Digital
Pressure
Gauge
DP Gauge
Digital Manometer
Pressure Transducer

COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

ISO/IEC 17025

コスモ計器は国際規格ISO/IEC 17025の圧力校正機関認定を受け、国内外メーカーの圧力計のISO/IEC 17025校正を行っております。
Cosmo Instruments can perform ISO/IEC 17025 calibration of pressure gauges from domestic and overseas manufacturers. Our calibration is accredited
according to the international standard ISO/IEC 17025.

ISO/IEC 17025

校正機関認定Calibration Laboratory Accreditation【ISO/IEC 17025校正によるメリット】
１．高い品質の証明
ILAC-MRAマーク及び、JAB認定シンボル付きISO/IEC 17025校正証明書を提出できます。

２．国際的な信頼性

国際相互承認取り決め(MRA)に基づく技術的能力のある根拠が証明されています。

ISO/IEC 17025

３．ワンストップテスティングの実現

認定機関：
（公財）
日本適合性認定協会（JAB）

他国の校正証明書であっても、この認定シンボルが付いていれば確認のための校正は不要となります。

４．トレーサビリティ証明書（体系図）

国家・国際計量標準への計測のトレーサビリティは確保されている為、確認は不要となります。

認定番号：RCL00350
認定範囲：力学量（圧力・流量校正）
Certificate No.RCL00350
Accreditation: JAB
Scope of Accreditation: Mechanical(Pressure and Flow Calibration)

コスモグループ校正室は、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)より、ISO/IEC
17025：2017の力学量校正機関として認定されました。

５．多分野で活用

自動車産業（IATF 16949規格）
をはじめ、
UL規格JIS規格に携わる認定工場、医療機器関連業界（ISO 13485規格）などに適合する校正です。

Cosmo Group Calibration Laboratory has been accredited as
an organization capable of performing ISO/IEC 17025:2005
pressure calibration by the Japan Accreditation Board for
Conformity Assessment (JAB).

【Advantages of ISO/IEC 17025 Calibration】
1. Proof of High Quality

Receipt of ISO/IEC 17025 calibration certificate with ILAC-MRA mark and JAB accreditation symbol can be arranged.

2. Worldwide Credibility

Based on Mutual Recognition Arrangement (MRA), technical competence is proved.

3. Realization of One-stop Testing

Even an overseas calibration certificate with this accreditation symbol is reliable enough to eliminate the need to perform double-checking calibration.

4. Traceability Certificate (System Diagram)

Checking is not required since gauging traceability for national and international gauging standards is assured.

5. Usability in Various Industries

This calibration conforms to IATF 16949 standard certified automotive manufacturers, UL- and JIS-standard certified plants, ISO 13485 standard certified medical equipment
companies, and others.

ISO/IEC 17025

校正サービス Calibration Services

それぞれの業界では各規格で品質と安全を維持しています。その規格に適合する圧力校正を行うことができます。
■工業界全般で用いられている新JIS規格、UL規格の要求事項に適合■自動車関連業界のIATF 16949規格の要求事項に適合■医療機器関連業界のISO 13485規格の要求事項に適合■ISO/IEC 17025はそれぞれの規格に適合する国際規格です。
Each industry maintains quality and safety according to their respective standards. We performpressure calibration conforming to each of those standards.
■ Conformance to the requirements of new JIS and UL standards commonly used in the

manufacturing industry.

■ Conformance to the requirements of IATF 16949 standards for the automotive industry.
■ Conformance to the requirements of ISO 13485 standards for the medical equipment industry.
■ ISO/IEC 17025 are international standards that conform to the above standards.

2

DPゲージ DP-340／DP-340B

DP Gauge

広範囲のレンジをカバーするトレーサブルなデジタル圧力計
実績が証明する世界に誇る高い信頼性
Digital pressure gauges traceable to the standard that are available to handle a wide variety of ranges.
Certified World-class High Reliability.

DP-340DP-340B
上下限コンパレーター付
Settings for upper and lower limits

各センサータイプのリアパネル Rear panel of each sensor type

差圧タイプ（DP-340）

ゲージ圧タイプ（DP-340B）

センサーセパレートタイプ（DP-340B）

Gauge pressure type（DP-340B）

External sensor type（DP-340B）

Differential pressure type（DP-340）

特長

Standard Features● 過圧特性に優れた微差圧から高圧ゲージ圧まで豊富なレンジ● Available to handle a wide variety of ranges, from micro-low to high pressure● 高精度センサー内蔵でコンパクト● Large, easy-to-read LED display● Loaded with a high precision sensor yet compact● Can be used in a wide variety of measuring applications● 大きく見やすいLED表示● 多彩な機能で幅広いアプリケーションが可能

DP-340の機能と特長 Functions and Features of DP-340
・シンプルなデジタル圧力計

・Simple-to-use digital pressure gauge
・Large display from 000 to ±1999

・000〜±1999の大型表示 ・Analog output
・アナログ出力付き・Sampling time: 250 ms, 50 ms

・サンプリングタイム250、50ms切替可能

DP-340Bの機能と特長 Functions and Features of DP-340B
DP-340の機能に下記が追加

Functions of DP-340 plus the following:・HIとLOの上下限コンパレーター ・Settings for upper and lower limits: HI and LO
・オートゼロ機能
・BCDデジタル出力標準搭載

・Auto-zero function

・BCD digital output installed by default

3DPゲージ DP-340／DP-340B
DP Gauge

DP Gauge

Specifications
圧力の種類

項目

差圧 Differential Pressure

Pressure type

Item

ゲージ圧 Gauge Pressure
50,100,200,500,-100kPa,

500Pa,1,2,5,10,20,50,100,-100kPa

測定レンジ Pressure range
測定流体 Pressure media

1,2,5,10,20,50MPa

空気、非腐食性気体

空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)

Air / Non-corrosive gases

Air / Non-corrosive gases and liquids (Not corrosive to wetted material)

受圧部材質 Sensing element

ベリリウム銅 Beryllium copper

SUS630検出方式 Transducer type

インダクタンス型 Inductance type

キャパシタンス型 Capacitance type±0.3% of F.S. ±1digit

精度 Accuracy±0.03% of F.S./℃

温度特性スパン Temperature characteristic: Span

±0.03% of F.S./℃
5MPa以下のレンジ：F.S.の2倍 Ranges 5 MPa or lower: 2 times of F.S.

100kPaレンジ：F.S.の5倍 100kPa range: 5 times of F.S.

その他のレンジ：F.S.の1.5倍 Other ranges: 1.5 times of F.S.

最大ライン圧 Maximum line pressure

許容過圧の2倍 2 times of the proof pressure−

応答性 Step response

300ms（99%応答）300 ms (99% of F.S.)

30ms（99%応答）30 ms (99% of F.S.)

3.5桁● デジタル出力：RS-232CとBCD出力を標準で搭載● 高精度センサー内蔵でコンパクト● Digital output: RS-232C and BCD output are installed by default

4-20mA● Available to handle a wide variety of ranges, from micro-low to high pressure

DP-340：オプション DP-340: Option● Loaded with a high precision sensor yet compact

DP-340B：標準搭載 DP-340B: Installed by default

電源 Power source

DC24V

0.2A（AC100〜240V電源アダプター付属）DC 24 V 0.2 A (with AC 100 to 240 V power adapter)

使用温度範囲 Operating temperature

5 〜 40℃ 5 to 40℃

圧力接続口径 Pressure connection port

Rc1/8（NPTも可）Rc1/8 (NPT size available)

仕様

・センサーセパレート ・External sensor configuration
・連成圧 ・Pressure / Vacuum pressure calibration

オプション Options

表示専用タイプ DP-340(A.BC.D) A、B、Dは必須項目です。

測定レンジ Pressure range

500Pa,1,2,5,10,20,50,100,-100kPa

50,100,200,500,-100kPa,
1,2,5,10,20,50MPa

A, B, and D in the model notation are mandatory.

測定流体 Pressure media

空気、非腐食性気体 Air / Non-corrosive gases

空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)
Air / Non-corrosive gases and liquids (Not corrosive to wetted material)

受圧部材質 Sensing element

ベリリウム銅 Beryllium copper

SUS630検出方式 Transducer type

インダクタンス型 Inductance type

キャパシタンス型 Capacitance type

圧力レンジ Pressure Range---

7ページ「圧力レンジの表示とアナログ出力」を参照 (See page 7)Pressure Range Display and Analog Outputs

N

圧力センサー本体内蔵 (標準) Internal pressure sensor (Standard)

タイプ Type

S1

圧力センサー外付け External pressure sensor

温度特性ゼロ Temperature characteristic: Zero

S2

圧力センサー外付け防滴構造 *1 External pressure sensor with drip-proof *1

温度特性スパン Temperature characteristic: Span

L1

3 m (標準) (Standard)

LX5

5m

LX10

10 m

最大ライン圧 Maximum line pressure−

B

BCDオプション (DP-330互換) BCD option (DP-330 compatible)

許容過圧の2倍 2 times of the proof pressure
300ms（99%応答）300 ms (99% of F.S.)

30ms（99%応答）30 ms (99% of F.S.)

F1

応答性 Step response

アナログ出力 F.S.5V *4 Analog Output F.S. 5 V *4

F2

アナログ出力 F.S.10V *4 Analog Output F.S. 10 V *4

デジタル表示桁 Display digits

A

アナログ電流出力 4-20mA *5 Analog current output 4 to 20 mA *5

Q1

入力5V対応 Input of 5 V supported

VG

AC100V 3m

VH

AC240V 2m

VK

AC240V 2m (中国用) (Only for Chinese customers)

VJ

外部電源DC24Vが必要 External 24 VDC power source is required.

BCD出力 *3 BCD Output *3
アナログ出力変更 Analog Output
インタフェース *6 Interface *6

Power Source

ゲージ圧 Gauge Pressure

内容 Description

Sensor

電源

差圧 Differential Pressure

Pressure type

記号 Codeケーブル長さ *2 Cable Length *2

D

DP-340B(A.BC.D)A、B、Dは必須項目です。

With Upper/Lower limits

圧力の種類

項目

分類 Classification

センサー

Options

上下限判定付A, B, and D in the model notation are mandatory.

Specifications

Item

型 式 Model

オプション

match the specifications● Four levels of limit settings allow for fine setting adjustment

5V, 10V対応可(オプション) 5V, 10V available (Option)

BCD出力 BCD output

C● Various functions, such as the digital filter and peak hold, enable pressure measurement to0.5, 1, 2 VDC Corresponding display（The analog output during Auto-Zero or Hold is not reﬂected. ）アナログ電流出力(オプション) Analog Current Output (Option)B● 過圧特性に優れた微差圧から高圧ゲージ圧まで豊富なレンジ

0.5、1、2VDC表示対応電圧出力（オートゼロ・ホールド時、アナログ出力は反映されません。
）

センサー生出力 Sensor raw output

A● 4点コンパレーターで細かな設定判定が可能

250ms、50ms

アナログ出力 Analog output

Standard Features

合った圧力計測が可能

000 〜 ±1999 3.5 digits (000 to ±1999)

サンプリングタイム Sampling time

Display only特長

● デジタルフィルターやピークホールドなど豊富な機能で仕様に50kPa以下のレンジ：F.S.の10倍 Range 50kPa or lower: 10 times of F.S.

デジタル表示桁 Display digits

Highly functional digital pressure gauges with rich functionality ready to meet various specifications.
External control and data collection functions are available via RS-232C communication function.

±0.25% of F.S. ±1digit

温度特性ゼロ Temperature characteristic: Zero

許容過圧 Allowable pressure

豊富な機能で様々な仕様に対応できる高機能型デジタル圧力計
RS-232C通信機能で外部からの制御やデータ収集なども可能

ACアダプター付(標準) With AC Adapter (Standard)
ケーブル長さ Cable Length
ACアダプターなし Without AC Adapter±0.03% of F.S./℃
50kPa以下のレンジ：F.S.の10倍 100kPaレンジ：F.S.の５倍

Ranges 50 kPa or lower: 10 times of F.S. 100 kPa range: 5 times of F.S.

5MPa以下のレンジ：F.S.の2倍 Ranges 5 MPa or lower: 2 times of F.S.
その他のレンジ：F.S.の1.5倍 Other ranges: 1.5 times of F.S.

標準3.5桁 000 〜 ±1999 ／ 4.5桁表示機能で0000 〜 ±19999 Standard: 3.5 digits (000 to ±1999) / With 4.5 digits display function (0000 to ±19999)
250ms、50ms
0.5、1、2VDC表示対応電圧出力（オートゼロ・ホールド時、アナログ出力は反映されません。）

アナログ出力 Analog output

0.5, 1, 2 VDC Corresponding display（The analog output during Auto-Zero or Hold is not reflected. ）センサー生出力 Sensor raw output

5V,10V対応可(オプション) 5V,10V available (Option)

アナログ電流出力(オプション) Analog Current Output (Option)

4-20mA

BCD出力 BCD output

標準搭載 Installed by default
DC24V

電源 Power source

0.3A（AC100〜240V電源アダプター付属）DC 24 V 0.3 A (with AC 100 to 240 V power adapter)

使用温度範囲 Operating temperature

5 〜 40℃ 5 to 40℃

圧力接続口径 Pressure connection port

Rc1/8（NPTも可）Rc1/8 (NPT size available)

外観図 External Appearance

External Appearance Common to DP-340 and DP-340B

140±0.03% of F.S./℃

サンプリングタイム Sampling time

*1 Applicable only for Gauge Pressure model. *2 Selectable if the sensor type is “external”. *3 Option only for DP-340. The BCD pin assignment of the connector is different between DP-340 and DP-340B.
*4 The analog output during Auto-Zero or Hold is not reflected. *5 Request for quotation (RFQ) is required for Pressure/Vacuum (X) and Vacuum (V) models. *6 Standard input is 24 V.

±0.25% of F.S. ±1digit±0.3% of F.S. ±1digit

許容過圧 Allowable pressure*1ゲージ圧のみ対応。 *2 センサータイプが外付けの場合、選択可能。 *3 DP-340のみのオプションです。DP-340とDP-340BではコネクターのBCDピン配列が異なる。
*4 オートゼロ・ホールド時、アナログ出力は反映されません。 *5 連成圧 (X)・真空 (V) の場合、見積依頼が必要。 *6 標準は24Vです。

外観図 DP-340・DP-340B共通

精度 Accuracy

172

140

110

12

132

132

DP GAUGE DP-340BA

20

66

60

66

DP GAUGE DP-340

60仕様

DPゲージ DP-340BA

105

4※単位：mm Unit: mm

167※単位：mm Unit: mm

5

DPゲージ DP-340BA
DP Gauge

豊富な機能で様々な仕様に対応できる高機能型デジタル圧力計
RS-232C通信機能で外部からの制御やデータ収集なども可能
Highly functional digital pressure gauges with rich functionality ready to meet various specifications.
External control and data collection functions are available via RS-232C communication function.

特長Standard Features● デジタルフィルターやピークホールドなど豊富な機能で仕様に合った圧力計測が可能● 4点コンパレーターで細かな設定判定が可能● デジタル出力：RS-232CとBCD出力を標準で搭載● 過圧特性に優れた微差圧から高圧ゲージ圧まで豊富なレンジ● 高精度センサー内蔵でコンパクト● Various functions, such as the digital filter and peak hold, enable pressure measurement tomatch the specifications● Four levels of limit settings allow for fine setting adjustment● Digital output: RS-232C and BCD output are installed by default● Available to handle a wide variety of ranges, from micro-low to high pressure● Loaded with a high precision sensor yet compact

仕様

Specifications
圧力の種類

差圧 Differential Pressure

ゲージ圧 Gauge Pressure

測定レンジ Pressure range

500Pa,1,2,5,10,20,50,100,-100kPa

50,100,200,500,-100kPa,
1,2,5,10,20,50MPa

測定流体 Pressure media

空気、非腐食性気体 Air / Non-corrosive gases

項目

Pressure type

Item

空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)
Air / Non-corrosive gases and liquids (Not corrosive to wetted material)

受圧部材質 Sensing element

ベリリウム銅 Beryllium copper

SUS630検出方式 Transducer type

インダクタンス型 Inductance type

キャパシタンス型 Capacitance type

精度 Accuracy±0.25% of F.S. ±1digit±0.3% of F.S. ±1digit

温度特性ゼロ Temperature characteristic: Zero

±0.03% of F.S./℃

温度特性スパン Temperature characteristic: Span

±0.03% of F.S./℃
50kPa以下のレンジ：F.S.の10倍 100kPaレンジ：F.S.の５倍

許容過圧 Allowable pressure

Ranges 50 kPa or lower: 10 times of F.S. 100 kPa range: 5 times of F.S.

5MPa以下のレンジ：F.S.の2倍 Ranges 5 MPa or lower: 2 times of F.S.
その他のレンジ：F.S.の1.5倍 Other ranges: 1.5 times of F.S.

最大ライン圧 Maximum line pressure

許容過圧の2倍 2 times of the proof pressure−

応答性 Step response

300ms（99%応答）300 ms (99% of F.S.)

30ms（99%応答）30 ms (99% of F.S.)

デジタル表示桁 Display digits

標準3.5桁 000 〜 ±1999 ／ 4.5桁表示機能で0000 〜 ±19999 Standard: 3.5 digits (000 to ±1999) / With 4.5 digits display function (0000 to ±19999)
250ms、50ms

サンプリングタイム Sampling time

0.5、1、2VDC表示対応電圧出力（オートゼロ・ホールド時、アナログ出力は反映されません。）

アナログ出力 Analog output

0.5, 1, 2 VDC Corresponding display（The analog output during Auto-Zero or Hold is not reflected. ）センサー生出力 Sensor raw output

5V,10V対応可(オプション) 5V,10V available (Option)

アナログ電流出力(オプション) Analog Current Output (Option)

4-20mA

BCD出力 BCD output

標準搭載 Installed by default
DC24V

電源 Power source

0.3A（AC100〜240V電源アダプター付属）DC 24 V 0.3 A (with AC 100 to 240 V power adapter)

使用温度範囲 Operating temperature

5 〜 40℃ 5 to 40℃

圧力接続口径 Pressure connection port

Rc1/8（NPTも可）Rc1/8 (NPT size available)

外観図 External Appearance
172

140

12

132

66

60

DP GAUGE DP-340BA

167※単位：mm Unit: mm5

DP-340BA表示器機能と仕様 DP-340BA Display Features and Specifications■主な機能 Main Features●上下限コンパレーター●LED表示輝度調整機能

HH,HI,LO,LLの4種類の設定ができます。
細かな判定基準に対応します。それぞれの外部出
力があります。

表示器の明るさを7段階で調整できます。
使用環境に合わせてご使用いただけます。
● LED display brightness control feature

The brightness of the display can be adjusted in seven steps.
Use this function, according to the operating environment.

● Upper/lower limit setting feature●3.5桁／4.5桁表示切替機能

This feature allows for the setting of four limits - HH, HI, LO,
LL, supporting detailed judgment criteria.
Each limit corresponds to its own external output signal.

● 3.5/4.5 digits display switchover feature＋フルスケール F.S.
+ Full-scale F.S.

HH

1999から1999.9と一桁下を拡大して見ることができます。
細かな変化や傾向を見るのに便利です。

HH

The display can be switched from 3.5 digits (1999) to 4.5 digits (1999.9) to extend the resolution by one
decimal place. This function is useful for observing small changes and trends in detail.

HH 点灯 HH ON

HI●デジタルフィルター機能

HI 点灯 HI ON

移動平均を利用したデジタルフィルターで表示の変動を抑えることができます。
3段階の切り替えができます。

HI
IN 点灯 IN ON● Digital filter featureWith the moving average-based digital filter, the user can suppress reading fluctuations.
This filter can be adjusted in three steps.

LO
LO 点灯 LO ON

圧力
Pressure

LL
LO
LL−フルスケール F.S.
- Full-scale F.S.

圧力
Pressure

LL 点灯 LL ON

時間
Time

時間
Time

フィルター効果oﬀ
Filter off

フィルター効果中
Filter medium●ゼロ点調整機能●チヤンネル機能● Zero point adjustment feature● Channel feature

ボタンを押すだけでゼロ調整ができるワンプッシュゼロア
ジャスト。
もちろん外部からの操作も可能です。

●オートゼロ機能

現在の計測値をゼロとし、相対的な変化を計測できます。圧力変動などを見るときに便利です。

● Auto-zero featureWith this function, the user can define the current
measured value to be zero in order to measure
relative changes. This function is useful forobserving changes in rates.

lamp
AUTO ZEROoﬀ●各種ホールド機能

表示値ホールド、
ピークホールド、
ボトムホールドからどれかひとつ選択して使えます。
決定的な値も見逃しません。

● Various hold features

The user can select one function to use from the reading hold, peak hold, and bottom hold functions.
With these functions, the user never misses any crucial values during measurement.
圧力
Pressure

圧力
Pressure

圧力
Pressure

時間
Time

on

oﬀ

フィルター効果大
Filter maximize

This function provides 10 channels, thereby enabling the user to apply
different settings by simply switching from one channel to another.

圧力
Pressure

時間
Time

時間
Time

10チャンネルのチャンネル機能。
各種設定もチャンネルを切り替えるだけでOK。

Zero point adjustment are possible by simply pressing the button once.
This function can be controlled externally as well.

6

圧力Pressure

lamp

oﬀ

on

HOLD

oﬀ

時間
Time
lamp

oﬀ

on

HOLD
表示値ホールド
Reading hold

oﬀ

時間
Time
lamp

oﬀ

on

HOLD
ピークホールドPeak hold

ボトムホールド
Bottom holdoﬀDP-340BA表示器機能と仕様 DP-340BA Display Features and Specifications●外部入出力信号

PLCなどの接続用に各種入出力信号を用意しています。

■主な機能 Main Features● External I/O signal●上下限コンパレーター
HH,HI,LO,LLの4種類の設定ができます。
細かな判定基準に対応します。それぞれの外部出
力があります。

表示器の明るさを7段階で調整できます。
使用環境に合わせてご使用いただけます。

パラレルBCD出力も標準で用意しています。

The brightness of the display can be adjusted in seven steps.
Use this function, according to the operating environment.

● BCD output signal

Parallel BCD output is also available by default.

●3.5桁／4.5桁表示切替機能

This feature allows for the setting of four limits - HH, HI, LO,
LL, supporting detailed judgment criteria.
Each limit corresponds to its own external output signal.

1999から1999.9と一桁下を拡大して見ることができます。
細かな変化や傾向を見るのに便利です。

● 3.5/4.5 digits display switchover feature＋フルスケール F.S.
+ Full-scale F.S.

HH

The display can be switched from 3.5 digits (1999) to 4.5 digits (1999.9) to extend the resolution by one
decimal place. This function is useful for observing small changes and trends in detail.

HH 点灯 HH ON

HI●デジタルフィルター機能

HI 点灯 HI ON

移動平均を利用したデジタルフィルターで表示の変動を抑えることができます。
3段階の切り替えができます。

HI
IN 点灯 IN ON● RS-232C output Serial communication is available through RS-232C port, thereby enabling various commands to be sent from PLC.

型 式 Model■ DP-340BA(A.BC.D) A、B、Dは必須項目です。A, B, and D in the model notation are mandatory.
A

圧力
Pressure

LL
LO

圧力
Pressure

LL 点灯 LL ON

分類 Classification

記号 Code

圧力レンジ Pressure Range---

下記「圧力レンジの表示とアナログ出力」を参照 See the “Pressure Ranges” below.

タイプ Type

With the moving average-based digital filter, the user can suppress reading fluctuations.
This filter can be adjusted in three steps.

LO 点灯 LO ON−フルスケール F.S.
- Full-scale F.S.

●RS-232C出力 RS-232Cでシリアル通信ができます。各種命令（コマンド）を用意し外部からの制御が可能になっています。

● Digital filter feature

LO

LL●BCD出力信号● LED display brightness control feature● Upper/lower limit setting feature

HH

Various I/O signals are available for the connection of the gauge to PLC etc.

●LED表示輝度調整機能

Sensor

圧力
Pressure

時間Time

ケーブル長さ *2 Cable Length *2

時間
Time

フィルター効果oﬀ
Filter off

センサー

B

フィルター効果中
Filter medium

時間
Time

オプション

C

フィルター効果大
Filter maximize

アナログ出力変更 Analog Output

Options

インタフェース *6 Interface *6
電源D

Power Source

ACアダプター付(標準) With AC Adapter (Standard)
ケーブル長さ Cable Length
ACアダプターなし Without AC Adapter

内容 DescriptionN

圧力センサー本体内蔵 (標準) Internal pressure sensor (Standard)

S1

圧力センサー外付け External pressure sensor

S2

圧力センサー外付け防滴構造 *1 External pressure sensor with drip-proof *1

L1

3 m (標準) (Standard)

LX5

5m

LX10

10 m

F1

アナログ出力 F.S.5V *3 Analog Output F.S. 5 V *3

F2

アナログ出力 F.S.10V *3 Analog Output F.S. 10 V *3

A

アナログ電流出力 4-20mA *4 Analog current output 4 to 20 mA *4

Q1

入力5V対応 Input of 5 V supported

VG

AC100V 3m

VH

AC240V 2m

VK

AC240V 2m (中国用) (Only for Chinese customers)

VJ

外部電源DC24Vが必要 External 24 VDC power source is required.

*1ゲージ圧のみ対応。 *2 センサータイプが外付けの場合、選択可能してください。 *3 オートゼロ・ホールド時、アナログ出力は反映されません。
*4 連成圧 (X)・真空 (V) の場合、見積依頼が必要。 *5 標準は24Vです。
*1 Applicable only for Gauge Pressure model. *2 Selectable if the sensor type is “external”. *3 The analog output during Auto-Zero or Hold is not reflected.
*4 Request for quotation (RFQ) is required for Pressure/Vacuum (X) and Vacuum (V) models. *5 Standard input is 24 V.

圧力レンジの表示とアナログ出力 Pressure Range Display and Analog Outputs
表示値 Reading●チヤンネル機能● Auto-zero featureWith this function, the user can define the current
measured value to be zero in order to measure
relative changes. This function is useful forobserving changes in rates.

This function provides 10 channels, thereby enabling the user to apply
different settings by simply switching from one channel to another.

●各種ホールド機能

表示値ホールド、
ピークホールド、
ボトムホールドからどれかひとつ選択して使えます。
決定的な値も見逃しません。

● Various hold features

圧力
Pressure

圧力
Pressurelamp
AUTO ZERO

6

oﬀ

圧力
Pressure

時間
Time

on

oﬀ

lamp

oﬀ

.000 〜 1.999

0 〜 1.999 VDC

5kPa

0.00 〜 5.00

0 〜 0.5 VDC

10kPa

0.00 〜 10.00

0 〜 1 VDC

20kPa

0.00 〜 19.99

0 〜 1.999 VDC

50kPa

00.0 〜0 〜 0.5 VDC

on

HOLD

oﬀ

時間
Time
lamp

oﬀ

on

HOLD
表示値ホールド
Reading hold

oﬀ

時間
Time
lamp

oﬀ

on

HOLD
ピークホールドPeak hold

ボトムホールド
Bottom hold

50.0

100kPa00.0 〜 100.0

0 〜 1 VDC

-100kPa

00.0 〜

0 〜 -1.00 VDC-100.050kPa

00.0 〜 50.0

0 〜 0.5 VDC

100kPa00.0 〜 100.0

0 〜 1 VDC

200kPa00.0 〜 199.9

0 〜 1.999 VDC

500kPa000 〜 500

0 〜 0.5 VDC-100kPa

00.0 〜

0 〜 -1.00 VDC-100.01MPa.000 〜 1.000

0 〜 1 VDC

2MPa.000 〜 1.999

0 〜 1.999 VDC

5MPa

0.00 〜0 〜 0.5 VDC

5.00

10MPa

0.00 〜 10.00

0 〜 1 VDC

20MPa

0.00 〜 19.99

0 〜 1.999 VDC

50MPa

00.0 〜0 〜 0.5 VDC

50.0■その他機能と仕様 Other Features

The user can select one function to use from the reading hold, peak hold, and bottom hold functions.
With these functions, the user never misses any crucial values during measurement.

圧力
Pressure

時間Time

0 〜 1 VDC

2kPa

ゲージ圧

● Channel feature

Zero point adjustment are possible by simply pressing the button once.
This function can be controlled externally as well.

現在の計測値をゼロとし、相対的な変化を計測できます。圧力変動などを見るときに便利です。

.000 〜 1.000

10チャンネルのチャンネル機能。
各種設定もチャンネルを切り替えるだけでOK。

● Zero point adjustment feature●オートゼロ機能

0 〜 0.5 VDC

1kPa

Gauge pressure

ボタンを押すだけでゼロ調整ができるワンプッシュゼロア
ジャスト。
もちろん外部からの操作も可能です。

000 〜 500

差圧

●ゼロ点調整機能

アナログ出力(VDC) Analog output (VDC)

500Pa

Differential pressure

レンジ Range

oﬀ

サンプルレイト切替 Sampling rate switching

表示およびデジタル出力の切替タイミングを250msと50msに切替できる。
The timing of switching between display and digital output can be switched between 250 ms and 50 ms .

ユーザースパン機能 User’s span function

0.001〜9.999の倍率で表示。(出荷時1.000)
Displays the measured value by multiplying by a factor of 0.001 to 9.999 (factory-set default: 1.000).

チャンネルコピー機能 Channel copying function

表示チャンネルの値を他へコピーする機能。 Copies the value of the on-display channel to another channel.

小数点移動 Decimal point repositioning

小数点を任意の位置に変更できる。ユーザスパン機能と組み合わせ流量以外の単位も可能。
The position of the decimal point can be adjusted as desired. This function can be used in combination with the user’s span function torealize measurement units other than flow rates.

RS-232C

1200/9600/19200bps切替。Select from 1200/9600/19200 bps

RS-232Cコマンド RS-232C commands

51種類の命令語(コマンド)。51 instruction words(commands)

本体寸法 Main body dimensions

W140×H66×D172mm

パネルカット寸法 Panel-cut dimensions

W133×H61mm

7デジタルマノメーター

DM-3700

Digital Manometer

特長 Features● 差圧・ゲージ圧・連成圧・絶対圧の多様なセンサーをご用意いたしております。

絶対圧・連成圧は、オプションにて対応いたします。

● 200 Paの微圧から 50 MPaの超高圧までの豊富な

圧力レンジに対応いたします。
● コンパレーター、
オートゼロ、表示ホールドなどの機能を使用して多様な測定をサポートします。
● TS16949で推奨されているISO/IEC 17025校正付きで販売することも可能です。
● センサーの外付けも選択可能なので、被検査物とセンサー間の配管を短くすることが可能です。

DM-3700● ポータブルでの使用もできますが、専用の金具で固定することも可能です。
● 電源は、
AC100-240Ｖで使用可能なマルチ電源です。
● Sensors available for differential pressure, gauge pressure, pressure/vacuum, and absolute pressure.

● ISO/IEC 17025 calibration required by TS16949 available.

The absolute pressure and pressure/vacuum are optional.

● External sensor optionally available, which allows shorter piping to the DUT.

● Covers wide range from 200 Pa (Micro) to 50 MPa (Extremely High).

● Portable and fixable with dedicated brackets.

● Comparators, Auto-Zero, Reading Holds, etc.

仕様

● Multi-power supply: 100 to 240 VAC

Specifications
圧力の種類

項目

差圧 Differential Pressure

Pressure type

Item

空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)

空気、非腐食性気体 Air / Non-corrosive gas

測定流体 Measuring Media
受圧部材質 Sensing Element
検出方式 Transducer

Air / Non-corrosive gas / Liquid (Not corrosive to wetted material)

ベリリウム銅 Beryllium copper

SUS630インダクタンス方式 Inductance type

キャパシタンス方式 Capacitance type±0.15 % of F.S. ±1digit＊1

精度 Accuracy
精度

ゲージ圧 Gauge Pressure

温度特性ゼロ±0.03 % of F.S./ ℃

Accuracy*2 TemperatureCharacteristic at Zero Point

温度特性スパン±0.03 % of F.S./ ℃

Span TemperatureCharacteristic

許容過圧 Proof Pressure

50 kPa未満: F.S.の10倍 Less than 50 kPa: 10 x F.S.

10 MPa未満: F.S.の2倍 Less than 10 MPa: 2 x F.S.

50 kPa以上: F.S.の5倍 50 kPa or higher: 5 x F.S.

10 MPa以上: F.S.の1.5倍 10 MPa or higher: 1.5 x F.S.

許容過圧の2倍 2 x Proof pressure−

380 ms以下 (99 %応答) 380 ms Max. (99 % of F.S.)＊3

110 ms以下 (99 %応答) 110 ms Max. (99 % of F.S.)

最大ライン圧 Maximum Line Pressure
応答速度 Response Time
デジタル表示 Digital Display

0000 〜 ±9999
200ms

サンプリングタイム Sampling Time

HH/HI/GO/LO/LL (リレー接点出力) (Relay contact output)

コンパレーター出力 Comparator Output

DC 1、2、5 V表示対応電圧出力 (DC 5、10 Vへの増幅は、オプションにて対応) リップル: 10 mV P-P以内

アナログ出力 Analog Output

The analog voltage 1, 2 or 5 VDC corresponding to the Pressure Range is output. (5 and 10 VDC areoptionally available.) Ripple: Within 10 mV peak to peak

BCD出力 BCD Output

オプション (オープンコレクター、TTL) Option (Open collector, TTL)

電源 Power Source

AC100〜240 V マルチ電源 ±10 %, 50/60 Hz 1.0 A 100 to 240 VAC multi-power supply ±10 %, 50/60 Hz 1.0 A

使用温度範囲 Operating Temperature

5 〜 40 ℃ 5 to 40 °C

圧力接続口径 Pressure Inlet Port

Rc1/8

本体寸法 Size

184(W)×108 (H)×232 (D) mm

質量 Weight
パネルカット寸法 Panel-Cut Size

3.5 kg181.5(W)×101(H) mm*1. 外付け防滴構造の場合、精度は±0.25 ％ of F.S.±1digit です。Accuracy of drip-proof model: ±0.25％ of F.S.±1digit*2. 直線性、再現性、ヒステリシスを含みます。Linearity, repeatability, and hysteresis are included.
*3. 0〜200 Pa のレンジの応答速度は、約540 ms です。The response time in the range of 0 to 200 Pa is approx. 540 ms.

外観図 External Appearance
232

184

34
CODE OUT

ZERO

▼/ ▼

▲

104

MODE

PRESS

SW OUT

108

ENTER

RANGE

DC OUT

100-240VAC〜 50/60Hz
POWER

T1.0A-250V※単位：mm Unit: mm

8

型式 Model■ DM-3700（A.BC.D）A、B、Dは必須項目です。A, B and D in the model notation are mandatory

A
B

分類

記号

内容

Category

Code

Description

圧力レンジ Pressure Range
センサー Sensor

圧力センサー外付け External pressure sensor

S2

外付け防滴構造 (ゲージ圧タイプのみ) External pressure sensor with drip-proof (Gauge pressure only)＊1

L1

3 m (標準) (Standard)
1m

LX5

5m

LX10

10 m

D1

オープンコレクター

D2

TTL出力 TTL output

F1

アナログ出力 F.S.5V Analog output F.S. 5 V

F2

アナログ出力 F.S.10V Analog output F.S. 10 V

表示桁 Display Digits＊2

Q

最小表示桁の変更 (1が含まれるレンジのみ) Change of the minimum display digit (Only for the ranges that include 1)

パネルマウントブラケット Mounting Brackets

P

パネルマウントブラケット Mounting Brackets

VA

AC 125 V電源ケーブル3 m付 125 VAC 3m power cord

VE

AC 250 V電源ケーブル2 m付 250 VAC 2 m power cord

VK

AC 250 V電源ケーブル2 m付 (中国用) (Mandatory for Chinese customers)

BCD
アナログ出力増幅 Analog Output

D

圧力センサー本体内蔵 (標準) Internal pressure sensor (Standard)

S1

LX1

センサーケーブル長さ Sensor Cable LengthC

下記「圧力レンジ一覧」を参照願います。See the “Pressure Ranges” below.
N

電源ケーブル Power Cord
(標準付属) (Standard accessory)

Open collector*1. S2の場合、精度は±0.25％ of F.S.±1digitです。Accuracy of S2 model: ±0.25％ of F.S.±1digit.
*2. アナログ出力は10 Vに増幅されます。 但し、V100KG・X100KGは対応できません。The analog output is amplified to 10 V. However, not available for V100KG and X100KG.

圧力レンジ表 Pressure Range table■ 標準 Standard
レンジ記号

センサー

レンジ記号

センサー

2PD

差圧 Differential pressure

5PD

差圧 Differential pressure

0 〜 200 Pa

5MG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 5MPa

0 〜 500 Pa

10MG

ゲージ圧 Gauge pressure

1KD

0 〜 10MPa

差圧 Differential pressure

0 〜 1 kPa

20MG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 20MPa

2KD

差圧 Differential pressure

0 〜 2 kPa

50MG

ゲージ圧 Gauge pressure

5KD

差圧 Differential pressure

0 〜 5 kPa

V2PD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-200 Pa 〜 0

10KD

差圧 Differential pressure

0 〜 10 kPa

V5PD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-500 Pa 〜 0

20KD

差圧 Differential pressure

0 〜 20 kPa

V1KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-1 kPa 〜 0

50KD

差圧 Differential pressure

0 〜 50 kPa

V2KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-2 kPa 〜 0

50KG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 50 kPa

V5KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-5 kPa 〜 0

100KD

差圧 Differential pressure

0 〜 100 kPa

V10KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-10 kPa 〜 0

100KG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 100 kPa

V20KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-20 kPa 〜 0

200KG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 200 kPa

V50KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-50 kPa 〜 0

500KG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 500 kPa

V50KG

負圧ゲージ圧 Vacuum gauge pressure-50 kPa 〜 0

1MG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 1 MPa

V100KD

負圧差圧 Vacuum differential pressure-100 kPa 〜 0

2MG

ゲージ圧 Gauge pressure

0 〜 2 MPa

V100KG＊1

負圧ゲージ圧 Vacuum gauge pressure-100 kPa 〜 0

センサー

Sensor

Range

計測範囲

Measurement Range

Range

Sensor

計測範囲

Measurement Range

0 〜 50MPa■ 連成圧 Pressure/Vacuum
レンジ記号

センサー
SensorMeasurement Range

計測範囲

レンジ記号

X2PD

差圧 Differential pressure-200 〜 200 Pa

X5PD

差圧 Differential pressure-500 〜 500 Pa

X1KD

差圧 Differential pressure

X2KD

Range

Range

計測範囲

SensorMeasurement Range

X50KD

差圧 Differential pressure-50 〜 50 kPa

X50KG

ゲージ圧 Gauge pressure-50 〜 50 kPa-1 〜 1 kPa

X100KD

差圧 Differential pressure-100 〜 100 kPa

差圧 Differential pressure-2 〜 2 kPa

X100KG＊1

ゲージ圧 Gauge pressure-100 〜 100 kPa

X5KD

差圧 Differential pressure-5 〜 5 kPa

X200KG

ゲージ圧 Gauge pressure-100 〜 200 kPa

X10KD

差圧 Differential pressure-10 〜 10 kPa

X500KG

ゲージ圧 Gauge pressure-100 〜 500 kPa

X20KD

差圧 Differential pressure-20 〜 20 kPa*1. オプションの表示桁「Q」は、選択できません。差圧タイプをご利用ください。弊社製品は、負圧側の最低校正ポイントを-90 kPaまでとしておりますので、保証範囲も-90 kPaまでとなります。
Option Q "Display Digits" is not available. Use the differential pressure model. Since the lowest calibration point for all the Cosmo products is -90 kPa,
the guaranteed range is down to -90 kPa as well.

9圧力トランスジューサー
Pressure Transducer

仕様

Specifications

PT-105A-A

PT-103B-A

PT-142B-A

高耐圧差圧トランスジューサー

普及型
ゲージ圧トランスジューサー

Micro-low Differential Pressure Transducer

High Pressure-proof
Differential Pressure Transducer

PopularGauge Pressure Transducer

差圧、ゲージ圧
Differential / Gauge pressure

差圧、ゲージ圧
Differential / Gauge pressure

ゲージ圧
Gauge pressure

測定レンジ
Pressure range

200Pa

500Pa,1〜100kＰa,-100kPa

50kPa〜20MPa,-100kPa

検出方式
Transducer type

インダクタンス型
Inductance type

インダクタンス型
Inductance type

キャパシタンス型
Capacitance type

受圧部材質
Sensing element

ベリリウム銅Beryllium copper

ベリリウム銅Beryllium copper

SUS630

測定流体
Pressure media

空気または非腐食性気体
Air, non-corrosive gases only

空気または非腐食性気体
Air, non-corrosive gases only

SUS630、バイトンゴム
空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)
Gases or liquids non-corrosive to stainless steel SUS630
and Viton rubber(Not corrosive to wetted material)

型式
Model

微差圧トランスジューサー

項目
Item
圧力の種類
Pressure±0.15％ of F.S.
±0.15％ of F.S.
(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)±0.15％ of F.S.
±0.15％ of F.S.
(Including linearity, repeatability and hysteresis) (Including linearity, repeatability and hysteresis)

精度
Accuracy±0.15％ of F.S.
(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)±0.15％ of F.S.
(Including linearity, repeatability and hysteresis)

温度特性ゼロTemperature characteristic: Zero

±0.03％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃

温度特性スパン
Temperature characteristic: Span

±0.02％ of F.S./℃±0.02％ of F.S./℃±0.02％ of F.S./℃

許容過圧
Allowable pressure

F.S.の10倍以下
10 times of F.S. or lower

F.S.の10倍、ただし500kPa以下
10 times of F.S. (up to 500 kPa)

5MPa以下のレンジ：F.S.の2倍
その他のレンジ：F.S.の1.5倍
Ranges 5 MPa or lower: 2 times of F.S.
Other ranges: 1.5 times of F.S.

最大ライン圧Maximum line pressure

許容過圧の2倍
2 times of the proof pressure

許容過圧の2倍
2 times of the proof pressure-

応答性
Step response

300ｍs(99％応答)
300 ms max. / 99% of F.S.

220ms(99％応答)
220 ms max. / 99% of F.S.

10ms(99％応答)
10 ms max. / 99% of F.S.

電源Power source±DC15Ｖ 20ｍA以下±DC 15 V 20 mA max.

±DC15V 20mA 以下±DC 15 V 20 mA max.

+DC26〜32V 20mA 以下+DC 26 to 32 V 20 mA max.

出力電圧
Output voltage

2VDC/F.S.、負荷抵抗は5KΩ以上
2VDC/F.S., Resistance: 5KΩ min.

0.5〜2VDCのレンジ対応出力、負荷抵抗は5KΩ以上 ※0.5 to 2 VDC, Resistance: 5KΩ min.＊0.5〜2VDCのレンジ対応出力、負荷抵抗は5KΩ以上
0.5 to 2 VDC, Resistance: 5KΩ min.

約700ｇ
Approx. 700 g

約480ｇ
Approx. 480 g

約300ｇ
Approx. 300 g

入力接続口径Pressure connection port

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8(NPT size available)

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8(NPT size available)

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8 (NPT size available)

使用温度範囲Operating temperature

5〜40℃
5 to 40℃

5〜40℃
5 to 40℃

5〜40℃
5 to 40℃

本体寸法
Main body dimensions

W100×H56.5×D86 mm

W100×H62.2×D76.5 mm

W100×H62.2×D76.5 mm

質量Weight※500Paは5VDC/F.S.、負荷抵抗は5kΩ以上 ＊For 500 Pa: 5 VDC, Resistance: 5KΩ min.
External Appearance
PT-142B-A

PT-103B-A

100

72

62.2
61

14

23.2

62.2
61

40

62.2
11.2 40

2-Rc1/8

12

(119)
76.5
12

13.7

(9)

(119)
76.5

8

10

4-φ4.54-φ4.5

56.5

(99)

86

90

100

90

100

62.5

56

75
56

4-φ4.572

75

90

PT-105A-A

56

13.7

外観図

PT-141C

PT-161A（A）

PT-162A（B）

防滴型
ゲージ圧トランスジューサー

気体専用高応答差圧トランスジューサー

気体・液体両用高応答差圧トランスジューサー

型式
Model

項目
Item

Water-resistantGauge Pressure Transducer

High Response-differential
Pressure Transducer for Gas OnlyHigh Response-differential
Pressure Transducer for Gas and Liquids

ゲージ圧
Gauge pressure

差圧、ゲージ圧
Differential / Gauge pressure

差圧、ゲージ圧
Differential / Gauge pressure

測定レンジ
Pressure range

50kPa〜20MPa,-100kPa

7〜100kPa

7〜100kPa

検出方式
Transducer type

キャパシタンス型
Capacitance type

半導体歪型
Semiconductor strain type

半導体歪型
Semiconductor strain type

受圧部材質
Sensing element

SUS630フルオロシリコン
Fluorosilicone

フルオロシリコン
Fluorosilicone

測定流体
Pressure media

SUS630、バイトンゴム
空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)
Gases or liquid non-corrosive to stainless steel SUS630
and Viton rubber(Not corrosive to wetted material)

空気又は非腐食性気体
Air, non-corrosive gases only

水・空気、又は空気、非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)
Water, air, non-corrosive gases and liquids(Not corrosive to wetted material)±0.25％ of F.S.
(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)±0.25％ of F.S.
(Including linearity, repeatability and hysteresis)±0.5％ of F.S.
(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)±0.5％ of F.S.
(Including linearity, repeatability and hysteresis)±0.5％ of F.S.
(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む)±0.5％ of F.S.
(Including linearity, repeatability and hysteresis)

温度特性ゼロTemperature characteristic: Zero

±0.03％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃

温度特性スパン
Temperature characteristic: Span

±0.02％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃±0.03％ of F.S./℃

5MPa以下のレンジ：F.S.の2倍
その他のレンジ：F.S.の1.5倍

7,35kPaのレンジ：140kPa、100kPa:300kPa

7,35kPaのレンジ：140kPa,100kPa:300kPa

Ranges 5 MPa or lower: 2 times of F.S.
Other ranges: 1.5 times of F.S.

その他：F.S.の2倍
Ranges 7, 35 kPa: 140 kPa; 100 kPa: 300 kPa
Other ranges: 2 times of F.S.

その他：F.S.の2倍
Ranges 7, 35 kPa: 140 kPa; 100 kPa: 300 kPa
Other ranges: 2 times of F.S.

-

許容過圧の範囲内
Within the proof pressure

許容過圧の範囲内
Within the proof pressure

応答性
Step response

10ｍs（99％応答）
10 ｍs max./ 99％ of F.S.

0.5ms（99％応答）周波数応答10kHz
0.5ms max./99% of F.S., Frequency response:10kHz

0.5ms（99％応答）周波数応答10kHz
0.5ms max./99% of F.S., Frequency response:10kHz

電源Power source+DC26〜32Ｖ 20ｍA以下+DC 26 to 32 Ｖ 20 ｍA max.

±DC15Ｖ ±10ｍA以下±DC 15 Ｖ 10 ｍA max.

±DC15Ｖ ±10ｍA以下±DC 15 Ｖ 10 ｍA max.

出力電圧
Output voltage

0.5〜2VDCのレンジ対応出力、負荷抵抗は5KΩ以上
0.5 to 2 VDC, Resistance: 5kΩ min.

5VDC/F.S.、負荷抵抗は5KΩ以上
5VDC/F.S., Resistance: 5KΩ min.

5VDC/F.S.、負荷抵抗は5KΩ以上
5VDC/F.S., Resistance: 5KΩ min.

約150ｇ
Approx. 150 g

約185ｇ
Approx. 185 g

約500ｇ
Approx. 500 g

入力接続口径Pressure connection port

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8(NPT size available)

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8(NPT size available)

Rc1/8(NPTも可)
Rc1/8(NPT size available)

使用温度範囲Operating temperature

5〜40℃
5 to 40℃

5〜40℃
5 to 40℃

5〜40℃
5 to 40℃

本体寸法
Main body dimensions

φ55×78（120）mm

42×44×39 mm

φ54×85（135）mm

圧力の種類
Pressure

精度
Accuracy

許容過圧
Allowable pressure
最大ライン圧Maximum line pressure

質量
Weight

57.5

20

67.6
55.6
43.2

PT-141C

8

PT-161A（A）

PT-162A（B）(41.5)

76

51.9
29
20

18
12

36

50

52.8

6.5
29

3

9

10

45
72.5

17
34
φ54
2-φ4.3

36

14

4-M3

41.5
68.5

2-M3

4-M3
PCD 40

Rc1/8

21

42

40

20

54.7

2-φ4.3436※単位：mm Unit: mm

11圧力計 応用例・使用例 Application and Use Example of Pressure Gauge
圧力測定に Pressure Measurement
フィルターの圧力損失・炉内圧の測定、バルブやチェック弁などの圧力特性検査

Pressure loss characteristics of filters, furnace pressure, pressure characteristics of valves, check valves, etc.

炉内圧力測定無塵室内圧力測定

ガスガバナー圧力測定

Gas governor pressure measurement

Furnace pressure measurement

Clean room pressure measurement

ガバナー
Governor

清浄エア
Clean air

フィルター
FilterHi
炉 Furnace

1次圧（P1）Primary pressure

2次圧
（P2）
Secondary pressure

流量測定に Flow Measurement
オリフィス・層流管による流量測定、ピトー管による風量・風速測定
Using orifices or laminar flow tubes，using pitot tubes

オリフィスによる流量測定

層流管による流量測定

Flow measurement using orifices

ピトー管による風速測定

Flow measurement using laminar flow tubes

Wind speed measurement using pitot tubes

層流管
Laminar flow tube

オリフィス
Orifice
被検査物
Inspected
objectピトー管
Pitot tube

静圧
Static pressure

流量用
For checking flow

回路内圧確認用
For checking circuit pressure

流量用
For checking flow

動圧
Dynamic pressure

ライン圧用
For checking line pressure

漏れ測定に Leak measurement
差圧方式、
ゲージ圧方式などの圧力変化による漏れ測定など
Leak measurement, using pressure changes measured using differential pressure, gauge pressure, and others

液圧（油圧）降下式漏れ測定

空圧によるゲージ圧降下式漏れ測定

Liquid pressure (hydraulic pressure) decay method leak measurement

Gauge pressure decay method leak measurement using air pressure

SV
減圧弁
Regulator

真空源
Vacuum source

SV

SV

ワーク

空圧源
Pressure source

Work

油圧
Hydraulic pressure

エアー抜き
Pressure release
ワーク
Work

油圧制御
Hydraulic pressure
control

寸法測定に Dimensional Measurement
偏差方式穴径測定、
背圧方式によるエアマイクロメーター
Inner-diameter testing, air-micrometering using the back pressure method

流量式エアマイクロメーター

偏差式エアマイクロメーター

Flow method air-micrometer

減圧弁
Regulator
空圧源
Air pressure source

Deflection air-micrometer

オリフィスまたは層流管
Orifice or laminarflow tube

減圧弁
Regulator
検出端
Detection edge

t

12

ワーク
Work

絞り
Diaphragm

空圧源
Air pressure source
絞り
Diaphragm

t
ワーク
Work
マスター
Master

微圧電空レギュレーター

PRV-700 PRV-700S

Micro-pressure EP Regulator

超微圧レンジの電空レギュレーターです。
微圧にもかかわらず高速・高精度で制御します。
Electropneumatic regulator to handle ultra-fine pressure ranges.
High-speed micro-pressure control with high accuracy.

仕様 Specifications
レンジ

最大制御流量 (PRV-700)

Range

Maximum controlled flow(PRV-700)

2.5 kPa

130 L/min

7 kPa

150 L/min

35 kPa200 L/min

100 kPa

330 L/min

正圧

Pressure

Large-flow model withinternal governor

Voltage to set
the output pressure

低圧

微圧

連成圧
Pressure /Vacuumpressurecalibration

START/STOP信号START/STOPsignal

設定圧到達 PASS信号

Target pressure reached
PASS signal
取付穴位置寸法Intervals ofmounting holes

0 to 5 VDCOverall accuracy

応答性

PRV-700S
小容積用
直動タイプ

Step response

質量（ブースター併用の時）
Direct-acting model forsmall volume Works(When a volume booster
is used)Weight

接続口径

Connection port

制御圧モニタ
電圧出力

Vacuum setting(recommended)

40to80 kPa (50 kPa)

Controlled pressure monitor
voltage output

0 to 0.25 VDC
0 to 0.7 VDC-

70to120 kPa (100 kPa)

0 to 0.35 VDC

100 kPa

150to250 kPa (200 kPa)±2.5 kPa

10to30 kPa (10 kPa)

-10 to -30 kPa (-10 kPa)

40to80 kPa (50 kPa)

-50 to -90 kPa (-50 kPa)

-0.7 to 0.7 VDC

70to120 kPa (100 kPa)

-50 to -90 kPa (-80 kPa)

-0.35 to 0.35 VDC±7 kPa-5 to 5 VDC

0 to 1 VDC

フォトカプラ入力

操作電源

Photo coupler input

Power Source

NPNオープンコレクタ出力
5to24 VDC 20 mA

エアー消費量(内部負圧発生器)

NPN Open collector output
5 to 24VDC 20mA

Air consumption(Internal vacuum
pressure generator)

40 x 76 mm±1.0 % of F.S.（センサー精度を含む）±1.0 % of F.S.（Including sensoraccuracy）

本体寸法

Dimension

WxBxH

1秒以内 (99%応答、容積は、
PRV-700:2L時、PRV-700S :50ml時*1)、
制御精度
0.5秒以内 (20% ステップ応答)
Control accuracy
1 sec or less (With 99% response
PRV-700: 2 L Volume PRV-700S: 50 ml Volume *1).
0.5 sec or less (20% step response)
Approx. 1.0 kg-90 kPa or more (-95 kPa)

-0.9 to 1 VDC

DC 24 V±2 V 0.7 A (1.5 A max)
PRV-700の場合、 2.5 kPa レンジ: 約2.5L/min
7 kPa レンジ: 約4 L/min
35 kPa レンジ:約6 L/min
100 kPa レンジ: 約7L/min
For PRV-700S, 2.5 kPa Range : Approx 2.5L/min
7 kPa Range :Approx.4 L/min
35 kPa Range : Approx.6 L/min
100 kPa Range: Approx 7L/min

PRV-700 : 60 x 60 x 200 mm
PRV-700S :60 x 60 x 180 mm*1
±0.2 % of F.S. / ±0.3 % of F.S.（2.5 kPa）
連成圧• 制御電圧変更

オプション

Pressure / Vacuum pressure calibration/
Output voltage of the sensor that monitors controlled pressure

Options

約1.0 kg-0.25 to 0.25 VDC-90 kPa以上 (-95 kPa)

-９0 to100 kPa -4.5 to 5 VDC 150to250 kPa (200 kPa)

WxB

総合精度

120 kPa

負圧設定 (推奨値)

7 kPa±35 kPa

低圧

F.S.の5倍 Five times the F.S.

Primary pressure(recommended)

10to30 kPa (10 kPa)

Micro pressure

Low pressure±0.3 % of F.S.

±0.2 % of F.S.

2.5 kPa

35 kPaLow pressure

Allowable pressure

一次圧設定(推奨値)

出力圧設定電圧微圧

許容過圧

Control accuracy

300 kPa

Controlledpressure range

Micro pressure

制御精度

-

制御圧力レンジ

PRV-700
ガバナ内蔵
大流量タイプ

最大制御流量 (PRV-700S*1)

Maximum controlled flow(PRV-700S*1)

信号接続コネクタ HR10-10P-12P (ヒロセ)

Rc1/4

Signal connector

HR10-10P-12P (HIROSE)*1 制御対象内容積が50ml以下の場合、またはブースターを併用して使用する場合は、PRV-700Sをご使用下さい。
*1 When the internal volume of the tested part (Work) is 50 ml or less or when a volume booster is used, use PRV-700S.

外観図 External Appearance

76
（33）

76

88

40

88

4-Φ4.5Large-flow model withinternal governor

60

60

167.6
接続口径
Rc1/4
HI / LOW
共通（ブースター併用の時）
Direct-acting model forsmall volume Works(When a volume booster
is used)
5

193

5

181

PRV-700S
小容積用直動タイプ

60

（33）

PRV-700
ガバナ内蔵大流量タイプ

40

接続口径
Rc1/4
負圧接続
ポート

179.6

60
4-Φ4.5

接続口径
Rc1/4
HI / LOW
共通

接続口径
Rc1/4
負圧接続
ポート

13

圧力レンジ一覧表（DP、DM、PT） 圧力単位換算表
Pressure Range Table (DP, DM, PT) Pressure Unit Conversion Table■圧力レンジ一覧表 Pressure Range Table
差圧

DP-340Differential
Pressure

DP-340B

DM-3700

PT-105A-A●●

PT-103B-A

PT-161A（A）

PT-162A（B）

●

●

●

●

●

●

DP-340BA

200Pa
500Pa

●

●

●

1kPa

●

●

●

2kPa

●

●

●

5kPa

●

●

●

10kPa

●

●

●

20kPa

●

●

●

50kPa

●

●

●

100kPa●●●-100kPa

●

●

●

ゲージ圧
Gauge
Pressure

DP-340B

7kPa

35kPa

200kPa700kPaDP-340DM-3700

PT-142B-A

PRV-700

PT-141C

DP-340BA

2.5kPa

●

7kPa

●
●

35kPa
50kPa

●

●

●

●

100kPa●●●●200kPa●●●●500kPa

●

●

●

●

1MPa

●

●

●

●

2MPa

●

●

●

●

5MPa

●

●

●

●

10MPa

●

●

●

●

20MPa

●

●

●

●

50MPa

●

●

-100kPa

●

●

●

●

●

700kPa■圧力換算表 Pressure Unit Conversion Table
1kg/cm2→

140.980665

14.2233735.559

28.959

393.7

10000

98.0665

0.0980665

980.6650.96784

1.01972←1bar→

14.5037750.06229.53

401.46210197.1

100

0.1

1000

0.986922

0.0703072

0.0689478←1psi→

51.7151

2.0360327.6799703.072

6.894780.0068948

68.9478

0.0680461

0.0013595

0.0013332

0.0193367←1mmHg→0.0393701

0.535239

13.59510.133322

0.0001333

1.333220.0013158

0.0345316

0.0338639

0.491153

25.4←1inHg→13.5951345.316

3.386390.0033864

33.86390.033421

0.002540.0024909

0.0361273

1.86832

0.073556←1inH2O→

25.4

0.249089

0.0002491

2.49089

0.0024583

0.00019.807×10-5

0.0014223

0.0735559

0.0028959

0.03937←1mmH2O→

0.0098067

9.807×10-6

0.0980665

9.678×10-5

0.0101972

0.01

0.145037

7.500620.29534.01462101.972←1kPa→

0.001

10

0.0098692

10.197210145.037

7500.62295.3

4014.621019721000←1MPa→

10000

9.869220.0010197

0.001

0.0145037

0.750062

0.029530.401462

10.19720.1

0.0001←1hPa→

0.0009869

1.03323

1.01325

14.6959760.001

29.9213406.78210332.3

101.3250.101325

1013.25←1atm→

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

kg/cm2bar

psi

mmHg,Torr

inHg

inH2O

mmH2O

kPa

MPa

hPa

atm

品質保証 Quality Assurance
コスモグループ校正室(計測器管理)
計測機器への正確な値付けのため標準器は厳正な管理を行っています。
Cosmo Group Calibration Laboratory (Control of Measuring Instruments)

We carry out strict management in order that our quotes regarding measurement instruments may be accurate.

標準器体系とトレーサビリティー

Control of Calibration Instruments and Traceability

製品 Products

DPゲージ
デジタル圧力計
圧力トランスジューサー
圧力制御機器ISO/IEC 17025認定事業者

DP Gauges

ISO/IEC 17025 Accreditation

Digital Manometers
Pressure Transducers
Pressure-controlling Instruments

国家標準 National Standards
国立研究開発法人産業技術総合研究所

実用標準器 Working Standards

デジタル圧力計

AIST National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Digital Manometers

国際標準 International Standards
米国国立標準技術研究所

参照標準器 Reference Standards

重錘型圧力天びん
重錘用おもりデジタル圧力計

NIST National Institute of Standards and Technology

Pressure Balances
Pressure Weights
Digital Manometers

ISO 9001／ISO 14001
ISO 14001
日本国内が対象です。
JQA- EM5044 The EMS applies to the domestic locations only.

ISO 9001
日本国内及び米国が対象です。
JQA-QM3681 The QMS applies to the domestic locations and U.S.A. only.

コスモ計器その他の製品 Other Products Lineup from Cosmo Instruments.
エアリークテスター Air Leak Testers

LS-1881LS-R902

流量計 Flow Meters

LS-R700

LS-1866

異音検査システム（ムーブレット）Acoustic Anomaly Detection Movelet

マスフローゲージ
Mass Flow Gauge

DF-231BA

エアフローテスター
Air Flow Tester

MV-6000B

AF-R221エアフローメーター
Air Flow Meter

DF-R28015

国内販売・サービス拠点

Head Oﬃce & Domestic oﬃces
本社・工場

Phot

〒192- 0032 東京都八王子市石川町2974-23
TEL（042）642-1357 FAX（042）646-2439

Head Oﬃce2974-23, Ishikawa, Hachioji, Tokyo, 192-0032 Japan
PHONE：+81-(0)42-642-1357 FAX：+81-(0)42-646-2439
東京営業所
北関東営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
浜松営業所
東北営業所
九州営業所

〒192-0032 東京都八王子市石川町2974-23〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-29-12第3K2ビル〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-175サニーホワイト藤1F〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38新大阪西浦ビル5F〒732-0052 広島県広島市東区光町2-7-35光町Uビル5F〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北1-46-2ジョイ高丘1F〒982-0015 宮城県仙台市太白区南大野田9-5ササキカンパニービル1F〒812- 0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-34第2博多クリエイトビル8F

TEL(042)639-7874
TEL(0285)30-0401
TEL(052)772-8787
TEL(06)6395-2671
TEL(082)264-5259
TEL(053)430-5073
TEL(022)246-8701
TEL(092)477-2627

FAX(042)642-3163
FAX(0285)24-9855
FAX(052)774-0595
FAX(06)6395-2634
FAX(082)264-5358
FAX(053)438-5716
FAX(022)246-8966
FAX(092)483-6688

サービス直通本 社 TEL(042)631-0795
北関東 TEL(0285)30-0402
名古屋 TEL(052)772-8875
大 阪 TEL(06)6395-2660

FAX(042)631-0650
FAX(0285)-24-9855
FAX(052)774-0595
FAX(06)6395-2634

海外販売・サービス拠点 COSMO s worldwide network
China
中国

Cosmo Instruments (Jiaxing) Co., Ltd.
科斯莫计器(嘉兴)有限公司
Room 401, No. 1355 Canal Road, Gaozhao Street, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province

Vietnamベトナム

COSMOWAVE VIETNAM CO., LTD.
LK2-60 Tan Tay Do New Urban, Tan Lap Commune,Dan Phuong District, Hanoi, Vietnam
PHONE: +84-(0)43-7876085 FAX: +84-(0)43-7876084

PHONE: +86-(0)573-82800886 FAX: +86-(0)573-82800882
COSMO SHANGHAI OFFICE COSMO上海事務所
Phone: +86-021-52280971 +86-021-52280972
COSMO TIANJIN OFFICE COSMO天津事務所

India

インド

PHONE: +86-(0)22-2628-6748 FAX: +86-(0)22-2628-8468

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. PUNE - CHAKAN OFFICECOSMO CHONGQING OFFICE COSMO重慶事務所

PHONE: +91-(0)20-6933-2345

PHONE: +86-(0)23-6172-5071 FAX: +86-(0)23-6172-5073

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. CHENNAI OFFICECOSMO CHANGCHUN OFFICE COSMO長春事務所

PHONE: +91-999-436-4454

PHONE: +86-(0)431-8876-2711 FAX: +86-(0)431-8587-3017

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. GUJARAT OFFICECOSMO WUHAN OFFICE COSMO武漢事務所

PHONE: +91-9725-83-9040

PHONE: +86-(0)27-8488-5768 FAX: +86-(0)27-8488-9768

韓国

A-201Ho, 283, Bupyeong-Daero, Bupyeong-Gu, Incheon, Korea

PHONE: +82-(0)55-264-1358 FAX: +82-(0)55-275-1359

台灣Germany
ドイツ

COSMO EU SOLUTIONS TECHNOLOGY GMBH
Bahnhofstr. 33, 42651 Solingen, Germany
PHONE: +49-(0)212-38367171 FAX: +49-(0)212-38353374

PHONE: +82-(0)32-623-6961 FAX: +82-(0)32-623-6963
COSMO KOREA CO., LTD. CHANGWON OFFICE

TaiwanPHONE: +91-(0)124-421-0946 FAX: +91-(0)124-4115-926
PHONE: +91-(0)966-3384423

PHONE: +86-(0)20-6120-5933 FAX: +86-(0)20-6120-5932

Korea

Plot No - 261, Sector- 8, HSIDC IMT Manesar, Gurgaon -122 050 India
COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. SOUTH ZONE REGIONAL OFFICECOSMO GUANGZHOU OFFICE COSMO広州事務所

COSMO KOREA CO., LTD. INCHEON OFFICECOSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. HEAD OFFICEUSA米国

COSMO SOLUTIONS TECHNOLOGY, INC.
23855 Research Drive, Suite A Farmington Hills, Michigan 48335 USA
PHONE: +1-248-488-2580 FAX: +1-248-488-2594

TAIWAN COSMO INSTRUMENTS CO., LTD.
RM. 3, 10F., NO.376, SEC. 1, DUNHUA S. RD., DA AN DIST., TAIPEI CITY 106
PHONE: +886-(0)2-2707-3131 FAX: +886-(0)2-2701-9541
TAIWAN COSMO INSTRUMENTS CO., LTD. TAICHUNG OFFICE

Mexicoメキシコ

PHONE: +886-(0)4-2270-2286 FAX: +886-(0)4-2270-2267

COSMO DE MEXICO SILAO OFFICE
Carretera 45 Leon-Silao Km 156.4, Local 17, Colonia Nuevo Mexico CP 36270 Silao, GTO, Mexico
PHONE: +52(472)117-2157+1(512)535-5426
COSMO DE MEXICO MONTERREY OFFICECOSMOWAVE SDN. BHD.

Av. Humberto Lobo #250 C-5 Plaza San Pedro, Colonia del Valle C.P. 66230

Malaysia No.36 & 38 Jalan Sanggul 1, Bandar Puteri Klang, 41200 Klang, Selangor, Darul Ehsan West Malaysia
マレーシア

Thailandタイ

Monterrey, Nuevo León, México

PHONE: +60-(0)3-51626677 FAX: +60-(0)3-51627766
COSMOWAVE TECHNOLOGY CO., LTD.
52/42 Soi Krungthepkrita 13/1 Thapchang District, Saphansung, Bangkok 10250 Thailand.
PHONE: +66-(0)2-7361667 FAX: +66-(0)2-7361669

PHONE: +52 (81) 1104-2479

Brazilブラジル

PT.COSMOWAVE

Indonesia Jl. Samsung Raya, Bizpark Blok A/25, Kawasan Industri Jababeka Innovation Center (Pintu 6),
インドネシア Kel. Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat 17530, Indonesia.
PHONE: +62-(0)21-89328750

COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

Australia

オーストラリア

TEX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IND. COM. LTDA.
Street Gutemberg Jose Cobucci 293 Pacaembu Itupeva Sao Paulo 13295-000 Brazil
PHONE: +55-(0)11-4591-2825
INDUSTRIAL RESEARCH TECHNOLOGY PTY. LTD.
6/38 Bridge Street, Eltham VIC 3095, Australia (Delivery only)
PHONE: +61-(0)412-176-674

http://www.cosmo-k.co.jp/

このカタログはFSC認証紙およびベジタブルオイルインキを使用しています。

March/2024

PRESS-985A1-N 2403-010-NI