PyroMiniBus(パイロミニバス）放射温度計

MODBUS（モドバス）による多チャンネルシステム
主な特長• RS485MODBUS（モドバス）通信対応の小型非接触放射温度計測定システム• 放射温度計のコンフィギュレーション（設定）、温度表示、Alarm(警報）出力及びデータロギング可能• 低価格、６チャンネル対応バージョンの PM180を使用し、MODBUSマスター又はスレーブ接続を使用しますと大規模なシステム構築可（オプション）• MODBUSネットワークにはPyroMiniBusセンサを含めて最大247台のスレーブユニットの接続でき、省配線効果大• 別売のオプションのユニット使用により警報出力リレー及びアナログ出力も可• センサの使用周囲温度、120℃• EMC 規格準拠
PM180 をMODBUS（モドバス）
マスタとして最大6台のPyroMiniBusセンサ

PM180
タッチスクリーン
表示・データロギング
ユニット

M-7061
M-7024リレー出力
アナログ出力モジュール
モジュール（オプション） （オプション）

PyroMiniBus（パイロミニバス）は小型放射温度計
センサとオプションの表示器で構成された工業用非接触放射温度計システムです。

電源ユニット

非接触放射温度計が要求される工業用アプリケー
ションに最適、測定温度範囲は-20°
C から 1000°
Cです。保護等級IP65, ステンレス 316 容器採用、工業用EMC規格に準拠しています。
用途として食品、紙、厚手で樹脂フィルム、アスファルト、塗料、バルク材及び有機材料などがあります。
堅牢丈夫
PyroMiniBus（パイロミニバス）の使用温度は最高120°
C まで使用可能、冷却は不要です。

PMBHUB(オプション）
分岐端子台
MODBUS（モドバス）対応のPLC/DCS制御又はSCADAシステムへ* 最大 6台の出力モジュールを1台のPM180に接続可能

PM180 をMODBUS（モドバス）
スレーブとして最大６つの放射温度計と６つの出力モジュール

MODBUSマスタ
例：制御室のSCADAなど

その他のMODBUS
機器

PM180
#1

最大６つの放射温度計 最大６つの放射温度計と６つの出力モジュール と６つの出力モジュール

PM180
#2

PM180
#247

小型センサヘッド
センサのサイズは長さ45mmと小さく、狭い場所に設置できます。
コンフィギュレーション（設定）可能
オプションののPM180インターフェースモジュールには最大 6台センサが接続可能です。PM180モジュールは温度表示、センサのコンフィギュレーション（設定）、大容量のデータロギング（microSDカード使用）に使用できます。
またオプションでアナログユニット及びAlarm（警報）出力ユニットも提供しています。
低コスト
PM180モジュールには最大6台のセンサが接続できますのでコストを低減した放射温度計システムを構築できます。
ネットワーク構築可能
RS485を使用したMODBUS（モドバス）SCADA又はPLC（制御システム）にPM180モジュールを接続しますと6か所以上の温度計測が可能となり、同じネットワークで数百か所の温度計測が実現できます。

RS485
247台のそれぞれのPM180ユニットは主ネットワーク上ではスレーブユニットです。
それぞれのPM180には6台のPyroMiniBusセンサが接続されます。

CALEXテクノロジー株式会社

https://calextechnology.com℡045-228-9447/fax045-228-8466

1/4

主な仕様PM180 インターフェースモジュール仕様

PYROMINIBUS（パイロミニバス）
センサの仕様測定温度範囲インターフェース
精度

適合センサ型式-20°
C ～ 1000°
C
RS485 Modbus RTU
読値の±1% 又は ±1ºC のどちらか大きい方の値
読値の± 0.5%又は ± 0.5ºCどちらか大きい方の値
0.2 ～ 1.0
125 ms (90% 応答)
8 ～ 14 μm
6 ～ 28 V DC
50 mA max.
9600 baud *8 data bits, no parity, 1 stop bit *繰り返し精度
放射率設定
応答時間, t90
測定波長
電源電圧
供給電流
ボーレート
フォーマット

表示部
供給電圧最大供給電流
コンフィギュレーション（設定）パラメータ (global)
コンフィギュレーション（設定）パラメータ (チャンネル毎）
Alarm(警報）コンフィギュレーション（設定）
温度の単位
温度の分解能信号処理
表示サンプリング期間* 要望により他の設定も可能

コンフィギュレーション（設定）コンフィギュレーション（設定）方法

PM180タッチスクリーン経由又は直接RS485 Modbus経由
コンフィギュレーション（設定）パラメ 放射率設定、平均化, 反射エネルギ
ーター補正

機械仕様

データロギング

データロギング間隔
MicroSD Card
内蔵時計の電池
ロギング変数
ファイルフォーマット
コンフィギュレーション（設定）パラメータ

材質
外形寸法
取付ネジ

ステンレス
18 mm 径 x 45 mm 長
M16 x 1 mm ピッチ

ケーブル長
重さ
（ケーブル含む）

1m (要望により、長いケーブルも可能）
85 g

機械仕様

IP65
0ºC to 120ºC、但しPMBXCFは70℃まで95% max. non-condensing

外形寸法

センサ環境仕様
保護等級
使用周囲温度
相対湿度

材質
電気接続部

PyroMiniBus (全ての型式), PyroBus (全ての型式), PyroMini (-BB と -BRT 型式)2.83” (72 mm) 抵抗式タッチスクリーン
TFT, 320 x 240 pixels, バックライト付
10 ～ 30 V DC
100 mA
温度単位、日付、時間、データロギング、グラフ、Alarm(警報）ロギング
信号処理、放射率、反射エネルギー補正、Alarm(警報）、MODBUS（モドバス）
アドレス
12 警報 (センサ当たり2つ、レベル調整可能) 、個別に個別にHI又はLOに設定可°
C 又は °
F 選択
0.1°
間隔を調整して平均化可能
センサ毎に120 ms(6つのセンサの合計：720 ms )1 ～86,400 秒 (1 day)
最大容量: 32 GB（別売）1 x BR 1225 3V (別売)
測定対象物温度、センサ温度及び警報イベント.csv (Excelにインポート可)
サンプリング期間、サンプリング回数、開始と停止の日時と時間のスケジューリング

アルミダイキャスト
着脱可能端子台, 配線サイズ：28 AWG～
18 AWG
98(w) x 64(h) x 36(d) mm（ケーブルグランドを除く）
280 g

重さ

環境仕様

保護等級
使用周囲温度
相対湿度

規制・規格

RoHS 指令に適合、電磁環境要件適合： EN61326-1, EN61326-2-3
Requirements - Industrial)

IP650°C to 60°
C
最大 95%, 結露しないこと

EMC

OPTICS： 測定距離と測定径の比（D/S比）
測定対象の径とセンサヘッドからの距離の比(90%エネルギー)

D:S 2:1

11.961.90100111.9200

測定距離と測定径の比（D/S比）mmPMB21

CALEXテクノロジー株式会社

測定距離と測定径の比（D/S比）インチ

000.539.4

1.52.5
D:S 20:1

11.9019.7

Spot Dia.
(inches)

2.40.5測定距離と測定径の比（D/S比）インチ

36.9
500

61.9
1000

測定距離と測定径の比（D/S比）mm

PMB201

https://calextechnology.com

スポット径(mm)84.4

Spot Dia.
(inches)

4スポット径(mm)

スポット径(mm)Spot Dia.
(inches)

測定距離と測定径の比（D/S比）インチ
020.140.511.9
03.5
507.9250200

測定距離と測定径の比（D/S比）(mm)

PMBXCF℡045-228-9447/fax045-228-8466

2/4

PM180モジュール、6チャンネル用タッチスクリーンターミナル• 最大6台のセンサのコンフィギュレー
ション（設定）、温度表示及びデータロギング• MODBUS（モドバス）マスタまたはスレーブユニットとして使用可能• 大容量のデータロギング可能（microSDカード搭載）• 高輝度のタッチスクリーン採用（バックライト付）• オプションのICP DASユニットの使用
によりアナログ出、Alarm（警報）リレー出力が可能• 2-チャンネルごとの温度チャートのスクロール• 表示言語：英語、日本語及び中国語
PM180モジュール、タッチスクリーンショット例

分かりやすいタッチスクリーンインターフェース
6チャンネル全てが同時に表示、コンフィギュレーション（設定）可能温度異常の際はそのチャンネル毎に赤色に変化します。

温度グラフ表示
２つのチャンネル毎に温度データをスクローリング

設定はパスワード保護
タッチスクリーンを使用して、各センサとPM180モジュール自身のコンフィギュレーション（設定）可能

データロギング
測定開始時間の設定、,ワンタッチでデータロギングの停止と開始、microSDカード（別売）に温度データとAlarm(警報）データを保存可能

CALEXテクノロジー株式会社

https://calextechnology.com℡045-228-9447/fax045-228-8466

3/4

外形寸法図PM180 (6チャンネル、タッチスクリーン）
98
86

Modbusスレーブ

64

2 x 取付穴M4
CSK ネジ
ModbusマスタØ 18.6

Standard
length:1000

3645

133612

Ø 4048PMBHUBジャンクション・ボックス
11 AF
13-1518Ø 29

センサヘッド側

取り外し可
スピゴット：
201型のAPSN用21型の APSWには取付なし

エア吹き出し側2518

41/8" BSPエア導入口

1819-24

ネジ M16x 1 mm

Ø 18

エアパージカラー

着脱可能
端子台
17 AF

取り付けナット(付属)PMB センサヘッド

50

ネジ M16x 1mm (メスネジ）*材質：アルミナ

単位：mm

17 AF
着脱可能
ネジ端子台
19-24

PMBHUB ジャンクション・ボックス仕様
材質

アルミダイキャスト

配線端子台
重さ
保護等級
寸法

着脱可能端子, 28 AWG ～ 18 AWG
250 g
IP65
PM180と同じサイズ

型式記号の説明PMB

PM180 アクセサリ

201

PM180用AC汎用電源：PM180MA

Field of view
21 = 2:1 divergent optics
201 = 20:1 divergent optics
XCF = Close Focus optics (3.5 mm spot
diameter at 50 mm distance)
Series
PMB = PyroMiniBus sensor

PM180

データロギング用MicroSD：MSD

12-チャンネルのMODBUSリレー出力ユニット：M-7061
4-チャンネルのMODBUS電圧又は電流出力：M-7024

センサ用アクセサリ

6-channel touch screen terminal with data logging

センサのアクセサリについて：
IP65 、６つセンサ用ジャンクション・ボックス：PMBHUB
可動センサ取付金具：ABS; センサ固定金具：FBS

エアパージカラー：APSW (2:1用）;
APSN (15:1/20:1/30:1 & フォーカスセンサ用）*材質：アルミナ

レーザー位置決めツール

エアパージカラー

2軸可動取付金具
ABS

1軸可動取付金具

センサ延長ケーブル：PMBCE

PM180/PMBHUB間ケーブル：PMBSC-nM

PyroMiniセンサ/PMBHUB間延長ケーブル：PMBSCPM-nM
位置決め用レーザーツール：LSTS

位置決め用レーザーツール（固定又は可動金具付き）：
DLSBFS / DLSBAS
PM180又はタッチスクリーンユニット取付金具：PMK

センサ保護窓：PWS（樹脂製）；SIWS(シリコン製）
校正証書：CALCERT-A, UKASトレーサビリティ

CALEXテクノロジー株式会社

https://calextechnology.com℡045-228-9447/fax045-228-8466

4/4