DIGITAL FLOW METER

DF-R280

Digital Flow Meter

インライン検査用からラボ用まで様々な用途に対応します
大型液晶画面で流量値以外にも多くの情報を表示します
精度は読み取り値の±1 % 対応が可能です

* 流量レンジ 1 L/min 以上

特徴

アイコン表示。ワンタッチで各画面が開きます。
テスト圧力、流量を波形でモニターできます。
表示言語切り替え機能 (日本語/英語/中国語)
多彩なホールド機能を搭載
欲しいデータをチェックする事で、的確な情報を提供
USB ポートからデータ収集が簡単に行えます。
フル 4 桁表示
イーサネットで使用できる FTP 機能搭載 (メモリー搭載時)
使用例


実験室の高精度流量計設備



自動車部品流量検査、漏れ検査



ガス機器流量検査



各種バルブ・弁の流量検査



医療機器流量特性検査



ポンプ・配管流量検査

他

自動車関連機器

エンジン検査

マフラー

バルブシートフィルター関連機器

ガス関連機器エアフィルター

ガスコンロ

オイルフィルター

ヒューズコック

ガスメーター

DF-R280-985A1-C

● 計測画面は、詳細・波形・シンプルから選択できます。

● 日本語・英語・中国語を用意しました。

● 目的に合わせタップする事で、選択画面や、10 キー画面が現れます。

● エアー温度・ライン圧・大気圧センサー標準搭載。各種● 各種ホールド機能を搭載

補正により高精度を実現。

温度センサー・大気圧センサー・ライン圧センサーの校正できます。

● USB ポートにメモリーを接続する事で、DF-R280 内ダイレクト・最大値・最小値・最大値―最小値 が選択可能● FTP 機能部の計測設定・計測結果をアウトプット可能です。その他、USB メモリーに直接検査結果を csv ファイルで出力できます。
内部に蓄積された品質データをイーサーネット経由で共有可能
IP アドレス
サブネットマスク
設定項目

ユーザー名
パスワード
FTP ディレクトリー

内部に蓄積された品質データ

FTP 機能 設定 項目

DF-R280-985A1-C



機能一覧
カラー液晶

メインメニューから 計測画面 ・ 計測設定 ・ システム

タッチパネル・ 補正 ・ 解析等、各項目へ展開し操作が可能。

計測画面

標準 ・ シンプル ・ 波形等の選択が可能。

各種設定操作
流量リミット設定流量表示USB ポート
RS-232C



表示言語
流量対応レンジ

タッチパネルで項目毎に選択し入力。
2 段階リミット設定
上限 NG (UL2/UL) 下限 NG (LL2/LL)
換算流量表示温度・ライン圧・大気圧の各センサーは標準装備

換算温度0°C, 15°C, 20°C, 25°C, (70°F)

機能

標準装備、(1 ポート)
2 ポート標準装備、
旧製品 DF-2820 シリーズ互換相互通信も対応

10 mL/min から 500 L/min のレンジを用意

センサー

デジタルフィルター

(換算温度で 1 気圧に体積換算された値)

日本語 • 英語 • 中国語フィルター定数 1～50 フィルター定数により表示値が平均化し安定した計測が可能。

ユーザースパン任意の流量値に合わせ込みます。

内部メモリー

イーサーネット用 16G (オプション)

仕様一覧
流量センサーラミナーフローセンサー（層流管）

ライン圧補正圧力センサー搭載による自動補正

測定流体

エアー

大気圧補正

大気圧センサー搭載による自動補正

流量レンジ

層流管 8 本に、 最大 16 レンジに対応

使用温度範囲5 ~ 45 ℃

大気圧センサー

範囲：700 ~ 1200 hPa

湿度

Rc1/8

重量約 8.2kg

精度：± 0.5% of F.S. + 1digit
耐圧︓50 kPa 以下: F.S.レンジの 10 倍

ライン圧センサー

80 %RH 以下、ただし結露なきこと

差圧ポート接続径
外形寸法 (mm)100 kPa 以上: F.S.レンジの 2 倍(W) 283 x (H) 189 x (D) 382
相互通信

データ呼び出し・書き込み

精度：± 0.2% of F.S. + 1digit
チャンネル数100 ch (0 ~ 99)

流量表示単位

mL/min, L/min, mL/s, L/s, L/h, m3/h (CFH, CFM)( )の単位は SI 単位仕様では設定できません。

圧力表示単位電 源
オプション

DF フォーマット（各種データ）
RS-232C

固定長出力

28 フォーマット
DF-2800 と同じ出力形態。
1200, 9600, 9200

ボーレート (bps)kPa, MPa, (PSI, kg/cm2, Bar, mbar, mmHg, cmHg,inHg, mmH2O)( )の単位は SI 単位仕様では設定できません。
AC100 ~ 240 V ±10%, 50/60 Hz, 100 VA max
電源ケーブルは 125 V 用または 250 V 用から選択

38400, 57600, 115200

USB

データ保存・書き出し・バッグアップ等

LAN

FTP 機能搭載

インターフィース

アナログ出力流量＋ライン圧

標準書類

内部メモリー

16G (FTP 機能用)

及び付属品

フェニックスコンタクト (DFMC 1,5/20-ST-3,5-LR)
本体クイック取付金具、トレーサビリティー関係書類、各インターフェース接続コネクター、検査成績書、取扱説明書、電源ケーブル、差圧用接続継手・配管

型式 DF-R280-A.BB‘CD-E-F (換算温度.流量レンジ・単位.精度.ライン圧センサー)
分類

記号

A

層流管数

1~8BB’

層流管レンジ

10mL~500L

・流量レンジは下記レンジ表を参照願います。
・1L/min 以上のレンジは、C

ライン圧センサー

L レンジ・U レンジの 2 レンジ校正に対応できます。
※ L レンジの校正費用は別途必要になります。
・ライン圧センサレンジ
10 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 500 kPa, -100 kPa※その他のライン圧で使用する場合は、お問い合わせください。
・UX3 は、準備中 *1

D

オプション

E単位 (必須)F

電源ケーブル

内容
層流管数
全層流管レンジを記載

L01

1 ~ 10 kPa

L05

10 ~ 50 kPa

L

10 ~ 100 kPa (標準)M

30 ~ 500 kPaVD-10 ~ -70 kPa
アナログ出力(流量値、ライン圧値)
メモリー 16G (FTP 用メモリ)

UX1
UX2
UX3VA

SI 単位 (日本国内は必須)
非 SI 単位 (海外販売のみ)
UL 認定 (米国販売のみ) *1
125V 電源ケーブル 3 m

VE

250V 電源ケーブル 2 m
250V 電源ケーブル 2 m(中国専用)AVK

DF-R280-985A1-C

ラミナーフローセンサー (層流管)

豊富なレンジを用意。F.S.10 mL/min～500 L/min の各レンジ►

ポンプ吐出流量など脈動のある流量計測が可能►

従来機 DF-2820/2810 に使用の流量センサーと同等性能►

可動部がなく堅牢で耐久性がある

層流管レンジ (層流管は別売)
記号
10 ML
20 ML
50 ML
100 ML200 ML500 ML

層流管型式
LF-104N-10C
LF-104N-20C
LF-104N-50C
LF-104N-100C
LF-104N-200C
LF-104N-500C

レンジ範囲と表示桁数
0.00 ~ 10.00 mL/min
0.00 ~ 20.00 mL/min
0.00 ~ 50.00 mL/min
0.0 ~ 100.0 mL/min
0.0 ~ 200.0 mL/min
0.0 ~ 500.0 mL/min

記号

層流管型式

1 レンジ(F.S.)精度範囲
表示桁数

L レンジ範囲
表示桁数

1L
2L
5L
10 L
20 L
30 L
50 L
100 L
200 L
500 L

LF-104N-1L
LF-104N-2L
LF-104N-5L
LF-104N-10L
LF-104N-20L
LF-104N-30L
LF-105BN-50L
LF-105BN-100L
LF2-200L
LF2-500L

0.000 ~ 1.000 L/min
0.000 ~ 2.000 L/min
0.000 ~ 5.000 L/min
0.00 ~ 10.00 L/min
0.00 ~ 20.00 L/min
0.00 ~ 30.00 L/min
0.00 ~ 50.00 L/min
0.0 ~ 100.0 L/min
0.0 ~ 200.0 L/min
0.0 ~ 500.0 L/min

0.000 ~ 0.300 L/min
0.000 ~ 0.600 L/min
0.000 ~ 1.500 L/min
0.000 ~ 3.000 L/min
0.000 ~ 6.000 L/min
0.000 ~ 9.000 L/min
0.00 ~ 15.00 L/min
0.00 ~ 30.00 L/min
0.00 ~ 60.00 L/min

NOTE1:NOTE2:NOTE3:NOTE4:NOTE5:

上記レンジ範囲は大気圧時の流量範囲を表示しています。
層流管型式に N の付くものは 2011 年4 月以前の層流管と比べ温度センサーコネクターが変更になりました。
1L/min 以上の単レンジ (1 レンジ)製品は、0 ~ フルレンジ (F.S.) 又は 30％ ~ フルレンジ (R.D)の精度選択ができます。
真空・高ライン圧（101KPa 以上）は層流管のレンジが変わります。
レンジが 10C の場合、圧との関係式よって小流量の値がばらつきます。その場合は、桁を少なくして表示させてください。

0.0 ~ 150.0 L/min

レンジ(R.D)精度範囲
U レンジ範囲
表示桁数
0.300 ~ 1.000 L/min
0.600 ~ 2.000 L/min
1.500 ~ 5.000 L/min
3.00 ~ 10.00 L/min
6.00 ~ 20.00 L/min
9.00 ~ 30.00 L/min
15.00 ~ 50.00 L/min
30.0 ~ 100.0 L/min
60.0 ~ 200.0 L/min
150.0 ~ 500.0 L/min

ライン圧 (MAX)精度

990 kPa・ 大気圧の場合±1.0 % of F.S.±1 digit
・ ライン圧の場合±1.5 % of F.S.±1 digit

ライン圧 (MAX)精度

700 kPa

500 kPa
350 kPa
200 kPa
50 kPa1 レンジ (R.D) U レンジ
・ 大気圧の場合±1.0 % of rdg.±1 digit
・ ライン圧の場合±1.5 % of rdg.±1 digit
1 レンジ (F.S.) L レンジ
・ 大気圧の場合±1.0 % of F.S.±1 digit
・ ライン圧の場合±1.5 % of F.S.±1 digit

オプション
アナログ出力

流量値・ライン圧のアナログ値
最大 10V まで増幅可能

►

旧製品 DF-2820 用互換ケーブル
CX-R150

CX-R241

DF-R280 → DF-2820

DF-2820 → DF-R280

内部メモリー 16G (FTP 用)

外部から閲覧可能です。

外観図* この製品案内の内容は 2022 年 1 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。

本社〒192-0032東京都八王子市石川町2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/

東北: (022)246-8701 名古屋: (052)772-8787
北関東: (0285)30-0401
大阪: (06)6395-2671
東京: (042)639-7874
広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073
九州: (092)477-2627
海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム
インド・ドイツ・米国・メキシコ・ブラジル・オーストラリア

代理店

DF-R280-985A1-C