本質安全防爆形放射温度計
ExTemp シリーズ

国内型式検定合格番号：
国内型式検定合格番号：
第CML23JPN2141 号• 危険場所 Zone 0、1 及び２（特別危険箇所、第一類危険箇所及び第二類危険箇所）で使用可• 測定温度範囲：－ 20℃～＋ 1000℃（この範囲内で設定可）• 2 線式、4-20 mA 出力（安価な計装ケーブル使用可）• 本質安全防爆絶縁バリヤと組み合わせ使用• オプション、PC と USB(LCT 設定器）による放射率、4-20 mA スケーリングなど自由設定可• 過酷な環境に対応、316 ステンレス容器採用• 保護等級 IP65

EXTEMP-J カタログ REV2 231023-01

本質安全防爆電気仕様

放射温度計の仕様
重さ		

容器の保護等級 IP

測定温度範囲		- ２０℃～＋ 1000℃（表１を参照）		

100℃

出力信号			

4-20 mA（防爆認証上、使用周囲温度：-20 ～ +70℃）

相対湿度

精度		

± 1℃又は 1％繰り返し精度± 0.5℃又は 0.5%、どちらか大きい方どちらか大きい方

本質安全防爆パラメータ
本安回路許容電圧 Ui =28 V

放射率設定範囲 0.20 ～ 1.0 （工場出荷時の設定：0.95）
放射率の設定方法

USB インターフェースにより			設定可能

応答時間（T90)		

0.240 秒 （90％応答）

測定波長		8 ～ 14 μ m

必要電源		

12 ～ 24VDC ± 5%

最大消費電流		

25mA

内部キャパシタンス Ci =8 nF
内部インダクタンス Li =0 mH
本安回路許容電力 Pi =650 mW
使用周囲温度 Ta =(-)20°C ～ (+)70°C
ATEX 防爆認証番号：CML14ATEX2079
IECEx 防爆認証番号：IECExCML14.0032

型式検定合格番号：第 CML23JPN2141 号

容器材質

ステンレス製 SUS316

サイズ		Ф 20 X 150mm ( 外形寸法図参照）

取付方法

M20 x 1.5mm 、長さ 46mm		2 本の固定ナット（付属）リード線

5m, 10m 又は 25m から選択

本質安全防爆記号と使用可能危険場所：
IECEx 記号：、TIIS 日本

防爆記号：

Ex ia IIC T4センサと測定対象物間の距離（インチ）
0084.442.40.5

センサと測定対象物間の距離（インチ）
19.7

111.9
200

センサと測定対象物間の距離（㎜）0.511.01.81.1
D:S

028.6
500

測定径（インチ）

39.4

500078.61000

センサと測定対象物間の距離（㎜）センサと測定対象物間の距離（インチ）
03.9

7.90.50.200.49

30:145.21000

センサと測定対象物間の距離（㎜）測定径（mm）

19.7

11.045.2

15:1

‑151

センサと測定対象物間の距離（インチ）0.53.11.8‑21039.4

D:S61.9100

図１2:1

11.0

0

測定径（インチ）

測定距離と測定径の比 (D/S 比 )D:S

測定径（インチ）

Ex ia IIC T4 Ga

ATEX 記号：II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga

測定径（mm）

測定径（インチ）

本安回路許容電流 Ii =93 mA
本安回路許容電力 Pi =650 mW

機械及び環境仕様

測定径（mm）

最大 95％（結露しないこと）

CE 及び RoHS 適合

測定距離と測定径の比（D/S 比） 図１を参照

測定径（mm）

IP65 (NEMA4)

精度保証の使用周囲温度 0 ℃～ +70℃

最大測定温度スパン		1000℃
最少測定温度スパン		

約 475g(5m リード線含む）

11.0
0

100

12.5
200

センサと測定対象物間の距離（㎜）‑CF‑301
Calex テクノロジー株式会社

5.0

https://calextechnology.com/℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

2/4

EXTEMP-J カタログ REV2 231023-01
本質安全防爆放射温度計と絶縁バリヤ（本安関連機器）の接続図

危険場所

安全場所
本質安全防爆LCT 設定器

絶縁バリヤ D5014S

CalexConﬁg
ソフトウエアオプション

ExTemp シリーズ放射温度計

DCS 又は PLC な
どの IO カード内蔵 250Ω抵抗

ＰＷＲ＋4-20mA

参考例

筐体を接地された構造物に接続するか、又はシールド線のどちらか一点のみを接地が必要です。

LCT 設定器使用時は設定には、最小 250Ω～最大 550Ω
抵抗が必要。設定後、4-20mA の配線を外し、設定用抵抗と交換します。

外して元の配線に戻します。

付属品アクセサリー：

外形寸法図（単位 mm )

FBL:

リード線
2 x 0.75mm
500VAC以上の耐電圧性能

ABL:

Ф20mm

150mm20mm

固定ナット 2個、サイズ： M20 X 1.5mm APMW:

側面

背面APMN:エアパージカラー（2:1 以外のCALCERTA : 校正証明書（温度 3 点について）, UKAS トレーサビリティ

ネジサイズ： M20 X 1.5mm

本体収納容器ケーブルグランド 材質：SUS316
サイズ：M16 x 1.5mm
材質：ニッケルメッキ 真鍮

センサ固定金具（2 軸可動形）
エアパージカラー（2:1 用）
全ての型式）

正面46mm

センサ固定金具（1 軸可動形）

LCT:

コンフィグレーション ( 設定 )ユニット

放射温度計の設定についてオプションの USB アダプターと設定ソフトウェア（アダプターに付属）を使用して行えます。 USB アダプターは本質安全防爆機器として認証されていませんので、設定は安全場所側回路において行ってください。

設定するための条件

として 4-20 mA 回路に 400 Ω以上のインピーダンスが必要です。

設定項目は放射率、4-20 mA スケーリング、平均化、ピーク値と谷値のホールド及び反射率です。

適合絶縁バリヤ

LCT: コンフィグレーション ( 設定 ) ユニット

D5014S の主な仕様

設置場所：非危険場所（日本を除き Zone 2（第二類危険箇所）,Group IIC T4 危険場所に設置可能）
定格電源電圧：DC24V（DC18V ～ DC30V）逆極性保護有
入力：4-20mA の 2 線式、本質安全防爆形、放射温度計 EXTEMP シリーズに接続
放射温度計、印加電圧：入力 20mA で約 15.0V（電圧リップル最大 25mVrms、0.5 ～ 2.5KHz 周波数帯域）
最小 14.5V
出力：4-20 mA：最大負荷 550 Ω；応答時間：5ms（0 ～ 100％ステップ応答）
出力リップル：250 Ω負荷にて 20mVrms 以下（0.5 ～ 2.5KHz 周波数帯域）
適合規格：CE マーキング、94/9/EC ATEX 指令、2004/108/CE EMC 指令、2006//95/EC LVD 指令、
2011/65/EU RoHS 指令
環境条件： 使用温度：－ 40℃～＋ 70℃； 使用相対湿度：95％（55℃まで）
防爆認証記号：本質安全防爆関連機器及び、非点火防爆機器（日本を除く）
TIIS：[Ex ia] IIC 詳細は別紙、絶縁バリヤ、D5014S/5014D データシート参照
検定合格番号と準拠規格：

種類
防爆機能安全認証機関

検定合格番号準拠規格

Euroﬁns-CML

第 CML23JPN2141 号

工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針）

BVS 10 ATEX E 113 X

EN60079-0, EN60079-11, EN60079-15, EN60079-26

C-IS-236198-04

IEC61508

DEKRATÜV SÜD

IECEx BVS 10.0072X

Calex テクノロジー株式会社

IEC60079-0,IEC60079-11, IEC60079-15,IEC60079-26

https://calextechnology.com℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

3/4

EXTEMP-J カタログ REV2 231023-01

適合絶縁バリヤ
型式 D5014S/ D5014DD5014S 外形寸法図 (D5014D: 2チャンネル形も同じ）
明青色のプレート

危険場所側
配線端子
（ 本安回路側配線端子）：明青色

安全場所側
配線端子
（ 非本安回路側配線端子）: 灰色

透明カバーの
材質： ポリカーボン樹脂

上面12.5123
2 19 104 311 12123

7 86 5非本安回路側本安回路側DINレール

絶縁バリヤの取り付け及び配線端子：
T35DIN レール（EN50022 準拠）;
パワーバス及びターミナルボードに取り付け可能
適合電線：0.25mm2 ～ 2.5mm2
推奨締付トルク：0.5N・m ～ 0.6N・m
重さ及び寸法：D5014S：約 130g ;12.5mm(W) x 123mm(D) x 120mm(H)

寸法単位： mm

本質安全防爆 放射温度計
EX シリーズ ご注文方法

製品型式記号の説明( 記 1)

EX-FFF-TT-C-LL

ケーブル長
5 = 5m（標準付属）
10 = 10m（オプション）
25 =25m（オプション）
ユーザ設定ツール
C=USBアダプタ使用による設定

測定温度範囲LT=- 20℃～100℃
MT=0℃～250℃
HT=0℃～500℃
XT=0℃～1000℃
ST=特注範囲
温度範囲はオプションのUSBインターフェースと専用ソフトウェアを使用して-20℃～1000℃の間でスケーリング出来ます。

＊

適合絶縁バリヤ型式：

D5014S, 1 チャンネル形

又は放射温度計を 2 台使用の場合はD5014D,2 チャンネル形を併せてご注文下さい。

測定距離と測定径の比（D/S比）
21=2:1比率のレンズ使用
151=15:1比率のレンズ使用
301=30:1比率のレンズ使用
CF=近接焦点のレンズ使用（100ｍｍの距離で視野径5mm)( 記 1) 合格証の記号は” -5” ですが、25m までを含みます。

ご用命はCALEX テクノロジー株式会社〒 231-0002 横浜市中区海岸通 4 丁目 23 番マリンビル 8 階℡ : 045-228-9447 Fax: 045-228-9503
https://calextechnology.com/

Calex テクノロジー株式会社

https://calextechnology.com/℡ 045-228-9447/fax045-228-8466

4/4