产品介绍

AIR FLOW TESTER

AF-R221空气流量仪

是最适合用空气进行通气流量检查和气密检查的流量仪。
可选择使用层流管或质量流量传感器。
■ 特长■ 应用举例显示图标。只需触屏一次即可打开各画面。
可用波形监控测试压、流量。
语言切换功能(日语/英语/中文/西班牙语)发动机总成泄漏检查

带有能在网络上使用的 FTP 功能(选配)可用 USB 接口采集数据，简便易行。
标准配备(C-CHK)功能检测汽车零件的流量和泄漏压力变动流量修正。测试压变动时，显示规定测试压时的流量。
检测燃气设备的流量主菜单画面测试画面

解析 管理图 一览显示画面
和统计画面

AF-R221-985C1-E

● 在 USB 接口连接存储器，可输出内部的测试设定和测试结果。

压力变动流量修正多点修正取样画面●在内部积累的质量数据● FTP 功能IP 地址子网掩码设定项目用户名密码FTP 目录FTP功能设定项目FTP 功能 设定项目可通过以太网共享在内部积累的质量数据■ 流量传感器可选层流管或质量流量传感器。
测试时可发挥流量传感器的特长
层流管流量传感器 (层流管)► 备有多种量程。F.S.10mL/min ~ 100L/min 的各量程
► 可测试泵喷出流量等、有脉动的流量► 没有可动部件，坚固耐用质量流量传感器► 可在不同的管压和变动的管压下测试流量► 即不需要气压补正，也不需要环境变化后的补正► 采用高应答的质量流量传感器元件■ 功能一览(标准功能)显示

有 6 种测试画面，可根据需求选择合适的画面。

吹气确认流量测试结束后，打开加压阀，确认
是否有流量。只限于 F4

数据采集

内部最多可保存 5000 个数据。
也可保存到 U 盘。

数据解析

计数、统计、波形图表

用户倍率任意设定或者自动设定用户倍率值的功能。

防止排气干扰测试后的排气时机由外部控制

可靠的检测回路
C-CHK
F-CHK
公式修正
压力变动流量修正 2 点修正
多点修正

与流量标准品的值相比。

数字滤波显示平均值，偏差较小，显示稳定。

每次测试时与流量标准品的值相比。
(选配: CX)

设定既定的测试压，通过演算显示修正值。

2 段判断检出延长

预先保存2 点间的压力·流量数据，流量值处于 LL NG ~ LL2 NG / UL NG ~ UL2 NG 范围内时，再次进行检出的功能。
对应外部排气阀（排气阀装置另售）显示修正值。
预先对既定的测试压附近的流量值进
行取样，显示修正值。

上限 NG (UL2/UL)、下限 NG( LL2/LL)选配功能对应外部旁路 (旁路装置另售)AF-R221-985C1-E

■ 规格一览检测流体空气空气源/驱动压源: Rc 1/4■ 层流管流量传感器
±1.5% of F.S. ±1digit (指定测试压)精度

配管连接口径压力范围微压(L01): 1~10 kPa (不带调压阀)
微低压(L03): 10~30 kPa (仅限质量流量)
微低压(L05): 10~50 kPa (仅限层流管)低压(L): 15~80 kPa
中压(M): 30~700 kPa
负压(V): -10~-70 kPa (层流管 20L 以下)

RS-232AC100~240V±10%, 50/60Hz, 60VA max电源(附属的电源线请在AC125V 以下使用)

时间设定范围
测试压源
使用温度范围

5 ~ 45°C

背面接口T, IL, ML, D, P 固定长输出,F2数据保存

流量、压力、修正值、空气温度、判断值、大气压、其它设定值下载csv 文件

系统整体的备份软件版本更新
复制操作说明书(PDF 文件)
L/min, mL/min, L/s, mL/s, L/h, m3/h, mm3/s,USP(用户倍率)压力显示单位kPa, MPa, (psi, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg,mmH2O) ( )内为非SI

标准附件

80 %RH 以下，但不结露。

湿度T, IL, ML, D, P 固定长输出,F2流量显示单位999.9 秒 (分辨率 0.1 秒)
使用洁净空气。
使用远比测试压高的洁净空气。

正面接口

测试设定的备份
USB 接口32ch（0～31）频道数测试品配管: 200 mL/min 以下 Rc 1/4
500 mL/min 以上 Rc1/2■ 质量流量传感器±1.5% of F.S. ±1digit (指定测试压)±3.0% of F.S. ±1digit (指定测试压以外)指定测试压

(只有层流管规格的 100L 为 Rc 3/8)

重量

快速安装支架、各通讯接口、电源线（3m）、检查报告单、操作说明书。
约 15 kg■ 外观图■ 空气流量仪外部配件
外部排气阀装置

在测试带有水和油的测试品时，能防止异物侵入流量仪。

旁路装置

对于低压·大容量的测试品能缩短测试时间。

流量标准孔 FM-2A

可进行 F-CHK 和 C-CHK 等的流量
确认。

AF-R221-985C1-E

■ 型号

AF-R221（A . B . C . D E F. G） （H , I , J）
A

流量传感器传感器标记B

质量流量传感器

层流管流量传感器

F3F4流量传感器量程传感器质量流量传感器
层流管流量传感器

C

标记
500ML
10ML

2L
20ML

5L
50ML

20L
100ML

50L
200ML

100L
500ML

1L

2L

5L

10L

20L

30L

50L

100L

调压范围D

压力名
调压范围

微压

微低压

微低压

1 ~ 10 kPa

10 ~ 30 kPa

10 ~ 50 kPa

标记

L01

仅限质量流量L03

低压
30 ~ 80 kPa

L05L仅限层流管流量

仅限质量流量15 ~ 80 kPa

中压负压

30 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa

M

VL

仅限层流管流量

空气回路
名称
内容

内置旁路

E

在加压行程中，可在规定的时间适用于大容积测试品。内置的旁路阀在加压时进行旁路
充气。

内置排气阀请注意防止从测试品吸入杂质。

B1G1标记

2 次侧测试方式

二段加压(旁路装置另售)带有内部排气阀（或到达压力为止）内施加比测试是测试和判断测试品出口侧流量的回路。

压高的压力，缩短测试时间。

FC单位F

单位SI 单位 (日本国内必选)非 SI 单位 (仅限海外销售)

UL 认定 (仅限美国销售・准备中）标记

UX1UX2UX3选配标记CX标记
名称
内容名称
内容
带有二段加压的电子调
选配了F 电子调压阀规格时可指定此规格。 J1 US 规格（NPT）
所有接口 NPT 规格 (含球阀)压阀控制接头在每次的测试行程中，用标准品对灵敏度进
带有断流阀开闭确认的开
自动 CAL 确认回路
如果忘记打开断流阀会提示
W 关行检查。

FR2 个量程(只限选择F4 时)

用 1 个流量传感器可提供２个量程。
（根据流量传感器有所不同）

K

大气压传感器(只限选择F4 时)带有高性能的大气压传感器，自动修正大气压。

溢流阀调压阀出口带有溢流阀

DFTP 功能内存

可使用 FTP 功能

AC 250 V 2 m

VKAC 250 V 2 m （中国专用）

H 流量量程量程标记
流量范围
10ML
0 ~ 10 mL/ min
20ML
0 ~ 20 mL/ min
50ML
0 ~ 50 mL/ min
100ML
0 ~ 100 mL/ min
200ML
0 ~ 200 mL/ min
500ML
0 ~ 500 mL/ min
1L
0 ~ 1 L/min
2L
0 ~ 2 L/min
5L
0 ~ 5 L/min
10L
0 ~ 10 L/min
20L
0 ~ 20 L/min
30L
0 ~ 30 L/min
50L
0 ~ 50 L/min
100L
0 ~ 100 L/min

I 测试压范围正压负压
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 500 kPa--10 ~ -70 kPa
10 ~ 500 kPa-10 ~ -50 kPa
10 ~ 500 kPa
---

R1

PG电源线
标记

H

流量量程

VA

AC 125 V 3 m

I

VE

指定测试压

质量流量

层流管流量

H 流量量程量程标记
流量范围
500ML
0 ~ 500 mL/min
2L
0 ~ 2 L/min
5L
0 ~ 5 L/min
20L
0 ~ 20 L/min
50L
0 ~ 50 L/min
100L
0 ~ 100 L/min•••JI 测试压范围正压负压
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa--10 ~ 700 kPa---从一览表中选择流量量程。
请在各量程所对应的测试压范围内指定测试压。
如果超出范围请咨询我们。

换算温度温度
标记

20 °C

S0 °C

N

本产品介绍内容编写于 2024 年 4 月，如有变更恕不通知。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL.0573-82800886 FAX.0573-82800882
http://w w w .cosmo-k.net.cn/
上海:TEL. 021-5228-0971，021-5228-0972

天津:TEL.022-2628-6748
广州:TEL.020-6120-5933
重庆:TEL.023-6172-5071
长春:TEL.0431-8876-2711
武汉:TEL. 027- 8488-5768

FAX.022-2628-8468
FAX.020-6120-5932
FAX.023-6172-5073
FAX.0431-8587-3017
FAX.027-8488-9768

总公司〒192-0032东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357
FAX(042)646-2439
http://w w w .cosmo-k.co.jp/

AF-R221-985C1-E