マルチパワーメータ◆４要素一括表示
高速デジタル演算方式を採用し、ＬＣＤ表示器との組み合わせにより多要素をリアルタイムに１画面に表示します。
バックライトを常装し、照明無しでも明瞭に表示します。

◆１１０角広角度計器と同一取付
１１０角広角度計器と同一取り付け寸法のため従来の広角度計器と置き換え可能です。

◆ 出力も充実（最大３出力）
アナログ出力（４〜２０ｍＡ、１〜５Ｖ）、Ｗｈ又はｖａｒｈパルス出力
デジタル出力（ＲＳ４８５）、リレー出力と豊富な出力オプションから選択できます。

◆４倍入力電流の測定
突入電流にも配慮し、定格入力電流の４倍まで計測可能です。

CAT. NO. TMS-08

目 次
ＴＭＳマルチパワーメータ

３〜１４

ＴＭＳマルチパワーメータ （零相電圧入力仕様）

１５〜２２

設置方法と使用上の注意

２３〜２５

伝送仕様（ＲＳ−４８５）について

２６・２７

2

マルチパワーメータ
特徴◆４要素一括表示
高速デジタル演算方式を採用し、ＬＣＤ表示器との組み合わせにより多要素をリアルタイムに１画面に表示します。
バックライトを常装し、照明無しでも明瞭に表示します。

◆１１０角広角度計器と同一取付
１１０角広角度計器と同一取り付け寸法のため従来の広角度計器と置き換え可能です。

◆ 出力も充実（最大３出力）
アナログ出力（４〜２０ｍＡ、１〜５Ｖ）、Ｗｈ又はｖａｒｈパルス出力
デジタル出力（ＲＳ４８５）、リレー出力と豊富な出力オプションから選択できます。

◆４倍入力電流の測定
突入電流にも配慮し、定格入力電流の４倍まで計測可能です。

製作仕様
測定項目

入力範囲

電 流（Ｒ，Ｓ，Ｔ）

０〜５Ａ（２０Ａ延長）

表

示

補助電源

入力電流×ＣＴ比
入力電圧×ＶＴ比ＡＣ８０〜２６４Ｖ：６ＶＡ

電 力

０〜１ｋＷ 又は０〜２ｋＷ

入力電力×ＣＴ比×ＶＴ比

ＤＣ ８０〜１４３Ｖ：３.５Ｗ（３２ｍＡ）

無効電力

ＬＥＡＤ１kvar〜０〜ＬＡＧ１kvar
ＬＥＡＤ２kvar〜０〜ＬＡＧ２kvar

入力無効電力×ＣＴ比×ＶＴ比

力 率

ＬＥＡＤ０〜１〜ＬＡＧ０

ＬＥＡＤ０.０〜１００.０〜ＬＡＧ０.０％

周波数

４５Ｈｚ〜６５Ｈｚ

４５.００Ｈｚ〜６５.００Ｈｚ

デマンド電力０〜１ｋＷ 又は０〜２ｋＷ

入力電力×ＣＴ比×ＶＴ比

電流 ５Ａ，５０／６０Ｈｚ，０.５ＶＡ

デマンド電流０〜５Ａ

入力電流×ＣＴ比

電圧 １１０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.１１ＶＡ

電 圧（Ｒ-Ｓ，Ｓ-Ｔ，Ｔ-Ｒ） ０〜１５０Ｖ 又は０〜３００Ｖ

ＤＣ １９〜 ３１Ｖ：３.５Ｗ（１５０ｍＡ）

電力量

０.０００〜９９９９９９.９９９ｋＷｈ（ＭＷh）

無効電力量

０.０００〜９９９９９９.９９９ｋｖａ
ｒｈ（Ｍｖａｒｈ）

性能項

入力定格と消費ＶＡ

２２０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.２２ＶＡ

使用環境及び構造
目

仕

様

項

仕

流 …………………………… ±０.５％

使用温度範囲電

圧 …………………………… ±０.５％

保存温度範囲−２０〜７０℃

相対湿度

８５％以下

電 力 …………………………… ±０.５％

許 容 差

目

電

様

−１０〜５５℃

無効電力 ………………………… ±１.０％

ケース

力 率 …………………………… ±０.０３

カバー

難燃ＡＢＳ

端子カバー

ポリカーボネイト

端子ネジ

黄 銅 （Ｍ４，Ｍ３）

構

造

質

量

周波数 …………………………… ±０.５％
デマンド電力 ……………………… ±１.０％
デマンド電流 ……………………… ±１.０％

表示素子

電力量 …………………………… ±２.０％
無効電力量 ……………………… ±２.５％

難燃ＡＢＳ

約５２０ｇ
ＬＣＤ

出力仕様

温度の影響

±０.３％／１０℃

応答時間

約１秒

絶縁抵抗

ＤＣ５００Ｖ

耐電圧

ＡＣ２０００Ｖ１分間（出力を除く）

雷インパルス耐電圧

６ｋＶ １.２／５０μｓ

伝送出力

振動・衝撃

振動１０〜５５〜１０Ｈｚ ０.１５㎜
衝撃４９０ｍ／Ｓ２ ＸＹＺ正逆３回

リレー出力

アナログ出力
１００ＭΩ以上
パルス出力

ＤＣ４〜２０ｍＡ ０〜５５０Ω
ＤＣ１〜５Ｖ
６００Ω〜∞
電力量、無効電力量のいずれか
ＡＣ１２５Ｖ，ＤＣ１２５Ｖ０.１Ａ ＯＮ時間 約２００ｍｓ
ＲＳ−４８５
２４００〜９６００ｂｐｓ
ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ
ＤＣ１００Ｖ ０.３Ａ，ＤＣ３０Ｖ ５Ａ （抵抗負荷）《準拠規格》
性能は、JIS C 1102、JIS C 1111、JIS C 1216、JIS C 1263に準拠しています。

リモート入力仕様
外部より電圧を印加する事により主表示の測定項目を変更できます。
ＡＣ８０〜２６４Ｖの電圧又はＤＣ８０〜１４３Ｖの電圧を印加してください。１回印加すると項目が次に移ります。
消費電流は約２ｍＡです。

警報リセット入力仕様
外部より電圧を印加する事により警報出力をリセットすることができます。
ＡＣ８０〜２６４Ｖの電圧又はＤＣ８０〜１４３Ｖの電圧を印加してください。
（０.５秒以上）
警報、表示共にリセットされ通常の計測状態に移ります。
（表示要素の選択とは関係なく、すべてのデマンド要素がリセットされ、警報も解除されます。）
消費電流は約２ｍＡです。

3

形名構成

TMS−□□−□−□□−□

項

記号
１１
１２
２１
２２
３１
入力回路
３２
及び
４１
入力の定格 ４２
５１
注１）
５２
５３
５４
９９
１
補助電源
２
電圧
９
００
１５
１８
２５
２８
出
力
３１
５０
５５
５８
９９
表示器

目

内
容
単相２線
１００Ｖ
５Ａ
単相２線
２００Ｖ
５Ａ
単相３線 ２× １００Ｖ
５Ａ
単相３線 ２× ２００Ｖ
５Ａ
三相３線
１１０Ｖ
５Ａ
三相３線
２２０Ｖ
５Ａ
三相４線
１１０／√
３Ｖ ５Ａ
三相４線
２２０／√
３Ｖ ５Ａ
零相電圧
１１０Ｖ１１０
注２
零相電圧
１１０Ｖ１９０
注２
零相電圧
２２０Ｖ１１０
注２
零相電圧
２２０Ｖ１９０
注２
その他
ＤＣ１９〜３１Ｖ
ＡＣ８０〜２６４Ｖ、ＤＣ８０〜１４３Ｖ
その他
なし
ＤＣ１〜５Ｖ （３回路）
ＤＣ４〜２０ｍＡ（３回路）
ＤＣ１〜５Ｖ （２回路）＋ Ｗｈ 又はｖａｒｈパルス
ＤＣ４〜２０ｍＡ（２回路）＋ Ｗｈ 又はｖａｒｈパルス
ＲＳ−４８５
警報＋リセット入力
ＤＣ１〜５Ｖ（１回路）＋警報＋リセット入力
ＤＣ４〜２０ｍＡ（１回路）＋警報＋リセット入力
その他

注２） 無
D
E

設置位置「高」設置位置「低」英語（ＬＣＤ上の表示が全て英文表現となります。）

注１）入力電圧定格で該当しない場合は当社までご相談ください。
注２）零相電圧仕様については本カタログ１５頁に記載しています。

注文時指定事項
１. 形名 ２. 入力回路及び定格 ３. 補助電源 ４. 出

ＴＭＳ

−□ □

−□

力 ５. 表示器−□ □−□注）注文時に内部パラメータを指定することも出来ます。指定された値で工場出荷されます。
指定可能な設定事項は、ＣＴ比、ＶＴ比、デマンド時限です。
アナログ出力付仕様では各出力の要素、パルス付ではパルスの要素と乗率です。

【例】ＴＭＳ−３１−２−２５
ＣＴ１００Ａ 、ＶＴ３３００Ｖ、時限 １５分
ＣＨ１ −電力
ＣＨ２ −電流Ｒ相
パルス −電力量 １０ｋＷｈ １パルス

各部の名称と付属品
端子カバー
副表示１段目副表示
バーグラフ

副表示２段目
副表示３段目主表示
主表示バーグラフ

ＤＩＳＰＬＡＹ キー
スイッチカバーＮＥＸＴ キー
初期設定 キー＋ キー
ＳＥＴ キー

液晶表示器

− キー
4

取付ネジ

初期設定
設定項目及び状態

注）該当しない機能の項目は、スキップします。
キー操作

初期設定 キーＳ Ｅ Ｔ キー１. １次電圧設定

明・本体に電源スイッチは付いていません。電源端子に電圧が加わると動作状態になります。

補助電源オン

計測状態

説

ＮＥＸＴ キー

表 示 例
初期画面

・各要素を計測表示します。
・初期設定キーを３秒間押します。
（シャープペンシル等先の細いもので内部スイッチを押します。
）
・画面全体が計測状態のままフラッシングします。さらに画面右下にＳＥＴ表示が出ます。
・Ｓ Ｅ Ｔ キーを３秒間押します。画面にＳＥＴ文字が表示され計測動作は中断します。
ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと計測状態に戻ります。
・ＮＥＸＴ キーを押すとＶＴの１次電圧設定モードに移ります。

電圧設定画面・電圧要素１次側定格値を設定します。

１. １次電流設定＋ − キー・＋ − キーを押してＶＴの１次側定格値を選択します。
１１０.０Ｖ→１１０Ｖ→２２０.０Ｖ→２２０Ｖ→４４０.０Ｖ→４４０Ｖ→１１００Ｖ→１.１０ｋＶ→
２２００Ｖ→２.２０ｋＶ→３３００Ｖ→３.３０ｋＶ→６６００Ｖ→６.６０ｋＶ→１１.００ｋＶ→
２２.００ｋＶ→３３.００ｋＶ→６６.００ｋＶ→７７.００ｋＶ

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すとＣＴの１次電流設定モードに移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してＣＴの１次側定格値を選択します。

電流設定画面

５.００Ａ→６.００Ａ→７.５０Ａ→８.００Ａ→１０.００Ａ→１０.０Ａ→１２.００Ａ→１２.０Ａ→１５.００Ａ→１５.０Ａ→２０.００Ａ→
２０.０Ａ→２５.００Ａ→２５.０Ａ→３０.００Ａ→３０.０Ａ→４０.００Ａ→４０.０Ａ→５０.００Ａ→６０.００Ａ→７５.００Ａ→８０.００Ａ→
１００.０Ａ→１００Ａ→１２０.０Ａ→１２０Ａ→１５０.０Ａ→１５０Ａ→２００.０Ａ→２００Ａ→２５０.０Ａ→２５０Ａ→３００.０Ａ→
３００Ａ→４００.０Ａ→４００Ａ→５００.０Ａ→６００.０Ａ→７５０.０Ａ→８００.０Ａ→１０００Ａ→１.００ｋＡ→１２００Ａ→１.２０ｋＡ→
１５００Ａ→１.５０ｋＡ→２０００Ａ→２.００ｋＡ→２５００Ａ→２.５０ｋＡ→３０００Ａ→３.００ｋＡ→４０００Ａ→４.００ｋＡ→５０００Ａ→５.００ｋＡ→６０００Ａ→６.００ｋＡ→７５００Ａ→７.５０ｋＡ→８０００Ａ→８.００ｋＡ
２. 主表示設定

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと主表示要素決定モードに移ります。

主表示設定画面・主表示要素を選択します。

３. 副表示設定＋ − キー・＋ キーを押すと表示、 − キーを押すと非表示になります。
キーを押すと次の要素に移ります。単位は主表示設定をする要素を表しています。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと副表示要素決定モードに移ります。

＋ − キー

・副表示１段目設定、 ＋ キーを１回押すと表示要素が変化します。
− キーで非表示になり、２段目に移ります。

ＮＥＸＴ キー・１段目決定後２段目に移ります。

＋ − キー

・副表示２段目設定、 ＋ キーを１回押すと表示要素が変化します。
− キーで非表示になり、３段目に移ります。

副表示２段目設定画面

・副表示の表示要素を設定します。

４. 電圧バーグラフ
設定

５. 相電圧、線間
電圧切換

ＮＥＸＴ キー・２段目決定後３段目に移ります。

＋ − キー

・副表示３段目設定、 ＋ キーを１回押すと表示要素が変化します。
− キーで非表示になり、電圧バーグラフ設定に移ります。

ＮＥＸＴ キー・３段目決定後電圧バーグラフ設定モードに移ります。
・電圧バーグラフを、偏差表示にするか、絶対値表示にするか設定します。

＋ − キー・＋ キーで偏差表示、 − キーで絶対値表示になります。

ＮＥＸＴ キー・偏差表示を選択した場合には基準値の設定、絶対値表示を選択した場合には相電圧、線間電圧切換設定に移ります。

＋ − キー・＋ キーで増加、 − キーで減少させます。
設定値は２次側換算、１００，１０５，１１０，１１５Ｖ又は２００，２１０，２２０，２３０Ｖに相当する１次側電圧です。

ＮＥＸＴ キー・ ＮＥＸＴ キーを押すと相電圧、線間電圧切換設定に移ります。

点
滅

副表示３段目設定画面

点
滅・３相４線式の場合、表示を相電圧で行うか線間電圧で行うかを決定します。
３相３線式の場合は無視されます。

＋ − キー・＋ キーで相電圧、 − キーで線間電圧になります。

ＮＥＸＴ キー・計測範囲下限値設定に移ります。

次項へ続く
5

偏差設定画面

線間相間設定画面

設定項目及び状態
前項より続きキー操作
前項より続き６. 計測範囲下限値設定

説

明・電圧及び電流の下限値を設定します。
（設定は、ＣＴ・ＶＴの１次側の値で入力します。）設定値以下では０を表示します。その他の計測要素については下表の様になります。
周波数

設定値以下の電圧の時 ０を表示

電 力

０を表示

無効電力

０を表示

力 率

１００.０を表示

電力量、無効電力量

積算しない＋ − キー・＋ キーで電圧値を増加、 − キーで電圧値を減少させ設定値に合わせます。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと次の電流値設定に移ります。

電流下限値＋ − キー・＋ キーで電流値を増加、 − キーで電流値を減少させ設定値に合わせます。

７. デマンド時限設定

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと次のデマンド時限設定に移ります。

電圧下限値

表 示 例
電圧下限設定画面

電流下限設定画面

デマンド時限設定画面

・デマンド電力及びデマンド電流の時限を設定します。１〜６０分まで１分刻みで設定出来ます。

８. アナログ出力設定
ＣＨ１設定＋ − キー・＋ キーで増加、 − キーで減少させ設定値に合わせます。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すとアナログ出力設定に移ります。

チャンネル１設定画面

・各チャンネルの出力要素と、各出力に対応する入力の範囲を設定します。

＋ − キー

・副表示１段目の単位、相を選択します。
（ＣＨ１の出力測定要素が表示されます。
）

ＮＥＸＴ キー・上限値の設定に移ります。

＋ − キー

・２段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・下限値の設定に移ります。

＋ − キー

・３段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・次のチャンネルに移ります。

＋ − キー

・副表示１段目の単位、相を選択します。
（ＣＨ２の出力測定要素が表示されます。
）

ＮＥＸＴ キー・上限値の設定に移ります。

＋ − キー

・２段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・下限値の設定に移ります。

＋ − キー

・３段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＣＨ３設定

ＮＥＸＴ キー・次のチャンネルに移ります。
（パルス付きは ９. パルス出力設定 に移ります。）

パルス出力付き
仕様はＣＨ３の設定無し＋ − キー

・副表示１段目の単位、相を選択します。
（ＣＨ３の出力測定要素が表示されます。
）

ＮＥＸＴ キー・上限値の設定に移ります。

＋ − キー

・２段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・下限値の設定に移ります。

＋ − キー

・３段目の値を変化させます。 ＋ キーで増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・ ＮＥＸＴ キーを押すとパルス出力設定に移ります。

ＣＨ２設定

チャンネル２設定画面

次項へ続く
6

チャンネル３設定画面

設定項目及び状態
前項より続き

キー操作

説

明

表 示 例

前項より続き・パルス出力に電力量か無効電力量を割り当て、１パルス当たりの乗率を設定します。 パルス出力設定画面
９. パルス出力設定

乗率設定＋ − キー・＋ キー又は − キーを押して単位をＷｈ又はｖａｒｈにして選択します。

ＮＥＸＴ キー・乗率設定に移ります。ここでの乗率は電力量・無効電力量のパルス出力及び伝送データ（２ワード選択時）に適用されます。

＋ − キー・＋ キー又は − キーを押して乗率を選択します。

点
滅乗率の設定範囲は、定格電力により下表の通りです。
定格電力
１００ｋＷ未満ＮＥＸＴ キーデジタル出力時
０.００１ｋ，０.０１ｋ，０.１ｋ，１ｋ，１０ｋＷｈ

１００ｋＷ以上〜１ＭＷ未満 ０.１ｋ，１ｋ，１０ｋ，１００ｋＷｈ

０.０１ｋ，０.１ｋ，１ｋ，１０ｋ，１００ｋＷｈ

１ＭＷ以上〜１０ＭＷ未満 １ｋ，１０ｋ，１００ｋ，１ＭＷｈ０.１ｋ，１ｋ，１０ｋ，１００ｋ，１ＭＷｈ

１０ＭＷ以上〜１００ＭＷ未満 １０ｋ，１００ｋ，１Ｍ，１０ＭＷｈ

１ｋ，１０ｋ，１００ｋ，１Ｍ，１０ＭＷｈ

１００ＭＷ以上

１０. デジタル出力設定

パルス出力時
０.０１ｋ，０.１ｋ，１ｋ，１０ｋＷｈ

１００ｋ，１Ｍ，１０Ｍ，１００ＭＷｈ

１０ｋ，１００ｋ，１Ｍ，１０Ｍ，１００ＭＷｈ

・ＮＥＸＴ キーを押すとデジタル出力設定に移ります。
・デジタル出力の伝送パラメータ設定を行います。

＋ − キー・＋ − キーを押して伝送モード設定を選択します。
（ＲＴＵモード又はＡＳＣＩ
Ｉモード）

ＮＥＸＴ キー・ボーレート設定に移ります。
伝送パラメータ設定画面

１１. バックライト設定＋ − キー・＋ − キーを押してボーレート値を選択します。
２４００，４８００，９６００の３種類から選択します。

ＮＥＸＴ キー・パリティービット選択に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してパリティービット値を選択します。

ＮＥＸＴ キー・ステーションアドレス設定に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してアドレスを１〜２４７の範囲で決めます。

ＮＥＸＴ キー・電力量・無効電力量の伝送データ長の設定に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してデータ長を選択します。
２Ｗ：２ワード長（４バイ
トデータ）又は４Ｗ：４ワード長（８バイ
トデータ）を選択します。

ＮＥＸＴ キー・データ形式設定に移ります。
（データ長を４Ｗを選択した場合はスキップします。）＋ − キー・＋ − キーを押してデータ形式を選択します。
ＢＣＤ（１０進）形式又はＨＥＸ（１６進）形式を選択します。

ＮＥＸＴ キー

ト設定に移ります。
・ ＮＥＸＴ キーを押すとバックライ
・バックライトの点灯モードを選択します。

計測状態＋ − キー・＋ − キーを押して、常時点灯、自動消灯、消灯の３モードから選択します。

ＮＥＸＴ キー・主表示にＥｎｄ表示が表れパラメータ設定が１巡したことを知らせます。

Ｓ Ｅ Ｔ キー・今までの設定を確定します。
（内部不揮発ＲＡＭに書き込みます）

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

・新たに設定したパラメータで計測状態に移ります。
・新設定での計測を行います。

7

伝送データ長設定画面

バックライト選択画面

設定値の初期化

初期設定の項目を全て工場出荷の状態に戻します。設定操作が混乱した場合など、最初から初期設定をやり直すときは初期化してくだ
さい。
① 初期画面（５頁参照）で ＋キーを押すと主表示に ＩＮＩＴ が点滅表示され、初期化のモードに入ります。
②この状態で ＋ ＋ − キーを３秒間押すと、設定は初期状態に戻り、初期画面になります。最初から設定を始めてください。
点滅表示のときに ＮＥＸＴ キー又は Ｓ Ｅ Ｔ キーを押すと、初期化せずに初期画面に戻ります。
［注意］初期化の操作をした場合は、必ず「初期設定」を実施してください。

＋ キー＋ ＋ − キー
初期化
ＮＥＸＴ キー又は
Ｓ Ｅ Ｔ キー
初期化せず

点
滅

■ 工場出荷時設定値 （注文時指定により、工場で設定した項目も、初期化により以下の内容に変更されます。）
項

目

設

定

値

ＶＴ比

三
単

相
相

６６００Ｖ
１００Ｖ

ＣＴ比

三
単

相
相

１００Ａ
１００Ａ

項

目

設

定

値

相電圧・
線間電圧

線間電圧

計測範囲下限値

電圧：スパンの１％電流：スパンの２％

目

設

全要素表示

デマンド時限３０分

副表示要素

ユーザー項目非表示
三相
偏差表示・６６００Ｖ
単相
偏差表示・１００Ｖ

アナログ出力Ｃｈ１：電 流Ｃｈ２：電 力Ｃｈ３：電 圧

定値

１ｋＷｈ／１パルス

バックライト点灯方式

自動消灯
ボーレート
９６００
パリティー
無し
アドレス
０１
モード
ＡＳＣ
Ｉ
Ｉ
データ長
２ワード
データ形式 ＢＣＤ
デマンド電力、９６０ｋＷ
手動復帰
初期設定値になる

通信設定

主表示要素

電圧バーグラフ

項

パルス出力

警

報

設定指針

設定指針の設定、警報値の設定、デマンドのリセット及び警報の手動解除
使用する前に初期設定をする必要があります。初期設定が終わっている状態で下記の設定を行ってください。
各設定は初期設定の場合のように流れに沿った設定ではなく単独に行うことが出来ます。
設定指針の設定

入力量が設定指針で示された測定量を超えたとき表示を点滅して知らせます。
（主表示、副表示、共に点滅します。
）
設定項目及び状態

キー操作

説

明

表 示 例
ＨＨＨＨ 表示例

設定指針の設定
ＳＥＴ ＋ − キー

・画面右下にＳＥＴが表示され、設定指針設定モードに入ります。
主表示に設定する要素の単位と状態、副表示１段目に上限なら ＨＨＨＨ 下限
なら ＬＬＬＬ が点滅します。

＋ − キー・＋ キー又は− キーで主表示の設定値を増加又は減少させ、目的の値に設定します。上限設定で、設定範囲の上限を超えて設定しようとすると、設定は解除され、主表示にはＯＦＦと表示されます。下限設定で、設定範囲の下限より小さく設定しようとすると、設定は解除され、主表示にはＯＦＦと表示されます。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーで次の設定要素に移行します。設定順は次の通りです。
電圧（上限）→電圧（下限）→電流（上限）→電流（下限）→電力（上限）→電力（下限）→無効電力（上限）→無効電力（下限）→力率（上限）→力率（下限）→周波数（上限）→周波数（下限）→デマンド電力（上限）→デマンド電力（下限）→デマンド電流（上限）→デマンド電流（下限）点
滅ＬＬＬＬ 表示例
点滅

Ｓ Ｅ Ｔ キー ・Ｓ Ｅ Ｔ キーを押すと値を確定して計測状態に戻ります。
ＤＩＳＰＬＡＹ キー ・ ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと設定を確定しないで計測モードに復帰します。

【設定可能な範囲と初期設定値】
測定量

設定範囲

初期設定
上限：２次換算で１２１Ｖ
下限：２次換算で ９９Ｖ
ＯＦＦ
ＯＦＦ

電 圧

ＶＴの２次換算値で６６〜１５０Ｖ

電 流
電 力

ＣＴの２次換算値で０〜６Ａ
２次換算で−１.２ｋＷ〜１.２ｋＷ

無効電力

２次換算で
ＬＥＡＤ１.２ｋｖａ
ｒ〜 ＬＡＧ１.２ｋｖａ
ｒ

ＯＦＦ

力 率

ＬＥＡＤ５０.０％ 〜 １００％ 〜
ＬＡＧ５０.０％ＯＦＦ

周波数
４５.０Ｈｚ〜６５.０Ｈｚ
デマンド電力 ２次換算０〜１.２ｋＷ
デマンド電流 ＣＴの２次換算値で０〜６Ａ

ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ

8

ＯＦＦ表示例点滅警報値の設定

警報の設定を行います。
（警報出力付仕様のみ）
設定項目及び状態

キー操作

警報値の設定説

明・警報要素の選択及び設定値を入力します。

表 示 例
現在の設定値表示画面

Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＮＥＸＴ ・Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＮＥＸＴ キーを同時に押すことにより警報要素選択画面になります。

＋ − キー

ＮＥＸＴ キー・＋ − キーを押して要素を選択します。
（各相電圧、電圧ＯＲモード、各相電流、電流ＯＲモード、電力、無効電力、力率、
デマンド電力、Ｒ相デマンド電流、Ｓ相デマンド電流、Ｔ相デマンド電流、デマンド電流ＯＲモード）・次の警報値設定画面に移ります。
（副表示にＨＨＨＨが点滅表示します）

rds

警報値設定画面点
滅＋ − キー・＋ − キーを押して設定値に合わせます。

ＮＥＸＴ キー・次の復帰モード選択画面に移ります。

rds

復帰時間設定画面＋ − キー・ＯＦＦ，０，５，１０，１５，２０，３０，６０，９０から選択します。各数字は警報から復帰する時間を分で表しています。ＯＦＦは手動復帰、０は瞬時復帰を意味しています。

ＳＥＴ

・決定後、計測モードに移ります。
途中で ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと設定を無効にして計測モードに移ります。

rds

設定指針の初期化及び警報値の初期化

設定指針の設定を要素別ではなく一度に工場出荷の状態に戻します。警報付仕様では警報設定を初期化します。
設定項目及び状態

キー操作

説

明

・設定指針の設定を初期値に戻します。警報付は警報設定の初期化も同時に行います。
（デマンド電力、手動復帰、定格電力値の８０％）

設定の初期化及び警報値の初期化Ｓ Ｅ Ｔ キー・Ｓ Ｅ Ｔ キーを３秒間押します。設定画面になります。
（ ＳＥＴ 表示）＋ キー

・＋ キーを押すと主表示 ＩＮＩＴ が点滅表示し、初期化可能な状態になります。

＋＋−

ＳＥＴ キー又は

表 示 例
ＳＥＴ表示画面

ＩＮＩＴ表示画面

・＋ キーと − キーを同時に３秒間押すと設定値が初期化され、計測モードに移行し
ます。

点
滅

・現状の設定値のまま計測モードに移行します。

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

最大最小デマンド電力のリセット及びデマンド電力警報のリセット操作

最大最小デマンド電力はリセットされるまで内部で保持されます。新たにデマンド電力の最大最小値を測定する場合はリセット操作が必要になります。デマンド電力警報の手動復帰を選択している場合は警報リセット操作を行うまで警報は持続します。
設定項目及び状態

キー操作

説

明

表 示 例

・最大・最小デマンド電力を、現在のデマンド電力の値にリセットします。またデマンド デマンド電力表示画面
電力警報の解除も行います。

デマンド電力のリセット及び
警報の手動解除
ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押して副表示で最大デマンド電力・最小デマンド電力・瞬時電力（Ｗ）の各要素を表示させます。
（注）

rds

ＳＥＴ ＋ ＋ キー

・この状態で Ｓ Ｅ Ｔ キーと ＋ キーを同時に押すと、最大・最小デマンド電力が現在のデマンド電力の値にリセットされ、計測モードに復帰します。

（注）外部リセットは、表示要素の選択とは関係なく、すべてのデマンド要素がリセット、警報リセットが行なわれます。

9

リセット完了画面

rds

最大最小デマンド電流のリセット及びデマンド電流警報のリセット操作

最大最小デマンド電流はリセットされるまで内部で保持されます。新たにデマンド電流の最大最小値を測定する場合はリセット操作が必要になります。デマンド電流警報の手動復帰を選択している場合は警報リセット操作を行うまで警報は持続します。
設定項目及び状態

キー操作

説

明

表 示 例
デマンド電流表示画面

・最大・最小デマンド電流を、現在のデマンド電流の値にリセットします。
同時にデマンド電流警報の解除も行います。

デマンド電流のリセット及び警報のリセット操作ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押して副表示で最大デマンド電流・最小デマンド電流・電流の各要素を表示させます。
（警報の出ている相の電流値がフリッカ表示となります。
）

ＳＥＴ ＋ ＋ キー

・この状態で Ｓ Ｅ Ｔ キーと ＋ キーを同時に押すと、最大・最小デマンド電流が現在のデマンド電流の値にリセットされ、計測モードに復帰します。
（電流のＯＲ検出モードの時は、警報の出ている相電流をすべてリセットする必要があります。
）

リセット完了画面

警報のリセット

デマンド電力警報、デマンド電流警報以外の警報のリセット操作は次の通りです。
設定項目及び状態

キー操作

警報のリセット

ＳＥＴ ＋ ＋ キー

説明・ Ｓ Ｅ Ｔ キーと ＋ キーを同時に押す。

操作方法
計測状態で使用するスイッチの動作説明と操作方法について説明します。
主表示の切り替え・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押す事により主表示に表示する測定要素が順に替わります。 −キーを押しながらになります。

ＤＩＳＰＬＡＹ
キーを押すと切換が逆順

・測定要素は次の順に、スイッチを押すごとに替わります。

三相３線、三相４線
電圧（ＲＳ、
ＳＴ、ＴＲ）→電流（Ｒ、Ｓ、Ｔ）→電力→無効電力→力率→周波数→デマンド電力→デマンド電流（Ｒ、Ｓ、Ｔ）→電力量→無効電力量

単相３線
電圧（ＲＮ、
ＴＮ、ＲＴ）→電流（Ｒ、Ｎ、Ｔ）→電力→無効電力→力率→周波数→デマンド電力→デマンド電流（Ｒ、Ｎ、Ｔ）→電力量→無効電力量

単相２線
電圧（ＲＮ）→電流（Ｒ）→電力→無効電力→力率→周波数→デマンド電力→デマンド電流（Ｒ）→電力量→無効電力量

・表示する必要のない測定要素は設定によりマスクすることができます。
マスクした要素は表示の切り替え時にはスキップされます。
［例］電力、無効電力以外をすべてマスクした場合、ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すごとに、電力と無効電力が交互に表示されることになります。

10

主表示のオートスキャン

・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを３秒以上押すと、主表示が１秒間毎に順に切り替わるオートスキャンを開始します。
（マスクするように設定した測定要素はスキップします。
）
・ＤＩＳＰＬＡＹ キーをもう一度押すと、オートスキャンは停止します。

副表示の切り替え・ＮＥＸＴ キーを押すことで、副表示の１段目から３段目を同時に切り替えられます。表示の組合せと、切り替え順は下図の通りです。 下ＮＥ
ＸＴ−
図の ユーザー設定 の位置には任意の測定要素を表示させることができます。 キーを押しながらキーを押すと切換が逆順になります。
三相、単相３線（Ｓ相がＮ相になります。
）
副表示１段目 電圧（ＲＳ）
副表示２段目 電圧（ＳＴ）
副表示３段目 電圧（ＴＲ）

電流（Ｒ）
電流（Ｓ）
電流（Ｔ）

周 波 数
無効電力
力 率

最大デマンド電力
最小デマンド電力
瞬時電力

周 波 数
無効電力
力 率

最大デマンド電力
最小デマンド電力
瞬時電力

最大デマンド電流 （Ｒ→Ｓ→Ｔ）
最小デマンド電流 （Ｒ→Ｓ→Ｔ）
電 流（Ｒ→Ｓ→Ｔ）

ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定単相２線
副表示１段目 電圧（ＲＮ）
副表示２段目 電流（Ｒ）
副表示３段目 電力

最大デマンド電流 （Ｒ）
最小デマンド電流 （Ｒ）
電 流（Ｒ）

ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定項目については初期設定の ３. 副表示設定 に従い設定を行ってください。
± PO

± PO

± PO

電力量・無効電力量の下位桁表示

電力量、無効電力量の表示で通常の表示より下位の桁を表示します。短時間で機器の動作を確認したい時に使用します。
① 主表示で電力量又は無効電力量を表示させます。
② ＋ キーと − キーを同時に押します。
＋ キーと − キーを同時に押している間、主表示は通常表示の最下桁と更にその下３桁を表示します。スイッチを離すと通常の表示に
戻ります。

×

×

通常電力量表示画面

下位桁表示画面

注）電力量・無効電力量の表示の単位と乗率は、定格電力により下表のとおりです。下位桁を表示しているときも乗率は変化しません。

定 格 電 力
１００ｋＷ未満
１００ｋＷ以上〜１ＭＷ未満
１ＭＷ以上〜１０ＭＷ未満
１０ＭＷ以上〜１００ＭＷ未満
１００ＭＷ以上〜１０００ＭＷ未満
１０００ＭＷ以上

乗 率 の 表 示
表示しない
×１０
×１００
表示しない
×１０
×１００

乗 率
１
１０
１００
１
１０
１００

11

単 位 表 示ｋＷｈ、ｋｖａｒｈ
ｋＷｈ、ｋｖａｒｈ
ｋＷｈ、ｋｖａｒｈ
ＭＷｈ、Ｍｖａｒｈ
ＭＷｈ、Ｍｖａｒｈ
ＭＷｈ、Ｍｖａｒｈ内部動作説明
内部ブロック図P1VTP2ＬＣＤ表示器

P3

1S

CT

入
力
回
路

ＭＰＸ

1L

Ａ／Ｄ
変
換
器

ＣＰＵ
ＲＯＭ
ＲＡＭ

操作スイッチ

3S

出力回路
3L
S1

電源回路
S2
G

注）上図は三相３線式の構成を示したものです。単相２線式、三相４線式では、入力のＶＴ、ＣＴの数が異なります。

動作の概要① 電圧入力、電流入力はそれぞれＴＭＳ内部の小型ＶＴ、ＣＴにより絶縁されて、入力回路で各入力に比例した信号として検出されます。
②ＭＰＸ（マルチプレクサ）及びＡ／Ｄ変換器で各入力信号は、高速でサンプリングされ、デジタル値としてＣＰＵに与えられます。
③ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭで構成された演算部で各測定量が演算され、結果をＬＣＤ表示器で表示します。
又、仕様により、アナログ出力・デジタル出力として外部へ出力いたします。

測定原理① 電圧、電流高速サンプリングした値を、入力の１周期間について、２乗して積算し、結果を開平します。それにより、入力の波形が歪んでいる場合にも、正しく実効値を測定いたします。
② 電力
電圧入力、電流入力をそれぞれ高速サンプリングした値を乗算し、入力の１周期間について積算することにより、電力値を得ています。
三相３線式では、２電力計法の原理より、又、三相４線式では、３電力計法の原理より、各相ごとの電力を加算することにより、全体の電力値を得ています。
③ 無効電力電力値の測定と同様に、電圧入力と電流入力のサンプリング値を乗算しますが、その際、入力の周期の９０°分を移相させて乗算いたします。
その結果、無効電力値が得られます。電力の場合と同様に三相３線式では２相の、三相４線式では各相ごとの無効電力を加算することにより、全体の無効電力値を得ています。
④ 力率
力率は、電力値及び無効電力値から下記の式で計算しています。

ＰＦ＝Ｗ／√（Ｗ２＋ｖａ
ｒ２）
尚、動作原理の異なる計器との間では、力率の値が異なることがありますので、ご注意ください。
⑤ 周波数
周波数は、電圧入力の波形の周期をカウンタにより検出し、周波数を演算しています。
⑥ デマンド電力、デマンド電流
デマンド電力、デマンド電流は、上記の電力又は電流の値をデマンド時限に応じて積算することにより、熱動型のデマンド値を得ています。
最大最小デマンド値は電源断の後、０にリセットされます。
⑦ 電力量、無効電力量
電力量、無効電力量は、上記の電力又は無効電力の値を一定の時間間隔で積算にすることにより得ています。電力量、無効電力
量は、内部の不揮発性メモリに記憶されており、電源断の後も保持されています。
（内部不揮発メモリの性能としては、停電後１０年以上のデータ保持を保証しています。）

12

操作早見一覧
初期設定
順

序

内

容

方

法

設定モードに入る

初期設定用３秒、Ｓ Ｅ Ｔ ３秒、ＮＥＸＴ

１-１

ＶＴ比の設定＋ 、− ＶＴの１次定格を選択、 ＮＥＸＴ

１-２

ＣＴ比の設定＋ 、−ＣＴの１次定格を選択、 ＮＥＸＴ２

主表示の表示要素の設定＋ ：表示、− ：非表示

１

各要素ごとに決定 ＮＥＸＴ

＋ 副表示１段目の表示要素の決定、ＮＥＸＴ

副表示の表示要素の設定

３＋ 副表示２段目の表示要素の決定、ＮＥＸＴ＋ 副表示３段目の表示要素の決定、ＮＥＸＴ

４

電圧バーグラフ設定＋ 偏差表示、− 絶対値表示、ＮＥＸＴ＋ 、− 基準値を決定（偏差表示のみ）、 ＮＥＸＴ５

相電圧・線間電圧の切替（三相４線のみ）＋ ：相電圧、− ：線間電圧、ＮＥＸＴ

６

計測範囲の下限値の設定

７

デマンド時限の設定＋ 、− 電圧の下限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− 電流の下限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− 、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ１の測定量を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ１の上限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ１の下限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ２の測定量を決定、ＮＥＸＴ

アナログ出力の設定（アナログ出力付のみ）

８＋ 、− Ｃｈ２の上限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ２の下限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ３の測定量を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ３の上限値を決定、ＮＥＸＴ＋ 、− Ｃｈ３の下限値を決定、ＮＥＸＴ

パルス出力の設定（パルス出力付仕様のみ）

９＋ 、− Ｗｈかｖａｒｈかを決定、 ＮＥＸＴ＋ 、− パルス乗率の決定、ＮＥＸＴ＋ 、− 伝送モード選択、ＮＥＸＴ＋ 、− ボーレート選択、ＮＥＸＴ

デジタル出力の通信設定（デジタル出力付仕様のみ）

１０＋ 、− パリティービッ
ト選択、ＮＥＸＴ＋ 、− ステーションアドレス選択、ＮＥＸＴ＋ 、− データ長の選択、ＮＥＸＴ＋ 、− データ形式の選択、ＮＥＸＴ

１１

バックライトの設定＋ 、− バックライ
トの状態を決定、ＮＥＸＴ

１２

設定を確定

ＳＥＴ

−

計測モードに戻る

ＤＩＳＰＬＡＹ 計測動作を開始します

設定値の初期化

初期画面で ＋ ， ＋ ＋ −３秒

ＮＥＸＴ 又は Ｓ Ｅ Ｔ

操作方式一覧
【表示の切り替え】
目

的

操

作

主表示を切り替える

ＤＩＳＰＬＡＹ

主表示を逆順で切り替える− ＋ ＤＩＳＰＬＡＹ

オートスキャンを開始する

ＤＩＳＰＬＡＹ ３秒

副表示を切り替えるＮＥＸＴ

副表示を逆順で切り替える− ＋ ＮＥＸＴ

電力量の下位桁を表示する

主表示でＷｈを選択した状態で − ＋ ＋

無効電力量の下位桁を表示する

主表示でｖａｒｈを選択した状態で − ＋ ＋【デマンド表示リセット及びデマンド警報解除】
目

的

最大・最小デマンド電力のリセット
最大・最小デマンド電流のリセット

操作① 副表示で最大デマンド電力、最小デマンド電力、瞬時電力を表示する ＮＥＸＴ
② ＳＥＴ ＋ ＋
① 副表示でリセットする相の最大デマンド電流、最小デマンド電流を表示させます ＮＥＸＴ
ＳＥＴ ＋ ＋
注）各電流相ごとにリセットしてください。

【設定指針】
目的設定指針の設定を開始する

操

作

ＳＥＴ ＋ −

設定要素を選択する

ＮＥＸＴ

設定値を決める＋ 又は −

設定を確定して終了する

ＳＥＴ

設定を確定しないで終了する

ＤＩＳＰＬＡＹ

設定を工場出荷の初期状態に戻す① Ｓ Ｅ Ｔ３秒②＋
③ ＋ ＋ −３秒

【警報値の設定】
目

的

操

作

警報設定を開始する

Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＮＥＸＴ

警報要素を選択する＋ 又は −

警報値設定に移る

ＮＥＸＴ

警報値の設定を行う＋ 又は −

復帰モードの設定に移る

ＮＥＸＴ

モードの選択を行います＋ 又は −

決定後計測モードに移ります

ＳＥＴ

13

結線図
入力部結線図出力部結線図SOURCE
１
２
３
０

LOAD

１

２

３

４

８ ９ １０ １１ １２ １３

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ０

１Ｓ

Ｇ

Ｓ１

Ｓ２

７

５

６

※
（＋）

（−）
※

AUX.
SUPPLY

１Ｌ

２Ｓ ２Ｌ

３Ｓ

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９

３Ｐ４Ｗ

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９

３Ｌ

＋〜

＋

２０ ２１

−

ANALOG 1＋−

ANALOG 2＋−−〜

ANALOG 3

RESET

EXT.
SW
＋）
（〜
−）
（〜

アナログ３ｃｈ

ALARM

警報＋リセット入力

注１
SOURCE
１

LOAD

２
３

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９
１

２

３

８ ９

１２ １３

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

１Ｓ

３Ｓ

Ｇ

７

Ｓ１

Ｓ２

５

６

※
（＋）

（−）
※

AUX.
SUPPLY

１Ｌ

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９

３Ｐ３Ｗ

３Ｌ

＋〜

１Ｐ３Ｗ

＋

２０ ２１
EXT.
SW
＋）
（〜
−）
（〜

−

ANALOG 1＋−

ANALOG 2

PULSE

アナログ２ｃｈ＋パルス

＋

− −〜

ANALOG

RESET

アナログ１ｃｈ＋警報＋リセット入力

注１

SOURCE
１

LOAD

２

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９
１

２

８ ９

Ｐ１

Ｐ２

１Ｓ

Ｇ

Ｓ１

Ｓ２

７

５

６

※
（＋）

（−）
※

AUX.
SUPPLY

１Ｐ２Ｗ

１Ｌ

−

２０ ２１
EXT.
SW
＋）
（〜
−）
（〜

＋

ＳＬ

Ｔｅ
ｒ Ｔｅ
ｒ

ＲＳ−４８５
注２※ＤＣ２４Ｖ電源仕様のみ極性があります。

注１：アナログ出力は各チャンネルの一端子が内部で接続されています。
７１
８ を短絡すると終端抵抗（１００Ω）が接続されます。
注２：ＲＳ−４８５出力は １【注意】
本製品は、電圧入力に同期して内部の演算を行っています。
このため、電圧入力のない状態で電流のみ通電して測定しようとすると正しい結果が得られな場合があります。
電流のみ測定したい場合も必ず電圧入力を加えてください。

14

ALARM

マルチパワーメータ（零相電圧測定仕様）
特徴◆４要素一括表示
高速デジタル演算方式を採用し、ＬＣＤ表示器との組み合わせにより、電圧３相と零相電圧を一括表示できます。
バックライ
トを常装し、照明無しでも明瞭に表示します。

◆１１０角広角度計器と同一取付
１１０角広角度計器と同一寸法のため従来の広角度計器と置き換え可能です。

◆ 零相電圧は高速応答
０.１秒〜５秒の間で任意の応答時間に設定でき、最大値を保持します。

◆ 出力も充実
アナログ出力（４〜２０ｍＡ、１〜５Ｖ）、デジタル出力（ＲＳ４８５）、リレー出力など、豊富な出力オプションから選択できます。

製作仕様
測定項目
零相電圧

入力範囲

表

補助電源

入力電圧×ＶＴ比×１／√３

０〜１５０Ｖ（零相電圧定格１１０Ｖ）

入力電圧×ＶＴ比能項入力定格と消費ＶＡ

零相電圧 １９０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.１９ＶＡ
１１０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.１１ＶＡ
ＤＣ ８０〜１４３Ｖ：３.５Ｗ（３２ｍＡ） 電圧
１１０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.１１ＶＡ
２２０Ｖ，５０／６０Ｈｚ，０.２２ＶＡ
ＤＣ １９〜 ３１Ｖ：３.５Ｗ（１５０ｍＡ）
ＡＣ８０〜２６４Ｖ：６ＶＡ

入力電圧×ＶＴ比

電 圧（Ｒ-Ｓ，Ｓ-Ｔ，Ｔ-Ｒ） ０〜１５０Ｖ 又は０〜３００Ｖ性示

０〜２５９Ｖ（零相電圧定格１９０Ｖ）

使用環境及び構造
目

仕

様

項

目

仕

相 電 圧 ………………………… ±０.５％零相電圧 ………………………… ±１.０％

使用温度範囲
保存温度範囲−２０〜７０℃

温度の影響±０.３％／１０℃

相対湿度

８５％以下

応答速度

表示更新 ……………………… ０.５秒
警報出力 ……………………… ０.１〜５秒（０.１秒ピッチで可変設定）

許 容 差

絶縁抵抗

ＤＣ５００Ｖ

１００ＭΩ以上

耐電圧

ＡＣ２０００Ｖ１分間

雷インパルス耐電圧

６ｋＶ １.２／５０μｓ

振動・衝撃

振動１０〜５５〜１０Ｈｚ ０.１５㎜
衝撃４９０ｍ／Ｓ２ ＸＹＺ正逆３回《準拠規格》

ケース
構

造

質

量

表示素子

様

−１０〜５５℃

難燃ＡＢＳ

カバー

難燃ＡＢＳ

端子カバー

ポリカーボネイト

端子ネジ

黄 銅 （Ｍ４，Ｍ３）

約５２０ｇ
ＬＣＤ

出力仕様
アナログ出力ＤＣ４〜２０ｍＡ ０〜５５０Ω
ＤＣ１〜５Ｖ
６００Ω以上

伝送出力

ＲＳ−４８５
２４００〜９６００ｂｐｓ

リレー出力

ＡＣ ２５０Ｖ ５Ａ
ＤＣ ３０Ｖ ５Ａ
ＤＣ １００Ｖ ０.３Ａ

性能は、JIS C 1102、JIS C 1111に準拠しています。

（抵抗負荷）

外部リセット入力仕様
外部より電圧を印加することにより最大零相電圧をリセットすることができます。
ＡＣ８０〜２６４Ｖ又はＤＣ８０〜１４３Ｖの電圧を印加してください。記憶されている最大零相電圧はリセットされ現在の零相電圧に置き換えられます。
消費電流は約２ｍＡです。同時に警報もリセットされます。各相の最大、最小電圧も現在の電圧に置き換えられます。

リモート入力仕様
外部より電圧を印加する事により主表示の測定項目を変更できます。
ＡＣ８０〜２６４Ｖ又はＤＣ８０〜１４３Ｖの電圧を印加してください。１回印加すると主表示の項目が次に移ります。
消費電流は約２ｍＡです。

停電保持
最大零相電圧は内部の不揮発性メモリに記憶されており、電源断の後も保持されています。
（内部の不揮発性メモリは、停電後１０年以上のデータ保持を保証しています。
）

15

形名構成

TMS−□□−□−□□−□

項

目

記号
５１
入力回路
５２
及び
５３
入力の定格 ５４
補助電源
電圧

出

力

表示器

相電圧 １１０Ｖ 、
相電圧 １１０Ｖ 、
相電圧 ２２０Ｖ 、
相電圧 ２２０Ｖ 、

内
容
零相電圧 １１０V
零相電圧 １９０V
零相電圧 １１０V
零相電圧 １９０V

１
２
９
００
１５
１８
３１
５０
５５
５８

ＤＣ１９〜３１Ｖ
ＡＣ８０〜２６４Ｖ、ＤＣ８０〜１４３Ｖ
その他
なし
ＤＣ１〜５Ｖ（３回路）
ＤＣ４〜２０ｍＡ（３回路）
ＲＳ−４８５
警報＋リセット入力
ＤＣ１〜５Ｖ（１回路）＋警報＋リセット入力
ＤＣ４〜２０ｍＡ（１回路）＋警報＋リセット入力

無
Ｅ

日本語
英語

注文時指定事項
１. 形名 ２. 入力回路及び定格 ３. 補助電源 ４. 出 力 ５. 表示器

ＴＭＳ

−□ □

−□

−□ □

−□

注）注文時に内部パラメータを指定することも出来ます。指定された値で工場出荷されます。
指定可能な設定事項は、ＶＴ比です。
アナログ出力付仕様、警報出力付仕様では出力の要素です。

【例】ＴＭＳ−５１−２−５５
ＶＴ３３００Ｖ、応答時間 ０.５秒
出力 − 電圧（ＲＳ相）

各部の名称と付属品
端子カバー
副表示１段目副表示
バーグラフ

副表示２段目
副表示３段目主表示
主表示バーグラフ

ＤＩＳＰＬＡＹ キー
スイッチカバーＮＥＸＴ キー
初期設定 キー＋ キー
ＳＥＴ キー

液晶表示器

− キー

16

取付ネジ

初期設定
設定項目及び状態

補助電源が必要です。
キー操作

初期設定 キーＳ Ｅ Ｔ キー１. １次電圧設定

明・本体に電源スイッチは付いていません。電源端子に電圧が加わると動作状態になります。

補助電源オン

計測状態

説

ＮＥＸＴ キー

表 示 例
初期画面

・電圧を測定表示します。
・初期設定キーを３秒間押します。
（シャープペンシル等先の細いもので内部スイッチを押します。）
・画面全体が計測状態のままフラッシングします。さらに画面右下にＳＥＴ表示が出ます。
・Ｓ Ｅ Ｔ キーを３秒間押します。画面にＳＥＴ文字が表示され計測動作は中断します。
ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと計測状態に戻ります。
・ＮＥＸＴ キーを押すとＶＴの１次側電圧設定モードに移ります。

１次側電圧設定画面

・電圧要素１次側定格値を設定します。

２. 主表示設定＋ − キー・＋ − キーを押してＶＴの１次側定格値を選択します。
１１０.０Ｖ→１１０Ｖ→２２０.０Ｖ→２２０Ｖ→４４０.０Ｖ→４４０Ｖ→１１００Ｖ→１.１０ｋＶ→
２２００Ｖ→２.２０ｋＶ→３３００Ｖ→３.３０ｋＶ→６６００Ｖ→６.６０ｋＶ→１１.００ｋＶ→
２２.００ｋＶ→３３.００ｋＶ→６６.００ｋＶ→７７.００ｋＶ

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと主表示要素決定モードに移ります。

主表示設定画面・主表示要素を決定します。

３. 副表示設定＋ − キー・＋ キーを押すと表示、 − キーを押すと非表示となります。
Ｖｒ
ｓ、Ｖｓ
ｔ、Ｖｔ
ｒ、Ｖ０要素の表示・非表示選択を行います。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと副表示要素決定モードに移ります。

副表示１段目設定画面
点滅・副表示の表示要素を決定します。

４. バーグラフタイプ＋ − キー

・副表示１段目設定、 ＋ キーを１回押すと下記順で表示要素が変化します。
Ｖｒ
ｓ→Ｖｓ
ｔ→Ｖｔ
ｒ→Ｖ０→最大Ｖｒｓ→最大Ｖｓｔ→最大Ｖｔｒ→最大Ｖ０− キーを押すと非表示になり、２段目に移ります。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと選択決定後２段目に移ります。

＋ − キー

・副表示２段目設定、 ＋ キーを１回押すと下記順で表示要素が変化します。
Ｖｒ
ｓ→Ｖｓ
ｔ→Ｖｔ
ｒ→Ｖ０→最小Ｖｒｓ→最小Ｖｓｔ→最小Ｖｔｒ− キーを押すと非表示になり、３段目に移ります。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと選択決定後３段目に移ります。

＋ − キー

・副表示３段目設定、 ＋ キーを１回押すと下記順で表示要素が変化します。
Ｖｒ
ｓ→Ｖｓ
ｔ→Ｖｔ
ｒ→Ｖ０
− キーを押すと非表示になり、次のバーグラフタイプ設定に移ります。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すとバーグラフ表示方式に移ります。

副表示２段目設定画面
点
滅

副表示３段目設定画面

点
滅

バーグラフ設定画面

・バーグラフの表示方式を選択します。
（偏差値表示又は絶対値表示）
偏差値表示の場合は、バーグラフの基準となる電圧を設定します。電圧要素表示はこの設定電圧を基準として±１０％の範囲で表示します。

設定

偏差値設定

＋ − キー・＋ − キーでバーグラフ表示タイプを選択します。
・偏差表示を選択した場合は偏差値設定に移ります。

ＮＥＸＴ キー・それ以外は 電圧下限値設定 にスキップします。

＋ − キー・＋ キーで増加、 − キーで減少させます。
設定値は２次側換算、１００，１０５，１１０，１１５Ｖ又は２００，２１０，２２０，２３０Ｖに相当する１次側電圧です。

次項へ続く
17

偏差設定画面設定項目及び状態

キー操作

説

明

前項より続き６. 計測範囲下限値設定

ＮＥＸＴ キー・電圧表示範囲下限値設定に移ります。
相電圧及び零相電圧の下限値を設定します。設定値以下では０を表示します。

相電圧下限値＋ − キー・＋ キーで相電圧値増加、 − キーで相電圧値を減少させ設定値に合わせます。

零相電圧下限値

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーで決定し次の零相電圧下限値に移ります。

＋ − キー・＋ キーで零相電圧増加、 − キーで零相電圧を減少させ設定値に合わせます。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーで決定し次のアナログ出力の設定に移りますが、アナログ出力無しの製品については、１１. バックライトの設定にスキップします。デジタル出力付の製品については、 １０. デジタル出力設定にスキップします。

８. アナログ出力設定

表 示 例
相電圧下限設定画面

前項より続き零相電圧下限設定画面

出力要素設定画面

１０. デジタル出力設定＋ − キー

・副表示１段目の電圧相又はＶ０を選択します。
（出力要素の選択）

ＮＥＸＴ キー・上限値の設定に移ります。

＋ − キー

・副表示２段目の値を変化させます。 ＋キーで電圧増加、 −キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー・下限値の設定に移ります。

＋ − キー

・副表示３段目の値を変化させます。 ＋ キーで電圧増加、− キーで減少させ目的の値にします。

ＮＥＸＴ キー点
滅

出力上限値設定画面点
滅

出力下限値設定画面

・ＮＥＸＴ キーで決 定 後デジタル出力設 定に移りますが、デジタル出力の無い物は、 １１. バックライトの設定 にスキップします。

点
滅

伝送モード設定画面
点
滅・デジタル伝送パラメータ設定を行います。

＋ − キー・＋ − キーを押して伝送モード設定を選択します。
（ＲＴＵモード又はＡＳＣＩ
Ｉモード）

ＮＥＸＴ キー・ボーレート設定に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してボーレート値を選択します。
２４００，４８００，９６００の３種類から選択します。

ＮＥＸＴ キー・パリティービット選択に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してパリティービットを選択します。

ＮＥＸＴ キー・アドレス設定に移ります。

＋ − キー・＋ − キーを押してアドレスを１〜２４７の範囲で決めます。

ボーレート選択画面
点
滅

パリティービット選択画面

点
滅

アドレス選択画面

点
滅

次項へ続く
18

設定項目及び状態

キー操作

前項より続き前項より続き１１. バックライト設定

ＮＥＸＴ キー

説

明

表 示 例
バックライト選択画面

・バックライ
ト設定に移ります。
・バックライトの点灯モードを選択します。

計測状態＋ − キー・＋ − キーを押して、常時点灯、自動点灯、消灯の３モードから選択します。

ＮＥＸＴ キー・ ＮＥＸＴ キーを押すと、主表示にＥｎｄ表示が表れパラメータ設定が一巡したことを知らせます。

Ｓ Ｅ Ｔ キー・Ｓ Ｅ Ｔ キーを押して、今までの設定を確定します。
（主表示にＳＥＴが表れます）

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと、新たに設定したパラメータで計測状態に移ります。

設定終了画面・新設定での計測を行います。

設定値の初期化

初期設定の項目を全て工場出荷時の状態に戻します。設定操作が混乱したときなど、最初から初期設定をやり直すときは初期化してくだ
さい。
① 初期画面（５頁参照）で ＋キーを押すと主表示に ＩＮＩＴ が点滅表示され、初期化のモードに入ります。
②この状態で ＋ ＋ − キーを３秒間押すと、設定は初期状態に戻り、初期画面になります。その後、最初から設定を始めてください。
ＩＮＩＴ 点滅表示のときに ＮＥＸＴキー又は Ｓ Ｅ Ｔキーを押すと、初期化せずに初期画面に戻ります。
＋ キー＋ ＋ − キー
初期化
ＮＥＸＴ キー又は
Ｓ Ｅ Ｔ キー非初期化

点
滅

■工場出荷時設定 （注文時の指定により、工場で設定した項目も、初期化により以下の内容に変更されます。）
項

目

ＶＴ比

設

定

値

６６００Ｖ

項

目

アナログ出力

設

定

値

項

目

主表示要素

全要素表示

バックライト

自動消灯

副表示要素

ユーザー項目非表示

Ｖ０警報設定値

定格電圧の８０％

電圧バーグラフ

偏差表示・６６００Ｖ

応答時間

０.１秒

計測範囲下限値

相 電 圧：スパンの１％零相電圧：定格の１％

設定指針

初期設定値

設

定

値

ボーレート ９６００

最大零相電圧
通信設定

パリティー

無し

アドレス

０１

モード

ＡＳＣ
Ｉ
Ｉ

設定指針の設定、警報設定、応答時間の設定、最大零相電圧（警報）のリセット及び警報設定値、設定指針の初期化
設定指針の設定
設定項目及び状態
設定指針の設定

キー操作
ＳＥＴ ＋ − キー

説明・画面右下にＳＥＴが表示され、設定指針設定モードに入ります。
主表示に現在の設定電圧値、副表示１段目に上限なら ＨＨＨＨ 下限なら ＬＬ
ＬＬ が点滅します。

＋ − キー・＋ キー又は − キーで主表示の設定値を増減させ、目的の電圧値に合わせます。
上限値で、設定範囲の上限を超えて設定しようとすると、設定は解除され、主表
示には ＯＦＦ と表示されます。

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーでを押すと下限値設定に移ります。

＋ − キー・＋ キー又は − キーで主表示の設定値を増減させ、目的の電圧値に合わせます。
下限値で、設定範囲の下限を超えて設定しようとすると、設定は解除され、主表
示には ＯＦＦ と表示されます。

表 示 例
ＨＨＨＨ 表示例
点滅

ＬＬＬＬ 表示例
点
滅ＯＦＦ表示例Ｓ Ｅ Ｔ キー ・Ｓ Ｅ Ｔ キーを押すと値を確定して計測状態に戻ります。
ＤＩＳＰＬＡＹ キー ・ ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと設定を確定しないで計測状態に戻ります。

設定可能範囲はＶＴ２次換算で６６〜１５０Ｖ、初期設定値は上限１２１Ｖ、下限９９Ｖとなっています。

19

点
滅

警報設定及び応答時間の設定

最大零相電圧の警報設定及び応答速度の設定を行います。
設定項目及び状態

キー操作

零相警報値及び応答時間設定説

明・零相電圧警報値の設定及び応答時間を設定します。

表 示 例
零相電圧警報値設定画面
点
滅

Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＮＥＸＴ ・Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＮＥＸＴ キーを同時に押すことにより警報値設定に移ります。

・表示が現在の設定値に変わります。

＋ − キー・＋ キーで増加、− キーで減少させます。
rds

ＮＥＸＴ キー・ＮＥＸＴ キーを押すと応答時間設定に移ります。
零相電圧警報応答時間画面＋ − キー・＋ キーで増加、− キーで減少させます。
０.１〜５.０まで、０.１秒ピッチで設定可能。
（零相電圧は設定した値（秒）の間を積算して表示します。
）

ＳＥＴ・Ｓ Ｅ Ｔ キーを押して確定し、計測状態に戻ります。

点
滅

rds

・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押すと設定を中断し計測状態に戻ります。

最大零相電圧のリセット及び最大、最小相電圧値のリセット（警報のリセット）

最大零相電圧を現在の零相電圧に最大、最小相電圧値を現在の相電圧にリセットし、警報出力を切ります。
設定項目及び状態

キー操作

説

明

・最大零相電圧を現在の零相電圧に置き換え、警報を切ります、同時に最大・最小相電圧を現在の相電圧に置き換えます。

最大零相電圧のリセット
ＳＥＴ ＋ ＋ キー

表 示 例
リセット前画面・Ｓ Ｅ Ｔ ＋ ＋ キーを同時に押すことにより零相電圧がリセットされます。同時に各相電圧の最大値及び最小値が現在の電圧に置き換えられます。
（外部リセット入力端子に電圧を印加することにより、上記動作と同じ状態になります。
）
リセット後画面

零相警報設定値の初期化及び設定指針の初期化

零相警報設定値の初期化及び相電圧設定指針の初期化を行います。
設定項目及び状態
警報及び
設定指針の
初期化

キー操作

説

明

表 示 例
ＳＥＴ表示画面Ｓ Ｅ Ｔ キー・Ｓ Ｅ Ｔ キーを３秒間押します。 ＳＥＴ 表示して設定画面になります。

＋ キー

・＋ キーを押すと主表示 ＩＮＩＴ が点滅表示し、初期化可能な状態になります。
ＩＮＩＴ表示画面＋＋−

ＳＥＴ キー又は・＋ ＋ − キーを同時に押すことにより設定値が初期化され、計測モードに移ります。

・現状の設定値のまま計測モードに移行します。

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

20

点
滅

操作方法
計測状態で使用するスイッチの動作説明と操作方法について説明します。
主表示の切り替え・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを押す事により主表示に表示する測定要素が切り替わります。 −キーを押しながらになります。

ＤＩＳＰＬＡＹ
キーを押すと切換が逆順

・測定要素は次の順に、スイッチを押すごとに替わります。
電圧（ＲＳ）→電圧（ＳＴ）→電圧（ＲＴ）→零相電圧（Ｖ０）・表示する必要のない測定要素は設定によりマスクすることができます。
マスクされた測定要素はスキップされます。
［例］電圧（ＳＴ）、電圧（ＲＴ）をマスクした場合。

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

ＤＩＳＰＬＡＹ キー

主表示のオートスキャン

・ＤＩＳＰＬＡＹ キーを３秒以上押すと、主表示が１秒ごとに順に切り替わるオートスキャンを開始します。
マスクするように設定した測定要素はスキップします。
・ＤＩＳＰＬＡＹ キーをもう一度押すと、オートスキャンは停止します。

副表示の切り替え・ＮＥＸＴ キーを押すことで、副表示の１段目から３段目を同時に切り替えられます。表示の組合せと、切り替え順は下図の通りです。 下
ＮＥキーを押すとＸＴ−
図の ユーザー設定 の位置には初期設定で設定した測定要素を表示させることができます。 キーを押しながら切り換えが逆順になります。
単相２線
副表示１段目 最大電圧（ＲＳ）
副表示２段目 最小電圧（ＲＳ）
副表示３段目 電圧（ＲＳ）

最大電圧（ＳＴ）
最小電圧（ＳＴ）
電圧（ＳＴ）

最大電圧（ＲＴ）
最小電圧（ＲＴ）
電圧（ＲＴ）

最大零相電圧（Ｖ０）− − −零相電圧（Ｖ０）

ユーザー設定については初期設定の ３. 副表示設定 に従い設定を行ってください。

ＮＥＸＴ キー21

ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定結線図
入力部結線図出力部結線図SOURCE
１LOAD

２
３
G V T 3 次

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９
１

２

３

８ ９

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｇ１ Ｇ２

Ｇ

７

Ｓ１

Ｓ２

５

６

※
（＋）

（−）
※

AUX.
SUPPLY

零相
入力

＋

２０ ２１
EXT.
SW
＋）
（〜
−）
（〜

−

＋

ANALOG 1−

ANALOG 2

＋

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８

−

−

ANALOG 3＋

アナログ３ｃｈＲＳ−４８５

注１

注２

ＳＬ

Ｔｅ
ｒ Ｔｅ
ｒ

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９
＋〜
−〜

RESET

ALARM

警報＋リセット入力

１
４ １
５ １
６ １
７ １
８ １
９
＋〜

＋

− −〜

ANALOG

RESET

ALARM

アナログ１ｃｈ＋警報＋リセット入力※ＤＣ２４Ｖ電源仕様のみ極性があります。

注１：アナログ出力は各チャンネルの一端子が内部で接続されています。
７１
８ を短絡すると終端抵抗（１００Ω）が接続されます。
注２：ＲＳ−４８５出力は １22設置方法と使用上の注意
使用製品の確認
入力、補助電源、出力の仕様が製品に表示してあります。御要求の仕様と一致していることを確認してください。
設置環境

設置環境は、製品の性能・寿命に直接影響します。以下を参考にして、設置環境を選定してください。
① 周囲の温度、湿度
製品の保管時、輸送時、及び使用時のいずれにおいても、できるだけ高温、高湿、急激な変化等を避けるようにしてください。
② 硫化ガス、アンモニアガスなどの腐食性ガスの発生する場所、油・水などのかかる場所は避けてください。
③ 使用状態での連続的な振動・衝撃は避けてください。
④その他、特殊な環境で使用される場合は、あらかじめご相談ください。

設

置① 取り付け位置
本製品の表示器は、液晶表示器を使用しています。液晶表示器は、見る方向によりコントラストが変わります。
右図を参考に、設置位置を決定してください。
目線よりやや高い位置に設置するのが、コントラストの点で有利です。奥行方向は、ケーブルの引出しを考慮して、余裕をとってください。
② 設置
外形寸法図（下図）のパネルカットを参考にして取り付け穴を加工してください。本製品は、対角線上の２点でネジにより取り付けるようになっています。
また、隣接して取り付けるときは、左方向に１１５㎜、上下方向に１２５㎜以上の間隔をとって並べてください。

表示の見やすい範囲

１
０°
６
０°

（横から見た図）

６
０°

６
０°

（上から見た図）

外形寸法図

（１28）
Ｒ

９９

Ｔ

５０％

Ｍ５

１００％

ＤＩＳＰＬＡＹ

（２1）
１１０

１
６

９
１
０

１
８

１
１

２
０
２１

２−７φ穴

３

１
７
１
９

２

１０
２±
１

１
５

８

４５

１
１
４

３３

端子カバー

４５±０.５

４５

Ｍ３

（74）

４
５
１
２
６
１
３
７

端子Ｍ４
端子Ｍ４

パネルカッ
ト

23

４５±０.５０％

４５±０.５

１１０

Ｓ

接

続

結線図に従って、正しく接続してください。接続の際の注意事項を次に示します。
① 端子カバーは、反時計方向に回転させると外れます。接続作業の端子後は、もとどおりに端子カバーを取り付けてください。
端子カバーは、上下方向が決まっています。正しく端子番号が読める方向に取り付けてください。
逆には取り付かない構造になっています。
② 入力端子、電源端子はＭ４用、出力端子はＭ３用の圧着端子をご用意ください。
入力端子、電源端子用

９㎜
以下

出力端子、外部切替入力端子用

６㎜
以下

４㎜ネジ用圧着端子

３㎜ネジ用圧着端子③ 入力側のＣＴ、ＶＴは安全のため、特に高圧回路では、片側を接地するようにしてください。
（結線図参照）④ 接地端子（７番端子）は、安全のため、また動作の安定のため、必ず接地してください。
⑤ 補助電源がＤＣ２４Ｖの製品は、補助電源端子に極性があります。逆に接続すると動作しません。
・電源仕様ＤＣ１９〜３１Ｖの製品は、５番端子が＋、６番端子が−です。
（結線図をご覧ください。
）
・電源仕様ＡＣ８０〜２６４Ｖ、ＤＣ８０〜１４３Ｖの製品は、電源端子に極性はありません。どちらに接続しても正常に動作いたします。
⑥ 使用するケーブルは、十分に余裕のある線径を使用してください。とくに電流入力に接続するケーブルは、過電流を考慮した選択が必要です。
⑦ 出力仕様の場合、出力信号への配線は、入力側配線や電源への配線、動力線などとは分離し、必要に応じてシールド線やツイストペア線を使用してください。
⑧ 外部切替及び外部リセット入力は、電圧を印加することにより動作いたします。ＡＣ８０〜２６４Ｖ又はＤＣ８０〜１４３Ｖの電源を用意してください。
補助電源への供給電源と共通でも問題ありません。
内部の構造は下記の通りです。…外部切替が必要ないときは、開放のままで結構です。
なお、外部切替入力の消費電流は、ＡＣ１００Ｖ・ＤＣ１００Ｖで約１ｍＡ、ＡＣ２００Ｖで約２ｍＡです。
ＴＭＳ

２０、
１６
ＤＣ

端子番号
外 部 切 替 入 力：２０、２１
外部リセット入力：１６、１７

ＡＣ

２１、
１７

⑨ パルス出力は、下図の構成です。定格内の電圧、電流でご使用ください。
インダクタ、リレーなどを駆動されるときは、必ずサージキラーなど、過電圧の加わらないような対策をしてください。
ＴＭＳ

１８

負荷
ＡＣ
ＤＣ

１９

24

⑩ 警報出力は、下図の構成です。定格内の電圧、電流でご使用ください。
インダクタ、リレーなどを駆動されるときは、必ず過電圧がかからないような対策をしてください。
ＴＭＳ

１８

負荷
ＡＣ
ＤＣ

１９

⑪ 未使用端子は、中継端子として使用しないでください。また、出力端子、外部切替端子を使用しない場合は、開放のままとし、何も接続しないでください。
出力付の仕様で電流出力の場合、出力を使用しないときは、短絡する必要はありません。開放のままにしておいてください。また、デジタル伝送出力付の製品も出力を使用しない場合は、開放のままにしておいてください。
⑫ 接続作業は、必ずネジが確実に締めてあることを確認して、端子カバーを取り付けてください。端子カバーは、上下方向を確認して本体に差し込み、時計方向に回転させてください。

トラブルチェック

日常ご使用するにあたり、トラブルが発生した場合は下表を参考に点検を行ってください。
症状表示が見づらい原因・対策① 表示には、液晶表示器を使用しています。液晶表示器は、見る方向によっては見にくいことがあります。
表示部の正面、又は表示部を見上げる方向で見やすくなるように設計されています。逆に、製品を見下ろす方向では、やや見にくくなります。ご了承ください。
② 周辺温度が高い環境（４５℃以上になるような）では、液晶表示器のコントラストが悪くなります。温度が下がれば回復いたします。
③ 前面カバーが汚れている場合は柔らかい布でふきとってください。化学ぞうきん、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
変形、変色の原因になることがあります。

表示が点滅する

入力が設定指針の設定値を超えると、表示が点滅します。
設定値を確認してください。
ＤＩＳＰＬＡＹキーを押すと、バックライトが点灯しますか？点灯すれば、異常ではありません。
バックライトは、初期設定により、つぎの点灯方式から選択することができます。

バックライトが突然消えた

・常時点灯する。
・バックライトは使用しない。
・キー操作後３分間点灯して、自動的に消灯する。
設定の変更は、初期設定 １１. バックライト設定 をご覧ください。

表示器に「ＥＲＲ０１」の文字が表示されたまま動作しない

製品の内部の部品（ＲＡＭ）に異常が発見されました。
このまま使用することはできませんので、修理の手配をしてください。

表示器に「ＥＲＲ０２」の文字が表示されたまま動作しない

製品の内部のプログラムに異常が発見されました。
このまま使用することはできませんので、修理の手配をしてください。

表示器に「ＥＲＲ０３」の文字が表示されたまま動作しない

製品内部の不揮発性メモリのデータに異常が発見されました。
再設定が必要になりますので、お問い合わせください。

25

伝送仕様（ＲＳ−４８５）について
伝送仕様

伝送信号：ＲＳ−４８５
伝送方式：調歩同期
接続形態：マルチドロップ
伝送速度：９６００，４８００，２４００ＢＰＳ
伝送アドレス：０〜２４７（ただし０は同報通信用で設定できません。また、最大接続数は３２台です。）
伝送プロトコル：ＭＯＤＢＵＳ準拠
応答速度：１０ｍ秒以下（ただし、データ転送時間は含みません。）
伝送モード

伝送モードには下記の２つのモードがあります。

ＡＳＣＩ
Ｉモード
伝送テキストは全てＡＳＣＩ
Ｉコードにて伝送。各キャラクタのビット長は１０ビットとなっています。
伝送テキスト構成
：

〜

スタート

アドレス

ファンクション

データ

ＬＲＣ

０Ｄ

０Ｄ

ＣＲ

ＬＦ

スタート
： ： （３ＡＨ）
アドレス：０〜２４７（３０３０Ｈ〜４６３７Ｈ）ただし、スレーブ側では０の設定は不可。
ファンクション ：０３（３０３０Ｈ）−−−レジスタ読み込み
１０（３１３０Ｈ）−−−レジスタ読み込み
データ： ＨＥＸデータ（レジスタアドレス・読込／書込データなど）
ＬＲＣ： チェックサム
ＣＲ
：０ＤＨ
ＬＦ
：０ＡＨ
伝送タイミング
１秒以下

スタート

アドレス

ファンクション

ＬＦ＊キャラクタ間が１秒以上空いた時は、伝送テキスト終了と判断します。

ＲＴＵモード伝送テキストは全て８ビットＨＥＸコードにて伝送。各データのビット長は１１ビットとなっています。
伝送テキスト構成〜
アドレス

ファンクション

データ

ＣＲＣ

アドレス
：０〜Ｆ７Ｈファンクション ：０３Ｈ −−−レジスタ読み込み
１０Ｈ −−−レジスタ読み込み
データ：８ビットＨＥＸデータ（レジスタアドレス・読込／書込データなど）
ＣＲＣ： ＣＲＣエラーチェックコード（２バイト）
伝送タイミング
３.５バイト以上

前回テキスト１.５バイト
以下

アドレス

３.５バイト以上

ファンクション

ＣＲＣ
（ＬＯ）

ＣＲＣ
（Ｈｉ）

次テキスト

＊各伝送テキストの前後は３.５バイ
ト以上のアイドリングを設けてください。
＊各データ間は１.５バイ
ト以下の間隔としてください。
＊伝送途中で、各データ間隔が３.５バイ
ト長以上空いた時は、伝送テキスト終了と判断します。

26アドレスについて

各スレーブはユニークな伝送アドレスを設定してください。設定範囲は１〜２４７の間です。０は同報通信用アドレスで、同報通信時は全てのスレーブがファンクションを実行します。ただし、応答は返しません。
データフォーマットについて●ＴＭＳ
電力量、無効電力量以外の各測定値は２バイトデータで、０〜２０００に規格化しています。
電力量（無効電力量）はＷｈ（ｖａｒｈ）を単位とする８バイ
トデータ（ＨＥＸ）、又は乗率設定で決定した単位の４バイ
トデータ（ＨＥＸ，
ＢＣＤ）となっています。
●ＴＭＳ零相電圧
零相電圧、最大零相電圧、零相電圧警報値はそれぞれ、最大定格値を２０００として規格化しています。
●ＴＭＴ
電圧実効値（含高調波）：０〜１５０Ｖを０〜２０００で規格化
電流実効値（含高調波）：０〜６Ａを０〜２０００で規格化
電圧含有率：０〜２０.０％を０〜２００で規格化
電流含有率：０〜１００.０％を０〜１０００で規格化
エラーチェックコードについて

ＬＲＣ（ＡＳＣＩ
Ｉモード時のエラーチェックコード）
アドレス部からデータ部までの総和（８ビットサイズ）の２の補数をＬＲＣとしています。
ＡＳＣＩ
Ｉコードで送る時は、上位ニブルから送ります。
：

〜
アドレス

ファンクション

データ

データ

ＬＲＣ

ＣＲ

ＬＦ

ＬＲＣ計算範囲（ＨＥＸコードで演算）

受信時はＨＥＸコードに変換後、アドレス部よりＬＲＣ部までの総和をとり、０にならない時ＬＲＣエラーとなります。

ＣＲＣ（ＲＴＵモード時のエラーチェックコード）
アドレス部からデータ部までの１６ビットＣＲＣを計算しています。伝送時は下位、上位の順で送ります。
〜
アドレス

ファンクション

データ

データ

ＣＲＣ

ＣＲＣ生成範囲

ＣＲＣ算出手順① ＣＲＣレジスタにＦＦＦＦＨを入れます。
② ＣＲＣレジスタの下位バイ
トと伝送データとのＸＯＲをとりＣＲＣレジスタに格納します。
③ ＣＲＣレジスタを１ビット右シフトします。
④ ＣＲＣレジスタのＬＳＢが０ならば１になるまで③を繰り返し、１になったらＣＲＣレジスタとＡ００１ＨとのＸＯＲをとります。
⑤ ③、④を８ビットシフトするまで続けます。
⑥ ②〜⑤を全ての伝送データについて行います。
⑦ 最後にＣＲＣレジスタに残った値がＣＲＣとなります。
受信時、上記算出手順をアドレス部からＣＲＣ部まで行い、結果が０にならない時ＣＲＣエラーとします。
コマンド構成例 （ＲＴＵモードで、指定したレジスタから指定したワード数（２バイト）を読み込むファンクション）
送 信（ホスト→ＴＭＳ）

０３Ｈ
アドレス

受 信
（ＴＭＳ→ホスト）

Ｈｉ

Ｈｉ

レジスタアドレス

０３Ｈ
アドレス

Ｌｏ

Ｈｉ
バイト数

Ｌｏ

Ｌｏ

読込ポイント数

Ｌｏ

Ｈｉ

データ１

Ｈｉ
ＣＲＣ

Ｌｏ
データ２

その他

レジスタアドレス、ＴＭＳ／ＴＭＴの通信の設定方法など、詳細は取扱い説明書をご覧ください。
ＴＭＳ用とＴＭＴ用の２種類用意しております。営業担当にご請求ください。
（当社ホームページでもご覧いただけます。
）

27

Ｌｏ

Ｈｉ
ＣＲＣ

安全上のご注意●本製品の取扱いは、製品を正しくご使用いただくため、十分な知識と技能を有する人が行って下さい。
●結線は接続図を十分に確認のうえ、誤接続のないように接続して下さい。
●ネジは確実に締めて下さい。ネジの緩みは、発熱、焼損の原因になります。
接続後、端子カバーを装着して下さい。
●定格を超えた仕様で使用しないで下さい。故障、事故の原因になります。
●充電部には触れないで下さい。保守、点検時には必ず回路を断路して下さい。

ISO 9001 登録 NO JSAQ 1492

本
営

業

社 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄3丁目10番17号
部 TEL 06（6329）2441 FAX 06（6328）4112

東 京 営 業 所 〒223-0058 横浜市港北区新吉田東8丁目47番27号
TEL 045（542）8201〜3 FAX 045（541）3989
Ｉ
ビル6F
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目7番32号 名古屋ＳTEL 052（219）7780 FAX 052（219）7781

ホームページ

http://www.toyokeiki.co.jp/

D 2009.5.1000◯