PC0cn-1051

附件

佩戴于胸袋时

7 号碱性干电池：2 节部件编号：2757 0001 90

Eneloop：2 节部件编号：2757 0043 00

订购时请指定干电池规格或充电电池规格。
※为满足防爆性能要求，请使用防爆检验合格证中记载的电池。

护罩：1 个部件编号：4123 6450 20

鳄鱼夹
部件编号：4711 7111 10佩戴于安全帽带的参考图

配备新型 R 传感器，功能更强，耐久性更佳～全世界最长级别的连续使用时间、推出多样的传感器～便携式气体检测仪

选配（单卖品）
安装于皮带时

Model皮带夹：1 个部件编号：4123 6463 30

校正盖部件编号：4123 9694 7004 Series

安装校正盖后的参考图

符合 JIS T 8201:2010 缺氧测量用氧气计
(OX-04G)

符合 JIS T 8205:2018 硫化氢计(HS-04)Model OX-04
耐热护套※1部件编号：4732 5029 70臂带部件编号：4123 9703 10调湿过滤器 CF-A13i-1

HS-04 用、SC-04(PH3) 用（5 片装）※1 佩戴本款选配件不符合防爆要求。

总公司HP数据记录器管理程序部件编号：9811 0930 30

部件编号：4777 4400 10

H2S 去除过滤器 CF-A13D-3

SC-04(HCN) 用（5 片装）

部件编号：4777 9373 90

H2S 去除过滤器 CF-A13D-1

SC-04(SO2, NO2) 用（5 片装）

部件编号：4777 9347 10

干扰气体去除过滤器 CF-6280

安全帽用夹子※2部件编号：4732 4978 10

手带部件编号：0888 0605 90

CO-04/CO-04(C-)/CX-04 用（5 片装）

部件编号：4777 9351 60

滤尘器（内置）※3部件编号：4123 6394 40

垫片※4部件编号：4732 5027 20※2 另外需要凹入侧安装金属件。

※3 SC-04(CL2) 不使用。

检测对象气体 :氧气（恒电位电解式）※4 仅限 SC-04(CL2) 使用。

Model OX-04G

Model HS-04

Model CO-04

检测对象气体 :氧气（隔膜原电池式）检测对象气体 :硫化氢检测对象气体 :一氧化碳

Model CO-04(C-)

Model CX-04

Model SC-04

检测对象气体 :一氧化碳（减轻氢干扰）检测对象气体 :一氧化碳 & 氧气检测对象气体 :毒性气体（SO2/NO2/HCN/PH3/NH3/CL2）

邮政编码 174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
TEL 81-3-3966-1113 FAX 81-3-3558-9110
https://www.rikenkeiki.co.jp/english

理研计器商贸（上海）有限公司 HEAD OFFICE上海市虹口区四川北路 1666 号高宝新时代广场 1003 室
TEL 021-6575-6900※本产品目录的内容有可能因
性能改良而进行更改，恕不另行通知。

PC0cn-1051-211000 S

通用规格“04 系列”是个人佩戴型的小型便携式气体检测仪。
备有种类丰富的传感器，采用坚固的设计，可在各种产业一线发挥作用。

采样方式扩散式警报复位动作自我保持（选择：自动复位）蜂鸣器音量80dB 以上 (30cm)

警报警报动作电源（※1）

防爆结构建设燃气工厂钢铁化工厂

采用小型轻量设计，在狭窄处也不会妨碍作业。

采用坚固的设计，可承受 7m 跌落测试，在高空作业中也可以放心使用。

采用新开发的 CO 传感器，可有效减轻氢干扰！

支持检测多种毒性气体，覆盖所有用途。

配备高性能、高耐久性的新型 R 传感器

各种认证

7 号碱性干电池 2 节 或 7 号镍氢电池 (Eneloop) 2 节

本质安全防爆结构（干电池规格） 防爆结构电气机械器具型式检验：Ex iaⅡC T4 Ga
ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga
INMETRO：Ex ia ⅡC T4 Ga（充电电池规格） 防爆结构电气机械器具型式检验：Ex iaⅡC T3 Ga
ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T3 Ga
IECEx：Ex ia ⅡC T3 Ga
INMETRO：Ex ia ⅡC T3 Ga
防爆结构电气机械器具型式检验：ATEX、IECEx、INMETRO

保护等级

外形尺寸 / 质量
功能相当于 IP66/67

约 54(W)×67(H)×24(D)mm（不包含突起部分）/ 约 93g

数据记录器、振动、STEL 警报、TWA 警报、一键校正、峰值显示、温度显示

各型号的规格检测对象气体2 支持广泛的温度范围

OX-04G

隔膜原电池式检测量程0.0-25.0%

0.0-40.0%

分辨率

可在 -40 ～ +60℃下使用 ( 取决于传感器规格 ) 。

3 减轻氢干扰！：CO-04(C-)

开发了几乎不受氢干扰的一氧化碳传感器。应对氢的共存环境（钢铁市场等）。

警报设置值开发出一氧化碳 & 氧气二合一传感器，以小型便携的方式实现了 2 组分同时检测＆同时显示！

响应时间（※2）

4 二合一传感器：CX-04

5 品种齐全，备有共 12 种传感器

CO-04(C-)

减轻氢干扰！

CX-04

二合一结构LLLHOVERT90使用湿度范围

SC-04

支持检测多种毒性气体

功能强劲

1 连续使用时间长达 9000 小时分辨率

实现了小型便携式气体检测仪最长级别的连续使用时间，长达约 9000 小时（※）。※OX-04G/CO-04/HS-04

2 电源规格可选择干电池 / 充电电池警报设置值备有 2 种电源规格，包括：方便随时使用的干电池规格；可反复使用的充电电池规格（请在订购时指定）。

响应时间（※2）可靠的设计

1 通过 7m 跌落耐久性测试

即使在高空作业时不小心掉落，发生故障的风险也很小，可以放心使用。

2 防尘防水结构保护等级：与 IP66/67 等效，采用防尘防水结构，可放心用于室外作业。

3 本质安全防爆结构

采用本质安全防爆结构（日本防爆 /ATEX/IECEx/INMETRO），
在危险场所也可以使用。

T90

2 ～ 3 层的高度

OK ！

0.0-40.0%

0-2000ppm

0-2000ppm

0-2000ppm

0.0-40.0%

0.1%

1ppm (0-300ppm)
10ppm (300-2000ppm)

1ppm (0-300ppm)
10ppm (300-2000ppm)

1ppm (0-300ppm)
10ppm (300-2000ppm)

0.1%

0-500ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

连续使用时间（干电池）（镍氢电池）

25ppm
50ppm
1200ppm
25ppm
200ppm2000ppm约 3000 小时约 2000 小时

30 秒以内（Typical：17 秒）

约 9000 小时约 6000 小时
SC-04(NO2)

0.0-200.0ppm

0.00-100.00ppm

0.00-20.00ppm

0.1ppm（0.0-30.0ppm）
1.0ppm（30.0-200.0ppm）

0.05ppm

0.05ppm

二氧化硫硫化氢

30 秒以内（Typical：18 秒）

25ppm
50ppm
1200ppm
25ppm
200ppm2000ppm

0-500ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

25ppm
50ppm
1200ppm
25ppm
200ppm2000ppm

30 秒以内（Typical：7 秒）

0.0-25.0%

L
LL
H
OVER

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

30 秒以内（Typical：15 秒）※5SC-04(SO2)

5.0ppm30.0ppm
100.0ppm
1.0ppm
5.0ppm200.0ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER氧气

0 ～ 95%RH（无结露）※4HS-04

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

0-500ppm

30 秒以内（Typical：6 秒）

0.00-20.00ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

2.00ppm
5.00ppm
100.00ppm
2.00ppm
5.00ppm
100.00ppm

30 秒以内（Typical：9 秒）

二氧化氮

0.00-20.00ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

2.00ppm
4.00ppm
20.00ppm
0.50ppm
1.00ppm
20.00ppm

30 秒以内（Typical：6 秒）-40 ～ +60℃（无骤变）※3

使用湿度范围
符合 JIS 标准

恒电位电解式一氧化碳

-40 ～ +60℃（无骤变）※3

约 9000 小时约 6000 小时

使用温度范围

7m ≒相当于楼房一氧化碳

20 秒以内（Typical：8 秒）

JIS T 8201:
2010

0.0-100.0ppm

检测量程CX-04

氧气

10 ～ 90%RH（无结露）检测对象气体显示范围CO-04(C-)一氧化碳（减轻氢干扰）

LLLHOVER-20 ～ +50℃
（无骤变）

型号

检测原理

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

20 秒以内（Typical：9 秒）

符合 JIS 标准
连续使用时间（干电池）（镍氢电池）

CO-04

0.0-25.0%0.1%

使用温度范围

除了常规的氧气、一氧化碳、硫化氢，也支持检测多种毒性气体（SO2・NO2・HCN・PH3・NH3・CL2）。

OX-04

氧气检测原理显示范围

耐久性及性能优异，传感器保质期长达 3 年【OX-04G、SC-04(NH3)、SC-04(CL2) 传感器保质期 1 年】

大幅度改善基本特性 !

指示灯闪动、蜂鸣器断续鸣响、气体浓度值闪动、振动型号

1 全新传感器

OX-04/CO-04/HS-04

气体警报：3 级警报、STEL 警报、TWA 警报、超限警报
故障警报：传感器接线 / 断线、电池电压低、校正不良、时钟异常、系统异常

约 6200 小时约 4200 小时约 4600 小时约 3000 小时SC-04(PH3)

SC-04(NH3)SC-04(CL2)0.0-30.0ppm

0.00-20.00ppm

0.0-400.0ppm

0.00-20.00ppm

0.1ppm0.01ppm

0.5ppm

0.05ppm

SC-04(HCN)氰化氢恒电位电解式
0.0-30.0ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

10.0ppm
20.0ppm
30.0ppm
0.9ppm
4.5ppm30.0ppm

90 秒以内（Typical：36 秒）-20 ～ +60℃（无骤变）※3磷化氢0.00-20.00ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

0.30ppm
0.60ppm
1.00ppm
0.30ppm
1.00ppm
20.00ppm

30 秒以内（Typical：6 秒）-40 ～ +60℃（无骤变）※3

氨气

0.0-300.0ppm

1st
2nd
3rd
TWASTELOVER

25.0ppm
50.0ppm
300.0ppm
25.0ppm
35.0ppm
400.0ppm

90 秒以内（Typical：30 秒）-30 ～ +50℃（无骤变）※3氯气0.00-10.00ppm

1st2nd
3rdTWA
STEL
OVER

90 秒以内（Typical：36 秒）-40 ～ +60℃（无骤变）※30 ～ 95%RH（无结露）※4JIS T 8205:
2018约 9000 小时约 6000 小时※1 为满足防爆性能要求，请使用防爆检验合格证中记载的电池。
※2 Typical 记载平均值。
※3 在约 15 分钟的临时环境下。在连续环境下的使用温度范围如下。温度：-20 ～ +50℃（无骤变）1.00ppm
2.00ppm
10.00ppm
0.50ppm
1.00ppm
20.00ppm

约 3000 小时约 2000 小时※4 在约 15 分钟的临时环境下。在连续环境下的使用湿度范围如下。湿度：10 ～ 90%RH（无结露）。
※5 与符合 JIS T 8201:2010 的产品具有同等性能。（未发布基于 JIS Q 1000 的自我符合性声明。）