FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

取 扱 説 明 書
LIP DE CUM ＬＤＣ－１２０
１・はじめに

この度は、LIP DE CUM LDC－120 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全に正しくお取扱い下さい。
２・安全上の注意
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味は下記のようになっています。
取扱いを誤った場合に使用者が死亡、又は重傷を負う可能性が！ 警告
大きいもの！ 注意

取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負う可能性があるもの！ 警告◎電池は火の中へ投入、加熱、ショート、分解をしないで下さい。
電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により火災や怪我の恐れがあります。
◎濡れた手でセンサープラグの抜き差しは絶対にしないで下さい。
感電の原因となります。

！ 注意◎長時間使用しない時は電池を取り出しておいて下さい。
電池の発熱や液漏れになり、火災や怪我、周囲が汚れる等の原因になります。
◎電池の液漏れが起こったら使用しないで下さい。
火災や感電の原因となります。
◎異常に温度が高くなるところに置かないで下さい。
部品が劣化したり、火災の原因となることがあります。
◎使用温度範囲内（0℃～40℃）でご使用ください。
使用温度範囲外で使用すると誤動作する可能性があります。
◎センサーに規定以上の荷重を加えないで下さい。
口唇力、舌圧を測定する時、歯では絶対に噛まないで下さい。
センサーを破損する恐れがあります。
1

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B◎センサー部のコネクターを抜き差しする時は必ずコネクター部分を持って下さい。
センサーのケーブルを無理やり引っ張ったり、折り曲げたり、捩ったり、継ぎ足しすることは絶対に止めて下さい。 センサーが破損する恐れがあります。

！ 取扱い上の注意◎本製品には精密な電子部品が組み込まれています。
以下のような場所で本製品を使用、又は保管した場合、動作不良や故障の原因になりますので絶対に避けてください。
・直射日光の当たる場所や高温な場所・水がかかる可能性のある場所
・結露が発生する可能性のある場所
・埃、塵の多い場所
・火気のある場所
・油、及び化学薬品がかかる可能性のある場所
・磁気や電磁波を発生する機器に近い場所

３・概要
本製品は、唇の閉じる力を計測する口唇閉鎖力測定器です。 接続センサーを自動識別し、口唇閉鎖力用、舌筋力用、咬合力用の 3 種類が接続可能です。 測定スタートするとスタート荷重に達した地点から測定を開始し、リアルタイムの測定値、ピークホールド値、ボトムホールド値を表示します。 USB 出力を備え、リアルタイム計測値をＰＣに出力することが出来ます。

４・製品及び付属品の確認
ご使用になる前に以下の物が揃っているかご確認ください。

①表示器本体、②口唇閉鎖力用センサー、③ダックリン 4 個、④単 3 乾電池 3 本、

⑤表示器⇔ＰＣ接続用 USB ケーブル、⑥舌筋力測定用センサー（別売）、⑦咬合力測定用センサー（別売）2FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

５・測定準備①電池の取り付け、取り外し表示器裏面の電池カバーを矢印のマークを押しながら、矢印方向にスライドさせて開けてください。

その後、単 3 乾電池 3 本を正しい極性に合わせてセットして下さい。
電池をセット後、電池カバーを閉じて下さい。
②センサーの接続電源がオフになっている事を確認してください。
センサーコネクター部の溝のある部分を上にして表示器本体のセンサー差込口の突起が合わさるようにセンサーを差し込み、カチッとハマるまで差し込んで下さい。
表示器のボタンを長押して電源を入れ、表示器画面左上に選択したセンサー番号が表示されていることを確認してください。
Ｓ１＝口唇閉鎖力、Ｓ２＝舌筋力、Ｓ３＝咬合力
差し込みが不十分な場合は表示器がセンサーを認識せず、計測できません。

６・測定① 表示器のボタンを長押して電源を入れて下さい。下記のオープニング画面が表示された後、測定画面に移行します。

② START ボタンを押すと表示がゼロになります。この時、状態表示は“WAIT”となります。

③ Simple 表示
スタート荷重（初期設定：0N）に達すると状態表示は“WAIT”から“HOLD”に変わります。ピーク値を更新しながら表示し、設定した計測時間（初期設定：5 秒）が経過するとブザーがピピッ＿ピピッと鳴り、HOLD 表示が消えて測定が終了し、ピーク値をホールドします。

④ Full 表示

下段にリアルタイム値を表示し、スタート荷重（初期設定：0N）に達すると状態表示
は“WAIT”から“HOLD”に変わります。
上段にピーク値を更新しながら表示し、設定した計測時間（初期設定：5 秒）が経過す
るとブザーがピピッ＿ピピッと鳴り、HOLD 表示が消えて測定が終了し、ピーク値をホールドします。また、中段には測定終了時の値を表示します。

※初期設定は Simple 画面です。（表示画面の切り替えは後述の 9 項 9-1 参照）⑤ 続けて測定する時は“RESET”ボタンを押して②、③の動作を繰り返してください。
⑥ 測定が終りましたらボタンを押して電源を切って下さい。

3

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

７・操作部・表示部
表示器ボタン配置CLEAR
START

MODE

RESET

表示画面
オープニング画面

ＬＩＰ

ＤＥ

ＣＵＭ

ＬＤＣ－１２０
Ｖｅｒ， ２．１０

Simple 画面

Full 画面S1

S1

PH ＋１６５．１

Ｎ

BH ＋ ３０．８ Ｎ＋ ７５．１ Ｎ＋165.1 Ｎ
WAIT

WAIT

※初期設定は Simple 画面です。
（表示画面の切り替えは後述の 9 項 9-1 参照。
）

・オープニング画面 電源オン時に２秒間表示（名称・品番・ソフトウェアＶｅｒ）・センサー表示 Ｓ１：口唇閉鎖力、Ｓ２：舌筋力、Ｓ３：咬合力※舌筋力、咬合力センサーはオプションです。
・電池残量表示 中３～１個点灯で使用可能、中空白で残量ゼロ

・PH +165.1 N ピークホールド値

・BH + 30.8N ボトムホールド値（計測時間終了時の値）+75.1N リアルタイム値

・WAIT 状態表示で測定スタート（測定開始で HOLD、測定終了で空白）

4

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

８・仕様
計測値表示
表示素子

LCD 128×64 ドット、バックライト付き

計測値表示±0000～±9999 （ゼロサプレス表示）

表示項目

現在の計測値、ピークホールド値、ボトムホールド値、電池残量、状態表示

表示書き換え周期

10 回/秒

動作表示
WAIT

スタート

HOLD

測定中

空白

測定終了

電池残量 中 3～1 個点灯で使用可能、中空白で残量ゼロ

操作部

START / ↑全ての表示をゼロにし、測定開始

MODE / エンター

各種設定 / 設定時の決定

RESET / →/ MODE 操作時は設定項目順送り、数値入力時の増減ピークホールド・ボトムホールド表示をリセットし、センサーに加わっている力を表示。WAIT・HOLD 表示時/ CLEAR

総合は測定の取消 / MODE 操作時は数値入力桁移動

電源 ON/OFF / MODE 操作時は操作の取消

電源

単 3 アルカリ乾電池 3 本（ニッケル水素電池も使用可能）

使用温度・湿度範囲－10℃～40℃、20％～85％R.H.（結露無きこと）外形寸法

横 76mm×縦 135mm×厚さ 35mm

5

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

９・設定

MODE 画面より下記項目を選択して設定・実行を行ってください。
設定モードに入ったら↑で設定項目を選択し、エンターでそのモードに入り↑と→で数値入力し、最後にエンターで設定を完了してください。完了したら、CLEAR で測定に戻る
かを押して電源を OFF にして下さい。 9-2～9-6 項目は、一度 S1・S2・S3 に合わせてセンサー毎の設定を行えば、以降はセンサー交換の度に設定する必要はありません。

９－１・表示画面切替（Simple 表示、Full 表示）
MODE ボタンを押しながら、を押して電源を起動すると表示画面が切替ります。

（初期設定は Simple 表示）画面表示を再度切替える場合は、一度、電源を OFFにしてから、もう一度、上記の操作を行ってください。
９－２・Starting Load（スタート荷重）

START を押した後、測定を開始する荷重を設定します。
0（ゼロ）N[初期値] 0.0N～5.0N 可変

注記：小数点表示の選択に合わせて 0～5 から 0.000～5.000 に変わります。

９－３・Measurement Time（計測時間）
スタート荷重に達してから計測を開始し、終了するまでの時間を設定します。

5 秒[初期値] 1 秒～60 秒可変

９－４・Digital Filter（平均化処理）
表示のフラツキを、デジタルフィルタ（移動平均）回数を選択して安定させます。

4[初期値] OFF、4、8、16、24、32、64、96、128、192※OFF に設定すると電波等の周辺ノイズ影響を受けやすくなりますので、注意してください。
９－５・Unit（単位）
表示の単位を選択します。 注：単位換算機能はありません。

N（ニュートン）［初期値］ N、kPa（キロパスカル）
９－６・Decimal Point（小数点）表示の小数点位置を選択します。

999.9［初期値］ 9999、999.9、99.99、9.9996

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

９－７・Backlight（バックライト点灯時間）
最後の操作から設定時間内に操作がなければ、バックライトを消灯します。

ON［初期値］ OFF（消灯）、01s～30s（秒）、ON（連続点灯）
９－８・Auto Power OFF（オートパワーオフ）

最後の操作から設定時間内に操作がなければ、電源を OFF にします。
5m（分）［初期値］

OFF（連続）、01～99m（分）９－９・UART（通信設定）

PC とのワイヤ接続を設定します。 USB は仮想シリアル通信で、PC 側に USBドライバのインストールが必要になります。 UART はボーレート・データビッ

ト・パリティの順に設定して終了します。

BaudRate 2400．4800．9600．19200．38400．57600．115200bps［初期値］※38400bps 以下のスピードを選択すると、送信回数が秒 100 データ

DataBitsParityに達しません。

7bit［初期値］、8bit

even［初期値］、none、odd

１０・不具合発生時の症状及び処置症状①９９９．９Ｎ表示② －９９９．９Ｎ表示③ 表示の数値が不安定（バラつく）④ センサーに力を掛けても数値が動かない （０（ゼロ）Ｎ表示）⑤ センサーに力を掛けていないのに大きな値が表示される（フルスケールの 10％以上）

処置
上記症状が発生した時は、センサーが正しく接続されているかをご確認下さい。
その後、症状が改善されない場合は下記問い合わせ先にご連絡下さい。

１１・お問い合わせ先
株式会社コスモ計器 新規開発センター〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 455-1

TEL：042-650-0757 FAX：042-650-0758

7

FormNo．CKB10A
DocNo．CKB10A-0001B

１２・改訂履歴改訂日

文書番号2019/2/18

CKB10A-0001A

2019/4/17

CKB10A-0001B

改訂内容

第1版

第 1 版に遡り、文書番号の付与、A 版、B 版に変更

8