FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A-0001A

LDC-120データ解析ソフト
操作マニュアル

システム名

LDC-120データ解析ソフト

ドキュメント名

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

作

成

者

（株）コスモ計器

作

成日

2019年03月26日

改

訂

者

改

定

日

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト分

類☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

目次☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

1. 概要･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

１頁

1.1 概要･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

１頁

1.2 概要図･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

１頁

2. 動作環境･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

3. ソフトウェアインストール･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

3.1 ドライバインストール･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

3.2 ソフトウェアインストール･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

4. 初期フォルダ構成･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

5. 患者データのバックアップ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

1頁

6. LDC-120データ解析ソフトの起動･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･2頁

7. メニュー構成･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

2頁

8. 画面操作･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･2頁

8.1 メニュー画面･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･2頁

8.2 フォルダ変更･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･3頁

8.3 通信設定･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･3頁

8.3.1 デバイスマネージャー ポート番号の確認方法 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･4頁

8.4 患者データの登録、修正、削除･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･７頁

8.5 データ測定･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

10 頁

8.6 測定値解析･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

14 頁

8.7 ピーク値解析･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

17 頁

8.8 測定データ表示･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

19 頁

9.ファイル仕様･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

21 頁

10.通信仕様･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

22 頁

11.改版履歴･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

23 頁

0

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

類

1.概要
1.1 概要本システムは、患者の基本情報を登録後にLDC-120から口唇閉鎖力、舌筋力、咬合力のデータを取得し、グラフ表示、データ表示にて解析を行うシステムです。

1.2 概要図

LCD-120USB

2. 動作環境
OS：Windows7(32bit,64bit)、Windows8(32bit,64bit)、Windows10(32bit,64bit)
画面解像度：1024x768以上
ハードディスク容量：200MB(患者データは除いた容量)
3.ソフトウェアインストール※別紙、ＵＳＢドライバー、解析ソフトインストール手順書を参照
4.初期フォルダ構成｢Install｣｢02_Softwere｣｢02_LDC-120｣｢日本語版｣｢LDC-120｣｢Backup｣｢DATA｣｢Screenshot｣
datab.csv
LDC120.exe（若しくはLDC120）
Sokutei.ini
ZedGraph.dll
・ ｢Backup｣フォルダ：患者データを登録、削除した時にこのフォルダ内に日付付きのバックアップデータが作成されます。
・ ｢DATA｣フォルダ：患者データが保存されます。
｢DATA｣フォルダは、メニュー画面で任意のフォルダへ変更できます。
※ フォルダを変更してもデータは移動しません。
データを移動したい場合は、｢DATA｣フォルダ直下の全ファイル(フォルダを含む)を移動先にコピーしてください。
・ ｢Screenshot｣フォルダ：データフォルダ直下に自動的に作成されます。
[注意]｢DATA｣フォルダ内のファイルは、絶対に削除したり、編集したり、Excelなどのアプリで開かないでください。
削除、編集、アプリで開くと患者データが消える恐れがあります。
また、LDC120.exe、Sokutei.ini、ZedGraph.dllファイルも同様に削除したり、編集したり、Excelなどのアプリで開かないでください。
5.患者データのバックアップ｢LDC-120｣フォルダを丸ごと、USBメモリなどにコピーしてください。(コピーしたフォルダは世代管理する事をおすすめします)
コピーした｢LDC-120｣フォルダをコピー元に戻すことにより、コピー時点のデータに戻ります。
※患者データのバックアップは定期的に行ってください。

1

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

6. LDC-120データ解析ソフトの起動①｢LDC-120｣フォルダ内の ｢LDC120.exe｣（若しくは｢LDC120｣）ファイルをダブルクリックします。
デスクトップなどにショートカットを作成した場合は、ショートカットをダブルクリックします。
②メニュー画面が表示されます。

7. メニュー構成[データ測定]
メニュー

患者検索
患者登録

データ測定

測定選択

測定画面

患者データ表

測定値解析

患者検索
(重書)

患者データ表(重書)

患者検索
ﾋﾟｰｸ値解析
患者リスト[測定データ表示]
患者検索

測定データ
表示

患者データ表

測定値解析

患者検索
(重書)

患者データ表(重書)

患者検索
ﾋﾟｰｸ値解析
患者リスト[通信設定]
通信設定

[終了]
終了

8. 画面操作
8.1 メニュー画面[メニュー]画面
・データ測定・・・ 8.5参照
データ測定を行います。
・測定データ表示
・・・ 8.8参照
測定済みのデータを表示します。
・通信設定
・・・ 8.3参照
USB通信用COMポート設定、単位設定を行います。
・終了
LDC-120ソフトウェアを終了します。
・フォルダ変更
・・・ 8.2参照
患者データの保存先フォルダを変更します。

2

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

8.2 フォルダ変更
患者データの保存先を変更する時にフォルダ変更を行います。
保存先を変更してもデータは移動しませんので、データの移動が必要な場合は、｢DATA｣フォルダ直下の全ファイル(フォルダを含む)を
移動先にコピーしてください。
[操作]① ｢メニュー｣画面で、｢フォルダ変更｣ボタンを押します。
② ｢フォルダの参照｣画面が表示されるので、保存先フォルダを選択して、｢OK｣ボタンを押します。
保存先フォルダを変更しない場合は、｢キャンセル｣ボタンを押します。

※ 書込禁止フォルダを選択した場合は、以下のメッセージが表示され、メニュー操作ができなくなりますので、書込可能なフォルダを選択し直してください。(｢終了｣ボタンと｢フォルダ変更｣ボタン以外は押せません)
書込可能なフォルダが選択された場合、全てのボタンが有効になります。

8.3 通信設定
データの保存先を変更する時に行います。
[通信設定]画面
・単位
プルダウン(▼印を左クリック）から、「N」または「kPa」を選択します。
※LDC-120本体の設定と同期していませんので、個々で設定が必要です。
LDC-120本体の初期設定は「N」になります。
・PortNo．
プルダウン（▼印を左クリック）から、PortNo．（COMx）を選択します。
LDC-120のポート番号は「デバイスマネージャー」で確認してください。
「デバイスマネージャ」の確認方法は8.3.1 デバイスマネージャー
ポート番号の確認方法を参照。

3

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

8.3.1デバイスマネージャー ポート番号の確認方法※ポート番号を確認する時にはLDC-120をUSBケーブルで接続して電源を起動してから以下の動作を行ってください。
・Windows7の場合①パソコン画面左下のスタートボタンを１回、左クリックして下記右の画面で「コンピューター」を左クリックして次の画面を開いてください。

スタートボタン②「ハードウェアとサウンド」を左クリックして下記下段の「デバイスマネージャー」を左クリックし、次の画面に進んでください。

4FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書③LDC-120をUSBケーブルで接続して電源を起動してから下記画面の「デバイスマネージャー」を確認すると「ポート（COMとLPT）」という項目が出現しますので、項目名左の白三角印を左クリックして出てくる赤枠のポート番号を確認してください。

・Windows8の動作環境の確認方法①パソコン画面左下のスタートボタンを１回、右クリックして下記右画面のメニューを開き、「デバイスマネージャー」を左クリックして次の画面に進んでください。

スタートボタン5

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書②LDC-120をUSBケーブルで接続して電源を起動してから下記画面の「デバイスマネージャー」を確認すると「ポート（COMとLPT）」という項目が出現しますので、項目名左の白三角印を左クリックして出てくる赤枠のポート番号を確認してください。

・Windows10の動作環境の確認方法①パソコン画面左下のスタートボタンを１回、右クリックして下記右画面のメニューを開き、「デバイスマネージャー」を左クリックして次の画面に進んでください。

スタートボタン6

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書②LDC-120をUSBケーブルで接続して電源を起動してから下記画面の「デバイスマネージャー」を確認すると「ポート（COMとLPT）」という項目が出現しますので、項目名左の白三角印を左クリックして出てくる赤枠のポート番号を確認してください。

[操作]① LDC-120 解析ソフトの｢メニュー｣画面で、｢通信設定｣ボタンを押します。
② ｢通信設定｣画面が表示されるので、単位(N or kPa）、ポート番号（PortNo.）を変更して、｢OK｣ボタンを押します。 変更しない場合は、｢閉じる｣ボタンを押します。
ポート番号は8.3.1の操作で確認したポート番号を選択してください。
③ ｢登録｣ボタンを押した後に表示される登録確認メッセージに｢はい｣を押して変更内容を登録します。 登録しない場合は、｢いいえ｣を押します。
8.4 患者データの登録、修正、削除
患者データを新規登録、修正、削除する時に行います。
メインメニュー画面で、｢データ測定｣ボタンを押すと以下の画面が表示されます。
[患者検索・患者登録]画面
・患者番号：5文字までの数字[必須入力]
・氏名：50文字まで[必須入力]
・年齢：3文字までの数字[任意入力]
・性別：プルダウン（▼印を左クリック）から選択(男、女)[必須
入力]
・登録日：8文字の日付[必須入力]
・検索ボタン
患者番号または氏名に一致した患者を一覧表示します。
・登録ボタン
患者を新規登録する時に押します。
・患者リストボタン
登録されている全患者を一覧表示します。
・削除ボタン
患者データを削除します。
・修正ボタン
患者の登録内容を修正します。
・測定ボタン
測定を行います。
・閉じるボタン
メニュー画面に戻ります。

7

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書[新規登録操作]① 氏名、年齢、性別、登録日を入力します。
患者番号を入力しない場合は自動で番号付けします。
削除した患者番号を使用する場合は、患者番号欄に削除した番号を入力します。
性別はプルダウン（▼印を左クリック）から選択します。
② ｢登録｣ボタンを押します。
登録確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押します。
年齢が未入力の場合、登録有無の確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押します。

[エラーメッセージ]
・必須項目が入力されていない場合、エラーメッセージが表示されます。(入力した内容は登録されません)
・患者番号に登録済み番号を入力した場合、エラーメッセージが表示されます。(入力した内容は登録されません)
・患者番号、年齢に数字以外の文字が入力された場合、エラーメッセージが表示されます。(入力した内容は登録されません)
・登録日に日付以外の数字が入力された場合、エラーメッセージが表示されます。(入力した内容は登録されません)[氏名未入力のエラー][登録済みの患者番号エラー][日付入力エラー][患者検索操作]① 患者番号または氏名を入力します。
② ｢検索｣ボタンを押します。
③ ｢患者リスト｣画面が表示されます。
患者番号または氏名に一致した患者がリスト表示されます。
氏名については、入力した文字から始まる患者がリスト表示されます。
④ 患者をダブルクリックします。
リストで患者選択後に｢選択ボタン｣を押しても患者を確定できます。
⑤ 前画面に戻り、患者情報が表示されます。

8

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書[患者リスト操作]① ｢患者リスト｣ボタンを押します。
② ｢患者リスト｣画面が表示されます。
登録されている全ての患者が表示されます。
③ 患者をダブルクリックします。
リストで患者を選択後に｢選択ボタン｣を押しても患者を確定できます。
④ 前画面に戻り、患者情報が表示されます。
[削除操作]
この画面で患者を削除する場合は、｢削除｣ボタンを押します。
削除確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
既に測定を行っている場合は、測定データが存在する旨のメッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
[測定データが無い場合][測定データがある場合][患者削除操作]① 削除する患者番号を入力するか、患者検索、患者リストから、削除する患者を特定します。
② ｢削除｣ボタンを押します。
③ 削除確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
既に測定を行っている場合は、測定データが存在する旨のメッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
削除する患者番号が存在しない場合、エラーメッセージが表示されます。
[測定データが無い場合][測定データがある場合][削除する患者が存在しない][患者情報修正操作]① 修正する患者番号を入力するか、患者検索、患者リストから、修正する患者を特定します。
② 氏名、年齢、性別、登録日を修正します。
③ ｢修正｣ボタンを押します。
登録確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押します。
年齢が未入力の場合、登録有無の確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押します。
年齢が未入力でも登録できます。
患者番号が登録されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。(修正内容は登録されません)[登録確認][年齢未入力確認][患者番号なし]

9FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

8.5 データ測定｢患者検索・患者登録｣画面で測定を行う患者を特定し、測定種類を選択後に測定を行います。
[測定操作]① ｢メニュー｣画面で｢データ測定｣ボタンを押します。 → ｢患者検索・患者登録｣画面が表示されます。
② ｢患者検索・患者登録｣画面にて測定を行う患者番号を入力します。
｢検索｣ボタン、｢患者リスト｣ボタンで患者を検索できます。

③ ｢測定｣ボタンを押します。 → ｢測定選択｣画面が表示されます。
患者番号が登録されていない場合、以下のエラーメッセージが表示されますで、｢OK｣ボタンを押します。
｢OK｣ボタンを押すと｢患者検索・患者登録｣画面に戻りますので、患者番号を確認してください。

④ ｢測定選択｣画面で測定種類を選択します。
測定種類選択後に以下のメッセージが表示された場合は、シリアルポートがオープンできないため、LDC-120の接続を確認してください。

※画面右上の"Ｘ"を押すと｢患者検索・患者登録｣画面に戻ります。
⑤ ｢測定選択｣画面が表示されます。

10

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書[画面項目]
・ 患者情報
患者番号、氏名、年齢、性別が表示されます。
・ 測定状態(ステータス)
待機中：｢開始｣ボタン押下待ち状態です。(測定終了後も待機中になります)
測定待ち ：｢現在の測定値｣が｢測定開始荷重値｣以上になるまで表示されます。
測定中：測定中です。
未接続：LDC-120の接続が切れた場合に表示されます。(Windowsのデバイスマネージャを確認してください)※LDC-120のオートパワーオフ機能で、電源が切れると“未接続”表示となります。
本ソフト使用時はオートパワーオフ機能を無効にする事を推奨します。
・ ピーク値
測定中のピーク値が表示されます。(カッコ内の単位は通信設定で選択した単位が表示されます)
・ 最終値
測定中の最終値が表示されます。(カッコ内の単位は通信設定で選択した単位が表示されます)
・ 測定値
現在の測定値[LDC-120の値]が表示されます。(カッコ内の単位は通信設定で選択した単位が表示されます)
・ 測定時間測定開始後の経過時間が表示されます。
・ 最大測定時間測定を行う時間を入力します。(入力範囲：1秒～60秒まで１秒単位で入力できます)
最大測定時間を変更すると、グラフＸ軸(時間軸)の最大値が変わります。(範囲外を入力すると現グラフの最大値に戻ります)
画面起動時は、前回測定時の値が表示されます。(本ソフトを初めて起動した時は"３０"がデフォルト表示されます)
・ 測定開始荷重値｢測定開始｣ボタンを押した後、実際に測定を開始する荷重値を入力します。(入力範囲：０～５まで入力できます)"0"を入力すると、｢測定開始｣ボタンを押した直後に測定が開始されます。
画面起動時は、前回測定時の値が表示されます。(本ソフトを初めて起動した時は"０"がデフォルト表示されます)・ フルスケール
フルスケール値を入力します。(入力範囲：１０～１０００まで入力できます)
フルスケール値を変更すると、グラフＹ軸(測定値軸)の最大値が変わります。(範囲外を入力すると現グラフの最大値に戻ります)
画面起動時は、以下の値が表示されます。
口唇閉鎖力判定 ：２００
舌筋力判定
：２００
咬合力判定
：１０００
・ コメント記入欄
コメントを１００文字まで入力できます。
・ グラフ
測定値がグラフ表示されます。(測定値カッコ内の単位は通信設定で選択した単位が表示されます)
・ ｢測定開始｣ボタン
・測定開始荷重値が”０”の場合は、すぐに測定が開始されます。
・測定開始荷重値が”１”以上の場合は、測定値が測定開始荷重値以上になると測定が開始されます。
測定時間(経過時間)が最大測定時間になると自動的に測定が終了します。
手動で測定を停止する場合は、｢測定終了｣ボタンを押します。
測定終了時に終了メッセージが表示されます。

※保存しないで｢測定開始｣ボタンを押すと、保存していない旨のメッセージが表示されます。

11FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書○ ｢測定終了｣ボタン
測定を終了します。(手動終了)○ ｢保存｣ボタン
測定終了後(手動終了を含む)、測定データを保存する時に押します。
保存時に保存終了メッセージが表示され、｢OK｣ボタンを押すと「患者データ表」画面が表示されます。
※最大測定時間、フルスケール、コメントは測定時の値が保存されます。(測定後に変更しても測定時の値が保存されます)○ ｢閉じる｣ボタン｢測定選択｣画面に戻ります。
※ 保存しないで｢閉じる｣ボタンを押すと、保存していない旨のメッセージが表示されます。
画面右上の"Ｘ"を押した時も以下のメッセージが表示されます。

⑥ 測定
・ LDC-120を測定開始状態にします。
・ 最大測定時間、測定開始荷重値、フルスケールを確認し、｢測定開始｣ボタンを押します。
最大測定時間、測定開始荷重値、フルスケールの変更が必要な場合は、値を変更後に｢測定開始｣ボタンを押します。
・ 測定開始荷重値が”０”の場合は、すぐに測定が開始されます。
測定開始荷重値が”１”以上の場合は、測定値が測定開始荷重値以上になると測定が開始されます。
測定が開始されるとグラフ描画が始まります。
測定データは0.1秒間隔で取得されますので、グラフも0.1秒間隔で表示されます。
・ 測定時間が最大測定時間になると自動的に測定が終了します。
途中で測定を終了する場合は、｢測定終了｣ボタンを押します。
測定終了時に終了メッセージが表示されるので、｢OK｣を押します。

12

測定中にLDC-120の接続が切れた場合、以下のメッセージが表示され、測定が終了します。(ステータスは"未接続"になります)
測定終了までのデータは保存できます。
再度測定を行うには、｢閉じる｣ボタンで１つ前の画面(｢測定選択｣画面)に戻り、LDC-120の接続が確認できたら、測定種類を選択して測定画面を表示します。

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書⑦ 測定データ保存｢保存｣ボタンを押して、測定データを保存します。
保存しないで再測定を行う場合は、最大測定時間、測定開始荷重値、フルスケールを確認し、｢測定開始｣ボタンを押します。
保存しないで再測定を行った場合、今回の測定データは削除されます。
保存時に保存終了メッセージが表示され、｢OK｣ボタンを押すと「患者データ表」画面が表示されます。

⑧ 「患者データ表」画面[画面項目]
・ ｢測定｣ボタン｢測定｣画面に戻ります。
画面右上の"Ｘ"を押しても｢測定｣画面に戻ります。
・ ｢削除｣ボタン
一覧表で選択した測定データを削除します。
削除確認メッセージが表示されるので、削除する場合は｢はい｣を押します。

13

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

・ ｢測定値解析｣ボタン｢測定値解析｣画面が表示されます。
｢測定値解析｣画面では、｢患者データ表で選択した測定データ｣＋｢他２件のデータ｣のグラフ重ね書き表示が行えます。
また、表示画面の印刷や表示画面をファイルに保存できます。
・ ｢ピーク値解析｣ボタン｢ピーク値解析｣画面が表示されます。
｢ピーク値解析｣画面では、｢データ表｣画面に表示されている患者の全測定データのピーク値をグラフ表示します。
また、表示画面の印刷や表示画面をファイルに保存できます。
※測定データが1件の場合は、以下のエラーメッセージが表示され、｢ピーク値解析｣画面は表示されません。

・ ｢メニュー｣ボタン｢メニュー｣画面に戻ります。
8.6 測定値解析[画面項目]
・ 患者情報
患者番号、氏名、年齢、性別が表示されます。
測定日、ピーク値、最終値、コメント欄には、1件目の値が表示されます。
・ フルスケール
測定時に保存された最大のフルスケール値が表示されます。
グラフを複数表示している場合は、複数データ内で一番大きいフルスケール値が表示されます。
フルスケール値を変更すると、グラフＹ軸(測定値軸)の最大値が変わります。
・ グラフ「患者データ表」画面で選択した測定データがグラフ表示されます。
最大3本までグラフの重ね書きができます。
X軸(時間軸)の最大値は、表示されているグラフ内で「測定時の最大測定時間」が一番大きい値を表示します。
・ ｢グラフ重書｣ボタン
グラフの重ね書きを行います。(最大3本のグラフを重ね書きできます)｢患者データ表｣画面から重ね書きするデータを選択して、重ね書きを行います。

14

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

・ ｢画面保存｣ボタン表示されている画面をファイルに保存します。
ファイルは、データ保存フォルダ内の｢Screenshot｣フォルダ直下に保存されます。
保存されるファイル名は、"患者番号"＋"1本目に表示された測定データの回数"＋".jpg"です。
[例]
グラフの1本目が、｢患者番号=00001｣で｢123回目の測定データ｣の場合は、ファイル名："00001123.jpg"で保存されます。
・ ｢印刷｣ボタン表示されている画面を印刷します。
印刷するプリンタの選択画面が表示されるので、プリンタを選択して印刷します。
印刷が複数ページになった場合は、｢詳細設定｣を押して、1枚に収まるよう印刷設定を変更してください。

・ ｢閉じる｣ボタン｢患者データ表｣画面に戻ります。
画面右上の"Ｘ"を押しても｢患者データ表｣画面に戻ります。
・ ｢１本だけに戻す｣ボタン
複数表示(重ね書き)されたグラフを最初の1本表示に戻します。
・ 凡例
グラフ毎に、グラフの色、患者番号、測定日、ピーク値、最終値、氏名が表示されます。
[グラフの色]
1本目のグラフ色：青色
2本目のグラフ色：緑色
3本目のグラフ色：赤色[重ね書き操作]① ｢測定値解析｣画面で、｢グラフ重書｣ボタンを押します。
② ｢患者検索(重書)｣画面が表示されるので、患者番号を入力後、｢測定データ表示｣ボタンを押します。
｢検索｣ボタン、｢患者リスト｣ボタンで患者を検索できます。
｢検索｣ボタン、｢患者リスト｣ボタンの操作は、｢8.4 患者データの登録、修正、削除｣と同じです。

15

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書③ ｢患者データ表(重書)｣画面が表示されます。
重ね書きするデータをダブルクリックするか、データを選択後に｢重書｣ボタンを押します。

※単位の異なるデータをダブルクリックすると以下のエラーメッセージが表示され、重ね書きはできません。
[例]
1件目で単位が"N"の測定データを選択↓
2件目で単位が"kPa"の測定データを選択↓
エラーメッセージが表示されます。

④ ｢測定値解析｣画面に戻り、グラフが追加(重ね書き)されます。

16

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書⑤ 次のグラフを重ね書きする場合は、①～④の操作を行います。
最大３本まで重ね書きできます。
8.7 ピーク値解析[画面項目]
・ 患者情報
患者番号、氏名、年齢、性別が表示されます。(測定日は表示されません)
コメント欄には、１件目測定時のコメントが表示されます。
・ フルスケール
測定時に保存された最大のフルスケール値が表示されます。
フルスケール値を変更すると、グラフＹ軸(測定値軸)の最大値が変わります。
・ グラフ
測定毎のピーク値がグラフ表示されます。
グラフ左上の測定値単位は、１件の単位("N"または"kPa")が表示されます。
｢データ番号変更｣ボタンで、グラフの始点と終点を変更できます。

・ ｢画面保存｣ボタン表示されている画面をファイルに保存します。
ファイルは、データ保存フォルダ内の｢Screenshot｣フォルダ直下に保存されます。
保存されるファイル名は、"患者番号"＋".jpg"です。
[例]
患者番号=00001の場合は、ファイル名："00001.jpg"で保存されます。

17

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

・ ｢画面印刷｣ボタン表示されている画面を印刷します。
印刷するプリンタの選択画面が表示されるので、プリンタを選択して印刷します。
印刷が複数ページになった場合は、｢詳細設定｣を押して、1枚に収まるよう印刷設定を変更してください。

・ ｢キャンセル｣ボタン｢患者データ表｣画面に戻ります。(データ番号は変更されません)
画面右上の"Ｘ"を押しても｢患者データ表｣画面に戻ります。
[データ番号変更操作]① ｢データ番号変更｣ボタンを押します。
② ｢データ番号変更｣画面が表示されるので、始点と終点を変更して、｢OK｣ボタンを押します。
変更確認画面が表示されますので、｢はい｣を押します。 → ｢ピーク値解析｣画面に戻ります。

※ 始点と終点の差が２００を超える場合は、エラーメッセージが表示され、データ番号は変更できません。
終点の値が最大測定回数を超えている場合もエラーメッセージが表示され、データ番号は変更できません。
[２００件を超えた場合][最大測定件数を超えた場合]

18FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書③ ｢ピーク値解析｣画面のグラフデータ番号(X軸)が変更されます。

8.8 測定データ表示
測定結果を呼び出し、測定値解析やピーク値解析を行います。
[測定操作]① ｢メニュー｣画面で｢測定データ表示｣ボタンを押します。
② ｢患者検索・患者登録｣画面が表示されます。
③ ｢患者検索｣画面にて患者番号を入力します。
｢検索｣ボタン、｢患者リスト｣ボタンで患者を検索できます。

④ ｢測定データ表示｣ボタンを押します。 → ｢患者データ表｣画面が表示されます。
患者番号が登録されていない場合、以下のエラーメッセージが表示されますで、｢OK｣ボタンを押します。
｢OK｣ボタンを押すと｢患者検索｣画面に戻りますので、患者番号を確認してください。

19FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書⑤ ｢患者データ表｣画面が表示されます。
測定値解析、ピーク値解析を行います。
測定値解析、ピーク値解析の操作は、｢8.6 測定値解析｣、｢8.7 ピーク値解析｣を参照してください。

[画面項目]○ ｢測定値解析｣ボタン｢測定値解析｣画面が表示されます。
｢測定値解析｣画面では、｢一覧表で選択した測定データ｣＋｢他２件のデータ｣のグラフ重ね書き表示が行えます。
また、表示画面の印刷や表示画面をファイルに保存できます。
○ ｢ピーク値解析｣ボタン｢ピーク値解析｣画面が表示されます。
｢ピーク値解析｣画面では、｢データ表｣画面に表示されている患者の全測定データのピーク値をグラフ表示します。
また、表示画面の印刷や表示画面をファイルに保存できます。
※測定データが1件の場合は、以下のエラーメッセージが表示され、｢ピーク値解析｣画面は表示されません。

[患者検索操作]① 患者番号または氏名を入力します。
② ｢検索｣ボタンを押します。
③ ｢患者リスト｣画面が表示されます。
患者番号または氏名に一致した患者がリスト表示されます。
氏名については、入力した文字から始まる患者がリスト表示されます。
④ 患者をダブルクリックします。
リストで患者選択後に｢選択ボタン｣を押しても患者を確定できます。
⑤ 前画面に戻り、患者情報が表示されます。

20

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書[患者リスト操作]① ｢患者リスト｣ボタンを押します。
② ｢患者リスト｣画面が表示されます。
登録されている全ての患者が表示されます。
③ 患者をダブルクリックします。
リストで患者を選択後に｢選択ボタン｣を押しても患者を確定できます。
④ 前画面に戻り、患者情報が表示されます。
この画面で患者を削除する場合は、｢削除｣ボタンを押します。
削除確認メッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
既に測定を行っている場合は、測定データが存在する旨のメッセージが表示されるので、｢はい｣を押して削除します。
[測定データが無い場合][測定データがある場合]

9.ファイル仕様◇患者マスタ ・・・ ｿﾌﾄを初めて起動した時の保存ﾌｫﾙﾀﾞは、"LDC-120"ﾌｫﾙﾀﾞ内の"DATA"ﾌｫﾙﾀﾞになっています。
・ファイル名：datab.csv
・文字種類：ASCII
・区切文字：CSV(可変長)・データ定義
項目名
登録範囲
登録例
備考
No
00001-09999
00001
前方ゼロ埋め
1 患者番号
全角、半角
測定太郎
2 氏名
数値
31
3 年齢
性別
男
又は
女
男
4
"/"付きの日付
2018/12/25
5 登録日◇測定ヘッダファイル ・・・ ｿﾌﾄを初めて起動した時の保存ﾌｫﾙﾀﾞは、"LDC-120"ﾌｫﾙﾀﾞ内の"DATA"ﾌｫﾙﾀﾞになっています。
・ファイル名：患者番号5桁.csv(例：00001.csv)
・文字種類：ASCII
・区切文字：CSV(可変長)・データ定義
[1行目]
新規患者登録時に追加
項目名
登録範囲
登録例
備考
No
00001-09999
00001
前方ゼロ埋め
1 患者番号
文字
測定太郎
2 氏名
数値
31
3 年齢
男 又は 女男
4 性別
数値
30
5 フルスケール値[2行目以降]一測定毎に一行追加
項目名
登録範囲
登録例
備考
No
測定日
"/"付きの日付
2018/12/25
1
数値
28
2 ピーク
数値
10
3 最終値
文字
テスト測定
4 コメント文字
00123012
5 測定明細ファイル名"N" 又は "kPa"N
測定時の単位
6 単位
LDC-120
LDC-120
固定文字
7 装置

21

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書

類◇測定明細ファイル ・・・ ｿﾌﾄを初めて起動した時の保存ﾌｫﾙﾀﾞは、"LDC-120"ﾌｫﾙﾀﾞ内の"DATA"ﾌｫﾙﾀﾞになっています。
・ファイル名：患者番号5桁+３桁の回数.csv(例：0001123.csv ← 患者番号：0001の123回目データ)
・文字種類：ASCII
・区切文字：CSV(可変長)・データ定義
[1行目]
項目名
登録範囲
登録例
備考
No
00001-09999
00001
前方ゼロ埋め
1 患者番号
文字
測定太郎
2 氏名
数値
31
3 年齢
男 又は 女男
4 性別"/"付きの日付
2018/12/25
5 測定日
文字
テスト測定
6 コメント数値30
7 フルスケール値
数値
30
8 最大測定秒数
数値
28
9 ピーク値
最終値
数値
1010[2行目以降]
項目名
No
1 測定値

登録範囲
数値

登録例
123.4

備考

10. 通信仕様◇ＰＣ⇔LDC-120
・接続方法
USBケーブル接続[仮想COMポート使用]
・LDC-120ドライバ
LDC-120開発会社より提供
・通信仕様
BaudRate：115200 bps
DataBits：7
Parity：even
StopBits：1
・データレイアウト
桁数
1
2
3
4
5
6
7
8
ﾃﾞｰﾀ ±
9
9
9
9
9
CR
LF
備考 符号
9.999～9999
改行コード
小数部が2桁以上を受信した場合は、解析ソフト側で小数部2桁目以降を切り捨て。(例：99.99→99.9)
文字種類：ASCII

22

FormNo．CKB09A DocNo．CKB09A0001A
LDC-120データ解析ソフト

分

類

9.改版履歴
改
1

作

成

日

2019/03/26

作

成

者

（株）コスモ計器

LDC-120データ解析ソフト操作説明書版

履2019/03/26 Ａ版

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

23

歴