AIR LEAK TESTER
エアリークテスター

LS-R700
差圧式エアリークテスターのスタンダード
使いやすさを徹底追求!

機能
アイコン表示で直観的操作、だれでもすぐに使える表示言語の切り替え機能 (和・英・中)

テスト圧・差圧(リーク量)の波形モニター機能

USB ポートでデータ取集が簡単に高感度の検出を実現するマスタリング機能

メニュー画面をアイコン化で直観的に分かりやすくし、難しいと言われている計測器操作を分かりやすく誘導してくれます。



計測画面を状況に応じて切換表示できます。詳細表示がほしい場合、計測グラフ表示したい場合など用途に応じて3 種類を用意します。

各種設定も項目ごとに分かりやすい画面表示で迷うことなくセットできます。
画面の下にはガイダンスバーで案内説明を行います。

機能
3.5 インチのカラー液晶パネル表示機能

計測画面を 3 種類用意、場面に合わせた計測画面を表示できます。

インテリジェント
エア回路

センサー感度チェック、エアーバルブ動作チェック

K(Ve)測定

リークマスターによる K(Ve) (リーク係数)測定機能

2 段階リミット設定 ワーク
大 / 小 NG (UL2/UL)
機能マスター 大 / 小 NG(LL2/LL)
電空レギュレーター搭載機種を用意しています。チャ
テスト圧
ンネルごとに異なるテスト圧や高速チャージの設定
電空制御機能が可能です。
ノイズリダクション UL ~ UL2 範囲は再検出を行う、延長検出回数設定、(NR)機能
動作中信号出力 (サイクルオーバー解除用)
テスター管理差圧センサーのオフセット値とスパンチェック、(点検)
テスト圧センサーのオフセット値とスパンチェック
補正機能

マスタリング補正、ドリフト学習補正、固定値補正

セルフチェック機能

空気作動弁動作確認、各センサーオフセット、CPU 動作、他

センサー保護機能

排気時エアブロ－(インテリジェント回路)
外部排気弁対応

毎回の測定時に自動でエア回路のクリーニングを行います。
別途に排気弁ユニットが必要です。

排気干渉防止テスト後の排気のタイミングを外部で制御

チャージ
ホールドﾞ

漏れ個所チェックを行うため加圧保持します｡

シリアル通信RS-232C: 1 ポート(リア)、USB: 1 ポート(フロント)

他の表示機能エラー番号表示、I/O モニター、チャンネル名称、良品･不良品カウンター

マスタリング設定

曜日、インターバルと回数、待機時間、リミットオーバ
ー回数、補正初期値、マスタリングリミット、ループ数

クイック取付金具

前面のビス 2 本だけで確実な取り付け取り外しが可能。狭いスペースに設置でき、メンテナンスも容易

コントロール I/O

NPN-PNP 共用タイプ
フェニックスコンタクト製 I/O コネクターはマイナスドラ
イバー1 本で結線可能
LS-R700-985A1-E
1



仕様一覧

0.1 Pa±999.9 Pa (精度保証範囲 ±1000 Pa)±2.5% of rdg ±1 Pa、但し 50Pa 以下は±2 Pa
5 MPa
kPa，MPa
テスト圧
表(kg/cm2, PSI, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg)
示Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa・m3/s,単リーク量
E-3 Pa・m3/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min位(mmH2O, inH2O, mmHg, in3/min, in3/d, ft3/h)*2
等価内容積mL, L (in3, ft3)
リーク量表示4 桁、サンプリングレイト 10 回/秒
リークリミット±999.9 Pa 以下
チャンネル数32ch (0 ~ 31)
タイマー設定範囲 999.9 秒 (分解能 0.1 秒)
電源AC100 ~ 240 V ±10%, 50/60 Hz,70 VA max
環境温度
5 ~ 45 °C
湿度
80 %RH 以下、ただし結露なきこと
質量約 10 kg
クリーンエアーを使用
空圧源
テスト圧、パイロット圧より高い圧
差圧



分解能
表示範囲
精度 *1
センサー過圧B

CDE

配管接続口径CPU
RS-232C(D-sub9 ピン)

USB ポート

パイロット圧用フィルターレギュレーター
設定範囲 400 ~ 700 kPa
Rc1/4 (空圧源、ワーク配管、マスター配管)
6mm ワンタッチジョイント (パイロット圧源)
SH-2A 144 MHz, DRAM 8 MB
I/F 固定長出力 リークデータのほかに設定値も同ID/F 固定長出力 時に出力されます。
T/F 固定長出力 リークデータのみの出力
その他
その他のフォーマット
判定、リーク値、テスト圧、データ出力
CH#、時間、他
設定値出力

標準取付品
及び付属品
*1
*2

全設定画面の設定値

テスト圧用オイルミストセパレーターとレギュレータ
ー、パイロット圧用フィルターレギュレーター、クイック取付金具、I/O コネクター、電源ケーブル、製品の検査成績書、標準器の校正証明書、取扱説明書 CD

差圧センサーレンジ ±10 kPa オプションの仕様±5% of rdg ±0.01 kPa 但し、0.2 kPa 以下は±0.02 kPa
SI 単位仕様では()内の単位は設定できません。

型式分類

型式 LS-R700(ABC.D.E)
A

パイロット圧設定

型式記号 A、B、D、E は必須項目です。

A1: インテリジェント 1 回路、A2: インテリジェント 2 回路、AS01: 微小容積用回路、AS1: 小容積用 A1 回路、C: 外部検出式回路 *1
M: 50 ~ 800 kPa、L: 10 ~ 100 kPa、L02: 5 ~ 20 kPa、V: -5 ~ -100 kPa、H20: 2.0 MPa 以下 *2
精密レギュレーター
テスト圧範囲電空レギュレーター
MR: 50 ~ 800 kPa、LR: 10 ~ 95 kPa、VR: -0 ~ -75 kPa
G: 外部排気弁対応 *3、J: リークマスター対応、B: バイパス対応 (レギュレーターなし)、B1: バイパス対応 (レギュレーター付)、
W: STOP バルブ開閉確認機能、PV1: 連成圧 P センサー *4、E1: 減圧弁なし (低・中・負圧)、F1: ブローオリフィス Ø 1.2 *5、
オプション
R1: 電空対応、RX02: ナイロンフィルター(パイロット圧側)、RX03: ナイロンフィルター(テスト圧とパイロット圧)、
RX06: パイロット圧側フィルターレギュレーターをフィルターに交換、D4: 差圧センサーレンジ ±10 kPa、
PX1: ネジ NPT 仕様、PX2: 充電式バッテリー *6
表示単位
UX1: SI 単位のみ (国内販売必須)、UX2: 全単位 (海外のみ)
電源ケーブル VA: AC 125 V 3 m、VE: AC 250 V 2 m、VK: AC 250 V 2 m (中国用)
空気回路

*1

[外部排気弁対応(G)]および[リークマスター対応(J)]は付きません。
[高圧(H20)]はレギュレーターは付属しません。
*3 基本的に標準仕様です。テスト圧範囲が[負圧(V・VR)]の場合は選択できません。

*4*2*5





空気回路図

標準回路: インテリジェント 1 回路

低圧用: ±100 kPa 中圧用: -100 ~ 1000 kPa[微小容積用回路(AS01)]仕様の場合、標準仕様になります。
また、テスト圧が -10 ~ -4 kPa の場合に選択してください。
*6 中国向けは必ず[充電式バッテリー(PX2)]を選択してください。
CE 宣言はできません。

外観図

本体寸法 (W195 x H205.2 x D304.7 mm)* この製品案内の内容は 2023 年 11 月現在のものです。仕様は予告なしに変更する場合があります。

本社〒192-0032東京都八王子市石川町2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/

東北: (022)246-8701 名古屋: (052)772-8787
北関東: (0285)30-0401
大阪: (06)6395-2671
東京: (042)639-7874
広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073
九州: (092)477-2627
海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア
ベトナム・インド・ドイツ・米国・メキシコ
ブラジル・オーストラリア

代理店

LS-R700-985A1-E2