FX Series
Functional X-ellence Station

現場に必要な機能を凝縮■Windows® CE 搭載■素早くパワフルな新RED-tech EDM■LongLink データコミュニケーション■信頼の測角システム■長時間の連続使用■優れた耐環境性能と操作性を両立

高速、高精度、そ して 抜 群 のコンパクトな ボディに 先 進■Windows® CE 6.0 を搭載し「SDR8 サーベイ」をプリインストール
OSに Windows® CE 6.0を採用、トータルステーション用電子野帳

あなたの TS を守る
新しいソリューション TSshield

プログラムとして定評の「SDR8 サーベイ」をプリインストール。

●世界初 *1 のサポートシステムを実現ができ、数値だけでは掴みにくい現場のイメージが一目瞭然です。

FX だけでデータコレクターに匹敵する様々な測定 / 計算が行えます。各測定プログラムは、数値のほかに多彩なグラフィックで表現

FX に多機能通信モジュールを搭載。サーバーへ蓄積された製品情報を元にしたお客様への確実で迅速なサポートを実現します。

●TSshield の登録は無料 *2TSshield の機能を利用する場合、登録や通信に関しての費用は一切かかりません*2。安心してサービスを受けることができます。
*1*2

・後方交会交点計算（9 種類）
・対辺測定
・定点観測
・多角計算

・観測（放射・対回）
・面積計算
・杭打ち・ST 計算

2011 年 12 月現在。弊社調べ。
3 年間は無料。ご登録後 3 年が経過いたしますと、料金体系の見直しがございます。

※TSshield の詳細は、別途 TSshield のカタログをご覧ください。

■素早くパワフルな 新RED-tech EDM●0.9 秒毎の超高速測距
測定対象に関わらず精密測定 0.9 秒毎という高速測距です。

●最短 30cm から 500m まで超小口径のピンポイ
ント・ノンプリズム測距
標準でノンプリズム業界最短の 30cm から 500m まで測定可能です。測距光は超小口径スポットの可視光レーザーで、レーザーポインターも測距光と同じ光源・光軸です。また、超小口径スポット測距は、壁の角や入射角が浅くなる路上のマンホール、送電線などを高い精度で直接測定できるうえ、格子状や網状のフェンス越しの測定にも圧倒的に有利です。

ABACBC

信頼性技術を結集■LongLinkデータコミュニケーション■優れた耐環境性能と操作性を両立●環境に強いJIS 保護等級 IP65と高い耐環境性能を誇ります。また、Windows® CE 搭載の高性能モデル

Bluetooth クラス 1
無線システム RS-1B
データコレクター
SHC250でありながら寒冷地（−30 〜 +50℃）/ 高温地（−20 〜 +60℃）モデル* も用意しています。
* 寒冷地モデルと高温地モデルは受注生産でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。

●操作パネルとキーボード
操作パネルには、タッチスクリーンで明るく表示の見やすい大型カ

Bluetooth ® クラス１無線を搭載し、電子野帳との安定した無線接続が行えます。
また、電子野帳や電子平板をインストールした PC に Bluetooth クラス 1 無線を搭載することで、長距離無線接続を実現。単なるケーブルレスにとどまらず、シンプルな装備で被測定対象であるプリズム側から操作するという、現場にあった効率の良い現況測量のスタイルを選択できるようになります。

ラー液晶ディスプレ−と、数値入力が容易な10 キーボードを搭載 *。
瞬時に機能を呼び出すスターキー【★】を 新搭載し、良く使う設定を瞬時に呼び出すことができます。また、側板部には、望遠鏡から目を離さずに測定できるトリガーキーを搭載しています。キーボードにも文字が読める透過型バックライトを搭
載、薄暮時やトンネルの中でも快適に操作できます。
* 望遠鏡反側のパネルはタッチスクリーンのみ■信頼の測角システム
先進のデジタル技術を駆使した測角システムを搭載。2 軸自動補正機構は広範囲にわたり補正、安心して観測できます。操作つまみには、伝統的な固定 / 微動方式を採用。確かな固定と細やかな微動による視準が、正確な測角を支えます。また FX-101には、精度と信頼性を更に高める画期的な測角システム
IACS（Independent AngleCalibration System）を搭載。
コンパクトなボディでありな● USBメモリー対応

がら測角精度 1" を実現してUSBメモリーに対応。標準付属のいます。

USBメモリーなら、カバーが閉まるので本体の防塵・防水IP65を保持しま■長時間の連続使用
徹底した省電力設計と大容量バッテリーの採用で、Windows® CE搭載のトータルステーションとしては最長クラスの 20 時間 * という連続使用が可能です。バッテリー残量を気にすることなく、作業を続けることができます。
* 30 秒ごとに精密単回測定を行う場合。

す。Type mini Bポートも搭載し、高い 拡張性を持っています。

●ガイドライト
視認範囲 1.3〜150m と広範囲なガイドライトを標準搭載。1 つの照射口から緑と赤 2 つの光を発光し、近距離でも簡単かつ正確に望遠鏡の視準方向を特定できます。

FX Series

SPECIFICATIONSFX-101・FX-103・FX-105/105F

Functional X-ellence Station
製品名
国土地理院 測量機種登録（登録予定）
望遠鏡
倍率／分解力その他

測角部
最小表示
精度*1
IACS
2軸自動補正機構
測距部
レーザー出力*2
測定可能範囲（気象条件通常時*3）最小表示精度（精密測定）

FX-101

FX-103

1級トータルステーション

2級Aトータルステーション

FX-105/105F

30x / 2.5"
全長：171mm、対物有効径：45mm（EDM 部：48mm）、像：正像、視野 1°30'（26m/1,000m）、最短合焦距離：1.3m、十字線照明装置：輝度調節：5 段階
0.5" / 1"1"あり
補正範囲±6'

ノンプリズム*4
反射シートターゲット*5/*6
ミニ反射プリズム
1素子AP反射プリズム
3素子AP反射プリズム
ノンプリズム時*4
反射シートターゲット使用時*5
反射プリズム使用時

測距時間*10
OS・操作部・データ記録・通信部
オペレーティングシステム ／ アプリケーションソフトウェア
ディスプレー
操作パネル
キーボード
配置
トリガーキー
内部メモリー
データ記憶装置
対応外部メモリー
カレンダークロック機能
インターフェース
Bluetooth無線機能
諸般ガイドライト*12
レーザー照準機能*12
レベル検出装置
電子気泡管（グラフィック）
円形気泡管（整準台部）
求心望遠鏡
整準台
防塵・防水性能*13 ／ 使用温度範囲*14
寸法（突起物含まず）
機械高質量（整準台、バッテリー含む）
電源
BDC70
着脱式バッテリー
BDC70
連続使用時間（20℃）
外部バッテリー*15

1" / 5"3"−5" / 10"5"

ノンプリズムモード：クラス 3R ／反射シート・反射プリズムモード：クラス 1
0.3 〜 500m
RS90N-K：1.3 〜 500m、RS50N-K：1.3 〜 300m、RS10N-K：1.3 〜 100m
1.3 〜 500m
1.3 〜 4,000m（気象条件良好時 *7：5,000m）〜 5,000m（気象条件良好時 *7：6,000m）
0.001m（トラッキング測定時：0.01m）(3 + 2ppm x D) mm*9
(3 + 2ppm x D) mm(2 + 2ppm x D) mm
精密測定：0.9 秒以下（初回 1.7 秒以下）、高速測定：0.7 秒以下（初回 1.4 秒以下）、トラッキング測定：0.3 秒以下（初回 1.4 秒以下）
Windows® CE 6.0 ／ SDR8サーベイ
3.5 インチ QVGA TFT 半透過型カラー液晶、タッチパネル、バックライト、コントラスト調整機能付き
26キー、バックライト付き
両側配置（望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレーのみ）あり（側板部）
500MB（プログラム領域を含む）
USBフラッシュメモリー（8GBまで）
カレンダー（年月日）、時計（時分秒）機能
RS-232C規格準拠、USB2.0（Type A / mini B）
Ver.2.1+EDR準拠、送信出力：クラス1、最大通信距離：約300m*11LED（赤626nm / 緑524nm）、視認可能範囲：1.3 〜 150m*3、中心エリア視認幅：4'（0.12m/100m）
ON（5分で自動OFF）/ OFF 選択可
6'/内円上10' / 2mm
正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m（底板より）着脱式
着脱式 / センタリング式
IP65（JIS C0920：2003）準拠 ／ -20〜 +50℃
191（W）x 190（D）x 348（H）mm
236mm+5/-3mm（着脱式：整準台底面より、センタリング式：三脚取り付け面より）192.5mm（整準台取り付け面より）
約5.7kg（着脱式）/ 約5.8kg（センタリング式）
充電式Li-ion電池
約20時間：測距測角（30秒ごとに精密単回測定）
BDC60：約24時間、BDC61：約49時間（30秒ごとに精密単回測定）*1 JIS B 7912-3:2006 準拠、JSIMA:101:2002 適用区分 A または B 準拠。*2 JIS C 6802:2011 準拠。*3 気象条件通常時：もやがわずかで視程が約 20km、適度な日差しでかげろうが弱い。*4 精密測定。反射率 90% のコダックグレーカー
ド白色面を使用し、測定面照度が 30,000lx. 以下の場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。*5 測距光が反射シートに対し上下左右 30°以内にあたっていること。*6 -30 〜 -20℃（寒冷地モデル）および +50 〜 +60℃（高温地モデル）の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します（RS90N-K：1.3 〜 300m、RS50N-K：1.3 〜 180m、RS10N-K：1.3 〜 60m）。
*7 もやがなく視程が約 40km、曇っていてかげろうがない。*8 JIS B7912-4:2006 準拠、JSIMA 102:2006 適用区分 A 準拠。 *9 測定距離：0.3 〜 200m *10 気象条件良好時、補正なし、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。*11 通
信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。*12 レーザー照準機能とガイドライトは、同時に作動しません。*13 標準付属の USB メモリーを使用の場合のみ、本体の防塵防水性能 IP65 を保証。 *14 寒冷地モデル（-30 〜 +50℃）/ 高温地モデル（-20 〜 +60℃、直射日光下を除く）も受注生産でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。 *15 FX-101 ならびに寒冷地モデルに対応。

標準付属品●FX 本体 ●バッテリー（BDC70）●充電器（CDC68）●電源ケーブル（EDC113）●レンズキャップ ●レンズフード ●工具袋 ●ドライバー●レンズ刷毛 ●調整ピン x 2 ●ワイピングクロス ●簡易取扱説明書 ●USB メモリー（取扱説明書） ●レーザー警告標識 ●格納ケース●背負いベルト

カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。その他カタログ記載の製品名称は各社の商標または登録商標です。
製品を安全にお使いいただくため、使用前に取扱説明書を良くお読みください。
製品改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ソキアブランド測量機器コールセンター

受付時間 9:00 〜 17:35

東京都板橋区小豆沢1-5-2 〒174-0051 TEL.03-5915-6562 FAX.03-5915-6658

C 2012Printed in Japan 2012 01-200 P-143-1