (ACK)
↓
ON

ON

ON

判定#2输出ON

ON

200 msOFF (ACK)↓ON

ON

判定#3输出ONON

ON

200 ms OFF (ACK)↓ON

警报输出ON显示STATUS LED熄灭↓
橙 亮灯

输出

ON 或 OFF (±0.01 MPa的变化)↓ONDPA-PLR27供给电压错误熄灭 (0.22 MPa以上)熄灭 (0.10 MPa以下)
橙 亮灯 (±0.01 MPa变化)红 闪烁 (0.22 MPa以上)
红 亮灯 (0.10 MPa以下)
橙 闪烁 (±0.01 MPa变化)

ONOFF

■基准值的设定方法
仅STOP模式可设定基准值。设定时有ACK输出。
即使关闭电源， 基准值也会被保存。
测量系统整体的重现性发生变化时， 请再次设定基准值。

基准值的设定方法

ACK输出

1. 测量模式不可无

2. STOP模式

可有

模式（注）基准值的设定， 建议按照 “基准值＃3＞基准值＃2＞基准值＃1"的条件进行。
参考：不通过STATUS LED确认状态时， 用 “基准值＃3＞基准值＃2＞基准值＃1"以外的条件设定也没有问题。
此时的LED显示和输出如下所示。
LED显示：STATUSLED的显示不确定。
判定：各判定将准确进行， 按照结果输出。

通过外部输入来设定基准值
1. 进入STOP模式。
2. 确认供给压力在额定值以内。(STATUS LED呈橙色亮灯， 空气压力警报LED呈绿色亮灯或橙色闪烁）
3. 将基准＃1用主规基准点放在测量点上。
4. 输入脉冲， 使基准＃1设定输入至少接通100 ms。
5. STATUS LED暂时熄灭， 作为ACK输出， 如果判定＃1输出持续断开200 ms, 则设定完毕。
6. 将基准＃2用主规基准点放在测量点上。
7. 输入脉冲， 使基准＃2设定输入至少接通100 ms。
8. STATUS LED暂时熄灭， 作为ACK输出， 如果判定＃2输出持续断开200 ms, 则设定完毕。
9. 将基准＃3用主规基准点放在测虽点上。
10. 输入脉冲， 使同时基准＃1设定输入和基准＃2设定输入至少接通100 ms。
11. STATUS LED暂时熄灭， 作为ACK输出， 如果判定＃3输出持续断开200 ms, 则设定完毕。
基准＃1设定(3~5)、 基准＃2设定(6~8)、 基准＃3设定（9~11)部分先后。
(注1) 在输入下降时输入结束（在ON的状态下不会结束）。
(注2) 从STOP输入开始到tp的这段时间不能操作。因此， 请在STOP输入开始后到tp以后再开始各种设定输入。

时序图STOP输入测量模式

STOP模式

测量模式

ONOFF

基准＃1设定输入ON
OFF基准＃2设定输入ON
OFF

判定＃1

ON
OFF

判定＃2

ON
OFF

判定＃3

ONOFF

时序定义时序图
参数

MIN

禁止设定输入时间tp设定输入时间（脉冲宽度）

tin设定从输入完毕到ACK输出的时间td

ACK输出时间（脉冲宽度）

tackMAX单位

100

ms

100

ms
100

200

msms

■运行准备
1.接头的安装电线36

将接头装入右图中的空气喷嘴接口和空气吸气口中。
(注)不附带接头。由贵公司准备(注)请务必同时使用密封带。

Rc１/８

2.本体安装请使用右图中的安装面4－M4深6，将喷嘴安装到机
械主体上。

空气吸入口

4-M4 深61320《本体安装时的注意点》①请尽量将主体安装到高于喷嘴的位置。
(为了防止喷嘴中的冷却液回流)

Rc１/８95

空气喷嘴接口35②为了维持检测精度的重现性，在决定位置时请尽量缩短主体与喷嘴之间的配管长度。

2512.570

3.空气配管的连接请将空气配管图作为空气取入口供给空气连接的参考，空气喷嘴配管图作为空气喷嘴连接口空气喷嘴以及防漏组装器连接的参考。

●供应空气配管图●空气喷嘴管路图

空气过滤器(5 µm滤网)推荐空气过滤器 AF20-02（SMC）
AF20-02-A（SMC）

间隙
1～100 µm（注）由贵公司准备通往空气吸入口

空气工件／控制工件夹子夹具空气管精密调压阀（推荐口径⌀６x ⌀４）
请设定0.15～0.20 MPa的供给压力。
推荐调压阀 IR2000（SMC）
IR2000-A（SMC）

空气喷嘴接口●泄漏单元（DPA-PSR2B标准附件）●推荐空气喷嘴形状（注）本机器不附带空气喷嘴及设定标准。请参考下图纸进行生产。

连接管外径⌀6C0.1～0.2（倒角处理）

5+0.02⌀1.5 0防漏组装器（DPA-PSR2B用）

连接管外径
⌀4 以上

⌀6《空气配管时的注意点》①请勿在从主体到检测喷嘴之间的配管上使用有空气泄漏或会产生阻抗的设备、接头。
②请使用精密级调压器。(±0.5％级 )③如果向本设备供应 0.30 MPa 以上的空气，将会导致传感器损坏。
请将使用压力调整在 0.15-0.20 MPa 后，再连接配管。
④当停止供压时，请将防漏组装器安放在远离切削液和粉尘的位置。
⑤请注意不要阻塞防漏器的孔。
10

NOTEwww.metrol-sh.cn

11◎规格、价格等记录事项会由于产品改良的原因，而有未预先通知就更改的情况，望谅解。
日本制美得龙 (上海) 贸易有限公司 http://metrol-sh.cn/
上海市闵行区中春路7755号宝虹中心306室
TEL: 021-62485843/5143／FAX: 021-62485356
e-mail shanghai@metrol-sh.cn
GM-DPAPSRLR2B-C-K003