☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ZS-6122BP

GP-IB アダプタ
取扱説明書☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

目次
1.概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

2.特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

3.仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

4.信号とスイッチの説明・・・・・・・・・

2

5.外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

6.使用例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

7.保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37
TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067
URL http://www.zenisu.co.jp/

1.概要
ZS-6122BP は、4 バイトまでのパラレル信号の入出力を GP-IB インターフェイスによって制御出来るGP-IB アダプタです。パラレル信号はディップスイッチによりバイトごとに入力または出力に設定出来ます。
このユニットを使用することにより BCD パラレル信号やバイナリ信号などの入出力インターフェイス機器を、GP-IB によるコントロールやデータ転送が簡単にできるようになります。
商品型式にはつぎの 2 種類があります。
(1)ZS-6122BP

プリント基板単体で機器組み込み用です。
入出力データや制御信号を接続するコネクタに L 形を使用していますので、高さ制限のきびしい機器への組み込みも容易です。

(2)ZS-6122BH

ZS-6122BP と電源を小型ケースに組み込んだユニットです。
信号の接続、外観などは ZS-6122BH 添付の取扱説明書を参照して下さい。

2.特長★入力と出力の両機能をもっています。
★小型で低価格です。
★機器組み込み用に最適です。

3.仕様(1)GP-IB インターフェイス規格(IEEE Std 488-1978)に準拠。
インタフェイス機能のサブセット：SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0(2)入力 アダプタはトーカ動作で入力データを GP-IB インターフェイスのコントロール側へ送出します。
入力データ数：0～4 バイト(ディップスイッチによるデリミタは EOI に固定)
信号レベル：TTL(ファンイン=1 10KΩプルアップ抵抗付)(3)出力 アダプタはリスナ動作で GP-IB インターフェイスのコントロール側からのデータを出力します。
出力データ数：0～4 バイト(ディップスイッチによるデリミタは任意)
信号レベル：TTL(74LS 相当ファンアウト=10)
(4)一般
型式

ZS-6122BP

ZS-6122BH

形状

プリント基板タイプ

小型ケースで+5V2A 容量の電源を内蔵

電源+5V 0.4A

AC100V 20VA

寸法

130×160×約 20(H)

215(W)×49(H)×約 252(D)重量

約 0.5Kg

約 2Kg

付属品

J2 ケーブル 60cm 1 本

DATA コネクタ(DDK) 1 個

J4 ケーブル 60cm 1 本

57-30500(DDK)J3 コネクタ(JAE) 1 個

AC ケーブル 1 本

FAS-5001-2101-0BF(山一)AC プラグ変換アダプタ 1 個注)寸法の単位は mm
14.信号とスイッチの説明
ZS-6122BP の信号名と方向を下図に示します。

D0-0 ～ D0-7
D1-0 ～ D1-7
D2-0 ～ D2-7
D3-0 ～ D3-7

GP-IB
J1

SPM
TLK
LSN
SRQ
J4+5V

GP-IBアダプタ
ZS-6122BP

J3RESETSRQ

REMOTETLK
OUT-READY
OUT-STROBEREQUEST
TRIGGERCLEAR+5V
GND
内部共通

GND

J2

ZS-6122BP のコネクタ型式は次の通りです。
記号

プリント基板取付側

ケーブル側

J157LE-20240-73C0D35-6(DDK)GP-IB ケーブル

J2IL-4P-S3EN2-1(JAE)

IL-4S-S3L-(N)(JAE)

J3

FAP-5001-1202-0BF(山一)FAS-5001-2101-0BF(山一)J4IL-7P-S3EN2-1(JAE)

IL-7S-S3L-(N)(JAE)

4.1 J2 コネクタ
DC+5V 電源供給用コネクタです。

1J2234+ 5V （リード線色：茶）G N D （リード線色：黒）

電源は J3 または J4 コネクタから供給する事も可能です。

2+5V
GND

4.2 J3 コネクタ
入出力データと制御信号が接続されています。
I/O

SIGNALPIN

SIGNAL

DO-0

12

D1-0

DO-1

34

D1-1

DO-2

56

D1-2

DO-378

D1-3

DO-4910

D1-4

DO-5ll12

D1-5

DO-61314

D1-6

DO-71516D1-7

D2-01718

D3-0

D2-11920

D3-1

D2-22122

D3-2

D2-32324

D3-3

D2-42526

D3-4

D2-52728

D3-5

D2-62930

D3-6

D2-73132

D3-7

OUT

SPM

3334+5V

OUT

REMOTE

3536+5V

OUT

TLK

3738+5VIN

OUT-READY

3940+5VOUT

OUT STOROBE

4142

GND

IN

REQUEST

4344

GND

OUT

TRIGGER

4546

GND

OUT

CLEAR

4748

GND

NC

4950

GND

I/O

IN OUTIN OUT(1) D00～D37 は入出力データです。入力と出力の割付けはディップスイッチ(SW2)で行います。
(2) データの転送順序はポート番号の小さい方からとなります。 例 D0→D1→D2→D3(3) バイトのビット No.7(D0-7...D3-7)が MSB です。

3J3 DATA コネクタに接続されている制御信号の種類と動作
信号
PIN

信号名

説明方向 論理

33

SPM

OUT

負 シリアルボーリング中 LOW レベルになります。

35

REMOTEOUT

負 リモート状態の時 LOW レベルになります。

37

TLK

OUT

負 トーカ状態の時 LOW レベルになります。

39

OUT-READY

IN

正 ZS-6122BP から入出力機器がデータ受信可能な時 HIGHレベルにします。この信号は 10KΩで+5V にプルアップされているため制御不要の場合、開放可能です。

41

OUT-STROBE

OUT

負 出力データが全バイト揃った後、更に任意のダミーデータを出力すると負パルスを出力します。このパルス巾はディップス
イッチの設定により約 1μs と約 1ms の選択ができます。

43

REQUESTIN

負 この信号の立ち下がりで SRQ を発生します。

45

TRIGGEROUT

負 GP-IB コントローラより GET 命令を受けたときに 2μs の負パルスを出力します。

47

CLEAR

OUT

負 GP-IB コントローラより SDC 命令またはDCL 命令を受けた時に約 2μs の負パルスを出力します。

注) OUT-STROBE 信号が必要な場合、ダミーデータを 1 バイト追加して出力して下さい。

4.3 J4 コネクタ
状態表示やスイッチ信号入出力用コネクタです。
PIN

信号名

I/O

説明

1+5V-

LED のアノード側に接続します。

茶2

GND-メーク接点の片側に接続します。

赤3

EXT-SRQ

IN

メーク接点または LOW で SRQ を発生します。

橙4LSN

OUT

リスナー動作で外部の LED を点灯させます。

黄5TLK

OUT

トーカ動作で外部の LED を点灯させます。

緑6

EXT-RESET

IN

メーク接点または LOW 信号で初期状態にします。

橙7SRQ

OUT

SRQ 信号発生中 LED を点灯させます。

紫注) RESET と SRQ はプリント基板上にもスイッチが取り付けてあります。

4線色

4.4 アドレススイッチ(SW1)
アドレスイッチは、6 ビットのディップスイッチが付けてあります。GP-IB アドレスは 1～5 のビットスイッチ
で行い、アドレス NO.は 0～30 までです。(全ビット ON の 31 は除きます。)
ビット 6 のスイッチは無効です。

12

3

45

610
未使用
ADR4(16)
ADR03(8)ADR2(4)
ADR1(2)
ADR0(1)4.5 モードスイッチ
動作モードを設定する 8 ビットのディップスイッチです。

12

3

45

6

78ON
DSEL2
DSEL1

未使用

DSEL0
PWMD:OUT STROBEのパルス幅設定を設定します。
ON:約1μsのパルス幅 OFF:約1msのパルス幅
ポート3(D3)
ポート単位でパラレルデータの入力
ポート2(D2) と出力を選択します。
ポート1(D1)
ポート0(D0)

5

OFF（上）：OUT
ON （下）：IN

4.6 シリアルポール時のステータス
シリアルポールでは、このアダプタから SRQ が発生したことを知らせる RQS 情報に加えて4.5 項で説明した動作モードのディップスイッチ設定情報も一緒に送ります。

76543

2

10

ポートが0の出力の時"0"、入力のとき"1"
ポートが1の出力の時"0"、入力のとき"1"
ポートが2の出力の時"0"、入力のとき"1"
ポートが3の出力の時"0"、入力のとき"1"
OUTSTROBEのパルス幅が1msの時"0"、1μsの時"1""0"
RQS"0"
RQS は J3 コネクタの 43 番ピンの REQUEST 信号、J4 コネクタの 3 番ピンの EXT-SRQ 信号またはアダプタ基板上の SRQ スイッチ(SW4)により割込みが発生し、このビットが"1"となります。
この信号はシリアルポート終了時、またはリセットにより"0"となります。

65. 外形寸法図
5.1 ZS-6122BP

7

6.使用例
6.1 D/A コンバータ(12 ビット)との接続

この場合のディップスイッチの設定(パルス幅 1μs の場合)

6.2 A/D コンバータとの接続

TRIGGER で A/D スタートさせ、A/D-END または A/D-BUSY 終了で SRQ を発生させるようにします。
ただし、A/D が数 10μs で動作する高速の場合は、SRQ は使用せず A/D スタート後すぐデータを読み取る方法でも良い場合があります。
(アドレス 16 の場合)

8

6.3 プログラム例
ここに Visual Basic によるプログラム例を次に示します。

1Option Explicit

2
3

Dim brd%'ボード記述子

4

Dim AdrsHost As Integer'GP-IB ホストアドレス

5

Dim AdrsTarget As Integer'GP-IB 測定器アドレス(ZS-612x)

6Dim DevTarget As Integer'ZS-612x のデバイス記述子

8Dim Readbuff(10) As String'GP-IB データリード用バッファ

9Dim WriteBuff(10) As Intege'GP-IB データライト用バッファ

71011Private Sub Form_Load()

13Dim Ret As Integer

1415

AdrsHost = 0'GP-IB ホストアドレス=016AdrsTarget = 1'GP-IB 測定器アドレス=118

Ret = InitGPIB'GP-IB 初期化

19If Ret = 1 Then'NG

1720

Ret = MsgBox("GP-IB 初期化エラー発生しました", , "エラー")

21

End22End If

23

End Sub

24

Private Sub CmdStart_Click()25

Dim Ret As Integer, UNL As String * 2, UNT As String * 2
926Dim Buff As String * 1027
28

If OptMode(0).Enabled = True Then

29

Buff = Trim(TxtOut)

30

Call ibwrt(DevTarget, TxtOut)

31

UNL = Chr(&H3F)

32

Call ibcmd(brd%, UNL)

33

Else'書き込み'データ送信'データ転送後に必ず UNL 送出
'読み込み

34

UNT = Chr(&H5F)

35

Call ibcmd(brd%, UNT)

'データ受信前に必ず UNT 送出

36

Call ibrd(DevTarget, Buff)'データ受信37

TxtIn.Text = Buff

38
39

End IfEnd Sub

40
41

Private Sub CmdEnd_Click()42
43

EndEnd Sub

4445

Function InitGPIB() As Integer

46

Call ibfind("GPIB0", brd%)

47

Call ibsic(brd%)

48

Call ibsre(brd%, 0)49Call ibonl(brd%, 1)

5051Call ibdev(AdrsHost, AdrsTarget, 0, 0, 1, 0, DevTarget)'EOI

52

If (DevTarget < 0) Then

53

InitGPIB = 154

Exit Function

55

End If'異常56
57

Call ibclr(DevTarget)

58

InitGPIB = 056'正常

End Function

60

107.保証規定
弊社の製品は品質管理と検査をもってお届けしていますが、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、当保証規定記載内容の通り無償修理いたします。
(1)保証期間中(ご購入日から 1 年間)に取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理致します。
(2)次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。
誤った使用方法あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
火災、地震、その他天災、地変ならびに異常電圧など外部要因によって生じた故障や損傷。
消耗部品の取り替え。
電源・電圧変更。
(3)本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

11