取扱説明書
GPGP-IB／
IB／RSRS-232C 変換アダプタ

ZS–6144AF
目

次

1. 概

要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. 特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3. 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

4. 動作及び使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5. ＲＳ－２３２Ｃケーブルの接続 ・・・・・・・・・・・5
6. 機能設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7. 外観 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
8. 保証規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

第3版

1.概要
1.概要
ZS-6144AF は、GP-IB と RS-232C 間の通信を仲介するインターフェイス変換アダプ
タです。
ZS-6144AF は RS-232C インターフェイスを持つ機器を GP-IB システムに組み込むためのインターフェイス変換器として動作し、GP-IB コントローラと RS-232C インターフェイスを持つ機器が通信することができます。

GP-IB

GP-IBコントローラ

ZS-6144AF

RS-232C

RS-232C
インターフェイス機器

2.特長
2.特長
（1）小型、軽量です。
（2）双方向各 16K バイトのバッファメモリ付きです。
（3）従来の ZS-6144F と比べて大幅に処理が高速化されています。

3.仕様
3.仕様
3-1 GPGP-IB（1）IEEE Std-488 に準拠
SHI、AHI、T5、L3、SR1、RL0、PP0、DC0、DT0、CO（2）コネクタ
57LE-20240-77C0-D35G-CA（DDK）
3-2 RSRS-232C（1）通信方式（2）同期方式（3）通信速度（4）パリティ（5）ストップビット長（6）キャラクタビット長（7）デリミタ（8）論理レベル電圧

全二重通信方式
調歩同期方式1200、2400、4800、7200、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200、230400、460800、921600（bps）
パリティ無し、奇数パリティ、偶数パリティ
1、2
7、8
CR, LF, ETX
データ信号

制御信号

+3V～+12V

0（スペース）

ON-3V～-12V

1（マーク）

OFF1

（9）RS-232C 信号
コネクタ
信号名

PIN NO

TXD

3ZS-6144AF からの送信データ

RXD

2ZS-6144AF の受信データ

CTS

8RTS

7GND

5（10）コネクタ

機

能

データ送信の許可を受け取るための入力信号です。
この信号により送信データの制御が可能です。
相手側に対して、データの入出力が可能か否かを示す出力信号です。
全ての信号の基準電圧（0V）になります。

DE-9P-NR（JAE）インチネジ
または、相当品

3-3 一般仕様（1）電源（2）使用温度範囲（3）外形寸法（mm）（4）重量（5）付属品

DC+5V 500mA 以下
0～40℃
82（W）×30（H）×126（D）
500g 以下
DC 入力ケーブル（AC アダプタ別売）

2

4.動作及び使用方法
4.動作及び使用方法
4-1 動作シーケンス
ZS-6144AF は、GP-IB コントローラと RS-232C インターフェイス機器間の通信を行うインターフェイス変換器として動作します。
RS-232C 側は全二重通信方式となっており GP-IB 側の状態（トーカ、リスナ）に関係なく、転送が行われます。
16Kバイト
トーカ指定時GP-IB

RS-232Cデータ
受信バッファ

GP-IB
I/F
リスナ指定時ZS-6144AF

RS-232C
I/F

RS-232C

GP-IBデータ
受信バッファ

16Kバイトバッファメモリ ON 時
（1）トーカ動作
RS-232C から受信したデータは 16K バイトのバッファメモリに順次書き込まれます。トーカ指定されると、バッファ内のデータを GP-IB 側へ出力します。
RS-232C データ受信バッファがいっぱいになると受信したデータは、バッファに書き込まれずに捨てられます。
（2）リスナ動作
リスナ指定されると、GP-IB から受信したデータは 8K バイトのバッファメモリに順次書き込まれます。RS-232C 側が受信可能状態（CTS、RTS がともに ON 時）であればバッファ内のデータを順次 RS-232C 側へ出力します。GP-IB データ受信
バッファがいっぱいになると GP-IB のハンドシェイクを停止し、データ量が 2Kバイト以下になるとハンドシェイクを再開します。
バッファメモリ OFF 時
送受信データが常に相手側の最新データを必要とする場合に使用します。
バッファメモリを OFF にした場合、デリミタ(注 1)で連続したデータ群を区切ります。
デリミタを受信するまでに受信したデータが 16K バイトを越えると、それまで受信したデータを捨て、新たに受信したデータを保管します。たとえば 18K バイトのデータを受信した後デリミタを受けると、最後の 2K バイトのみ送信側から受信側に行くことになります。
また、受信したデータ(A)を相手側へ送出する前に次の新しいデータ(B)が送られてくると、(A)のデータは捨てられ、(B)のデータに書き換えられます。
注 1 デリミタの設定は MODE スイッチで行います。
MODE スイッチの設定は 7 ページ 6-2 項を参照して下さい。
34-2 SRQ
ディップスイッチ SW3 で SRQ 機能を ON にした場合、次のような現象で、SRQを発生します。
（1）RS-232C からデータを受信してバッファ内のデータ量が 12K バイトを越えたとき。
（2）GP-IB からデータを受信してバッファ内のデータ量が 12K バイトを越えたとき。
（3）RS-232C 通信で、エラー（パリティエラー・フレーミングエラー・オーバランエラー）が発生したとき。
MSB

LSB

1(1)が発生したとき'１'となります。

RQS(2)が発生したとき'１'となります。
(3)が発生したとき'１'となります。

4-3 RSRS-232C のフロー制御
RS-232C とのデータ転送において、受信データの脱落を防ぐために X パラメータまたは制御線を用いたフロー制御ができます。
（1）制御線によるフロー制御
このモードは、相手側機器が制御線によるフロー制御を行える場合に有効です。
① 受信時のフロー制御
データ受信可能時、RTS 信号を ON とし、受信バッファ内のデータ量が 12K バ
イトを越えると RTS 信号を OFF とします。
一度 RTS を OFF にしてから、GP-IB 側へデータが出力されデータ量が 4K バイ
ト以下になると再び RTS を ON にします。
（2）X パラメータによるフロー制御
このモードは、相手側機器が X パラメータによるフロー制御を行える場合に有効です。
① 受信時のフロー制御
RS-232C インターフェイス機器からの受信データ量がバッファ内で 12K バイ
トを越えると、X-OFF コード（13H）を送信し相手側機器に送信の一時停止を要求します。
ZS-6144AF は、一度 X-OFF コードを送信した後にバッファ内のデータ量が 4Kバイト以下になると X-ON（11H）コードを送信し相手側機器からの送信再開を要求します。
② 送信時のフロー制御
相手側機器（RS-232C）から X-OFF コードを受信すると直ちに送信を中止し、X-ON コードを受信すると送信を再開します。
4-4 エラーメッセージ
エラーが発生すると通常の動作を停止し、前面パネルの LED を点滅させることによりエラー内容を知らせます。
注１．エラーの解除は電源を再投入することで行います。
44-5 RSRS-232C インターフェイス動作
全二重通信のため下表の動きとなります。
RTS 信号

シーケンス

有

常時 ON

CTS が ON の時送信可能状態と無常時 ONなります。

送信時

制御線フロー制御

受信時

有受信バッファ内常時受信状態。

データが 12K バイトを

但し、受信バッファがいっぱいに越えると OFFなるとそれ以降の受信データを無常時 ON捨てます。

4-6 使用方法（1）ADR スイッチ（SW3）のビット 1～5 で、GP-IB 機器アドレスの設定をします。
（2）MODE スイッチ（SW2）のビット 1～7 と、ボーレートスイッチ（S4）でRS-232C のプロトコルを設定します。
（3）機器の構成は、以下のようにして下さい。
（4）RS-232C ケーブルの接続は、“5.RS-232C ケーブルの接続”を参照して下さい。
（5）RS-232C 機器、本器、GP-IB コントローラの順に電源を ON して下さい。
使用可能な状態となります。
GP-IBコントローラ

GP-IB

ZS-6144AF

RS-232C

RS-232C機器

5.RS5.RS-232C ケーブルの接続
ZS-6144AF のケーブルは
Dsub-9p メス － Dsub-9p メス
KR-ECLK（サンワサプライ社製）または相当品
KR-LK（サンワサプライ社製）または相当品などを、お使いください。
また、TXD、RXD のみで通信される場合は以下のように配線してください。
但しボーレートは、57600bps までとなります。
接続機器
ZS-6144AF
未使用

CD(1)
RXD(2)RXD

TXD(3)TXD

DTR(4)
GND(5)

GND内部接続
未使用

DSR(6)
RTS(7)CTS(8)
ショートしてください

未使用

RI(9)

56.機能設定
6.機能設定GP-IB アドレス、RS-232C 通信プロトコル、その他動作モードの設定などは基板上のスイッチで行います。4 隅のネジを取り、上カバーを取り外して設定を行って下さい。
LED は GP-IB 及び RS-232C の通信状態を示します。

※購入時期のロットにより SW2 の左側に SW1(4 ビットのディップスイッチ)が実装されている製品が存在しますが、このスイッチは初期状態のままでご使用下さい。

6-1

ADR スイッチ（SW3）GP-IB アドレス及び各種制御を指定します。
※は出荷時の設定位置です。
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8※ON(1)※ ※OFF(0) ※ ※ ※ ※ ※1 248 16

Xパラメータフロー制御
制御線フロー制御

ON：有り
OFF：無しSRQ機能
注1

GP-IB機器アドレス設定（0～30）

注 1.GP-IB アドレスとして“31”を設定しないで下さい。

66-2

MODE スイッチ（SW2）
RS-232C の通信プロトコルを設定します。
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8ON(1) ※※OFF(0)※ ※ ※ ※
※ ※バッファメモリON/OFF
RS-232Cデリミタ設定

未使用
パリティビット
ストップビット長
キャラクタ長0：OFF 1：ON
D6 0：CR 1：LF
D7 0：D6が有効 1：ETX

0：1bit0：7bit1：2bit1：8bitパリティビット

6-3

6-4

D3D4

内容

00

パリティ無し10

奇数パリティ

1

1

偶数パリティ

ボーレートスイッチ（S4）

初期設定 9600bps

スイッチ番号

ボーレート(bps)スイッチ番号

ボーレート(bps)

0

1,200

838,400

12,400957,600

24,800A115,200

37,200B

230,400

49,600C460,800514,400

D921,600

619,200E

未使用

728,800

F

未使用

LED
（1）パネル上の LED
名称
POWER

意味

使用可能状態。

TX

RS-232C へデータ転送中。

同時点滅時、RX

RS-232C からデータ受信中。

RS-232C エラー

TLKGP-IB へデータ送信中。

同時点滅時、LSN

GP-IB からデータ受信中。

GP-IB エラー

7

7.外観
7.外観
正面

背面

8.保証規定8.保証規定弊社の製品は、厳密な品質管理と検査をもってお届けしていますが、お客様の正常なご使用において、万一故障した場合は、当保証規定に記載の通り無償修理いたします。
（1）保証期間中（ご購入日から 1 年間）に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態において、万一故障した場合には、無償で修理いたします。
（2）次の場合は、保証期間中であっても有償修理になります。
①誤った使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
②不当な修理や改造により生じた故障や損傷。
③火災、地震、その他の天災、地変、ならびに異常電圧などの外部要因によって生じた故障や損傷。
④消耗部品の取り替え。
⑤電源や電圧の変更。
（3）本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

8