技術資料
桐山パック（蒸留塔）製品別性能表

HETP

理論段数

35 40 45 5055 60 65 7020HETP1510

理論段数5050 55 60 65 70 75 80

電圧(V)

電圧(V)

15HETP1050

理論段数404550電圧(V)55＜F R 6 4 -4 -C ＞

理論段数(段)、HETP(mm/段)

FR64-4-C 性能曲線
3025HETP

201510

理論段数5046 48 50 52 54 56 58 60
電圧(V)

理論段数(段)、HETP(mm/段)

2520

HETP

1510

理論段数

5045 50 55 60 65 70 75

2520HETP1510

理論段数5040 45 50 55 60 65 70
電圧(V)FR64-4-C<仕様>
充填塔: 内径116φmm
充填高200mm
スリ合わせ 15/25(上)15/25(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ15/25
ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

302520HETP1510

理論段数5045 50 55 60 65 70 75

HETP
理論段数

6065

702520151050HETP

理論段数

50 55 60 65 70 75 80 85
電圧(V)FR64-4-E<仕様>
充填塔: 内径18φmm
充填高200mm
スリ合わせ 19/38(上)19/38(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ
19/38
ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

理論段数(段)、HETP(mm/段)＜F R 6 4 -4 -5 ＞

理論段数(段)、HETP(mm/段)＜F R 6 4 -4 -E ＞

25207580

FR64-4-5 性能曲線
HETP151050

理論段数

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
電圧(V)

HETP

理論段数

50 55 60 65 70 75 80 85

FR64-4-3<仕様>
充填塔: 内径20φmm
充填高250mm
スリ合わせ 24/40(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

2520

FR64-4-8 性能曲線

FR64-4-8<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高100mm
スリ合わせ 29/42(上)29/42(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
29/42ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

HETP15105

理論段数0電圧(V)＜F R 6 4 -4 -9 ＞

FR64-4-4 性能曲線

電圧(V)FR64-4-E 性能曲線

80電圧(V)3530252015105055

FR64-4-7<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高500mm
スリ合わせ 29/42(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

FR64-4-7 性能曲線

電圧(V)＜F R 6 4 -4 -4 ＞
FR64-4-D<仕様>
充填塔: 内径18φmm
充填高100mm
スリ合わせ 19/38(上)19/38(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ
19/38ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

4035302520151050＜F R 6 4 -4 -8 ＞

FR64-4-3 性能曲線

電圧(V)

30

＜F R 6 4 -4 -7 ＞
FR64-4-2<仕様>
充填塔: 内径20φmm
充填高100mm
スリ合わせ 24/40(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
0.5L用 100V. 280W

FR64-4-2 性能曲線

＜F R 6 4 -4 -3 ＞

＜F R 6 4 -4 -D＞
FR64-4-D 性能曲線

理論段数(段)、HETP(mm/段)

20FR64-4-B<仕様>
充填塔: 内径16φmm
充填高150mm
スリ合わせ 15/25(上)15/25(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ
15/25
ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

理論段数(段)、HETP(mm/段)

25＜F R 6 4 -4 -2 ＞

FR64-4-B 性能曲線

理論段数(段)、HETP(mm/段)

理論段数(段)、HETP(mm/段)＜F R 6 4 -4 -B ＞

3530HETP
25201510
理論段数5045 50 55 60 65 70
75 80 85

FR64-4-6<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高250mm
スリ合わせ 29/42(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

電圧(V)

理論段数(段)、HETP(mm/段)525

理論段数(段)、HETP(mm/段)

1030

FR64-4-6 性能曲線

FR64-4-4<仕様>
充填塔: 内径20φmm
充填高500mm
スリ合わせ 24/40(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

理論段数(段)、HETP(mm/段)

15

FR64-4-F 性能曲線

3530
2520151050

FR64-4-9 性能曲線
HETP

理論段数

45 50 55 60 65 70 75 80

85

FR64-4-9<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高250mm
スリ合わせ 29/42(上)29/42(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
29/42
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

電圧(V)

＜F R 6 4 -4 -1 0 ＞
FR64-4-5<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高100mm
スリ合わせ 29/42(上)24/40(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
24/40
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W

理論段数(段)、HETP(mm/段)

20＜F R 6 4 -4 -6 ＞
FR64-4-F<仕様>
充填塔: 内径18φmm
充填高250mm
スリ合わせ 19/38(上)19/38(下)充填物: SUSネッ ト小
スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ
19/38
ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

理論段数(段)、HETP(mm/段)

FR64-4-A 性能曲線

250

＜F R 6 4 -4 -F ＞
FR64-4-A<仕様>
充填塔: 内径16φmm
充填高100mm
スリ合わせ 15/25(上)15/25(下)充填物: SUSネッ ト小スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.3Lスリ合わせ
15/25
ヒーター
桐山製モノヒート
0.3L用 100V. 210W

理論段数(段)、HETP(mm/段)

理論段数(段)、HETP(mm/段)＜F R 6 4 -4 -A ＞

4035302520151050

FR64-4-10 性能曲線
HETP

理論段数50 55 60 65 70 75 80 85
電圧(V)FR64-4-9<仕様>
充填塔: 内径25φmm
充填高250mm
スリ合わせ 29/42(上)29/42(下)充填物: SUSネッ ト小スパイラル型
充填密度＝0.60g/cc<測定装置>
蒸留フラスコ 容量: 0.5Lスリ合わせ
29/42
ヒーター
桐山製モノヒート
1L用 100V. 350W