General Catalog

COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

世界に躍進するコスモ計器

信頼の技術でCosmo will always be the best solution to you.With the unique
エアリークテスターは気密を要する部品、または完成品の漏れを、空気圧を加えるか、もしくは真空に排気することによって微差圧変化を検出し良否の判定を与える自動漏れ検査機です。
コスモ･エアリークテスターの特長● 高い漏れ検出力

漏れによる微差圧を独自の解析システムにより高感度に検出、微小な漏れも短時間で判定できます。

● 故障の少ない空気回路システム

独自開発の高耐圧差圧センサーやバルブを内蔵、空気回路のセルフチェック機能も充実しています。

● ワールドワイドサポート体制

国内のみならず海外各地で専門スタッフによるビフォアー&アフターサービスが受けられます。

The air leak tester is an automated leak-detecting device. It detects leaks from finished products or parts（Work）that must be air-tight by applying pressure or discharging air intoa vacuum and then measuring the differential pressure change. Upon completion of the test, the air leak tester gives Pass/Fail judgment.
Features of Cosmo air leak testers
●

●

●

2

High leak-detection performance
Quickly able to detect even minor pressure difference caused by very small leaks, with our unique analysis system.
Practically trouble-free pneumatic circuit system
Equipped with our unique pressure-tight differential pressure sensor and valves as well as a self-check function for the pneumatic circuit.
Worldwide support system
Supported by before- and after-sales services by our specialist staff inside and outside Japan.

あらゆる産業の漏れ検査ニーズにお応えしますand innovative technologies in the Leak Testing Industry.

あらゆる産業の「漏れ検査ニーズ」に、トータルかつ高度にお応えします。

1

品質向上の提案● 漏れ検出力の向上● データの記録が可能● 漏れ規格の定量化● トレースの確保

2

生産性向上の提案

3

コスト低減の提案● 自動化の達成● 作業環境の改善● 設備コスト低減● 操作が容易● 検査時間の短縮● ランニングコスト低減 ● 乾燥工程が不要● クレームの低減

Providing “Total” and “Sophisticated” solutions to meet and exceed all industrial “air leak needs”.

Advantages of using Cosmo’s leak testers
1.Quality improvement

Improved leak detectability● Quantification of leak specifications● Data recording● Traceability●

Cosmo’s leak testers prevent leaks from being overlooked and provide higher test accuracy than water immersions.

2.Improved productivity

System automation● Easy operation● Improved operation environment● Shortened test time●

3.Cost reduction

Reduced running costs
Minimized customer complaints● Reduced facility costs● No drying process needed●●3

高機能グローバル対応型エアリークテスター Sophisticated and Versatile Air Leak Tester

LS-R902
差圧式エアリークテスター

Differential Pressure Decay Air Leak Tester

アイコン表示で直観操作、だれでもすぐに使える
Easy-to-navigate and intuitive interface with simple menu configuration

ALC仕様

表示言語切り替え機能

ALC model

和・英・中・韓・スペイン語・ドイツ語・ポルトガル語が選べます。
User selectable multi-language capability
Selectable from English, Japanese, Chinese, Korean, Spanish,
German and Portuguese.

USBポートでデータ収集が簡単に
USB Port for easy test data management

テスト圧•差圧（リーク量）の波形モニター機能

高精度の検出を実現するマスタリング機能

Waveform Measurement Display

Mastering feature provides highly accurate test results

波形空気回路診断

産業用ネットワーク（オプション）

テスターを含まない空気回路の異常をチェック

Fieldbus (Option)

Blockage Check for peripherals
Detects blockage of select valves and exhaust valves

初期設定のアシストを行う自動セットアップ機能

I/O 配線は不要 ➡ 専用コネクターで接続
I/O wiring not needed ➡ Dedicated connector used

Automatic Setup feature assisting initial test parameter programming

計測画面6種類切替可能

各種設定画面

クイックアクセスにより操作性向上

Selectable Measurement Screens

Settings Menus

Improved Operability by Quick Access

外 観 External Appearance
282

382

MAX 160COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

203

AIR LEAK TESTERLS-R902

200

4

40.5

300

（mm）

・Full-color LCD 5.7-inch touch-screen・Sensor Protection

・排気干渉防止・Intelligent Pneumatic Circuit・Exhaust Interference Prevention

・K(Ve)測定機能

・チャージホールド・K（Ve）Automatic Setup

・Charge Hold・リークリミット設定機能

・RS-232C

・Leak Limits

・RS-232C

・電空制御機能・USBポート・Electro-pneumatic Regulator・USB Port・ノイズリダクション機能

・マスタリング設定

・Noise Reduction

・Mastering Settings

・ドリフト学習補正機能・クイック取付金具

・Drift Compensation

・Quick Mounting Brackets

・セルフチェック機能・コントロールI/Oポート

・Self-Check

・Control I/O

仕様一覧

Serial Communication

Specifications
Resolution: 0.1 Pa

等価内容積mL, L（海外用非SI単位 in3, ft3）
3〜5桁（浮動小数点）、サンプリングレイト10回/秒

UNIT

表示単位

リーク量表示Leak

Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m3/s, E-3 Pa·m3/s,
Pa/s, Pa/min *Pa/s, *Pa/min(mmH2O, inH2O, mmHg, in3/min, in3/d, , ft3/h)
mL, L（in3, ft 3 ）K（Ve）

3 to 5 digits (Floating point) Sampling Rate: 10 times/s

リークリミット ±999.9Pa以下

Leak Limit Range±999.9 Pa or lessチャンネル数

32チャンネル（00〜31）

Number of Channels 32 channels (#0 to #31)

タイマー設定999.9 秒（分解能0.1秒）

TimersUp to 999.9 s (Resolution: 0.1 s)

電 源AC100〜240V±10%, 50/60Hz,80VA max

Power Source

100 to 240 VAC ±10% at 50/60 Hz, 80 VA max

使用温度

5〜45 ℃

Operation Temperature 5 to 45°C

湿 度

80 %RH以下、ただし結露なきこと

Humidity

80 %RH or less / No dew condensation

質 量約10 kg（標準仕様）

WeightApprox. 10 kg (Standard model)

空圧源

クリーンエアーを使用。元圧はテスト圧及びパイロット圧より高い圧力が必要。

Test Pressure source

Clean air regulated to the test pressure.
The source pressure must be sufficiently higher than the test pressure.

パイロット圧設定設置搭載されているパイロット用フィルターレギュレーター
で設定 ： 設定範囲400〜700kPa

Pilot Pressure

Clean air regulated from 400 to 700 kPa

配管接続口径Rc1/4（テスト圧源、ワーク配管、マスター配管）
Rc1/4（パイロット圧源）

Tube Diameter

Rc(PT) 1/4 (Test pressure, Pilot pressure, Work and Master ports)

RS-232C
Serial Communication
2 ports(D-sub 9 pins)

I/F fixed length
ID/F fixed length

Test parameters are transmitted as wellas test results.

T/F fixed length

Only test results are transmitted

Other formats

Other formats

Test Data

Judgment, Leak, Compensation value,
Test pressure, Channel#, Timers, etc

l/F固定長出力
RS-232C
ID/F固定長出力
2ポート（D-SUB9ピン） T/F固定長出力
その他
USBポート

データ保存

その他のフォーマット

CSVファイル

国内用: 定格125V/7A、長さ3m
輸出用: 定格250V/10A、長さ2m (CE 適合品)

Test parameters
Standard
Accessories

Power Cable

Copying test parameters: CSV file

For Japan: Rating: 125VAC/7A Length: 3m
For overseas: Rating: 250VAC/10A
Length: 2m (CE conformed)

Control I/O connector, Inspection Record of the product,
Calibration Certificate of the standard, Operation manual CD*1 Except D4 (Differential Pressure Sensor Range: 10 kPa)

LS-R902（ABC.D.E）A、B、D、E は必須項目です。A, B, D and E in the model notation are mandatory.
Pneumatic
Circuit

M: 50〜800kPa、L: 10〜100kPa、
精密
L02：5〜20kPa、V：-5〜-100kPa、レギュレーター
H20: 2.0MPa以下 *1、H49: 4.9MPa以下 *1

A1: Intelligent 1 Pneumatic Circuit, A2: Intelligent 2 Pneumatic Circuit,
AS01: Micro Volume Circuit, AS1: Small Volume A1 Circuit,
C: Secondary Pressure Circuit

B

Test
Pressure
Range

Precision
Regulator

M: 50 to 800 kPa, L: 10 to 100 kPa, L02: 5 to 20 kPa,
V: -5 to -100 kPa, H20: 2.0 MPa or less*1,
H49: 4.9 MPa or less*1

E/P Regulator

MR: 50 to 800 kPa, LR: 10 to 95 kPa, VR: -5 to -75 kPa

B

テスト
圧範囲

電空
MR: 50〜800kPa、LR: 10〜95kPa、レギュレーター VR: -5〜-75kPa

Units and
Others

UX1: SI units only, UX2: All units (For overseas only), UX3: UL Certification

E

電 源 VA：125 V電源ケーブル 3 m、VE：250 V電源ケーブル 2 m、ケーブル VK：AC250V 2mケーブル付属(中国専用)

E

Power
Cable

VA: 125 VAC 3 m, VE: 250 VAC 2 m,
VK: 250 VAC 2 m (Only for Chinese customers)*1：H20 、H49 にはレギュレーターは付属しません。*2：基本的に標準仕様です。外圧検出式回路(C) 、又はテスト圧範囲が負圧(V ・VR)の場合は選択出来ません。*3：微小容積用回路(AS01) の場合、標準仕様です。*4：精密レギュレーターの場合、選択可能です。*5：オプションの（温度補正）
対応の場合は、
CE ・UL
非対応になります。*6：オプションの（産業用ネットワーク）
対応の場合は、CE 対応、
UL 非対応になります。

*1 H20 and H49 models come with no regulator. *2 Standard specification. Not selectable for Secondary
Pressure Circuit (C) and for Vacuum (V, VR). *3 Standard specification for Micro Volume Circuit (AS01).
*4 Selectable for precision regulators.*5 Option RX09 and RX10(Temperature Compensation) are but
not compliant with CE and UL requirements. *6 Option Fieldbus is compliant with CE but not compliant
with UL requirements.

5

海外拠点

D

UX1：SI単位、UX2：全単位(海外のみ)、UX3: UL規格対応

Global Support

表示単位
その他

サービスと
品質管理

D

Service and Quality

Options

FunctionC

G: External Exhaust Valve Ready *2, J: With CAL Driving Valve For Leak Master,
K05: Come with ALC-05, K1: Come with ALC-1, K4: Come with ALC-4,
K10: Come with ALC-10,
B: Bypass Circuit Ready without Precision Regulator and Filter,
B1: Bypass Circuit Ready with Precision Regulator,
PV1: Pressure/Vacuum Pressure Sensor, F1: Blow Orifice Φ1.2 *3,
R1: E/P Regulator Ready (With EP Connector) *4,
RX02: Nylon Filter Housing (Filter for the pilot pressure),
RX03: Nylon Filter Housing (Filter for the pilot pressure and test pressure),
RX06: Pilot Pressure Port Comes with Filter Only, RX09: TCU ports (IN, OUT) *5,
RX10: TCU ports (IN, OUT) + TCU (Temperature Compensation Unit),
sensors and cables sold as a set, *5
RX11: 100 Channels, N3: CC Link*6、N5A: Ethernet/IP*6,
N6A: PROFINET *6, D4: DPS Range: 10 kPa, PX1: NPT Fittings

各種機能説明C

G: 外部排気弁対応 *2、J: リークマスター対応、K05: ALC-05付、
K1: ALC-1付、K4: ALC-4付、K10: ALC-10付、B: バイパス対応(レギュレーター・フィルターなし)、
B1: バイパス対応(レギュレーター付)、
PV1: 連成圧Pセンサー、F1: ブローオリフィスØ1.2 *3、
R1: 電空対応 *4、RX02: ナイロンフィルター(パイロット圧側)、
オプション
RX03: ナイロンフィルター(テスト圧とパイロット圧)、
RX06: フィルター交換、RX09: 温度補正(TCUユニット対応) *5、
RX10: 温度補正(TCUユニット対応+ TCUユニット一式) *5、
RX11: 100チャンネル、N3: CC Link*6、N5A: EtherNet/IP*6、
N6A: PROFINET*6、D4: 差圧センサーレンジ ±10kPa、
PX1: ネジNPT仕様

Leak Test MethodA

リークテスト方式

A1: インテリジェント1回路、A2: インテリジェント2回路、A 空気回路 AS01: 微少容積用回路、AS1: 小容積用A1回路、C: 外圧検出式回路

周辺機器

I/O コネクター、製品の検査成績書、標準器の校正証明書、取扱説明書CD※１：圧センサーレンジ ±10kPa(D4)除く■型 式

USB Port

Peripheral Equipment

電源ケーブルリークデータのみの出力。
判定結果、リーク値、補正値、テスト圧、CH#、時間、他

設定値書き出し標準付属品

リークデータのほかに設定値も同時に出力されます

トレーサガス検知式
リークテスター

Leak Display

Other Instruments

mL/min, L/min, mL/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min,
Pa･m3/s, E-3 Pa･m3/s, Pa, kPa（海外用非SI単位mmH2O, mmHg, inH2O,その他）

kPa, MPa (PSI, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg)

導入例︑その他の計測器

リーク量

Sensor Proof Pressure: 5 MPa
Test Pressure

流量式
リークテスター

kPa，MPa（海外用非SI単位kg/cm２, PSI, bar, その他）

※1 Reading Accuracy: ±2.5% of rdg ±1Pa 50Pa or lower: ±2Pa

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

テスト圧

※1 センサー過圧 5 MPa

Accuracy Guaranteed Range: ±1000 Pa

Differential Pressure
SensorFor Special Purposes±2.5% of rdg ±1Pa、但し50Pa以下は±2Pa

特殊用途
リークテスター

精度

Separate Type

圧

精度保証範囲 ±1000Pa

0.1 Paセパレート式
リークテスター差

分解能

For Sealed Work・センサー保護機能

・インテリジェントエア回路

密封品用
エアリークテスター

・5.7インチタッチパネルカラー液晶

Standard Type

Other Features

スタンダードエアリークテスター

その他の機能一覧

高機能スタンダード型エアリークテスター

Sophisticated Standard Air Leak Tester

LS-R700
差圧式エアリークテスター

Differential Pressure Decay Air Leak Tester

高機能と使い易さを追求
Air Leak Tester that is Sophisticated yet Easy-to-Use

アイコン表示で直観操作、だれでもすぐに使える
Easy-to-navigate and intuitive interface with simple menu
configuration

和・英・中表示言語切り替え機能
User selectable multi-language capability: English, Japanese andChinese

テスト圧•差圧（リーク量）の波形モニター機能
Waveform Measurement Display

USBポートでデータ収集が簡単に

高精度の検出を実現するマスタリング機能

USB Port for easy test data management

Mastering feature provides highly accurate test results

アイコン表示のメニュー画面

計測画面3種類切替可能

分かりやすいガイダンスバー

Easy-to-navigate configuration with icons

Selectable Measurement Screens

Guidance Bar

外 観 External Appearance
195

304.7

250.2

COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

AIR LEAK TESTERLS-R700

150

6

（mm）

・Color LCD 3.5-inch

・Sensor Protection

・排気干渉防止・Intelligent Pneumatic Circuit・Exhaust Interference Prevention

・K(Ve)測定機能

・チャージホールド・K(Ve) Automatic Setup

・Charge Hold・リークリミット設定機能

・RS-232C

・Leak Limits

・RS-232C Serial Communication

・電空制御機能・USBポート・Electro-pneumatic Regulator・USB Port・ノイズリダクション機能

・マスタリング設定

・Noise Reduction

・Mastering Settings

・ドリフト補正機能

・クイック取付金具

・Drift Compensation

・Quick Mounting Brackets

・セルフチェック機能・コントロールI/Oポート

・Self-Check

・Control I/O

仕様一覧

Specifications
0.1 PaResolution: 0.1 Pa

圧

精度※1 ±2.5% of rdg ±1Pa、ただし50Pa以下は±2Pa

Differential Pressure
Sensor

センサー過圧 5 MPa

Accuracy Guaranteed Range: ±1000 Pa※1 Reading Accuracy: ±2.5% of rdg ±1Pa 50Pa or lower: ±2Pa
Sensor Proof Pressure: 5 MPa

Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m3/s, E-3 Pa·m3/s, Pa/s, Pa/min,

mL, L（海外用非SI単位 in3, ft3）

K（Ve）

4桁、サンプリングレイト10回/秒

Leak Display

4 digits / Sampling Rate: 10 times/s

Leak Limit Range±999.9 Pa or less

リークリミット 標準:±999.9Pa以下
32チャンネル（00〜31）
チャンネル数mL, L (in3, ft3)

Number of Channels 32 channels (#0 to #31)

999.9 秒（分解能0.1秒）

TimersUp to 999.9 s (Resolution: 0.1 s)

電 源AC100〜240V±10%, 50/60Hz,70VA max

Power Source

100 to 240 VAC ±10% at 50/60 Hz, 70 VA max

使用温度

5〜45 ℃

Operation Temperature 5 to 45°C

湿 度

80 %RH以下、ただし結露なきこと

Humidity

80 %RH or less / No dew condensation

質 量約10 kg（標準仕様）

WeightApprox. 10 kg (Standard model)

空圧源

クリーンエアーを使用。元圧はテスト圧及びパイロット圧より高い圧力が必要。

Test Pressure source

Clean air regulated to the test pressure.
The source pressure must be sufficiently higher than the test pressure.

パイロット圧設定設置搭載されているパイロット圧用フィルターレギュレーター
で設定： 設定範囲400〜700kPa

Pilot Pressure

Clean air regulated from 400 to 700 kPa

配管接続口径Rc1/4（テスト圧源、ワーク配管、マスター配管）
6mmワンタッチジョイント（パイロット圧源）

Tube Diameter

Rc1/4 (Test pressure, Work and Master ports)
6mm one-touch joint (Pilot pressure)l/F固定長出力

ID/F固定長出力RS-232C（D-SUB9ピン） T/F固定長出力

USBポートリークデータのみの出力。

その他

その他のフォーマット

データ保存

判定結果、リーク値、テスト圧、CH#、
時間、他

設定値書き出しCSVファイル

I/O コネクター、製品の検査成績書、標準器の校正証明書、取扱説明書CD※１：ワイドレンジ（D4）の差圧表示の精度は、± 5% of rdg ±0.01 kPa 、但し0.2 kPa以下は±0.02 kPa

USB Port

I/F fixed length
ID/F fixed length

Test parameters are transmitted as well as
test results.

T/F fixed length

Only test results are transmitted

Other formats

Other formats

Test Data

Judgment, Leak, Test pressure, Channel#,
Timers, etc

Test parameters

Standard
Accessories

Power Cable

Copying test parameters: CSV file

For Japan: Rating: 125VAC/7A Length: 3m For overseas:
Rating: 250VAC/10A Length: 2m (CE conformed)

Control I/O connector, Inspection Record of the product,
Calibration Certificate of the standard, Operation manual CD*1 For the option D4: DPS 10kPa, the reading accuracy is 5% of rdg ±0.01 kPa. However,±0.02 for 0.2 kPa or lower.

Leak Test Method

LS-R700（ ① ② ③
路

圧 力
レンジ

A1：インテリジェント1回路、 A2：インテリジェント2回路、
AS1：小容積ワーク用インテリジェント1回路、
AS01：微少容積ワーク用回路、 C：外圧検出式回路

レギュレーター

J：リークマスター対応、
B：バイパス対応(レギュレーター・フィルター無)、B1：バイパス対応(レギュレーター付)
D4：差圧センサーレンジ±10kPa、
W：ストップバルブ開閉確認SW、PX2：充電式バッテリー(CE 非対応)③

Options

VA：AC125V 3mケーブル付属
VE：AC250V 2mケーブル付属
VK：AC250V 3mケーブル付属（中国専用）④Power Cable*1：H20にはレギュレーターは付属しません。

L02: 5 to 20kPa, L: 10 to 100kPa,
M: 50 to 800kPa, V: -5 to -100kPa,
H20: 2.0MPa or lower *1

EP Regulator Model

LR: 10 to 95kPa、MR: 50 to 800kPa,
VR: -5 to -75kPa

J: Leak Master Ready,
B: Bypass Circuit Ready (without Precision Regulator and filter),
B1: Bypass Circuit Ready (with Precision Regulator),
D4: Differential Pressure Sensor Range: ±10 kPa,
W: Come with Stop Valve
Open/Close Check Switch,
PX2: Rechargeable Battery (CE not conformed)
VA: 125VAC, 3m
VE: 250VAC, 2m
VK: 250VAC, 3m（Only for Chinese customers）*1: H20 does not come with a regulator.

7

海外拠点

電 源
ケーブル

LR：10〜95kPa、MR：50〜800kPa、
VR：-5〜-75kPa

Precision
Regulator Model

Global Support④

Test Pressure
Range

A1: Intelligent 1, A2: Intelligent 2, AS1: Small Volume A1 Circuit,
AS01: Micro Volume Circuit, C: Secondary Pressure Circuit

サービスと
品質管理

③ オプション

②

Pneumatic
CircuitService and Quality

電空レギュレーター

L02：5〜20kPa、 L：10〜100kPa、
M：50〜800kPa、 V：-5〜-100kPa、
H20：2.0MPa以下 *1①

Function②

回）

各種機能説明①④

リークテスト方式

■型 式

周辺機器

国内用: 定格125V/7A、長さ3m
電源ケーブル
輸出用: 定格250V/10A、長さ2m (CE 適合品)

RS-232C Serial
Communication
2 ports(D-sub 9 pins)

Peripheral Equipment

標準付属品

リークデータのほかに設定値も同時に出力されます。

トレーサガス検知式
リークテスター

タイマー設定Other Instruments

等価内容積
リーク量表示導入例︑その他の計測器*Pa/s, *Pa/min (mmH2O, inH2O, mmHg, in3/min, in3/d, , ft3/h)

流量式
リークテスターLeak

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection TypemL/min, L/min, mL/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min,
Pa･m3/s, E-3 Pa･m3/s, Pa, kPa（海外用非SI単位mmH2O, mmHg, inH2O,その他）

kPa, MPa (PSI, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg)

For Special Purposes

リーク量

Test Pressure

特殊用途
リークテスター

kPa，MPa（海外用非SI単位kg/cm２, PSI, bar, その他）
UNIT

表示単位

テスト圧

Separate Type

精度保証範囲 ±1000Pa

セパレート式
リークテスター差

分解能

For Sealed Work・センサー保護機能

・インテリジェントエア回路

密封品用
エアリークテスター

・3.5インチカラー液晶画面

Standard Type

Other Features

スタンダードエアリークテスター

その他の機能一覧

コンパクト スタンダード型エアリークテスター Compact and Simple Air Leak Tester

LS-1866
差圧式エアリークテスター

Differential Pressure Decay Air Leak Tester

マスタープリセット補正機能 Master Preset Compensation
計測中の値からドリフトやノイズ成分を取り除き、真の漏れ成分だけを抽出します。歩留まり向上や計測時間短縮などが可能になります。
29ページ参照
Extracts true leakage by eliminating drift and noise from the measured leak. This helps improvethroughput yield and reduce test time.
Please refer to page 29.

K(Ve)測定機能 K(Ve) Setup

クイック取付金具 Quick Mounting Brackets

その他の機能一覧

Other Features

・高感度0.1Pa表示

・セルフチェック機能・Resolution 0.1 Pa・Self-Check

・16個のチャンネル機能

・エア回路クリーニング機能

・16-Channel Capability

・Pneumatic Circuit Cleaning

・漏れ量直読表示

・テスト圧監視機能

・Flow display of leak・Test Pressure Monitoring

・排気干渉防止機能

・ノイズリダクション機能

・Exhaust Interference Prevention

・Noise Reduction

・RS-232Cデータ出力

・外部排気弁対応

・RS-232C Serial Communication

・External Exhaust Valve Ready・2段階警報設定機能

・NPN-PNP共用I/Oポート

・Two sets of leak limits

・Control I/O ports both NPN-PNP based

外 観 External Appearance
（10）

240

(MAX.200)

208

165

135

8

35

175

（mm）

分解能

0.1Pa

表示範囲

±999Pa精度※1 ±2.5% of rdg ±1Pa、ただし50Pa以下±2Pa

センサ過圧

5MPa
Leak Display

3 digits (Floating point)

警報設定範囲

0〜±999

Leak Limit Range±999

チャンネル数

16チャンネル

Number of Channels

16 channels

タイマ設定範囲

0〜999.8 s(999.9設定は無限大)

Timers0 to 999.8 s (999.9 is infinity)

電

AC100〜240V±10%

Power Source

100 to 240 VAC ±10% at 50/60 Hz, 70 VA

圧源

50/60Hz

消費電力70VA

400〜700kPa範囲のクリーンエアーを印加します。

Pilot Pressure

Clean air regulated from 400 to 700 kPa

配管接続口径Rc1/4（空圧源、ワーク配管、マスター配管）

Tube Diameter

Rc(PT) 1/4 (Test pressure, Pilot pressure, WORK and MASTER ports)

通信機能

シリアルポートRS-232C(プリンタモード設定可能)

Communication ports

RS-232C

環境温度･湿度

5〜40℃、80%RH以下、ただし結露なきこと

Temperature, Humidity Operation Temperature 5 to 40°C, 80 %RH or less / No dew condensation

質

約6.3kg （Hタイプ約8kg）

量③ オプション
④①

微少容積ワーク専用回路

A1Intelligent 1 Pneumatic Circuit

AS01

Micro Volume Circuit

L

低圧用MAX95kPa（レギュレーター付き）（10kPa〜95kPa）

L

For Low Pressure: Up to 95kPa(Comes with a regulator)(10kPa to 95kPa)

M

中圧用MAX800kPa（レギュレーター付き）（50kPa〜800kPa）

M

For Medium Pressure: Up to 800kPa(Comes with a regulator)(50kPa to 800kPa)

V

負圧用MAX-100kPa（レギュレーター付き）（-5kPa〜-100kPa）（大気圧により制限あり）

V

For Vacuum Pressure: Up to -100kPa(Comes with a regulator)(-5kPa to -100kPa)(Depends of the barometric pressure.)

H10

高圧用MAX990kPa（レギュレーター付き）（100kPa〜990kPa）

H10

For High Pressure: Up to 990kPa(Comes with a regulator)(100kPa to 990kPa)

H15

高圧用MAX1.5MPa（レギュレーター付き）（0.5MPa〜1.5MPa）

H15For High Pressure: Up to 1.5MPa(Comes with a regulator)(0.5MPa to 1.5MPa)

D4

ワイドレンジ: 差圧センサレンジ±10kPa

D4

Differential Pressure Sensor Range: ±10 kPa②③

VA：AC125V 3mケーブル付属
VE：AC250V 2mケーブル付属
VK：AC250V 3mケーブル付属（中国専用）

電 源
ケーブル

Pneumatic
Circuit④

Test Pressure
Range

Options
Power Cable

VA: 125VAC, 3m
VE: 250VAC, 2m
VK: 250VAC, 3m（Only for Chinese customers）

リークキャリブレーション機器の概要 Outline of leak calibrator

CALタイプ CAL type

容積変化方式（自動）オートリークキャリブレーター(K)LS-R700

LS-1866

LS-1881

Automatic leak calibrator (K)

漏れ基準方式（自動）Leak Test Method

Volumetric change method (automatic)

LS-R902

校正バルブ内蔵（J）

Leak reference method (automatic)

Built-in calibration valve (J)Leak reference method (manual)No calibration valve

漏れ基準方式（手動）校正バルブ無し

オートリークキャリブレーター内蔵(K)

校正バルブ内蔵（J）

No calibration valve
MASTERMASTER

LM-1C

校正
バルブ
calibration
valve

WORK

LM-1C
WORK

WORK

Function

MASTER

ALC

校正バルブ無し

Built-in calibration valve (J)

漏れ基準方式 Leak reference method
WORK

(−)

0 (＋)
DPS

マスター

ワーク

MASTER

WORK

(−)

0 (＋)
DPS

9

海外拠点

ワーク

Global Support

マスター

MASTER

サービスと品質管理

Service and Quality

容積変化方式 Volumetric change method

各種機能説明Built-in automatic leak calibrator (K)リークテスト方式

測定方式 Measurement method

周辺機器

To convert the differential pressure caused by a leak into a flow rate (mL/min), the equivalent internal volume is determined by using one of the following methods.
There are different methods for calculating the equivalent internal volume depending on the model of leak tester.

Peripheral Equipment漏れによる差圧を流量単位（mL/minなど）に換算し表示させる場合、下記のいずれかの方式で等価内容積を求めます。
等価内容積の算出方法はリークテスターの型式により異なります。

トレーサガス検知式
リークテスター② 圧力レンジ

インテリジェント1エア回路

Other Instruments

AS01

導入例︑
その他の計測器

A1

路

流量式
リークテスター回

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

①

）

④

For Special Purposes

LS-1866（ ① ② ③*1 For the option D4: DPS 10kPa, the reading accuracy is 5% of rdg ±0.01 kPa.
However, ±0.02 for 0.2 kPa or lower.

特殊用途
リークテスター■型 式

Serial Communication

Approx. 6.3 kg (H model: 8 kg)

Weight※１：ワイドレンジ（D4）の差圧表示の精度は、± 5% of rdg ±0.01 kPa 、但し0.2 kPa以下は±0.02 kPa

Clean air regulated to the test pressure. The source pressure must be sufficiently
higher than the test pressure.

Separate Typeパイロット圧源

Test Pressuresource

セパレート式
リークテスター

テスト圧源

クリーンエアーを使用。
元圧はテスト圧より十分高い圧力が必要。

For Sealed Work

リーク量表示範囲 0.00〜±999（Pa、mL/min）（オートレンジ）

密封品用
エアリークテスター

Resolution: 0.1 Pa
Accuracy Guaranteed Range: ±999 Pa※1 Reading Accuracy: ±2.5% of rdg ±1Pa 50Pa or lower: ±2Pa
Sensor Proof Pressure: 5 MPa

差Differential Pressure
SensorStandard TypeSpecifications

スタンダードエアリークテスター

仕様一覧

スタンダードタイプのエアリークテスター Widely-used Standard Air Leak Tester

LS -1881/LU-80A マルチリンク型エアリークテスター
Multilink Air Leak Tester

マルチリンク対応型というコンセプトで、1台のコントローラーに最大8個のセンサーユニットを接続して検査ができるリークテスターです。
● カラータッチパネルで操作性に優れ波形表示などの品質管理画面と多彩なデータ処理機能を搭載しています。
● エンジンなど大容積ワークからフューエルインジェクターなどの小容積ワークまで用途に応じ最適な空圧ユニットを選択できます。
● 表示部寸法（W391×H302×D160）● 空圧ユニット寸法（W120×H240×D301）

Multilink model Air Leak Tester LS-1881 is capable of connecting max. 8 leak test units with 1 controller.
●●●

Easy-to-use color touch panel with waveform graphs, quality control tools, and a variety of data processing functions.
Applicable to wide-range of volumes, from engines to fuel injection parts, allowing you to choose the optimum pneumatic unit.
Controller dimensions：(W391 × H302 × D160)

対象ワーク

●

Pneumatic Circuit Unit dimensions：(W120 × H240 × D301)● エンジン部品などひとつの製品で数箇所の検査部位があるもの● 生産量が多く多数個取りで検査が必要なもの

Target Products
Products that have multiple cavities like engines● Products for which multiple pieces have to be tested at one time becauseof volume production●■多連コントロール機能
Controlling multiple pneumatic circuit units

・最大8台の空圧ユニットを接続可能
・多連コントロールによりコスト低減

Simple wiring in system

・省配線システムでリードタイムも短縮
・専用ケーブルでユニット間を簡単接続

・空圧部分離によりコンパクトで省スペース

・I/Oユニットを制御盤に設置可能

・Up to 8 units can be connected to a control panel
・Reduces the facility cost
・The compact pneumatic circuit units require only small space

・Simple wiring reduces the labor hours for machine-building
・The dedicated cables enable the simple connection between the pneumatic
circuit units
・I/O units can be installed to the control board■波形グラフ表示機能■USBメモリーデータ収集機能

Waveform graphical display

Data storage in USB memory

初期セットアップ時、不具合発生時に各種グラフ機能を活用することで、調整工数の計測データはUSBメモリーに保存しますので、PCでデータ解析などを低減を図ることができます。
測定系の漏れの有無は、
差圧波形画面やマスタリング画行うことができます。

面を使用し分析します。

Measurement data is saved in USB memory for later analysis using PC.

Able to utilize various kinds of graphical display functions at the initial setup and in case of a
failure. This saves time and effort when making adjustments. Use the differential waveform
screen and Mastering screen to determine whether the measurement system is leaking or not.

10■システム内省配線

密封品専用エアリークテスター Air Leak Tester Dedicated to Sealed Products

Leak Test Method
Function

各種機能説明サービスと品質管理

Service and Quality

海外拠点

Global Support

11

リークテスト方式

Main unit dimensions：(W1250 × H1950 × D850 mm)

周辺機器

●

Peripheral Equipment●

Other Instruments

Testing capacity of up to 60 products per minute
Air leak testing of micro-volume detection type● Simultaneous display of eight sets of leak testing states ona large monitor●

導入例︑その他の計測器

This system enables high-speed gross leak checks of SMD crystal
devices and surface-mount sealed small electronic parts. This is an
automatic testing system that can feed parts in a line and separate
good products from defective products.

トレーサガス検知式
リークテスター● 本体寸法
（W1250×H1950×D850mm）

流量式
リークテスター● リークテストの検査状態は大型モニターで8セット同時に表示します。

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type● 微小容積検出型エアリークテスト方式。

For Special Purposes● 最大60個／分の検査処理能力。

特殊用途
リークテスター

SMD水晶デバイスや表面実装型密封小型電子部品のグロスリーク検査を高速で行います。パーツフィーダーによる整列供給から良否選別回収まで搭載した自動検査システムです。

Separate Type

LZ-3000 Microelectronic parts gross leak test system

セパレート式
リークテスター

LZ-3000 微小電子部品グロスリークテストシステム

For Sealed Work

High-precision air leak testers use a volume detection
capsule to conduct a gross leak check of small sealed
products, such as crystal devices. Simple wiring work is
all that is needed to install the system, which is able tooperate up to 8 pneumatic units.

密封品用
エアリークテスター

水晶デバイスなど超小型密封品を対象にした容積検出カプセル方式の高精度
グロスリーク用エアリークテスターです。省配線システムの採用により、多連（最大8連）であっても設置が容易です。

Standard Type

Systems Dedicated to Small Sealed Products

スタンダードエアリークテスター

LS-1881 ／ LUV-880/870 小型密封品専用システム

セパレート式エアリークテスター

Separate Type Air Leak Tester

LS-R740（ZL）小型密封ワーク用エアリークテスター
Air Leak Tester for Small Sealed Work

シリンダー式
Cylinder type

小型密封ワークの漏れを容積検出カプセル方式で検出します。大リークは内蔵シリンダーを利用して検出し、小リークは高感度差圧式で検出します。
● コンパクトなサイズで装置の省スペース化が可能です。
● 表示部寸法（W170×H146.2×D206mm）● 空圧ユニット寸法（W151.2×H212.1×D192.5mm）

The tester uses a volume detection capsule to detect air leaks from small sealed Work. The separate pneumatic unit can be installed
close to Work to achieve highly sensitive detection.
● The compact size helps cut down on installation space.
● Display dimensions: (W170 x H146.2 x D206mm)● Pneumatic unit dimensions: (W151.2 x H212.1 x D192.5mm)

LS-R740（WL）密封ワーク用エアリークテスター
Air Leak Tester for Sealed Work

タンク式
Tank type

密封ワークの漏れを容積検出カプセル方式で検出します。大リークは内蔵タンク容積を利用して検出し、小リークは高感度差圧式で検出します。
● 100mL以上の中容積の密封品にも対応します。
● タンク式で安定した計測ができます。
● 空圧ユニット寸法（W229.4×H247.3×D270mm）

A volume detection capsule is employed to detect air leaks from sealed Work. The tester uses a built-in tank volume todetect large leaks and a high-sensitivity differential pressure method for small leaks.
●●●

Capable of testing sealed Work with a medium internal volume of over 100 mL.
Tank-based technique ensures stable measurement.
Pneumatic unit dimensions: (W229.4 x H247.3 x D270mm)

LS-R740（SS）微小容積ワーク専用エアリークテスター
Air Leak Tester for Micro Volume Work

テスター内容積を小さくし検出性能を向上させたエアリークテスターです。
高い検出力とメンテナンス性向上を両立しました。
● 微小容積ワーク専用のエアリークテスターで高精度検出を可能にします。
● 空圧部はコンパクトなセパレートタイプのためワークの近くに設置できます。
● 空圧ユニット寸法（W82×H198×D230mm）

With a small internal volume, LS-R740(SS) features enhanced detection ability for micro volume parts. It provides highly precise
detection and is easy to maintain.
Dedicated to micro volumes, this tester delivers unerring accuracy.
The compact and separate pneumatic unit can be installed close to the test part.
● Pneumatic unit dimensions: (W82 x H198 x D230mm)●●

LS-R740（SH）超高圧用エアリークテスター
Ultra-High Pressures Air Leak Tester

先端技術の粋を集めて開発された超高圧微差圧センサーと専用空気作動弁により、テスト圧16MPaで分解能1Paの差圧リークテストを可能にしました。
● テスト圧：10MPa、16MPa各種用意● 耐圧試験証明書、
強度計算書、材料証明書が付きます。
● 空圧ユニット寸法（W204×H202×D352mm）

State-of-the art technology is combined with the extremely sensitive differential pressure sensor and the dedicatedair-operated valve. This tester is capable of performing leak tests with a resolution of 1 Pa at a test pressure of 16 MPa.
Test pressure: 10 MPa, 16 MPa, and other settings available
The unit comes with a pressure test certificate, a strength calculation, and a material certificate.
● Pneumatic unit dimensions: (W204 x H202 x D352mm)●●

12特殊用途のリークテスター Leak Tester for Special PurposesStandard Type

Designed for Switching between Two Test Pressures

For Sealed Work

● 本体寸法
（W263×H275×D412mm）

Main body dimensions: (W263 x H275 x D412mm)

Separate Type●

圧力グレード対応表 Test Pressure Combinations
Applicable

MR

LR

VR

M

Port_A
L

L02

V

M
L

●

●

●
●

●

●

L02
V

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

H20

●

●

H49

●

●

●

●

●

●

●

Air Leak Tester Specialized in Temperature Compensation

個々のワーク温度に差がある場合に、温度を測定して補正することにより検出力を向上することができます。
● ワーク温度と差圧データに相関が必要です。
ライン導入後、実働ラインで、温度補正マッピング調整を行います。
● TCU-900寸法（W55×H188×D230mm）

主な用途

エンジ部品（例：シリダヘッド、
シリンダブロック、
トランスミッション）の洗浄後のリークテスト※ワーク温度と封入エアーの圧力変化に相関性があるワークが対象です。

Leak Test Method

A correlation between temperatureand differential pressure indicatesthat compensation is effective.

TCU-900
Function

クランプシリンダー
Clamp cylinder⊿P

エアリークテスター

各種機能説明検出差圧

Air leak tester

TS-302EG
ワーク
温度センサーマスター
チャンバー

Master chamberWork temperature
sensor

中子

治具温度センサー

Filling

Fixture temperature sensor

ワーク
Work

13

海外拠点

Fixture baseTS-301E
Global Support

治具ベース

サービスと
品質管理

ワークと治具の温度差→℃

Temperature difference between Work and fixture → °C

Service and Quality

Detected differential pressure ΔP（Pa） ワーク温度と差圧データに相関があれば補正が有効となる

リークテスト方式

Major applications
Leak test on engine parts (cylinder head, cylinder block, transmission) after washing.
* Correlation should exist between the temperature of Work and the pressure change of the applied air.

周辺機器

Peripheral Equipment

When the temperatures of individual Works are different, LS-R902(ATC) measures the temperature of each Work and provides temperature compensation to achieve more precise detection.
● A correlation between temperature and differential pressure is required for the compensation to be effective. Temperature compensation mapping should be adjusted on the actual production line.
● TCU unit dimensions: (W55 x H188 x D230mm)

トレーサガス検知式
リークテスターLS -R902（ATC）温度補正エアリークテスター

Other Instruments●

導入例︑その他の計測器

●

●

●

流量式
リークテスターVR●

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

●

H49

●

For Special Purposes

Port_B

LR

H20

特殊用途
リークテスターMR

セパレート式
リークテスター

The large frame body developed with the basic specification of LS-R902 offers a feature to switch between 2 test pressures(Inlet A and Inlet B).
The combination of the 2 pressures (Inlet A and Inlet B) can be selected. Up to two EP regulators can be set in the leaktester.

密封品用
エアリークテスター

LS-R902の基本仕様をベースに大型筐体化したことでテスト圧を2回路まで切替えすることができます。テスト圧2回路（Port-A/Port-B）の圧力グレードの組み合わせはお選び頂くことができます。また、電空レギュレーターは2個まで内蔵可能です。

スタンダードエアリークテスター

LS-R912 テスト圧2回路切替エアリークテスター

特殊用途のリークテスター Leak Tester for Special Purposes

LS-1866（U）マルチ比較エアリークテスター
Multi-Comparison Air Leak Testers

ワーク2個の同時比較工程とマスター比較工程を1回のテストで行います。処理ス
ピードが早くなり、変形するワークにも有効です。
● 特長1：同時比較方式の問題点を解決検査する2個のワークに同程度のリークがあっても、マスター比較検査により見逃すことはありません。不良率が高い場合でも安心して使用できます。
● 特長2：温度、容積変化の影響を受けにくい

変形、歪み等の容積変化や温度の条件が同じワークを比較するため、誤差は打ち消され影響は小さくなります。
高精度の漏れ検査ができます。
● 特長3：検査時間を大幅に短縮

2個のワーク及びマスターに同時に加圧するので、通常の同時比較に近いテスト時間で２個のワークを検査できます。
The combined use of these testers enables simultaneous comparison of two Works and one Master within a single test. This method speeds up
processing and provides correct measurements for Works that are likely to deform.
Feature 1: Solves the problems of simultaneous comparison
Even when there are two Works that exhibit the same degree of leakage, this method is able to detect the leak thanks to the comparison test withMaster. This method can be easily applied for testing Works that have a high detection rate.
● Feature 2: Minimizes the effect of temperature and volume changes
Because this method compares Works that have the same temperature and the same degree of volume change as a result of deformation or
distortion, errors caused by these factors are cancelled out and minimized to a negligible level. This enables you to achieve precise leak detection.
● Feature 3: Greatly shortens test time
The testers simultaneously pressurize two Works and one Master, enabling testing of the two Works to be completed within nearly the same amountof time as normal simultaneous comparison.
●

起 動 Start

マスター Master

ワーク1、
ワーク2、
マスターへ同時加圧
Work 1, 2, and Master are simultaneously pressurized.

LS-1866（U）

ワーク1 Work1

ワーク2 Work2

ワーク1、
ワーク2を測定（同時比較）
Measure Work 1 and 2 (simultaneous comparison)※マスター比較でNGの場合は直ちに終了となります。
ワーク1、マスターを測定（マスター比較）
Measure Work 1 and Master (master comparison)

判定終了 Judgment completed※通常のマスター比較のみのテストも行えます。
※同時比較とマスター比較の工程を入れ替えることができます。
※ Test is stopped immediately if the master comparison fails.
※ Only normal master comparison can be set for the system.
※ You can switch the order of simultaneous comparison and master comparison.

LS-1866（FD）通気流量検出併用型エアリークテスター
Air Leak Tester with Blockge Test

リークテストの他にパイプ詰まり検査やノズル穴、フィルターなどの流量検査を併用して行うことができます。
● 差圧式リークテスターでワークの外漏れを高感度に検査後、流量検査でノズル

穴の詰まりがないか通気流量検査で確認できます。

圧力計

Pressuregauge● 同一検査工程で2つの検査を行うことができ、大変効率的です。
● バルブや弁の開閉確認テストとリークテストが1台のテスターで行えます。

差圧
センサー

● 本体寸法（W165×H208×D240mm）

This tester allows performance of leak tests while checking pipes for clogging, or while
checking the flow rate of nozzles and filters.
● The high-sensitivity differential pressure sensor checks for outward leaks,
and the tester measures the air flow to check for clogging.
● Increased productivity is achieved by performing two types of tests within a single process.
● Both a valve status check and a leak test can be performed on the same tester.
● Main body dimensions: (W165 x H208 x D240mm)

14

空圧源

Pressuresource

調圧弁

Pressure
regulator

Differential
pressure
sensorマスター
Masterワーク
Work

流量検出方式のフロー＆リークテスター Air Flow Detection Type Flow & Leak Testers
Standard TypeAir Flow Tester

For Sealed Work

Optimum for testing discharge flow and airtightness.
Flow sensor is selectable from Laminar Flow and Mass Flow.

Separate TypeEasy-to-navigate configuration with icons Each menu opens bysimply touching an icon.

テスト圧力、流量を波形でモニターできます

セパレート式
リークテスター

アイコン表示 ワンタッチで各画面が開きます

密封品用
エアリークテスター

エアーによる通気流量検査や機密検査に最適なフローテスターです。
ラミナーフローチューブ（層流管）またはマスフローセンサーいずれかを選択できます。

スタンダードエアリークテスター

AF-R221 エアフローテスター

Test pressure and flow can be monitored in charts.

流量チェック(C-CHK)機能を標準化

Other Instruments

Easy data collection via USB port.

Flow Check (C-CHK) as standard feature

圧力変動流量補正 テスト圧力が変動した時、規定テスト圧時の流量を表示します

自動車部品流量検査・
漏れ検査

Flow Optimizer. When test pressure fluctuates, the flow at the
specified test pressure is displayed.

流量レンジ Flow Range

0 to 500 mL/min
0 to 2 L/min
0 to 5 L/min
0 to 20 L/min
0 to 50 L/min
0 to 100 L/min

テスト圧力範囲 Pressure Range
正圧
Pressure

10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa● 範囲を超えるものについてはご相談下さい。

※ Select the range from the lists above.
※ Specify the test pressure within each pressure range.
※ Consult Cosmo if the test pressure exceeds the range

正圧
Pressure

10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 700 kPa
10 to 500 kPa
10 to 500 kPa
10 to 500 kPa

負圧
Vacuum-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -50 kPa

Standard functions
・Display

・Data Acquisition

・センサー保護・データ解析

・Data Analysis

・ブローチェック

・ユーザースパン・Sensor Protection

・User Span

・C-CHK・排気干渉防止・Blow Check
・C-CHK・Exhaust Interference Prevention

・F-CHK

・デジタルフィルター

・F-CHK

・Digital Filter

・数式補正・2段階判定・Flow Limits

・2ポイント補正

・検出延長

・Formula Optimizer

・DET Extension

・マルチポイント補正

・オプション用機能

・Two-Point Optimizer
・Multi-Point Optimizer

・Optional Feature

15

海外拠点

・データ収集Global Support

・表示

サービスと
品質管理

0 to 10 mL/ min
0 to 20 mL/ min
0 to 50 mL/ min
0 to 100 mL/ min
0 to 200 mL/ min
0 to 500 mL/ min
0 to 1 L/min
0 to 2 L/min
0 to 5 L/min
0 to 10 L/min
0 to 20 L/min
0 to 30 L/min
0 to 50 L/min
0 to 100 L/min

テスト圧力範囲 Pressure Range

Service and Quality

標準搭載機能

10ML
20ML
50ML
100ML
200ML
500ML
1L
2L
5L
10L
20L
30L
50L
100L

流量範囲
Flow Range

Function● 指定テスト圧は各レンジのテスト圧範囲内でご指定願います。

-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa-10 to -70 kPa

流量レンジ Flow Range
レンジ記号
Code

各種機能説明● 流量レンジは一覧表の中からお選び下さい。

負圧
VacuumLeak Test Method

500ML
2L
5L
20L
50L
100L

流量範囲
Flow Range

リークテスト方式

レンジ記号
Code

周辺機器

ラミナーフロー Laminar Flow

Peripheral Equipment

マスフロー Mass flow

ガス機器流量検査

トレーサガス検知式
リークテスター

エンジンAssy漏れ検査

USBポートでデータ収集が簡単に行えます

導入例︑その他の計測器

FTP (optional) available for Ethernet.

流量式
リークテスターイーサネットで使用できるFTP機能搭載(オプション)

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

Language is selectable among English, Japanese, Chinese and Spanish

For Special Purposes

日本語/英語/中国語/スペイン語が選べます

特殊用途
リークテスター

使用例

表示言語切り替え機能

トレーサーガス検知式 Tracer Gas Detection Type

ヘリウムリークテスト装置

Helium Leak Tester

エアリークテストでは検知できない微小な漏れを、ヘリウムガスを使用する事で検出ができます。
ヘリウムガスがリークテストに用いられる理由● ヘリウムガスは空気中に5ppmしか存在しないため大気の影響を受けにくい。
● 不活性ガスで毒性・爆発性がなく安全である。
● 分子径が小さいため漏れ箇所に入りやすい。
● 試験体などからの放出ガスにはほとんど含まれない。

Minute leaks that cannot be detected by air leak test can be detected by using helium gas.
Why helium gas is used for leak test

Only 5 ppm of helium gas exists in the atmosphere. It is less affected by the background of test environment
Helium is safe inert gas without toxicity and explosiveness● Because of its small molecule size, helium can penetrate through leaks easily● It is almost not contained in the gas released from the tested part●●

■テスト方法の選択例 How to select helium test method
ワークヘリウム封入口
Opening on the tested partfor helium pressurization

あるワーク使用条件

ワーク内真空Vacuum or Pressurizing

Yes

全体の測定

漏れ部位

Location of leakVacuum inside
the tested part

真空フード法

Test on entire
tested parts

Vacuum hood method

漏れ部位探し 部分的な漏れ

Locating leaks / Leak in certain part of tested part

ワーク内加圧

密封品

測定前にヘリウムの封入
Pressurizing helium gas
before the test

真空吹付法

Pressurizing inside
the tested part

Sealed parts

できる

全体の測定

漏れ部位

Location of leakPossible

Vacuum apray method

リーク量Leak rate

Test on entire
tested parts

漏れ部位探し 部分的な漏れできない

1E-05 Pa・m3/sec
or higher

1E-05 Pa・m3/sec or lessボンビング法スニファー法

真空ペルジャー法

Bombing method

Sniffer method

Vacuum bell jar method■ 加圧積分法 回路構成

加圧積分法

Pressure accumulation
method

1E-05 Pa・m3/sec 以下

Locating leaks / Leak in certain
part of tested part

Impossible

1E-05
Pa・m3/sec以上■ 真空ベルジャー法 回路構成
Circuit Configuration of Vacuum Bell Jar Method

Circuit Configuration of Pressure Accumulation Method

ヘリウムリーク
ディテクタ

Helium leak detector

LDS3000（inficon）

インレットモジュール

Inlet mobule

ブロワー
Blower

撹拌用ファン

ヘリウムリーク
ディテクタ

Helium leak detector

AIR・N2

LDS3000AQ（inficon）

ワーク Test piece

リーク
ディテクタ
真空ポンプ

ワーク Test piece

Stirring fan

Leak detector
vacuum pump

メカニカル
ブースターポンプ

AIR・N2

屋外排気
Heガス
ボンベ

ヘリウムガス
回収・圧縮装置

ワーク
真空ポンプ

Test piece
He gasHelium gas
cylinder recovery equipment vacuum pump16

Mechanical booster pump

リーク
ディテクタ
真空ポンプ

Exhaustto outside

ロータリーポンプ
Rotary pump

AIR・N2

Leak detector
vacuum pump

屋外排気
Heガス ヘリウムガス
ボンベ 回収・圧縮装置

ワーク
真空ポンプ

Test piece
He gasHelium gas
cylinder recovery equipment vacuum pump

Exhaustto outside

LDS3000AQは、真空法ヘリウムリークテストよりも安価なイニシャルコストでエアリークテストよりも小さな漏れが測定できるヘリウムリークディテクタです。

For Sealed Work

Accumulation Helium Leak Detector

1×10-5 mbar･L/s

テストチャンバー圧力 Test chamber pressure

1atm

寸法 dimensions（L x W x H）

330 x 240 x 280 mm

応答時間 Response time

<1 sEnables safe and quick leak test in different situations. ● Applicable to leak test in automated system as well as manual leak test.
Unique with high sensitivity, high selectivity, wide measurement range, and short recovery time.
● Portable type model is applicable also to repair work of industrial products such as a heat exchanger.
●●

ELT3000 バッテリーリークディテクタ
Battery Leak Detector● 校正テストリークを使用する事によりトレーサブルなテスト結果が可能

ELT3000 is a leak detector dedicated to batteries that can directly detect electrolyte.
Directly detects DMC, DEC, EMC, PP, etc.
Realizes more reliable leak test than air leak test and helium bombing leak test.
● Can deliver traceable test results by using calibrated leak.

周辺機器● エアーリークテスト・ヘリウムボンビングリークテストより信頼性の高いリークテストが可能

Peripheral Equipment

電解液を直接検知する事が可能なバッテリー専用リークディテクタです。
● DMC・DEC・EMC・PPなどを直接検知

Other Instruments● ポータブルモデルは熱交換器などの工業製品の修理作業にも対応。

The Sentrac is a hydrogen leak detector for various leak tests. A commonly used, inexpensive industrial gas (5% hydrogen and 95% nitrogen) is used as a tracer gas.
The detector features high measurement performance, excellent operability, and low maintenance cost.

導入例︑
その他の計測器● 高感度、
高い選択性、幅広い測定レンジ、素早い復帰時間を兼ね備えた唯一の製品。

トレーサガス検知式
リークテスター● 手作業だけでなく、自動化システムでのリーク検査にも対応。

流量式
リークテスター● 様々な場面において、安全で素早いリーク検査が可能。

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

Sentracは各種のリーク検査に対応した水素リークディテクタです。安
価な一般工業用ガス（5%水素＋95％窒素混合ガス）をトレーサーガスとして使用します。高い測定性能と優れた操作性、低メンテナンスコストが特徴の製品です。

For Special Purposes

Sentrac Hydrogen Leak Detector

特殊用途
リークテスター

Sentrac Strix™ Edition 水素リークディテクタ

Separate Type仕様 Specifications
最小検知リークレート（ヘリウムガスと希釈水素ガス）Minimum detectable leak rate(Helium gas and diluted hydrogen gas)

セパレート式
リークテスター

LDS3000AQ can measure smaller leaks than those detected in air leak testing at lower initial costs than those forvacuum helium leak testing.

密封品用
エアリークテスター

LDS3000 AQ 蓄積ヘリウムリークディテクタ

Standard TypeLeak Detector

スタンダードエアリークテスター

リークディテクタ●

1×10 -6 mbar･L/s (ヘリウム等価リークレート) (Helium equivalent)<180 s

ガス検知ユニット寸法(幅x高さx奥行) Gas detection unit dimensions (W x H x D)

610 mm x 300 mm x 380 mm (24 in x 12 in x 15 in)コントロールユニット寸法(幅x高さx奥行) Control unit dimensions (W x H x D)

700 mm x 540 mm x 250 mm (27.6 in x 13.7 in x 6.4 in)● コンパクトなデザインによりリークテスト装置への組込みが容易● 極めて精度の高い再現性と校正性能● 水素ガススニファー機として使用可能

サービスと
品質管理

リークテスト装置組込みに最適なセパレートタイプの真空法ヘリウムリークディテ
クタです。

Service and Quality

Helium Leak Detector

Function

LDS3000 ヘリウムリークディテクタ

各種機能説明測定モード起動時間 Measurement mode start-up time

Leak Test Method仕様 Specifications
最小検知リークレート Min. detectable leak rate

リークテスト方式●● お客様のニーズに応える多様な通信機能：LDS3000は広範囲のアナログおよびデジタルインターフェース(RS232、

17

海外拠点

Global Support

RS485、
USB、
フィールドバスシステム)に対応可能です。
Separate-type Vacuum Helium Leak Detector ideal for integration into leak test machine.
● Compact design for easy integration into leak test machine.
● Extremely high repeatability and calibration performance.
● Can be used as a hydrogen gas sniffer.
● Versatile communication capabilities to meet your needs: The LDS3000 is compatible with a wide range of analog and digital interfaces (RS232, RS485, USB, fieldbus systems).

エアリークテスター導入実例

Examples of Cosmo Air Leak Testers on Production Line

自動車エンジンリークテスト装置

電気･油圧・住宅機器リークテスト装置

Air Leak Tester Equipment for Automobile Engines

シリンダーヘッド
Cylinder Head

発電機用部品GENSET ENGINE OIL WAY

シリンダーヘッド
Cylinder Head

自動車用樹脂部品
PLASTIC HEAD COVER

Air Leak Tester Equipment for Electricity・Hydraulic・Home

シリンダーヘッド
Cylinder Head

シリンダーブロック
Cylinder Block

その他の自動車部品リークテスト装置

防水デジタルノギス
Water-proof Digital
Vernier Caliper

防水デジタルカメラ
Water-proof Digital Camera

コネクター
Connector

継ぎ手
Joint

電子部品
Electronic Parts

小型密封電子部品

通信機ケースCommunication Instrument

水晶発振子（ヘリウム検出式併用）
Crystal Oscillator(Combination Usage with
Helium Gas Detection)

Air Leak Tester Equipment for Other Automobile Parts

キャニスター
Canister

EGR クーラー ASSYEGR COOLER ASSY

Small Sealed Electronic Parts

発電機インテークマニホールド
GENSET INTAKE MANIFOLD

車載カメラ（ベースマシンタイプ）
In-vehicle Camera(Base Machine Type)

医療・医薬・食品包装リークテスト装置
Air Leak Tester Equipment for Medical・Food Package

燃料系部品（ベースマシンタイプ）
Fuel System Parts(Base Machine Type)エアフローメーター
Air Flow Meter

ブレーキキャリパー
Brake Caliper

ガス発生剤ケース
Gas-forming Agent Case

18

インテークマニホールド（気泡目視検査併用）
Intake Manifold(Combination Usage
with Water Bubble Check)

オイルパンASSY
Oil Pan ASSY

フューエルレール（ヘリウム検出）
FUEL RAIL（HELIUM DETECTING）

点火薬ケースIgniting Powder Case

チェーンケース
Chain Case

ウォーターポンプ（ベースマシンタイプ）
Water Pump

トランスミッションケース
Transmission Case

ECUユニットECU Unit

バイアル瓶
Vial Bin

点眼ボトル
Eye-drop Bottle

医療容器
Medical Container

医療容器ノズル
Medical Container Nozzle

輸液チューブTransfusion Tube

分包
Package

ピロー包装自動抜取
Pillow Package Sampling

食品パック
Food Package

ウェットティッシュ自動抜取
Wet Tissue Samplingその他の計測機器

Other Measuring Instruments

Standard Type

Pressure and Flow Rate Measuring Instruments

DPゲージ DP Gauge

デジタルマノメーター Digital Manometer

圧力トランスジューサー Pressure Transducer

Separate Type

PT-103B-A
DM-3700

DP-340B

PT-141C

Precisely control pressures in a short time.

PRV-700 / PRV-700S

Leak Test Method

Micropressure EP Regulator

超微圧レンジの電空レギュレーターです。
微圧にもかかわらず高速・高精度で制御します。
レンジ：2.5 kPa、
7 kPa、
35 kPa、
100 kPa
Electropneumatic regulator to handle ultra-fine pressure ranges High-speed micro-pressure control with high accuracy.

Range：2.5 kPa、7 kPa、35 kPa、100 kPa

MV-6000B

音・振動の自動検査を実現できます。
Waveform analysis system movelet is your long-awaited solution to automaticallydetect sounds and vibrations.

19

海外拠点

Movelet Inline Tester

Global Support

ムーブレット インラインテスター

サービスと
品質管理

Sound & Vibration Analyser

Service and Quality

異音検査システム

Function

Large flow type

PRV-700S

各種機能説明PRV-700(大流量タイプ)

リークテスト方式

微圧電空レギュレーター

周辺機器

Peripheral Equipment

Pressure and Flow Rate Controllers

Other Instruments

圧力流量制御機器 精密な圧力を短時間で制御します

導入例︑その他の計測器

DF-241BA

トレーサガス検知式
リークテスター

DF-231BA

流量式
リークテスター

DF-R280

ラミナーフローゲージ Laminar Flow Gauge

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Typeマスフローゲージ Mass Flow Gauge

For Special Purposes

Flow Meters

Precise gas flow meters specifically designed for air and can be used for leak flow rate measurement.

特殊用途
リークテスター

流量計 エアー専用の精密気体流量計、漏れ流量の計測も可能です
デジタルフローメーター Digital Flow Meter

セパレート式
リークテスター

DP-340DP-340BA

For Sealed Work

Pressure Gauge

Able to measure a wide range of pressures from very low differential pressures to high pressures.

密封品用
エアリークテスター

圧力計 微差圧から高圧まで豊富なレンジを用意

スタンダードエアリークテスター

圧力・流量計測機器

周辺機器 Peripheral Equipment

BU バイパスユニット
BU Bypass unit

P21

NLセレクトバルブ
NL Select valve

P21

LM-1C リークマスター

MC マスターチャンバー
MC Master Chamber

P21

LM-1C Leak Master

P22

G3-M 外部排気弁ユニット
G3-M External exhaust valve

P21

ワーク
Work

カプラー各種コスモスーパーゲル

Wide variety of couplers

Cosmo super gel

P25
20

P25

Separate Type

排気 Exhaust

Bypass unit

ワーク

セパレート式
リークテスター

バイパスユニット

For Sealed WorkA bypass circuit allows quick charge of large volume Work, thereby shortening test times.
The unit can be controlled from the air leak tester.
Single, dual, and triple bypass circuits are available, allowing the choice of the circuit that best fits the shape and volume of Work.

密封品用
エアリークテスター

バイパスユニットを用いると大容積ワークに短時間で加圧でき、計測時間の短縮が可能になります。
バイパスユニットの制御はエアリークテスターから行うことができます。
1連、
2連、
3連を用意
しました。
ワーク形状や容積によりお選びいただけます。

Standard Type

Bypass Unit

スタンダードエアリークテスター

BU Series バイパスユニット

Work

Work port※回路図は2連バイパスの例を示し、写真は1連の例を示します。
※Diagram: A dual bypass circuit
Photo: Single bypass unit examples

MCSeries マスターチャンバー
Master Chamber

In the master comparison method, a non-leaking reference part is used as Master. Master Chamber canalso be used in place of this Master.
A variety of master chambers are available, allowing you to closely match the characteristics of the actual
Work. The robust structure offers long-term stability. Chambers dedicated to Mastering process are alsoavailable.

排気時にワークから水・油・異物などがテスター内に入り故障の原因となることがあります。
ワークの近くにこの排気弁ユニットを設置することにより故障を未然に防止できます。
排気弁の動作はテスター本体で制御します。

Work

ワーク Work
排気 Exhaust

Air leak tester side

Master

内部回路

マスター Master

Function

マスター

各種機能説明

エアリーク
テスター側

Leak Test Method

エアリークテスターよりPilot pressure fromair leak tester
パイロット圧ワーク

リークテスト方式

When Work exhausts the test pressure, the internal water or oil might be suctioned into the tester and cause a malfunction. To prevent failures caused bycontamination, this external exhaust valve unit can be installed near Work. The valve action can be controlled from the tester body.

周辺機器

External Exhaust Valve Unit

Peripheral Equipment

G3-M 外部排気弁ユニット

トレーサガス検知式
リークテスター

マスター比較方式ではリークのない良品ワークをマスターとして使用しますが、マスターチャンバーはこの良品ワークに代わるものです。
ワーク特性に近い合わせ込みができます。
堅牢な構造で長期間安定したマスターとして使用できます。
マスタリング専用のマスターチャンバーも用意しています。

Other Instruments

ワークポート

導入例︑その他の計測器

Air leak tester

流量式
リークテスター

Test pressure

エアリークテスター

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

テスト圧

For Special Purposes

Pressure source

特殊用途
リークテスター

空圧源

Internal circuit

21

海外拠点

These valves are dedicated to leak testing and are used to switch air circuits to ensure air tightness.
A wide range of options is available, from single type to triple type, allowing combination of normally open (NO) andnormally closed (NC) valves.

Global Support

リークテスト専用の切替バルブです。
漏れてはいけない空気回路の切替バルブとして威力を発揮します。
1連から3連まで用意、NO(常時開)、NC(常時閉)の組み合わせができます。

サービスと品質管理

NL Select Valve

Service and Quality

NL NLセレクトバルブ

周辺機器 Peripheral Equipment

LM-1C リークマスター
Leak Master

漏れの基準として多くの納入実績があります。指定のテスト圧で指定のリーク量を製作します。
● 漏れ量感度チェック用として簡単かつ確実に確認することができます。
● リーク量の変化が少ないので長期間安定して使用できます。
● 弊社のエアリークテスター校正ポートに直接接続することができます。
● トレーサビリティ証明書の発行が可能です。

封止プラグ
Plug

LM-1C is a reference leak generator that is widely recognized for its proven performance. Customized to the specified
pressure and flow.
Enables to easily and reliably check the sensitivity of Air Leak Testers.
● Maintains the same flow for a long period of time.
●

アダプター
Adapter■LM-1C（フィルタージョイント・クリアカバー付き）■付属品（アダプタ・封止プラグ・フィルターエレメント・Ｏリング）

Can be connected to the CAL port of Air Leak Testers.
● Traceability certificate is available upon request.
●■LM-1C: Comes with a filter joint and an acrylic cover■Accessories: Adapter, plug, filter element, O-ring

最適な判定基準器としてご使用いただくために、ご希望のリーク量で製作します。
Customized to the desired flow. Use it as an optimum reference instrument.

テスト圧 Test pressure

リーク量 Flow

正圧

Pressure

負圧

Vacuumリークマスター
Leak master

0.1 to 20 mL/min
0.1 to 300mL/min
0.1 to 500mL/min
0.1 to 20 mL/min
0.1 to 100 mL/min
0.1 to 200 mL/min

1 to 9.9 kPa
10 to 99 kPa
100 to 999 kPa−1 to −9.9 kPa−10 to −49 kPa−50 to −89 kPa

閉止弁

Stop valve

ワーク Work※Required flow is 2mL/min or larger : within ±5%※2mL/min以上のとき±5%以内で製作します。
※0.8mL/min以上のとき±10%以内で製作します。 ※Required flow is 0.8mL/min or larger : within ±10%※0.8mL/min未満のとき±20%以内で製作します。 ※Required flow is smaller than 0.8mL/min : within ±20%

エアリークテスター校正ポートへ直接接続することもできます。
マスター MasterLeak master can be directly connected to Cosmo airleak tester CAL port（②、③）
■ 型式 Model LM-1C（①）① アダプター接続径②要求リーク量：□□□mL/min③

テスト圧力：□□□kPaR1：R1/8 、R2：R1/4

A

Adapter Diameter

R1: R1/8 or R2: R1/4

20mL/min以上は1mL/min単位で、20mL/min未満は0.1mL/min単位でご指定頂けます。

B

Required Flow:xx mL/min

Flow ≥ 20mL/min: (in units of 1 mL/min)
Flow < 20mL/min: (in units of 0.1 mL/min)

200kPa以上は 1kPa単位で200kPa未満(負圧を含む)は0.1 kPa単位でご指定頂けます。

C

Test Pressure:xxx kPa

For less than 200 kPa, specify in units of 0.1 kPa.
For other ranges, specify in units of 1 kPa.

LM-1C-J1Series

キャリブレーション用リークマスター
Leak Master for Calibration

LM-1C-J1は、100kPa時1mL/minから200mL/minまで大小8レンジを用意しています。また、テスト圧10kPaから600kPaまで最大20ポイントの圧力に対する流量データが添付されます。本機はリークテスターの感度確認用としてご利用いただけます。
● 各圧力による流量値データが添付され汎用性が高い。
● リーク量の変化が少ないので長期間安定して使用できます。
● トレーサビリティ証明書の発行が可能です。

LM-1C-J1 Series can generate 8 ranges of flow, from 1 mL/min to 200 mL/min at 100 kPa. The test pressure range isfrom 10 kPa to 600 kPa, and flow data for up to 20 test pressure points will be attached.
This model can be used to check leak tester sensitivity.
● Flow data for each test pressure point will be attached. Highly versatile.
● Maintains the same flow for a long period of time.
● Traceability certificate is available upon request.

型式

100kPa時漏れ量

LM-1C-J1-1
LM-1C- J1-2
LM-1C-J1-5
LM-1C-J1-10
LM-1C-J1-20
LM-1C-J1-50
LM-1C-J1-100
LM-1C- J1-200

1 mL/min
2 mL/min
5 mL/min
10 mL/min
20 mL/min
50 mL/min
100 mL/min
200 mL/min

Model

Flow at 100 kPa※LM-1C-J1にはアダプターと封止プラグは付属しません。
※Adapter and plug are not included in LM-1C-J1 model.

外 観 External Appearance
アダプタ

封止プラグ

リークマスター（フィルタジョイント・クリアカバー付）

40

78

8

(50.3)

25
67※LM-1C アダプターは接続径R1/8とR1/4からお選び下さい。/ LM-1C adaptor diameter can be selected from either R1/8 or R1/4.
※LM-1C-J1 にはアダプターと封止プラグは付属しません。/ Adaptor and seal plug accessories are not included in LM-1C-J1 models.

22

24

φ19

φ25

8

Standard TypeLeak Master Checker● リークマスターの流量確認が簡単にできます。

For Sealed Work

● 流量センサー4レンジのうち2レンジまで交換して使用できます。

※ 流量レンジ：5、20、100、200mL/min※ 圧力レンジ：Lレンジ 5〜100kPa、Mレンジ 0.005〜0.7MPa●●

Separate Type

アダプター
Adapter

QLC Series クイックリークキャリブレーター
Quick Leak Calibrator

QLC calibrators generate the desired volume changes through a simple operation, providing an easy way to checkleak tester sensitivity.
QLC Series solves the problems of conventional manual leak calibrators, such as time-consuming operation anddifficulty obtaining the desired settings.

型式

Model

0〜0.5MPa0〜0.5MPa0〜0.5MPa
0〜0.2MPa

Function

Manual Leak Calibrator

1mL
1mL
2mL
4mL

接続口径

Connection port diameter

Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

23

海外拠点

LC-11
LC-12
LC-22
LC-42

最大容積変化量

Maximum volume change

Global Support

型式

Model

サービスと
品質管理

By simply turning the dial, the cylinder type manual leak calibrators precisely generate volume changes as indicated on
the scale. These calibrators also offer a quick means for measuring equivalent internal volumes and routinely checking
leak sensitivity.

Service and Quality

ダイヤルを回すことにより目盛で表示している容積を正確に変化させることができるシリンダー方式の手動リーク校正器です。等価内容積の計測やリークテ
スター日常点検のリーク感度検査を、本器を用いて行うことができます。

各種機能説明LC Series 手動リーク校正器

校正ポート用アダプタージョイント
Calibration port adapter joint

Leak Test Method

F.S. 0.2ｍL
F.S.1ｍL
F.S.4ｍL
F.S.10ｍL

使用圧力範囲Operating pressure range

リークテスト方式

QLC−0021
QLC−0101
QLC−0401
QLC−1001

最大容積変化量

Maximum volume change

周辺機器

Peripheral Equipment

任意の容積変化を、ワンタッチで瞬時に発生させることができます。リークテ
スターの感度チェックを簡単に行うことができます。操作に時間がかかる、設定値に合わせにくいなど従来の手動リーク校正器の欠点を解消しました。

トレーサガス検知式
リークテスター

封止プラグ
Seal plug

Other Instruments

ご要求のリーク量が0.8mL/min以上のとき±10%以内で製作します。
This model can be used at high pressures of up to 4.9 MPa.
※Pressure range: 1-4.9 MPa※Flow range: 0.1 to 100 mL/min※Accuracy of leak master : Required flow is less than 0.8 mL/min: ±20%
Required flow is 0.8 mL/min or more: ±10%

導入例︑その他の計測器※ 製作精度：ご要求のリーク量が0.8mL/min未満のとき±20%以内で製作します。

流量式
リークテスター※ 流量範囲：0.1〜100mL/min

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

最大4.9MPaの高圧で使用できるリークマスターです。
※ 圧力範囲：1〜4.9MPa

For Special Purposes

High-Pressure Leak Master

特殊用途
リークテスター

LM-1AH 高圧リークマスター

セパレート式
リークテスター

LMC-110 allows you to easily check the flow rates of leak masters.
A high-precision regulator is integrated for accurate pressure setting.
The flow rate sensor has four available ranges. Up to two of these ranges can be used interchangeably.
※Flow rate range: 5, 20, 100, 200 mL/min※Pressure range: L range: 5-100kPa, M range: 0.005-0.7MPa●

密封品用
エアリークテスター● 精密レギュレーターが内蔵されていますので、精度よく圧力設定ができます。

スタンダードエアリークテスター

LMC-120 リークマスター チェッカー

周辺機器 Peripheral Equipment

RC Series リモートコントロールユニット
Remote Control Unit

リークテスター専用のリモートコントロールボックスです。
RC-12B：起動/停止/加圧保持/CH選択/マスタリング/K-CHECK
RC-16：起動/停止/加圧保持/3CH（対応機種：LS-R900シリーズ, LS-R700, LS-R740, LS-1866, AF-R221等）
This is a remote control box designated for Air leak tester.
RC-12B: Start/Stop/Charge Hold/Channel Selection/Mastering/K-Check can be selected.
RC-16: Start/Stop/Charge Hold/3 Channel Selection（Available: LS-R900series, LS-R700, LS-R740, LS-1866, AF-F221 and so on)

各ユニットのボタン種類

RC-12B

RC-16

Buttons and Switches for Remote Control Unit

機能 Features

RC-12BRC-16●

加圧保持 CHG Hold

●

●

●

Kチェック K-Check●

機能 Features

RC-12B

RC-16

スタート Start●

ストップ Stop●

チャンネル選択 Channel Select● 32ch● 3ch

マスタリング・マスタープリセット Mastering/Master Preset●

CX-R Series I/O変換ユニットおよび変換ケーブル
I/O Conversion Units and I/O Conversion Cables

旧モデルのエアリークテスターとの載せ換え時など、通信ケーブルの互換性を維持する為に必要な変換ユニットおよびケーブルになります。
下記は一例になりますので、詳細はお近くのコスモ計器オフィスにご確認下さい。
CX-R series allow the easy replacement of Cosmo products from older to current models. These are just examples, so please consult your nearest Cosmo office for more detailed information.

例1 Example1

型式：CX-R110

装置から
電源供給

AC IN
SOCKET

LS-1841N
LS-1841NX2

リークテスター
へ電源供給

オス

NPN/PNP共用

例2 Example2

型式：CX-R220

LS-1822A（PNP）

LS-1813（PNP）

PLUG
オス

LS-1822A（NPN）

24

LS-1813（NPN）

NPN/PNP共用

波形表示

表示言語

有り

日本語, 英語, 韓国語, 中国語This software allows you to obtain leak test data, either as an Excel file or in CSV format. Automatic file creation generates daily or hourly data. This allows data to be acquired in a range of environments,
such as 24-hour production lines. Tester parameters can be saved to files and managed on a personal computer. The efficient management of data makes it easy to switch over to a reserve tester.
Waveform Display

Language

Yes

Japanese, English, Korean,Chinese

SDカード

工業用SDカード

通信ケーブル

RS-232Cクロスケーブル N：25pin-9pinとS：9pin-9pinから選択。

1GB

Input：AC100-240V 50/60Hz Output：DC12V 0.5A
電源ケーブルは100-125V用と200-240V用から選択できます。

Communication cable
Power supply unit

Two RS-232C cross cables to choose from,
N：25pin-9pin and S：9pin-9pin. Cable length: standard 3 m or optional 1.5 m
Input：AC100-240 V 50/60 Hz Output：DC12 V 0.5 A
Power cable selectable between 100-125 V and 200-240 V

コスモスーパーゲルはリークテスト研究におけるシール技術の研究過程で生まれたものです。
● 極めて低硬度の樹脂で、伸縮性と耐久性にも優れた特性をもちます。

サービスと
品質管理

Cosmo super gel

Service and Quality

コスモスーパーゲル

FunctionHigh levels of reliability and productivity are required in leak testing. In order to meet both of theserequirements, each Work must be securely sealed. This can be done by using a reliable coupler.
Cosmo offers customized seal couplers that perfectly fit the shape of each individual Work. We alsooffer one-touch seal couplers that eliminate the need for drive air.

各種機能説明ワークのシール部は確実性と生産性を両立するために重要な部分になります。信頼性の高いカプラーを使用することで解決できます。
ワークのシール形状に応じたシールカプラーを製作します。駆動エ
アーの不要なワンタッチシールカプラーも製作します。

Leak Test Method

Wide variety of couplers

リークテスト方式

カプラー各種Industrial SD card 1 GB

周辺機器

電源ユニットSD logger SD card unit

SD card

Peripheral Equipment

ケーブル長：標準3m、オプション1.5m

Memory card unit

Other Instruments

SDカードユニット

導入例︑その他の計測器

Specifications
SDロガー

トレーサガス検知式
リークテスター仕様
メモリーカードユニット

流量式
リークテスターThis unit automatically records data output from an air leak tester onto SD card (via RS-232C).
This allows users to easily view data on personal computers.

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Typeエアリークテスターなどのデータ（RS-232C）出力をSDカードに自動記録します。パソコンで簡単にデータが確認できます。

For Special Purposes

External Memory Card Unit

特殊用途
リークテスター

外部メモリーカードユニット

Separate Type

Applicable Models
LS-R900series,LS-R700,
LS-1842,LS-1822A,LS-1813

セパレート式
リークテスター

PC Link Software 4

For Sealed Work

PCリンクソフト4

対応機種
LS-R900シリーズ,LS-R700,
LS-1842,LS-1822A,LS-1813

密封品用
エアリークテスター

リークテスターの計測データをExcelファイルやCSV形式で取得できます。1日単位や時間単位での自動ファイル生成ができ、24時間稼動ラインでもデータ自動取得ができます。
また、テスターのパラメーターをファイル保存でき、パソコンでの管理が可能です。
予備機などの載せ換えに威力を発揮します。

Standard TypePC Link Software 4

スタンダードエアリークテスター

PCリンクソフト4● 従来シールが困難であった形状のワークのリークテストを実現します。

●

25

海外拠点

Made of resin with extremely low hardness and excellent stretch properties and durability.
Makes leak testing possible in Work that have a difficult shape to seal.
● Requires less clamping force than before and thereby lowers the manufacturing cost.
●

Global Support● 従来に比べ少ないクランプ力でシールが可能になり製作コストが低減します。

As part of our efforts to optimize leak testing, we have conducted research on sealing materials. Cosmo supergel is the result of our research.

リークテスト方式と原理 Leak Test Method and Theory
各種リークテスト方式の特徴

Features of Air Leak Testing Theory

差圧式 Differential Pressure Method

LS-1881LS-R902

LS-R700

LS-1866

ワークとマスターに加圧したあと弁1、弁2を閉じます。ワークが漏れていればワーク側の圧力が下がります。ワーク・マスター間の差圧センサーで圧力変化をとらえ漏れ検出を行います。
● 断熱圧変化やワーク変形による圧力の変動はワーク側マスター側両方に現れます。
差圧式ではこの変動を打ち消す効果があるため漏れによる圧力変化だけをとらえることができます。
● 高いテスト圧においても高感度差圧センサーを使用しているので0.1Paの差圧変化をとらえることができます。
● エアーで検査するためランニングコストがかかりません。

Applies air pressure to Work and Master, and then closes the stop Valve 1 and Valve 2. If Work leaks, the internal pressure of that will drop. This change in pressure is detected by thedifferential pressure sensor located between Work and Master.
Pressure fluctuations, caused by adiabatic compression or deformation, appear on both Work and Master sides. Differential pressure method can cancel these pressure fluctuations out,
enabling the differential pressure sensor to detect only the pressure change caused by the leak.
● The high-sensitivity differential pressure sensor allows stable measurement of 0.1Pa changes in pressure, even when the test pressure is high.
● This method uses air for tests, so there are no running costs.
●

漏れによる圧力変化 Pressure change caused by leak

圧力計

Pressure gauge

マスター
Master弁1
Valve 1

弁3

PressuresourcePressure
regulator

Valve 3差圧センサー

Differential
pressure sensor

Internal air pressure

空圧源

調圧弁

内部エアー圧

基本原理図 Basic principle diagram

ワーク
弁2

Work

Valve 2

差圧と漏れ量の関係

Correlation between the differential pressure and leak rate

下図の様に異なる容積のワークに同じ漏れがある場合、小さい容積の方が大きな差圧を生じます。
実使用条件ではできるだけワーク側の容積を小さくする工夫が必要です。

0
10［≒10Pa/3sec］

20

200mL

流量計式

平衡

CHG

BAL

⊿P
5

1.013×10※ 等価内容積とはワークとテスター

エアフローテスター

Air Flow Tester

×

60
T

Q: Leak rate (mL/min)
Ve: Equivalent internal volume(mL)
ΔP: Differential pressure (Pa)
T: Detection time (s)※ The equivalent internal volume is theを含む測定系全体の内容積と容積変化による圧力変動の影響を考慮した値です。等価内容積は差圧と漏れ量の関係を表す上で重要な係

200mL(50Pa/3sec)

DET

リーク量換算式 Leak rate conversion formula

T：検出時間(s)1000mL(10Pa/3sec)

Leaking Work

検出数になります。

internal volume of the measurement
system, including Work, the tester andtubing, plus a differential pressure causedby the change in volume. The equivalentinternal volume is a key coefficient for
expressing the correlation between the
differential pressure and leak rate.

トレーサーガス検知式

Flow Rate Meter Method

26

加圧⊿P：差圧(Pa)

Detection time
検出時間（3sec）

40
50
（Pa）

［≒50Pa/3sec］

漏れのあるワーク

Ve：等価内容積(mL)

30

2mL/min

バルブ閉

Valve closed

Q：漏れ量(mL/min)

オートゼロ後の差圧変化
Change in differential pressure after zero reset

1000mL

Non-leaking Work

Q＝Ve×

When Work with different volumes are leaking at the same rate as shown in the figure below,
Work with the smaller volume has a larger differential pressure.
It is necessary to minimize the volume of Work under actual use conditions.

2mL/min

漏れのないワーク

Tracer Gas Detection Method
ヘリウムリークディテクター
Helium leak detector

Standard Type

内圧検出式 Internal pressure method

エアシリンダーマスターチャンバー

Air leak tester

Master chamber

Most common method. Pressurizes the inside of Work and measures the pressure change.

ワーク
Work

中子

For Sealed Work

Air cylinder

エアリークテスター

密封品用
エアリークテスター

ワークの内部にテスト圧を加え、圧力変化を計測する一般的な方式です。

スタンダードエアリークテスター

計測方式の 種類 Test Method Selection

Filling

Separate Type

Differential pressure sensor

カプセル
CapsulePressurizes inside Work in a capsule and measures the pressure change inside the capsule.

Work

差圧センサー

加圧ポート

Differential pressure sensor

Pressure port

密封品用カプセル式 Volume comparison method

Air cylinder

カプセル

Air leak tester

マスターチャンバー

CapsuleMaster chamber

A measurement method for sealed Work with no opening.
Applies a positive or negative pressure to the inside of a capsule that encloses Work, and thenmeasures the pressure change.

Differential pressure sensor

各種機能説明変位検出器

Displacement detection sensor

エアリークテスター

マスターチャンバー

Used for Work has a certain level of deformation such as bags.
Uses a displacement sensor to detect large leaks,
and a vacuum-type air leak tester for small leaks.

Master chamber

カプセル
CapsuleBag-like Work

27

海外拠点

Differential pressure sensor

Global Support

袋物ワーク
差圧センサー

サービスと品質管理

Air leak tester

Service and Quality

変形の大きな袋物のワークに使用します。大きな漏れを変位計で検出し、微小漏れは負圧用エアリークテスターで検出します。

Functionpressure with
変位検出併用式 Differential
displacement detection method

リークテスト方式

差圧センサーWork

Leak Test Method

ワーク
タンクまたはシリンダー
Tank or cylinder

周辺機器

エアリークテスター

Peripheral Equipment

ワークに開口部が無い密封品を対象にした測定方式です。
カプセル内にワークを投入し、カプセル内部は加圧または負圧にして測定します。

エアシリンダートレーサガス検知式
リークテスター

ワーク

Other Instruments

Master chamber

導入例︑その他の計測器

マスターチャンバー

Air leak tester

流量式
リークテスター

Air cylinder

エアリークテスター

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection TypeエアシリンダーFor Special Purposes

ワーク内に加圧し外側をカプセルで囲んで空隙の圧力変化を計測します。テスト圧が高く、高い検出精度が必要なワークに使用
します。

特殊用途
リークテスター

外圧検出式 External pressure method

セパレート式
リークテスター

差圧センサー

コスモ・エアリークテスターの特長 Features of Cosmo Leak Tetsers
高性能差圧センサー High-Performance Differential Pressure Sensor
エアリークテスター専用として開発された高耐圧の微差圧センサーです。
● 小容積：0.5mL以下● 高感度：0.1Pa（1Pa :16MPa時）● 最大使用圧力：5MPa（標準）、16MPa（超高圧）

Specially developed for air leak testing, the precision differential pressure sensor is high pressure resistance detects small pressurechanges.
Small volume: 0.5 mL or lessHigh sensitivity: 0.1 Pa (1Pa for 16MPa)● Maximum operating pressure: 5 MPa (standard) and 16 MPa (ultra-high)●●インテリジェントエア回路 Intelligent Pneumatic Circuits
インテリジェントエア回路とは、コスモ計器が開発した最新鋭で高機能なエアリークテスター空気回路です。
インテリジェント1エア回路とインテリジェント2エア回路があります。
● リークテスト用に開発された専用空気作動弁は熱の発生が少なく、高耐久で流量も大きく取れます。
● 大容積ワークも短時間で計測

インテリジェント2エア回路は等圧工程があるため、特に大きな内容積や変形のあるワークに対してテスト時間短縮効果があります。
Intelligent Pneumatic Circuits developed by Cosmo are the result of technical innovation and the functional enhancement of leak detection air circuits. There are two types available: Intelligent
1 and Intelligent 2.
●●

A dedicated air-operated valve provides high flow rates and durability while minimizing the generation of heat.
Faster measurement for large volume parts
Equalization (BAL1) process enables Intelligent 2 Pneumatic Circuit to conduct faster tests of large volume parts and deformed parts.

インテリジェント１エア回路 Intelligent 1 Pneumatic Circuit

インテリジェント２エア回路 Intelligent 2 Pneumatic Circuit
AV2

AV1
TEST
PRESSURE
SOURCE

AV3

V2

P.S

S1

V3
MS-PORT

DPS
V3

WORK

MASTERS1TESTPRESSURE
SOURCE

DPS

V2

AV2

AV1

MASTER

MS-PORT

WORK

WORK CAL.PORTWORK CAL.PORT

故障による誤判定を未然に防ぐセルフチェック機能 Self-diagnosis function to prevent incorrect judgments caused by malfunctions.
毎回のテストサイクルでセンサーや空気作動弁のセルフチェックを行い、不具合に

ORIFICEよる誤動作を未然に防ぎます。

AV1

排気時、マスター回路に付けられたオリフィスにより発生した差圧を検知し、センサーの動作確認を行います。

F1

水油入り防止機能：排気時にエアブローし、ワークからの異物侵入を防止します。
Each test cycle includes a self-diagnosis of the sensor and air-operated valves toprevent erroneous operation caused by an unexpected malfunction.
Self cleaning: Air blow cleaning is performed during exhaust to prevent water, oil, orother contaminants inside of Work from entering the tester.

K（Ve）測定

AV2

G1

P.S

AV3

MASTER

EXHAUST

V1DPS
PRESSURE
SOURCE

WORK

K(Ve) Automatic Setup

漏れによる差圧を流量単位（mL/minなど）に換算し表示させる場合、K（Ve）
を求める必要があります。K（Ve）を求める方式は2種類あります。
１）容積変化方式：オートリークキャリブレーター(ALC)を使用します。
２）漏れ基準方式：リークマスターを使用します。
キャリブレーションモードを使用することで、K（Ve）の自動算出が可能です。
K（Ve）required to convert a differential pressure caused by a leak into a flow rate (mL/min). There are two methods
for determining the equivalent internal volume.
1) Volumetric change method: Uses Automatic Leak Calibrator (ALC).
2) Leak reference method: Uses Leak Master.
K（Ve）automatically calculated by using the calibration mode.

オートリークキャリブレーター（ALC）
ALC Automatic-Leak Calibrator

リークマスター
Leak Master28

Standard Type

実際のワークを使用してワークとマスターの容積差、断熱変化の影響など漏れ以外のドリフト分を抽出し補正する機能です。

For Sealed Work

Theory of Mastering

ドリフト量 + リーク量
Drift + Leak rate

Leak test time

ドリフト量
Drift

リーク量
Leak rate

Drift compensation

Differential pressure● 測定環境によるドリフトを補正できます

リーク量 bLeak rate b

検出 1 検出 2 ・・・・・・・・ 検出 n
DET1 DET2● ドリフト量の推移をグラフで表示できます

DETn

●
●

● マスタリングは断熱圧縮による影響のほかワークとマスターの容積差や環境条件による特性の違いも

Temperature change in Master

28
26
常温

加圧

平衡

CHG

検出

BAL

Environmental
temperature

DET

Leak Test Method

マスターチャンバー
Master Chamber

O リング
O-ringカラー
Collarリークテスト方式

When a test pressure is applied to Work, the internal air pressure rises suddenly due to adiabatic compression.
This temperature change causes a measurement error in leak detection.
● Mastering can not only compensate for the influence of adiabatic compression, but also the difference involume between Work and Master and differences in characteristics caused by environmental conditions.
● A combination of Mastering and Master Chamber that has excellent temperature stability and repeatability
enables high-precision leak measurements with appropriate drift compensation.

マスター内部温度の変化

30

周辺機器

で精度の高いリーク計測が可能となります。

Temperature change in Work

Peripheral Equipment

補正することができます。
● マスタリングと温度安定がよく再現性の高いマスターチャンバーを併用すると、適正なドリフト補正量

ワーク内部温度の変化（℃）
32Internal temperature

ワークにテスト圧を印加すると内部では断熱圧縮による急激なエアー温度上昇が生じます。リーク検出ではこの温度変化による影響が測定の誤差となります。

内部温度

of combining
マスタリングとマスターチャンバー併用のメリット Advantages
Mastering and Master Chamber

トレーサガス検知式
リークテスター

Shortens test time.
Enables testing even when there is a difference in volume between Work and Master.
Eliminates the need to adjust Master volume.
● Eliminates the need to change Master for different items.
● Enables you to evaluate drift caused by the sealed state of the clamping fixture.
● Compensates for drift caused by the measuring environment.
● Provides a graphical display of transition in drift.
●

Other Instruments● クランプ治具部分のシール状態によるドリフトも判定できます

導入例︑その他の計測器● 多種ワークでもマスターの切り替えは不要となります

流量式
リークテスター● マスターとのバランス調整の手間が無くなります

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type● ワークとマスターに容積差があってもテストが可能となります

ドリフト補正量差圧● 検査時間の短縮が可能です

Drift + Leak a

For Special Purposes

ドリフト量 + リーク量 a

CHG BAL1

特殊用途
リークテスター加圧 平衡 検出等圧 BAL2 DET

Mastering value ＝ DET1 measurement − DETn measurement ＝ a − b

マスタリング補正のメリット Advantages of Mastering

Separate Type

Mastering Technique combines a normal leak test with a correction process. The system determines drift byrepeating the detection cycle until variations due to temperature changes stabilize. The difference between the
differential pressure measured in the leak test and the differential pressure after the drift has stabilized is called
Mastering Value, which is the value used for correcting data. This method enables precise leak detection to beachieved within a short period of time.

Mastering time

リークテスト時間

セパレート式
リークテスターマスタリング値＝検出１の測定値 ‒ 検出nの測定値= a ‒ ｂ

マスタリング時間

圧力変化

マスタリングでは実際のリークテストにおける差圧と、検出工程を繰り返し、温度の影響が収束したときの差圧を計測します。
これらのデータの差から補正量（マスタリング値）
が求まり、短いテスト時間でも高精度のリークテストが可能となります。

Pressure change

マスタリング補正の原理

密封品用
エアリークテスター

Mastering and Master Preset quantify drift caused by factors other than leaks, such as the difference in volume between Work and Master and the influence of adiabatic change, and conducts
compensation.

スタンダードエアリークテスター

マスタリングとマスタープリセット Mastering and Master Preset

フィン

マスタープリセット補正 Master Preset compensation

差圧

マスタープリセット動作

Master - Preset process

測定値

Measured value⊿P

マスタープリセット値 = DET1の測定値 ‒ DET2の測定値 = a ‒ bb
CHG BAL1 DET1

STB
時間
Time

BAL DET2

29

海外拠点

Master Preset value = DET1 measurement − DET2 measurement ＝ a − baGlobal Support

Master Preset is a process used to quantify drift caused by factors other than leaks, just like Mastering.
First, the system measures the differential pressure during a normal test, and then the differential pressure after
Work is pressurized for an extended amount of time, and quantifies drift (master preset value).
Note: Master Preset produces the same effect as Mastering, but does not provide a graphical display of drift.

サービスと
品質管理

Differential
pressureService and Quality

マスタリングと同様に漏れ以外のドリフト分を抽出し補正する機能です。
マスタープリセットでは通常のテスト時間での測定値と加圧時間を十分長く取ったときの測定値の差からドリフト量（マスタープリセット値）
を求めます。
（注）
マスタリングと同様の効果が得られますがドリフト量の推移はグラフ表示しません。

Function

Capsule

各種機能説明Fin

カプセル

機能一覧 Features
ノイズリダクション機能（NR機能）Noise Reduction (NR)
ノイズリダクション（NR）
では規格設定の外側（NG側）にもうひとつの設定（不確定設定）を設けます。この不確定設定領域に入った場合は排気せず繰り返し検出工程を行い確実な判定を行います。
繰り返し検出を行うことで漏れ以外のノイズ成分が減少し、真の漏れ検出を行うことができます。
● 不確定領域での再試験を自動的に行いワークの初回検出データ分布
Distribution of Initial Detection Data

個数 Number of Work

● 良品歩留まり率の向上

OK,NGを精度良く判定します● タクトタイムの短縮● ノイズ成分を除去し確実な漏れ判定ができます● 補正を使わず品質と歩留まりを向上

In addition to the normal OK/NG criteria, NR mode uses an “Uncertain” quality range. For Work initially classified in the “FAILED (NG)”category, DET stage is repeated without purging the air to check if the judgment is correct. Performing repeated tests is an effectivemeans for finding true leaks and eliminating false rejections caused by noise.
Uncertain Work is automatically re-tested and assigned
the correct judgment.
● Eliminates the noise factor to ensure correct judgments.
●

不確定
判定領域

OK

Hi設定

Hi limit

NR reduces false rejection of good Work.
● Shortens test time.
● Helps improve product quality and OK/NG without the need for compensation.

NG

Uncertain
zone

HH設定

リーク量

HH limit

Leak rate●

2段階警報設定機能 Two-Level Alarm Setting
警報設定をHi設定とHH設定の2個持っています。漏れの大きさを大小区別して判定することができます。それぞれの判定出力もあり、選別の自動化も可能です。
（ノイズリダクション機能との併用はできません。
）

OK

Two NG alarm limits can be set: Hi-NG for small leaks, and HH-NG for large leaks. These alarms distinguish between the sizes of leaks(small or large). Each limit has its own judgment output and is capable of automatic screening.(This feature cannot be used together
with Noise Reduction.)

Hi

小漏れ

大漏れ

Small
leaks

Large
leaks

HH

テスト圧電空制御 Electropneumatic Test Pressure Control
テスト圧設定を電空レギュレーターで行います。テスト圧が異なるワークが混在したリークテスト
でもチャンネルごとにテスト圧が設定でき簡単に対応できます。また、高速チャージも可能です。
【高速チャージ】ワーク内に狭い通路がある場合、最初にテスト圧より少し高い圧力を加えることで、早く規定のテスト圧に到達します。計測時間の短縮が図れます。
Test pressure settings are controlled by the electropneumatic regulator. The system allows for different test pressures to be
programmed for each channel of a multi-item leak test. A quick charge feature is also available.
【Quick Charge】For Work that has narrow pathways, Quick Charge applies a pressure slightly higher than the normal test pressure toshorten the time needed to reach the target pressure, thereby shortening the overall test time.

テスト圧2ポート Dual Test Pressure Port
チャンネルごとに2種類のテスト圧のいずれかを割り当てることができます。正圧と負圧の切替や高速チャージが可能です。
Either of the two pressure types (positive or negative pressure) for each channel can be allocated. The system can be configured toswitch two pressure types or enable Quick Charge.

バイパス回路対応 Bypass Circuit Option
大容積ワークに対して加圧時間の短縮を図るため、外部にバイパスユニットを用意しリークテスター
から直接制御します。バイパスユニットは大口径の弁を搭載しており大流量でワークを加圧します。
An external bypass unit is available for the faster charging to large volume Work. Equipped with a large diameter valve, the bypass unit
can be directly controlled from the leak tester for charging at high flow rates.

校正ポート CAL Port
日常点検やリークキャリブレーションのために、フロントパネルの操作しやすい位置に校正
ポートを用意しています。
CAL ports are located on the front panel to provide easy access for routine checks and leak calibration.

ストップバルブ開閉確認機構 Stop Valve Open/Close Monitoring
リークテスター単体のリークチェックは手動バルブを閉じて行います。
チェック完了後、手動
バルブ閉でのリークテストを防止するため、開閉を自動チェックします。
The manual valve should be closed when testing the leak tester itself. Upon completion of the check, the valve status can be
automatically checked to prevent a leak test from being performed while the stop valve remains closed.

30

テスト圧A

Test pressure A

テスト圧B

Test pressure B

テスター
Testerワーク 大CH01Standard Type

Large Workテスター

中Medium Work小Small Work

CH02
CH03

For Sealed Work

Tester

The system memorizes various parameter settings by selecting channel, such as OK/NG criteria and the duration of CHG, BAL and DETstages. By simply entering the channel number,the settings in each channel easily be retrieved. External signals can be used to switch
channels, enabling multi-item testing lines to be automated.

Separate Type

LS-R902は5000個、LS-R700とLS-1881は1000個の測定データを保存しデータの推移をグラフで表示します。
また、
USBメモリーを使用することで長期間にわたる大量のデータを保存することができます。
その他の機種では外部メモリーカードユニットを用意しています。

ワーク内部の水･油がリークテスターに浸入して故障することを防ぐために、外部に排気弁ユニットを使用することが有効です。
その外部排気弁ユニットの制御をテスターで行うことができます。
この外部排気弁の効果は大きく、ワークに水･油が付着している場合は必ずご使用下さい。

Leak Test Method

各種補正機能 Various Compensation Features

Function

個数 Number of Workともできます。

各種機能説明マスタリング、
マスタプリセットのほかに各種補正機能を用意しています。
● オートドリフト学習補正：毎回のOK品データから補正量を学習し自動設定します。
マスタリングと組み合わせて使用するこリークテスト方式

An external exhaust valve is used to prevent failures caused by water or oil inside of Work that enters the tester. This feature enables tocontrol the valve from the tester. Using an external exhaust valve is extremely effective means for protecting the tester fromcontaminants. External exhaust valves are highly recommended for wet or oil-stained Work.

周辺機器

Peripheral Equipment

外部排気弁対応 External Exhaust Valve

Other Instruments

Air can be kept charging to Work by pressing CHARGE HOLD key or entering Charge Hold signal from an external device. This functionuses soap water testing or water-immersion testing to locate leaks from failed Work.

導入例︑その他の計測器

チャージホールドのボタンを押すか外部よりチャージホールド信号を入れることにより、
ワー
クにエアーを加圧することができます。
不良品の漏れ箇所をチェックするため、石鹸水での確認や水没による確認を行うことができます。

トレーサガス検知式
リークテスター

チャージホールド Charge Hold

流量式
リークテスター

When a test is completed, RS-232C port outputs the test result. This data includes measurements, OK/NG judgments, and parametersettings, and can be used for subsequent analysis.

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

計測結果をテスト完了時にRS-232Cで出力します。
データには計測結果のほか、判定結果や設定値など各種情報が含まれています。
後でデータ解析ができます。

For Special Purposes

RS-232Cデータ出力 RS-232C Data Output

特殊用途
リークテスター

LS-R902 stores up to 5000 data in the memory and show the result log trend in a graph while LS-1881 and LS-R700 store 1000 data.
Also large quantities of data can be collected with USB flash drive.
External. Memory Card Unit is available for other models upon request.

セパレート式
リークテスター

データ保存機能 Data Storage

密封品用
エアリークテスター

判定値の設定や加圧・平衡・検出など各工程時間の設定値をチャンネルに記憶できます。
呼び出しはそのチャンネルを指定するだけであらかじめ記憶した設定値に変更されます。
外部信号でもチャンネル変更ができますので、多品種の検査ラインの自動化が可能です。

スタンダードエアリークテスター

チャンネル機能 Multi-Channel Feature● 固定ドリフト補正：決められた値の補正を行います。

31

海外拠点

The bracket allows for the easy mounting and removal of the tester, and comes with two screws on the front side. This enables thetester to be installed in tightly confined spaces, and makes it easier to replace the tester or perform maintenance.

Global Support

本体の取り付け、取り外しが前面のビス2本で簡単に行えます。
左右のスペースがない場合でも取り付け可能です。
載せ替えやメンテナンスも簡単に行えます。

リーク量Leak rate

サービスと
品質管理

クイック取付金具 Quick-Mounting Bracket0Service and Quality

In addition to Mastering and Master-Preset compensations, the tester also provides the following features.
Auto-Drift Compensation: The system learns the correct compensation from the “OK” product data of each test, and automatically sets
the value. This function can be combined with Mastering.
● Fixed-Drift Compensation: Drift is compensated by using a fixed value.

●リークテスト トレーニングルーム

Leak test training room

ビフォアーサービス Before Service

テスト方式のご提案
デモや実験 ＆ 技術情報の提供
Proposing testing methods
Providing demonstrations, experiments,
and technical information●

実績紹介と最適なテスト方式のご提案を行います●

PR器によるデモや評価実験を行います●

機械装置製作に必要な技術情報を提供します●

Cosmo provides its past achievements and gives proposals forthe optimum testing method.
Cosmo conducts demonstrations and evaluation experiments
using PR devices.

●

Cosmo provides technical information required for manufacturingmachinery.

●

導入時のサービス Start Up Service●●

設定のアドバイス
立ち上げ支援 ＆ トレーニング
Advice for making settings
Startup support and training

テストデータの解析や設定のアドバイスを行います
設備立ち上げ時に発生しやすい各種トラブルに対応します●

操作方法や日常管理方法などのトレーニングを行います●

Cosmo gives advice about test data analyses and settings.

●●

Cosmo responds to various kinds of problems that might occur whenstarting up equipment.

Cosmo provides training sessions on operation and daily management
methods.

アフターサービス After Service

トラブル対応
現地点検修理 ＆ セミナー開催
Trouble shooting
On-site inspection and repairs,
and seminars●

専門のサービススタッフが迅速に不具合対応を行います●

現地での定期点検や修理を行います●

ワークやテスト条件の変更によるご相談に応じます●

ご要望に応じリークテストセミナーを開催します●Specialized service staff responds to problems.

●
●
●

32

Cosmo conducts on-site periodic inspections and repairs.

Cosmo gives advice about changes in Work and test conditions.
Cosmo holds leak test seminars at request.

品質管理・品質保証体制

Quality Assurance System
Standard Type

Cosmo leads the world in quality assurance and calibration services and contributes to quality improvement in various industries.

For Sealed Work
Separate Type

Digital Manometers
Flow Calibration Standards
Digital Flow Meters
Flow Calibration Systems

国立研究開発法人産業技術総合研究所

AIST National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

国際標準 International Standards
NIST National Institute of Standards and Technology

Pressure Balances
重錘型圧力天びん
Pressure Weights
重錘用おもりDigital Manometers
デジタル圧力計
音速ノズル式気体流量校正器 Sonic Venturi Nozzle
Laminar Elements
層流式流量校正器ISO9001／ISO14001

Cosmo can provide pressure calibration services according to the international standard ISO/IEC 17025.
We can calibrate our air leak testers in accordance to ISO/IEC 17025 at our customers sites inside and outside Japan.

Function２．
国際的な信頼性
国際相互承認取り決め(MRA)に基づく技術的能力のある根拠が証明されています。

各種機能説明ISO/IEC 17025校正によるメリット Advantages of ISO/IEC 17025 Calibration
１．
高い品質の証明
ILAC-MRAマーク及び、JAB認定シンボル付きISO/IEC 17025校正証明書がご提供できます。

ISO/IEC 17025
認定番号：RCL00350
認定機関：（公財）日本適合性認定協会（JAB）
認定範囲：力学量（圧力・流量校正）
Certificate No.RCL00350
Accreditation: JAB
Scope of Accreditation: Mechanical(Pressure and Flow Calibration)

Leak Test Method

コスモ計器では国際規格ISO/IEC 17025の校正ができます。
エアリ−クテスターは国内外で17025現地校正が可能です。

リークテスト方式

ISO/IEC 17025 校正機関認定 Calibration Laboratory Accreditation

周辺機器

ISO14001
日本国内が対象です。
JQA- EM5044 The EMS applies to the domestic locations only.

Peripheral Equipment

ISO9001
日本国内及び米国が対象です。
JQA-QM3681 The QMS applies to the domestic locations and U.S.A. only.

トレーサガス検知式
リークテスター

米国国立標準技術研究所

参照標準器 Reference Standards

Other Instruments

国家標準 National Standards

導入例︑その他の計測器

ISO/IEC 17025 Accreditation

Leak Masters

流量式
リークテスター

Air Flow Testers

ISO/IEC 17025認定事業者

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type

実用標準器 Working Standards
デジタル圧力計
層流式流量校正器
デジタルフローメーター
層流式流量校正装置

Air Leak Testers

For Special Purposes

エアリークテスター
エアフローテスター
リークマスター

特殊用途
リークテスター

製品 Products

セパレート式
リークテスター

標準器体系とトレーサビリティー Control of Calibration Instruments and Traceability

密封品用
エアリークテスター

標準器管理室 Calibration Instrument Control Room

スタンダードエアリークテスター

品質保証と校正サービスで世界をリード、さまざまな産業の品質向上に貢献

３．
ワンストップテスティングの実現
他国の校正証明書であっても、この認定シンボルが付いていれば信頼ができるので、確認のための校正は不要となります。

33

海外拠点

Cosmo Group Calibration Laboratory has
been accredited as an organization thatcan perform pressure and flow
calibrations by the Japan Accredition
Board for Conformity Assessment (JAB)
because of its conformity with ISO/IEC
17025.

Global Support

1．Proof of High Quality
ISO/IEC 17025 calibration certificate with ILAC-MRA mark and JAB accreditation symbol can be arranged.
2．
Worldwide Credibility
Technical competence, based on Mutual Recognition Arrangement (MRA), is proved.
3. One-stop TestingThis symbol ensures reliability of calibration certificates, including those issued outside your country, and don’t need to calibrate it for confirmation.
4. Traceability Certificates (system chart)
Traceability to national and international measuring standards is assured, so don’t need to verify it.
5. Applicability to Many Fields
This calibration is applicable not only to the automotive industry, but also to UL- and JIS-accredited plants and companies accredited under
ISO 13485 (QMS standard for medical equipment).

コスモグループ校正室は、公益財団法
人 日 本 適 合 性 認 定 協 会（ J A B ）よ り 、ISO/IEC 17025の圧力・流量校正機関として認定されました。

サービスと
品質管理

５．
多分野で活用
自動車産業（ISO/IATF 16949）
をはじめ、
UL規格、
JIS規格に携わる認定工場、
ISO 13485規格の認定企業(医療機器のQMS規格)などに適合する校正です。

Service and Quality

４．
トレーサビリティ証明書（体系図）
国家・国際計量標準への計測のトレーサビリティは確保されている為、確認は不要となります。

海外拠点

Cosmo overseas representative offices

コスモのワールドサポート体制 世界各地域に展開し高品質で迅速なサービスを提供します
Cosmo Global Support

Our representatives provide efficient and quick service worldwide.

高度なテクニックと迅速なサービスを提供

海外拠点によるスーパーバイジングサービス

トレーニングを受けた専門スタッフがお客様をサポート、漏れ検査ニーズに対して

現地スタッフが製品の原理、操作方法、保守管理に関する説明、テスト環境の確認な

最適なご提案とアドバイスを行います。

どを実施致します。

Advanced technical assistance and quick service
Our specialists provide thorough customer support and offer the best suggestions andadvice to meet any leak testing needs.

Supervising services from our overseas offices
Our local staff will tell you how to operate your tester, and guide you through operation,
maintenance, and troubleshooting procedures. They will also visit your facilities to checkthe testing environment.

Indonesia

ThailandUSA

Malaysia

ドイツ（欧州）Germany CEU
Cosmo EU Solutions
Technology GmbH韓国 Korea CK
Cosmo Korea Co., Ltd.

中国 China CIC
Cosmo Instruments (Jiaxing) Co., Ltd.

インド India CIP
Cosmo Instruments
India Pvt. Ltd.

台灣 Taiwan
Taiwan Cosmo
Instruments Co., Ltd.

タイ Thailand CW
Cosmowave Technology Co., Ltd.

ベトナム Vietnam CWV
Cosmowave
Vietnam Co., Ltd.

マレーシア Malaysia WM
COSMOWAVE SDN. BHD.

インドネシア Indonesia
PT.COSMOWAVE

34

オーストラリア Australia IRT
Industrial Research Technology Pty. Ltd.

Standard Type

各代理店にそれぞれの適応製品のサービスパーツをストックしているので、迅速なService parts inventory
Each of our representatives maintains an extensive service parts inventory to quickly
respond to your service needs.

India

Germany

Separate Type対応が可能です。

Comprehensive post-purchase service
Cosmo's service specialists provide best services using a complete set of pressure andflow measurement instruments.

流量式
リークテスター

Other Instruments

導入例︑その他の計測器
各種機能説明Function

サービスと
品質管理

Service and Quality

海外拠点

Global Support

35

リークテスト方式

Leak Test Method

ブラジル(南米) Brazil TEXTEX Equipamentos EletrônicosInd. Com. Ltda.

周辺機器

Peripheral Equipment

メキシコ（中米）Mexico
Cosmo De Mexico

トレーサガス検知式
リークテスター

Air Flow Detection Type Tracer Gas Detection Type米国(北米・中米) USA CST
Cosmo Solutions Technology, Inc.

For Special Purposes

Taiwan

特殊用途
リークテスターChina

セパレート式
リークテスターフがサービスを提供致します。

For Sealed Work

圧力計測、流量計測の設備を備え、コスモ計器より認定を受けたサービス専門スタッ

密封品用
エアリークテスター

サービスパーツのストック

スタンダードエアリークテスター

充実したアフターサービス国内販売・サービス拠点

Head Oﬃce & Domestic oﬃces
本社・工場

Phot

〒192- 0032 東京都八王子市石川町2974-23
TEL（042）642-1357 FAX（042）646-2439

Head Oﬃce2974-23, Ishikawa, Hachioji, Tokyo, 192-0032 Japan
PHONE：+81-(0)42-642-1357 FAX：+81-(0)42-646-2439
東京営業所〒192-0032 東京都八王子市石川町2974-23

TEL(042)639-7874

FAX(042)642-3163

サービス直通北関東営業所〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-29-12第3K2ビル

TEL(0285)30-0401

FAX(0285)24-9855

本社

TEL(042)631-0795

FAX(042)631-0650

名古屋営業所〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-175サニーホワイト藤1F

TEL(052)772-8787

FAX(052)774-0595

北関東

TEL(0285)30-0402

FAX(0285)-24-9855

大阪営業所〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38新大阪西浦ビル5F

TEL(06)6395-2671

FAX(06)6395-2634

名古屋

TEL(052)772-8875

FAX(052)774-0595

広島営業所〒732-0052 広島県広島市東区光町2-7-35光町Uビル5F

TEL(082)264-5259

FAX(082)264-5358

大TEL(06)6395-2660

FAX(06)6395-2634

浜松営業所〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北1-46-2ジョイ高丘1F

TEL(053)430-5073

FAX(053)438-5716

東北営業所〒982-0015 宮城県仙台市太白区南大野田9-5ササキカンパニービル1F TEL(022)246-8701

FAX(022)246-8966

九州営業所〒812- 0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-34第2博多クリエイトビル8F

FAX(092)483-6688

TEL(092)477-2627

阪

海外販売・サービス拠点 COSMO s worldwide network
China
中国

Cosmo Instruments (Jiaxing) Co., Ltd.
科斯莫计器(嘉兴)有限公司
Room 401, No. 1355 Canal Road, Gaozhao Street, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province

Vietnamベトナム

COSMOWAVE VIETNAM CO., LTD.
LK2-60 Tan Tay Do New Urban, Tan Lap Commune,Dan Phuong District, Hanoi, Vietnam
PHONE: ＋84-(0)24-37876085 FAX: ＋84-(0)24-37876084

PHONE: +86-(0)573-82800886 FAX: +86-(0)573-82800882
COSMO SHANGHAI OFFICE COSMO上海事務所
Phone: +86-021-52280971 +86-021-52280972
COSMO TIANJIN OFFICE COSMO天津事務所

India

インド

PHONE: +86-(0)22-2628-6748 FAX: +86-(0)22-2628-8468

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. PUNE - CHAKAN OFFICECOSMO CHONGQING OFFICE COSMO重慶事務所

PHONE: +91-(0)20-6933-2345

PHONE: +86-(0)23-6172-5071 FAX: +86-(0)23-6172-5073

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. CHENNAI OFFICECOSMO CHANGCHUN OFFICE COSMO長春事務所

PHONE: + 91-999-436-4454

PHONE: +86-(0)431-8876-2711 FAX: +86-(0)431-8587-3017

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. GUJARAT OFFICECOSMO WUHAN OFFICE COSMO武漢事務所

PHONE: +91-9725-83-9040

PHONE: +86-(0)27-8488-5768 FAX: +86-(0)27-8488-9768

韓国

A-201Ho, 283, Bupyeong-Daero, Bupyeong-Gu, Incheon, Korea

Germany
ドイツ

PHONE: +82-(0)32-623-6961 FAX: +82-(0)32-623-6963
COSMO KOREA CO., LTD. CHANGWON OFFICEPHONE: +82-(0)55-264-1358 FAX: +82-(0)55-275-1359

USA
米国

Taiwan台灣

TAIWAN COSMO INSTRUMENTS CO., LTD.
RM. 3, 10F., NO.376, SEC. 1, DUNHUA S. RD., DA AN DIST., TAIPEI CITY 106

PHONE: +886-(0)4-2270-2286 FAX: +886-(0)4-2270-2267

Mexicoメキシコ

Malaysia No.36 & 38 Jalan Sanggul 1, Bandar Puteri Klang, 41200 Klang, Selangor, Darul Ehsan West Malaysia

Thailandタイ

Bahnhofstr.33, 42651 Solingen, Germany
PHONE: +49-(0)212-38367171 FAX: +49-(0)212-38353374
COSMO SOLUTIONS TECHNOLOGY, INC.
23855 Research Drive, Suite A Farmington Hills, Michigan 48335 USA
PHONE: +1-248-488-2580 FAX: +1-248-488-2594

Carretera 45 Leon-Silao Km 156.4, Local 19, Colonia Nuevo Mexico
C.P. 36270 Silao, GTO, Mexico
Phone: +52 (472) 117-2157+1 (512) 535-5426

COSMO DE MEXICO MONTERREY OFFICECOSMOWAVE SDN. BHD.

マレーシア

COSMO EU SOLUTIONS TECHNOLOGY GMBH

COSMO DE MEXICO SILAO OFFICEPHONE: +886-(0)2-2707-3131 FAX: +886-(0)2-2701-9541
TAIWAN COSMO INSTRUMENTS CO., LTD. TAICHUNG OFFICEPHONE: +91-(0)124-421-0946 FAX: +91-(0)124-4115-926
Phone: +91-(0)9663384423

PHONE: +86-(0)20-6120-5933 FAX: +86-(0)20-6120-5932

COSMO KOREA CO., LTD. INCHEON OFFICE

Plot No - 261, Sector- 8, HSIDC IMT Manesar, Gurgaon -122 050 India
COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. SOUTH ZONE REGIONAL OFFICECOSMO GUANGZHOU OFFICE COSMO広州事務所

Korea

COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. HEAD OFFICE

Phone: +52 (81) 1104-2479

PHONE: +60-(0)3-51626677 FAX: +60-(0)3-51627766
COSMOWAVE TECHNOLOGY CO., LTD.

Brazilブラジル

52/42 Soi Krungthepkrita 13/1 Saphan sung District, Saphan sung, Bangkok 10250 Thailand
PHONE: +66-(0)2-7361667 FAX: +66-(0)2-7361669

Australia

PT.COSMOWAVE

オーストラリア

Jl. Samsung Raya, Bizpark Blok A/25, Kawasan Industri Jababeka Innovation Center

TEX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IND. COM. LTDA.
Av. Gutemberg Jose Cobucci, 293 - Itupeva Sao Paulo - Brazil - CEP 13295-000
PHONE: +55-(0)11-4591-2825
INDUSTRIAL RESEARCH TECHNOLOGY PTY. LTD.
6/38 Bridge Street, Eltham VIC 3095, Australia (Delivery only)
PHONE: +61-(0)412-176-674

Indonesia (Pintu 6), Kel. Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat 17530,

インドネシアIndonesia.
PHONE: +62-(0)21-89328750

COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD.

http://www.cosmo-k.co.jp/

このカタログはFSC認証紙およびベジタブルオイルインキを使用しています。

March / 2024

LEAK-985A1-X

2403-010-NI