新时代空气测漏仪 COSMO 计器的代表产品
AIR LEAK TESTER空气测漏仪LS-R902■ 高性能全球通用型差压式空气测漏仪

＊选

配K型

J型

融入了多年的经验和研发的新功能
图标显示 操作直观 使用方便无操作按钮，所有操作均通过触摸屏进行。
一目了然的彩色液晶显示画面

对应多种语言、具备快速访问功能可切换英文，中文，日文，韩文，德文，西班牙文，葡萄牙文
可从快速访问画面迅速移动到详细设定·系统设定·修正·备份·异常履历画面。

测试压/差压（泄漏量）的波形显示功能显示从测试开始到检出结束为止的测试压和差压的波形
能找到最合适的加压时间和检出时间。

内置泄漏标准孔控制阀 （J 型）
自动泄漏校正器 ALC （K 型）
可选择设定便于校正的工具。

自动设定功能泄漏测试前需设定的一些项目
备有初次使用测漏仪时，帮助进行测试时间初始设定的功能。

用 USB 接口收集数据更简便测试数据自动保存在 U 盘内。
也可通过 U 盘进行其它设定内容的备份和升级等。

能实现高精度检测的标准品误差修正功能・提取有衰减特性的误差成分进行修正的功能・能缩短测试时间，进行稳定的测试。
・不同容积的测试品也能共用同一个标准罐。

1图标操作简单方便改进了测试仪器的操作，使菜单画面图标化，直观方便。

各种设定画面可切换 6 种测试画面

根据需求，可切换测试画面
根据不同用途可选择详细显示和简明显示等 6 种测试画面，还可自主设定显示项目。

快速访问页面，操作更便捷设定时出现的大数字键面，使设定更加方便。
安装时的设定操作更方便。

■

其它功能一览
彩色液晶、5.7 英寸的大画面触摸屏显示功能智能空气回路排气时吹气（智能空气回路）

毎次测试时自动清洁空气回路对应外部排气阀

需要排气阀装置

检查传感器的感度以及气动阀的动作

K(Ve)测试

可通过泄漏标准孔和自动泄漏校正器（ALC）选择
K(Ve)等效内容积测试功能。

泄漏极限
设定功能

2 段报警设定：测试品大/小 NG (UL2/UL)
标准品大/小 NG( LL2/ LL)电子调压阀控制测试压功能仪器可选配电子调压阀，在不同的频道可设定不同的测试压，也可用于快速充气。

降低误差 （NR）功能

在 UL NG～UL2 NG 范围反复进行检出、检出次数增
加的设定、时间延长设定(用于解除超时报警)下载操作说明书可通过 U 盘接口从仪器中下载各种语言的操作说明书。

误差取样修正功能自检
功能2有 6 种测试画面供选择，可以根据不同要求显示所需的画面。

传感器保护功能防止排气干扰

外部控制测试结束后的排气时机加压保持保持加压行程用于检查泄漏点

I/O 控制NPN-PNP 兼用型 PHOENIX CONTACT 型接头可用一字型螺丝刀连线。

串行通讯

RS-232C：2 个接口（前后各 1 个）、USB：1 个接口标准品误差修正设定星期、间隔和次数、待机时间、超极限次数、初始修正
值、标准品误差修正极限、循环次数误差取样修正、取样修正极限、取样数其它显示功能

显示异常信息、显示排除故障方法、I/O 监控、频道
名称、OK･NG 计数、其它确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU 动作等

快速安装支架可通过前面的 2 个螺钉简单地进行本体的安装和拆卸。既使安装在狭窄的空间内，维护保养也容易。

■空气回路图(智能空气回路 2 型)

■规格一览
差压
*１显示
单位分辨率

0.1 Pa精度保证范围
精度±1000Pa

传感器耐压

5 MPa

测试压

kPa，MPa(国外用非 SI 单位 kg/cm２, PSI, bar 等)

泄漏量Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa･m3/s,
E-3 Pa･m3/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(国外用非 SI 单位 mmH2O, mmHg, inH2O 等)

等效内容积

mL, L
(国外用非 SI 单位 in3, ft3)

空气源

±2.5% of rdg ±1 Pa ,但 50 Pa 以下为±2 Pa泄漏量显示

3 ~ 5 位(小数点浮动)、 采样频率: 10 次/ 秒

泄漏极限±999.9Pa 以下频道数32 个(00 ~ 31 ch)

时间设定999.9 秒 (分辨率 0.1 秒)
AC100～240V±10%, 50/60Hz,80VA max

温 度

使用温度: 5～45 ℃
保存温度: -20～60 ℃

湿80 %RH 以下，但不结露度设定驱动压通过仪器上的驱动压用过滤器调压阀设定：设定范围
400～700kPa

配管连接口径Rc1/4（测试压源、测试品配管、标准品配管）
Rc1/4（驱动压源）

RS-232C
2 个接口(D-SUB9 pin)

USB 接口电源使用远高于测试压及驱动压的洁净空气。

标准附件I/F 固定长输出
ID/F 固定长输出

能同时输出泄漏数据和设定值

T/F 固定长输出只输出泄漏数据。

其它其它的格式

数据保存

判断结果、泄漏值、修正值、
测试压、CH#、时间等

设定值下载

csv 文件

测试压用油雾分离器和调压阀（除 H20、H49）、
驱动压用过滤器调压阀、快速安装支架、电源线、I/O 控制接头、检查报告、操作说明书约 10 kg (标准规格)

重量*1 差压传感器量程±10kPa（D4）除外■型号

LS-R902(A B C.D.E)

A空气回路

B测试压范围

C选配DE

显示单位及其它电源线

NOTE：CE 宣言不含调压阀、电子调压阀、电源线。

型号中的符号 A、B、D、E 是必需的。

A1：智能空气回路 1 型、 A2：智能空气回路 2 型、AS1：小容积测试品 A 1 回路、 AS01：微小容积回路、 C：外压检出式回路
M: 50 ~ 800kPa、L: 10 ~ 100kPa、L02：5 ~ 20kPa、V：-5 ~ -100kPa、H20: 2.0MPa 以下 *1、
H49: 4.9MPa 以下 *1
电子调压阀
MR: 50 ~ 800kPa、LR: 10 ~ 95kPa、VR: -5 ~ -75kPa
G: 对应外部排气阀 *2、J: 对应泄漏标准孔、K05: 配置 ALC-05、K1: 配置 ALC-1、K4: 配置 ALC-4、K10: 配置 ALC-10、B: 对应旁路(无调压阀和过滤器)、B1: 对应旁路(有调压阀)、PV1: 连成压测试压传感器、F1: 吹气孔 Ø1.2 *3、R1: 電空対応 *4、
RX02: 尼龙过滤器(驱动压侧)、RX03: 尼龙过滤器(测试压和驱动压)、RX06: 更换过滤器、RX09: 温度补偿(对应 TCU 装置的接口)、RX10: 温度补偿(对应 TCU 装置的接口+ TCU 装置 1 套)、
RX11: 100 个频道、N3: CC Link、N5A: EtherNet/IP、N6A: PROFINET、D4: 差压传感器量程±10kPa、PX1: 螺丝 NPT 规格
精密调压阀

UX1：SI 单位、UX2：所有单位(仅限海外)、UX3: 对应 UL 规格
VA：附带 125V 3m 电源线、 VE：附带 250V 2m 电源线、VK：附带 AC250V 2m 电源线(中国专用)*1 H20、H49H20 和 H49 不附带调压阀。
*2 基本上是标准规格。如果是外压检出式回路(C)、或测试范围为负压(V/VR)，则无法选择。

*3 微小容积回路(AS01)时是标准规格。
*4 精密调压阀时可选择。

■外观3温度补偿*1（选配）调试的时间大幅削减 50%以上(与本公司旧产品相比)对环境/产品等的温度进行取样，导出最适合的修正值。

选择 RX10 时的主要仪器和附件

测试品侧温度传感器夹具侧温度传感器

TCU-900

温度传感器延长线对应工业现场总线*1（选配）节省配线，方便了与 PLC 的连接。
测试结果也可以向网络输出。

服务器

不需要 I/O 配线 ➡ 用专用接口连接
*1 选配温度补偿及对应工业现场总线时，不对应 CE 或 UL 标准。

空气测漏仪外部配件
泄漏标准孔/校正器

特殊定制接头

LM-1CQLC

标准罐
LC

气动元件

旁路装置

I/O 转换通讯线PC Link 4NL 切换阀
G3 外部排气阀※本产品介绍内容编写于 2024 年 4 月，有可能在不经过预告的情况下修改规格。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL.0573-82800886 FAX.0573-82800882
http://w w w .cosmo-k.net.cn/
上海:TEL. 021-5228-0971，021-5228-0972

4

天津:TEL.022-2628-6748
广州:TEL.020-6120-5933
重庆:TEL.023-6172-5071
长春:TEL.0431-8876-2711
武汉:TEL. 027- 8488-5768

FAX.022-2628-8468
FAX.020-6120-5932
FAX.023-6172-5073
FAX.0431-8587-3017
FAX.027-8488-9768

总公司〒192-0032东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357
FAX(042)646-2439
http://w w w .cosmo-k.co.jp/
LS-R902-985C1-D