ZS-6122CP
GP-IB アダプタ
取扱説明書

第１版

〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37
TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067
URL http://www.zenisu.co.jp/

1◆ 目次 ◆1.概要 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3
2.特徴 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3
3.仕様 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3
4.信号とスイッチの説明 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 4
5.外形寸法図 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 96.使用例 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 10
7.保証規定 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 112

1.概要
ZS-6122CP は、4 バイトまでのパラレル信号の入出力を GP-IB インターフェイスによって制御出来るGP-IB アダプタです。パラレル信号はディップスイッチによりバイトごとに入力または出力に設定出来ます。
このユニットを使用することにより BCD パラレル信号やバイナリ信号などの入出力インターフェイス機器を、GP-IB によるコントロールやデータ転送が簡単にできるようになります。
商品型式にはつぎの 2 種類があります。
(1) ZS-6122CP

プリント基板単体で機器組み込み用です。
入出力データや制御信号を接続するコネクタに L 形を使用していますので、高さ制限のきびしい機器への組み込みも容易です。

(2 )ZS-6122CS

ZS-6122CP と電源を小型ケースに組み込んだユニットです。
信号の接続、外観などは ZS-6122CS 添付の取扱説明書を参照して下さい。

2.特徴
1.

入力と出力の両機能をもっています。

2.

小型で低価格です。

3.

機器組み込み用に最適です。

3.仕様(1) GP-IB インターフェイス規格に準拠 (IEEE Std 488-1978)。
インタフェイス機能のサブセット： SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0(2) 入力 アダプタはトーカ動作で入力データを GP-IB インターフェイスのコントロール側へ送出します。
入力データ数：0～4 バイト (ディップスイッチによるデリミタは EOI に固定)
信号レベル：TTL (ファンイン=1 10KΩプルアップ抵抗付)(3) 出力 アダプタはリスナ動作で GP-IB インターフェイスのコントロール側からのデータを出力します。
出力データ数：0～4 バイト (ディップスイッチによるデリミタは任意)
信号レベル：TTL (74LS 相当ファンアウト=10)(4) 一般型式

ZS-6122CP

ZS-6122CS

形状

プリント基板タイプ

小型ケース

電源+5V 0.4A

+5V 0.4A

寸法

120 × 144 × 約 16 (H)130 (W) × 150 (D) × 35 (H)

重量約 120g

約 400g

J2 ケーブル 60cm 1 本

J6 ケーブル 60cm 1 本

J4 ケーブル 60cm 1 本
付属品
J3 コネクタ 1 個

J3 コネクタ 1 個

FAS-5001-2101-0BF (山一)FAS-5001-2101-0BF (山一)注） 寸法単位はｍｍ34.信号とスイッチの説明
ZS-6122CP の信号名と方向を下図に示します。

ZS-6122CP のコネクタ型式は次の通りです。
記号

プリント基板取付側

ケーブル側

J1

57LE-20240-73C0D35-6 (DDK)GP-IB ケーブル

J2

B4B-XH-A (JST)XHP-4 (JST)J3

FAP-5001-1202-0BF (山一)FAS-5001-2101-0BF (山一)J4B7B-XH-A (JST)XHP-7 (JST)J6

M04-339A0

4.1 J2 コネクタ
DC+5V 電源供給用コネクタです。

1J2234+ 5V （リード線色：茶）G N D （リード線色：黒）

電源は J3 または J4 コネクタから供給する事も可能です。
44.2 J3 コネクタ
入出力データと制御信号が接続されています。
I/O

SIGNALPIN

SIGNAL

D0-0

1

2

D1-0

D0-1

3

4

D1-1

D0-2

56

D1-2

D0-3

7

8

D1-3

D0-4

910

D1-4

D0-5

11

12

D1-5

D0-6

13

14

D1-6

D0-7

15

16

D1-7

D2-0

17

18

D3-0

D2-1

19

20

D3-1

D2-2

21

22

D3-2

D2-3

23

24

D3-3

D2-42526

D3-4

D2-52728

D3-5D2-62930

D3-6

D2-73132

D3-7

OUT

SPM

3334+5V

OUT

REMOTE

3536+5V

OUT

TLK

3738+5VIN

OUT-READY

3940+5VOUT

OUT STOROBE

4142

GND

IN

REQUEST

4344

GND

OUT

TRIGGER

4546

GND

OUT

CLEAR

4748

GND

NC

4950

GND

IN OUTI/O

IN OUT(1) D0-0～D3-7 は入出力データです。入力と出力の割付けはディップスイッチ(SW2)で行います。
(2) データの転送順序はポート番号の小さい方からとなります。 例 D0→D1→D2→D3(3) バイトのビット No.7 (D0-7, D1-7, D2-7, D3-7) が MSB です。

5J3 DATA コネクタに接続されている制御信号の種類と動作信号
PIN信号名説明方向論理

33

SPM

OUT

負シリアルボーリング中 LOW レベルになります。

35

REMOTE

OUT

負リモート状態の時 LOW レベルになります。

37

TLK

OUT

負トーカ状態の時 LOW レベルになります。

39

OUT-READY

IN

正ZS-6122CP から入出力機器がデータ受信可能な時 HIGHレベルにします。この信号は 10KΩで+5V にプルアップされているため制御不要の場合、開放可能です。

41

OUT-STROBE

OUT

正出力データが全バイト揃った後、更に任意のダミーデータを出力すると負パルスを出力します。このパルス巾はディップスイッチの設定により約 1μs と約 1ms の選択ができます。

43

REQUESTIN

負

この信号の立ち下がりで SRQ を発生します。

45

TRIGGEROUT

負GP-IB コントローラより GET 命令を受けたときに 2μs の負パルスを出力します。

47

CLEAR

OUT

負GP-IB コントローラより SDC 命令またはDCL 命令を受けた時に約 2μs の負パルスを出力します。

注) OUT-STROBE 信号が必要な場合、ダミーデータを 1 バイト追加して出力して下さい。

4.3 J4 コネクタ
状態表示やスイッチ信号入出力用コネクタです。
PIN

信号名I/O説明

線色

1+5V-LED のアノード側に接続します。

茶2

GND-

メーク接点の片側に接続します。

赤3

EXT-SRQ

IN

メーク接点または LOW で SRQ を発生します。

橙4LSN

OUT

リスナー動作で外部の LED を点灯させます。

黄5

TLK

OUT

トーカ動作で外部の LED を点灯させます。

緑6

EXT-RESET

IN

メーク接点または LOW 信号で初期状態にします。

青7

SRQ

OUT

SRQ 信号発生中 LED を点灯させます。

紫注) RESET と SRQ はプリント基板上にもスイッチが取り付けてあります。

64.4 アドレススイッチ(SW1)
アドレスイッチは、6 ビットのディップスイッチが付けてあります。GP-IB アドレスは 1～5 のビットスイッチで行い、アドレス NO.は 0～30 までです。(全ビット ON の 31 は除きます。)
ビット 6 のスイッチは無効です。

12345610
未使用
ADR4(16)
ADR3(8)ADR2(4)
ADR1(2)
ADR0(1)4.5 モードスイッチ（SW2）動作モードを設定する 8 ビットのディップスイッチです。

1 2 3 4 5 6 7 8
ON
DSEL2
DSEL1

未使用

DSEL0
PWMD:OUT STROBEのパルス幅設定を設定します。
ON:約1μsのパルス幅 OFF:約1msのパルス幅
ポート3(D3)
ポート単位でパラレルデータの入力と出力を選択します。
ポート2(D2)
ポート1(D1)
ポート0(D0)

7OFF（上）：OUT
ON （下）：IN

4.6 シリアルポール時のステータス
シリアルポールでは、このアダプタから SRQ が発生したことを知らせる RQS 情報に加えて4.5 項で説明した動作モードのディップスイッチ設定情報も一緒に送ります。

76543210

ポート0 (D0) が出力の時"0"、入力のとき"1"
ポート1 (D1) が出力の時"0"、入力のとき"1"
ポート2 (D2) が出力の時"0"、入力のとき"1"
ポート3 (D3) が出力の時"0"、入力のとき"1"
PWMD：OUTSTROBEのパルス幅が1msの時"0"1μsの時"1""0"
RQS"0"
RQS は J3 コネクタの 43 番ピンの REQUEST 信号、J4 コネクタの 3 番ピンの EXT-SRQ 信号またはアダプタ基板上の SRQ スイッチ (SW4) により割込みが発生し、このビットが"1"となります。
この信号はシリアルポート終了時、またはリセットにより"0"となります。

8

5. 外形寸法図
5.1 ZS-6122CP

コネクター、スイッチ配置図

96.使用例
6.1 D/A コンバータ(12 ビット)との接続

この場合のディップスイッチの設定 (パルス幅 1μs の場合)

アドレス１I/O

DSEL

ADRON

1 2 3 4 5 6

7 8OFFどちらでも可1 2 3 4 5 6

6.2 A/D コンバータとの接続

TRIGGER で A/D スタートさせ、A/D-END または A/D-BUSY 終了で SRQ を発生させるようにします。
ただし、A/D が数 10μs で動作する高速の場合は、SRQ は使用せず A/D スタート後すぐデータを読み取る方法でも良い場合があります。
(アドレス 16 の場合)

10

7.保証規定
弊社の製品は品質管理と検査をもってお届けしていますが、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、当保証規定記載内容の通り無償修理いたします。
(1) 保証期間中(ご購入日から 1 年間)に取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理致します。
(2) 次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。
① 誤った使用方法あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
② 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
③ 火災、地震、その他天災、地変ならびに異常電圧など外部要因によって生じた故障や損傷。
④ 消耗部品の取り替え。
⑤

電源・電圧変更。

(3) 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

11