产品介绍 DM-3700-985C1-G

DIGITAL MANOMETER产品介绍可对应从 200Pa 到 50MPa 的压力量程，
内置耐压特性出色的高精度传感器。

DM-3700
数字压力表

■ 特长
 备有差压/相对压/连成压/绝对压的各种传感器。
可选配连成压/绝对压 可对应从 200 Pa 的微压到 50 MPa 的超高压的多种压力量程。
 可使用上下限设定值、自动清零、显示保持等功能进行各种测试。
 可选购 TS16949 所推荐的、经 ISO/IEC 17025 校正的压力表。
 可选择外置传感器，缩短测试品和传感器间的配管。
 即可携带，也可用专用夹具固定。
 电源 AC100-240V 都可使用的宽电压。

■ 功能一览
项目

内容

数字显示

0000 ～ ±9999

上下限值输出上下限设定(HH，HI，LO，LL)和 GO 的 5 个设定值，可对应细分的判断基准8 个频道可设定 8 种上下限值显示值保持可在任意的时机进行显示值的保持峰值/谷值保持可进行上升时的峰值和下降时的谷值保持。

自动清零功能当前值设定为零时，可显示此后的压力变化模拟输出可输出与压力量程成比例的模拟电压(増幅可选配)数字输出

可选配 BCD 设定。可向外部设备传输数据键面锁定可以锁定键面，防止误操作。

规格标准传感器类型差压相对压测试流体空气/非腐蚀性气体空气/非腐蚀性气体/液体（不腐蚀接液部件材料的物品）

受压部材料

铍铜SUS630
SUS303
O 型圈：氟橡胶

检出方式电感型电容型

精精度度*2

零点的温度特性±0.15 % of F.S. ±1digit *1±0.03 % of F.S./ °C±0.03 % of F.S./ °C

感度的温度特性容许耐压

10 MPa 以下的量程: F.S.的 2 倍
10 MPa 以上的量程: F.S.的 1.5 倍

50 kPa 以下的量程: F.S.的 10 倍
50 kPa 以上的量程: F.S.的 5 倍

最大管压容许耐压的 2 倍－响应速度380 ms 以下 (99 %响应) *3

110 ms 以下 (99 %响应)0000 ～ ±9999

数字显示200 ms采样时间

HH/HI/ GO /LO/LL(继电器接点输出)

上下限值输出模拟输出DC 1、2、5 V 为显示值所对应的电压输出 (DC 5、10 V 为选配对应)脉动: 10 mV P-P 以内

BCD 输出选配 (开路集电极、TTL)电源

AC100～240 V 宽电压 ±10 %, 50/60 Hz 1.0 A
5 ～ 40 ℃

使用温度范围

Rc1/8

压力连接口径184(W)×108 (H)×232 (D) mm

本体尺寸

3.5 kg

重量181.5(W)×101(H) mm

面板开口尺寸*1. 如果是外置防滴构造，精度为±0.25 ％ of F.S.±1digit 。
*2. 含直线性，重复性，滞后性。
*3. 0～200 Pa 的量程的响应速度为，约 540 ms 。

■ 外观图仪器正面

仪器背面

推荐 Cosmo 计器公司的 ISO/IEC 17025 校正
什么是 ISO/IEC 17025
所谓 ISO/IEC 17025，是对实验或校正的能力的一般要求事项做出规定的国际标准。有 17025 资质的 Cosmo 计器校正室
发行的校正证明书符合国际标准，值得信赖。

国际 MRA (Mutual Recognition Arrangement)∶国际互认协议所谓国际 MRA，是多国间互相认可的协议。由国际 MRA 认定的校正机构的校正结果，由于被所有互相认可的机构所认
同，因此在世界各国都适用。这种方式称为一站式测试。因为 Cosmo 计器校正室是符合国际 MRA 认定的校正室，所以
由本公司发行的 ISO/IEC 17025 校正证明书具有可靠的技术性和公正性。

MRA 对应资质的长处
通过一站式测试，可省略重复实验，节省费用，缩短交货期等，为顾客顺利进行国际交易做保障。

■ 使用示例及应用压力测试▌ 检查设备和炉内的压力测试▌ 调整燃气体燃烧炉的调节器压力▶ 压力表的日常检查▶ 配管内和容器内的压力监控▶ 溢流阀打开或关闭时的压力测试▶ 无尘室内压力测试▶ 罐内压力管理泄漏测试▌ 直压式泄漏测试▌ 液压(油压)直压式泄漏测试▶ 工厂配管的泄漏检查

流量测试▌ 节流孔的流量测试
▶ 配管的堵塞检查▌ 皮托管的风量和风速测试尺寸的测定▌ 流量式千分尺的平面度测定

▌ 背压方式（差压方式）的千分尺测

定■ 功能介绍
上下限设定功能(8 个频道切换) 可设定 8 种上下限值。
（8 个频道） 上下限输出是 HH·HI·GO·LO·LL 的 5 个接点输出。
 是继电器接点输出。
 与选择频道相对应的灯(P1、P2、P3)在显示屏右侧点亮。

自动清零功能 可将现在的测试值清零后，测得压力的相对变化。
 便于观察压力变动等。

峰值/谷值保持功能 可进行上升时的峰值和下降时的谷值保持。

峰值保持

谷值保持

■ 型号
DM-3700(A.BC.D)
型号记号 A、B、D 为必选项目。

分类AB

型号例: DM-3700(100KD.N.VK)- 差压 100 kPa- 内置压力传感器- 附带 AC 250 V 电源线 2 m

记号请参照下列 「压力量程一览」。

传感器传感器线长度CN内置压力传感器本体 (标准)S1外置压力传感器S2外置式防滴构造 (仅限相对压型) *1

L13m

LX11m(标准)LX55m

LX1010 m

D1开路集电极

D2TTL 输出F1模拟输出 F.S.5V

F2模拟输出 F.S.10V

显示位*2Q改变最小显示位 (仅限于含 1 的量程)

固定支架

P

固定支架

VA

附带 AC 125 V 电源线 3 m

VE

附带 AC 250 V 电源线 2 m

VK

附带 AC 250 V 电源线 2 m (中国用)BCD
模拟输出增幅D内容

压力量程电源线(标配)*1 S2 的精度为±0.25％ of F.S.±1digit*2 模拟输出增幅为 10 V，但 V100KG・X100KG 无法对应。

■ 压力量程一览标准
量程记号传感器测试范围量程记号传感器测试范围

2PD

差压

0～200 Pa5MG

相对压

0～5 MPa

5PD

差压

0～500 Pa

10MG

相对压

0～10 MPa1KD差压0～1 kPa20MG

相对压

0～20 MPa2KD差压

0～2 kPa50MG

相对压

0～50 MPa5KD

差压

0～5 kPa

V2PD

负压差压

-200 Pa～010KD差压

0～10 kPa

V5PD

负压差压

-500 Pa～020KD差压

0～20 kPa

V1KD

负压差压

-1 kPa～050KD差压

0～50 kPa

V2KD

负压差压

-2 kPa～050KG

相对压

0～50 kPa

V5KD

负压差压

-5 kPa～0100KD差压

0～100 kPa

V10KD

负压差压

-10 kPa～0100KG

相对压

0～100 kPa

V20KD

负压差压

-20 kPa～0200KG

相对压

0～200 kPa

V50KD

负压差压-50 kPa～0500KG

相对压

0～500 kPa

V50KG

负压相对压

-50 kPa～01MG

相对压

0～1 MPa

V100KD负压差压-100 kPa～02MG

相对压

0～2 MPa

V100KG*1

负压相对压-100 kPa～0连成压
量程记号

传感器

测试范围

量程记号

传感器

测试范围

X2PD

差压

0～±200 Pa

X50KD

差压

0～±50 kPa

X5PD

差压

0～±500 Pa

X50KG

相对压

0～±50 kPa

X1KD

差压

0～±1 kPa

X100KD差压

0～±100 kPa

X2KD

差压

0～± 2kPa

X100KG*1

相对压0～±100 kPa

X5KD

差压

0～± 5kPa

X200KG相对压-100～200 kPa

X10KD

差压

0～± 10kPa

X500KG相对压-100～500 kPa

X20KD

差压0～± 20kPa*1 选配的显示位「Q」无法选择，请用差压型。

本公司产品负压侧的最低校正点为-90 kPa。保修范围也到-90 kPa 为止。

本产品介绍内容编写于 2024 年 4 月，有可能在无预告的情况下改变规格。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL.0573-82800886 FAX.0573-82800882
http://w w w .cosmo-k.net.cn/
上海:TEL. 021-5228-0971，021-5228-0972

天津:TEL.022-2628-6748
广州:TEL.020-6120-5933
重庆:TEL.023-6172-5071
长春:TEL.0431-8876-2711
武汉:TEL. 027- 8488-5768

FAX.022-2628-8468
FAX.020-6120-5932
FAX.023-6172-5073
FAX.0431-8587-3017
FAX.027-8488-9768

总公司〒192-0032东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357
FAX(042)646-2439
http://w w w .cosmo-k.co.jp/