取扱説明書
RS-232C／GP-IB 変換アダプタ

ZS‒6143F

目

次

1. 概

要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. 特

徴

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3. 仕

様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

4. 動作及び使用方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・3

5. ＲＳ−２３２Ｃケーブルの接続
6. 機能設定
7. 外観

・・・・・・・・・・・17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

8. 保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

第4版

1.概要
ZS-6143F は、GP-IB と RS-232C 間の通信を仲介するインターフェイス変換アダプタです。
ZS-6143F は、RS-232C インターフェイスを持つホストコンピュータからのコマンド
により、GP-IB コントローラとして動作します。

GP-IB

ホスト
コンピュータRS-232C

ZS-6143F

GP-IB機器

2.特長（1）小型、軽量です。
（2）双方向各 8K バイトのバッファメモリ付きです。

3.仕様
3-1 GP-IB（1）IEEE
Std-488 に準拠
SHI、AHI、T5、L3、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C27（2）コネクタ
57LE-20240-77C0-D35G-CA（DDK）
3-2 RS-232C（1）通信方式（2）同期方式（3）通信速度（4）パリティ（5）ストップビット長（6）キャラクタビット長（7）論理レベル
電圧

全二重通信方式
調歩同期方式
2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400（bps）
パリティ無し、奇数パリティ、偶数パリティ
1、2
7、8
データ信号

制御信号

+3V〜+12V

0（スペース）ON-3V〜-12V

1（マーク）

OFF1

（8）RS-232C 信号
コネクタ
信号名

PIN NO

TXD

3

ZS-6143F からの送信データ

RXD

2

ZS-6143F の受信データ

CTS

8

RTS

7

GND

5

（9）コネクタ機

能

データ送信の許可を受け取るための入力信号です。
この信号により送信データの制御が可能です。
相手側に対して、データの入出力が可能か否かを示す出力信号です。
全ての信号の基準電圧（0V）になります。

DE-9P-NR（JAE）インチネジ
または、相当品

3-3 一般仕様（1）電源（2）仕様温度範囲（3）外形寸法（mm）（4）重量（5）付属品

DC+5V 500mA 以下
0〜40℃
82（W）×30（H）×126（D）
500g 以下
DC 入力ケーブル（AC アダプタ別売）
取扱説明書
1冊

2

4.動作及び使用方法
4-1 動作シーケンス
ZS-6143F は、RS-232C インターフェイス側をホストコンピュータと接続し、GP-IB コントローラとして動作します。
ZS-6143F は、電源 ON 後 GP-IB 側に対して、IFC（インターフェイス クリア）を実行し、REN を“Low”にセットして、リモート動作を可能にします。その後、ホストコンピュータからのコマンド待ち状態になります。
コマンドは ASCII コードを使用して 3〜4 文字のコードやそれに続く文字列で構成され、制御コマンド、データ出力コマンド、データ要求コマンドなどがあります。
ZS-6143F はコマンドが送られてくると、それぞれのコマンドに対応して、メッセージをホストコンピュータに返します。従って、ホストコンピュータはコマンドを送る毎に、このメッセージを確認してから次のコマンドを送り出すようにしなければなりません。
コマンドの実行後の応答メッセージには、次の 3 種類があり、ASCII コードを使用します。
①ホストコンピュータに返すデータがない制御コマンドやデータ出力コマンドの場合
END[デリミタ]②ホストコンピュータにデータを返すデータ要求コマンドなどの場合
XXX･･･XX[デリミタ]
データ：形式については各コマンドの説明を参照して下さい。

③コマンドの書式やパラメータに誤りがあったり、実行してエラーが起こった場合*-ERR ［デリミタ］
エラーの種類により F、G、O、P、R、T があります。
（エラーメッセージ表は 15 ページを参照して下さい。）
また、コマンドとは無関係に、SRQ が発生したとき ZS-6143F からホストコンピ
ュータに以下の ASII コードを送信します。ただし、本コードは SRQE モードの時のみの送信となります。
（詳しくは、4-2 を参照して下さい。）
SRQ ［デリミタ］

3

4-2

SRQ
ZS-6143F には、GP-IB の SRQ 発生をホストコンピュータに知らせる SRQE モー
ドと、SRQ 発生を無視する SRQD モードがあります。
①SRQE モード
割り込み処理機能を有効にするコマンドで SRQ が発生すると、ホストコンピュータに SRQ のメッセージを送ります。但し、コマンド実行中に SRQ が発生した
場合は、実行終了後（応答メッセージをホストコンピュータに返した後）に SRQのメッセージを送ります。
RS-232C ポート割り込み機能を有するコンピュータであれば SRQ 発生の割り込み処理ができます。
②SRQD モード
割り込み処理機能を無効にするコマンドです。SRQ が発生しても、ホストコン
ピュータには何も送りません。電源 ON 時は、このモードにセットされます。

4-3 内部バッファメモリ
ZS-6143F は、ホストコンピュータからのコマンド、データそしてデリミタを内部
バッファメモリに格納してからコマンドの実行をします。バッファメモリのサイズ
は、デリミタも含めて 8K バイトです。もし 8K バイト以上送られてきた場合 O-ERR
が発生します。

ホスト
コンピュータRS-232C
I/F

バッファメモリ
最大8Kバイト

GP-IB
I/F

GP-IB

ZS-6143F
また、GP-IB 機器からデータを受け取る動作をする場合も、データは内部バッフ
ァに格納されます。このバッファメモリのサイズは、8K バイトです。従って、受け取れるデータ数は 8K バイトまでです。これ以上のデータはバッファメモリには格納されず捨てられます。

ホスト
コンピュータRS-232C
I/F

バッファメモリ
最大8KバイトZS-6143F

4

GP-IB
I/F

GP-IB

4-4 初期設定
電源 ON 後の初期設定は、次のようになります。
①GP-IB 送出時のデリミタ
CR.LF&EOI②GP-IB タイムアウト機能なし③SRQ モード設定
SRQD モード
4-5 コマンド
RS-232C インターフェイスを持つパソコンなどから GP-IB 機器をコントロールする場合の各種コマンドについて説明します。
4-5-①

ホストコンピュータが使用できるコマンド

NO. コマンド

機

能

1

REM

GP-IB 機器をリモート状態にします。

2

IFC

GP-IB 機器のインターフェイスを初期状態にします。

3

DCL

GP-IB 機器をクリアします。

4

SDC

指定した GP-IB 機器をクリアします。

5

GTL

指定した GP-IB 機器をローカル制御にします。

6

LLO

GP-IB 機器をローカル制御禁止にします。

7

GET指定した GP-IB 機器に GET 命令を送ります。

8

CMD

GP-IB にメッセージコマンドを出力します。

9TAD

GP-IB のトーカアドレスを指定します。

10

LAD

GP-IB のリスナアドレスを指定します。

11

DAT

既にリスナ指定された機器に ASCII データを出力します。

12

DATB

既にリスナ指定された機器にバイナリデータを出力します。

13

OUT

指定したリスナに ASCII データを送ります。

14

OUTB

指定したリスナにバイナリデータを送ります。

15

INP

指定したトーカから ASCII データを受け取ります。

16

INPB

指定したトーカからバイナリデータを受け取ります。

17

IND

既にトーカ指定されている機器から ASCII データを受け取ります。

18

INDB

既にトーカ指定されている機器からバイナリデータを受け取ります。

19

RDS

指定した GP-IB 機器からステータスバイトを受け取ります。

20

DLM

GP-IB 機器に送り出すデータのデリミタを指定します。

21

TOE

GP-IB ハンドシェイクのタイムアウト時間の設定を行います。
（100ms〜25.5sec）

22

SRQE

SRQ 発生時にホストコンピュータ側に“SRQ”を送ります。

23

SRQD

SRQ 発生を無視します。

5

4-5-②

コマンドの送り方
ホストコンピュータからのコマンドは
コマンド

デリミタ

の順で送ります。
コマンドはコロン（：）で区切って連続して送ることができます。これをマルチコ
マンドと呼びます。
（マルチコマンド機能はディップスイッチで ON／OFF 切替が可
能です。）
マルチコマンドはコマンド：コマンド：････････････：コマンド：デリミタのような形式で送ります。
マルチコマンドによって送られてきたコマンドは、順次実行し、全てのコマンドの実行終了後、応答メッセージをホストコンピュータに返します。この応答メッセージ
は、一番最後に実行したコマンドのものです。従って、応答メッセージでデータを返す、5 つのコマンド（INP・INPB・IND・INDB・RDS）のいずれかをマルチコマ
ンドで使用する場合は、必ずコマンド列の一番最後にして下さい。
また、マルチコマンド実行中にエラーが発生した場合は、その時点でコマンドの実行を終了し、エラーの応答メッセージをホストコンピュータに返します。
デリミタは MODE スイッチで指定したデリミタコードを使用して下さい。また、
ZS-6143F からメッセージをホストコンピュータへ送る場合も同じ MODE スイッチでセットしたデリミタコードで送ります。

4-5-③ コマンドフォーマット
コマンドのフォーマットは次のようになります。
アドレス
コマンドコード△

；
（データ）
パラメータ

（スペース）（セミコロン）

アドレスまたはパラメータが複数の場合、カンマ（，）で区切ります。アドレスは
10 進 2 桁コード、パラメータ及びデータは 10 進 2 桁と 16 進 2 桁のコードがあります。
コマンドによってはセミコロン（；）以下が不必要なコマンド、あるいはスペース
以下が不必要なコマンドがあります。

6

4-6 コマンド説明（1）REM（Remote）
機能：REN ラインを“Low”レベルにセットします。
電源 ON 後、本機は IFC を実行し REN ラインを“Low”にセットします。
書式：REM（2）IFC（Interface Clear）
機能：IFC ラインに 100μsec の負パルスを出力します。
電源 ON 後、本機は IFC を実行します。
書式：IFC（3）DCL（Device Clear）
機能：GP-IB システム上の全ての機器に DCL メッセージを送り機器をクリア（機器固有の状態）します。
書式：DCL（4）SDC（Selected Device Clear）
機能：GP-IB システム上の A0〜An で、指定した機器に SDC メッセージを送り機器をクリア（機器固有の状態）します。
書式：SDC A0，A1，･･･，An
A0〜An：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
例 SDC 00，01，30
機器アドレス 0，1，30 の機器をクリアします。
（5）GTL（Go To Local）
機能：GP-IB システム上の全ての機器、または A0〜An で指定した機器に GTL
メッセージを送り、機器をローカルモードにします。
書式：①GTL
REN ラインは“High”レベルにセットされ全ての機器はローカルになります。
②GTL A0，A1，･･･，An
A0〜An で指定した機器に GTL メッセージを送ります。
A0〜An：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
例 GTL 00，01，30
機器アドレス 0，1，30 の機器をローカルモードにします。
（6）LLO（Local Lock Out）
機能：GP-IB システム上の全ての機器に LLO メッセージを送り、機器をローカル
モード禁止にします。
書式：LLO7

（7）GET（Group Excute Trigger）
機能：GP-IB システム上の A0〜An で指定した機器に GET メッセージを送り、機器にトリガをかけます。
書式：GET A0，A1，･･･，An
A0〜An：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
例 GET 00，01，30
機器アドレス 0，1，30 の機器にトリガをかけます。
（8）CMD（Command）
機器：GP-IB システム上に C0〜Cn のメッセージコマンドコード（4-11 メッセ
ージコード表 16 ページ参照）の ATN ラインを“Low”レベルにして出力し、バスを制御します。
コマンドコードは、16 進 2 桁で表します。
書式：CMD C0，C1，･･･，Cn
C0〜Cn：コマンドコード（00〜FF）16 進 2 桁（n＜32）
例 CMD 3F，20，21，43
TA3（トーカアドレス 3）
LA1（リスナアドレス 1）
LA0（リスナアドレス 0）
UNL（アンリスン）（9）TAD（Talker Address）
機能：GP-IB システム上の A で指定した機器をトーカにします。
指定できる機器は、1 つのみです。
書式：TAD A
A：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
例 TAD 01
機器アドレス 1 の機器をトーカにします。
（10）LAD（Listener Address）
機能：GP-IB システム上の A0〜An で指定した機器をリスナにします。
書式：LAD A0，A1，･･･，An
A0〜An：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
例 LAD 00，01，30
機器アドレス 0，1，30 の機器をリスナにします。

8

（11）DAT（Data）
機能：GP-IB システム上にスペース以下の ASCII データの ATN ラインを
“High レベルにして出力します。
本コマンドはデリミタを送出しません。
コロン（：）は、マルチコマンド機能を使用するときはデータとして使用できません。
データに区切り（カンマ）は不要です。
書式：DAT X0X1･･･Xn
X0〜Xn：ASCII データ（n＜4096）
例 DAT ABCD1234
GP-IB 上をデータモードにして ABCD1234 と出力します。
（12）DATB（Data Binary）
機能：GP-IB システム上にスペース以下のバイナリデータの ATN ラインを
“High”レベルにして出力します。
16 進 2 桁で表されたデータをバイナリデータに変換して出力します。
本コマンドはデリミタを送出しません。
書式：DATB XY0，XY1，･･･XYn
XY0〜XYn：1 バイトのバイナリデータを 16 進 2 桁で表します。
（n＜4096）
上位（X）、下位（Y）の順で送って下さい。
例 DATB 05，F0，0A，A0
MSB

LSB

0

0

0

0

0

1

0

1

1 バイト目 05

1

1

1

1

0

0

0

0

2 バイト目 F0

0

0

0

0

1

0

1

0

3 バイト目 0A

1

0

1

0

0

0

0

0

4 バイト目 A0（13）OUT（OutPut）
機能：GP-IB システム上の A で指定した機器にセミコロン（；）以下のASCII データと DLM コマンドで指定したデリミタを送ります。
指定できる機器は、1 つです。
コロン（：）は、マルチコマンド機能を使用するときはデータとして使用できません。
データに区切り（カンマ）は不要です。
書式：OUT A；X0X1･･･Xn
A：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
X0〜Xn：ASCII データ（n＜4096）
例 OUT 01；1234WXYZ
機器アドレス 1 の機器にデータ 1234WXYZ と DLM コマンドで指定したデリミタを送ります。

9

（14）OUTB（OutPut Binary）
機能：GP-IB システム上の A で指定した機器にセミコロン（；）以下のバイナリ
データと DLM コマンドに関係無くデリミタとして EOI を送ります。
指定できる機器は、1 つです。
16 進 2 桁で表されたデータをバイナリデータに変換して送ります。
書式：OUTB A；XY0，XY1，･･･，XYn
A：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
XY0〜XYn：1 バイトのバイナリデータを 16 進 2 桁で表します。
（n＜4096）
上位（X）、下位（Y）の順で送って下さい。
例 OUTB 01；50，F0，0A，A0
機器アドレス 1 の機器に下記の用に出力し、デリミタとして EOI を送
ります。
MSB

LSB
0

1

0

1

0

0

0

0

1 バイト目 50

1

1

1

1

0

0

0

0

2 バイト目 F0

0

0

0

0

1

0

1

0

3 バイト目 0A

1

0

1

0

0

0

0

0

4 バイト目 A0（EOI セット）（15）INP（Input）
機能：GP-IB システム上の A で指定したトーカ機器より ASCII データを受信し、その終了後ホストコンピュータへデータを送ります。
GP-IB 側からの受信はデリミタで終了します。
受信できるデータ数は、8K バイト以下でそれ以上のデータはハンドシェイ
クはしますが内部バッファには取り込みません。
指定できる機器は、1 つだけです。
マルチコマンドで使用する場合は、一番最後にして下さい。
書式：INP A
A：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
ホストコンピュータへ送るデータの形式
X0X1X2････Xn デリミタ
X0〜Xn：機器アドレス A の機器から取り込んだ ASCII データ
例 INP 01
機器アドレス 1 の機器から ASCII データを取り込みます。

10

（16）INPB（Input Binary）
機能：GP-IB システム上の A で指定したトーカ機器からバイナリデータを受信し、その終了後ホストコンピュータへバイナリデータを 16 進 2 桁の形式に変換して送ります。
受信はデリミタ（EOI を指定して下さい）で終了し、受信できるデータ
数は 8K バイト以下です。それ以上は、ハンドシェイクしますが内部バッファには取り込みません。指定できる機器は、1 つだけです。
マルチコマンドで使用する場合は、一番最後にして下さい。
書式：INPB A
A：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
ホストコンピュータへ返すデータの形式
XY0XY1XY2････XYn デリミタ
XY0〜XYn：機器アドレス A の機器から取り込んだバイナリデータを上位、下位の順で送ります。
例 INPB 01
機器アドレス 1 の機器からバイナリデータを取り込みます。
（17）IND（Input Data）
機能：GP-IB システム上のトーカに指定されている機器から ASCII データを受信し、その終了後ホストコンピュータへデータを送ります。受信はデリミタで終了します。
受信できるデータ数は、8K バイト以下でそれ以上のデータはハンド
シェイクはしますが内部バッファには取り込みません。
マルチコマンドで使用する場合は、一番最後に使用して下さい。
このコマンドは既に設定してあるトーカから繰り返しデータを受信する場合に使用します。
書式：IND
ホストコンピュータへ送るデータの形式
X0X1X2････Xn デリミタ
X0〜Xn：取り込んだ ASCII データ（18）INDB（Input Data Binary）
機能：GP-IB システム上のトーカに指定されている機器からバイナリデータを受信し、その終了後ホストコンピュータへバイナリデータを 16 進 2 桁の形式に変換して送ります。
受信はデリミタ（EOI を指定して下さい）で終了し、受信できるデータ数
は、8K バイト以下で、それ以上のデータはハンドシェイクはしますが内部バッファには取り込みません。マルチコマンドで使用する場合は、一番最後に使用して下さい。
書式：INDB
ホストコンピュータへ送るデータの形式
XY0XY1XY2････XYn デリミタ
XY0〜XYn：取り込んだバイナリデータを 2 桁の 16 進へ変換し、上位（X）、下位（Y）の順で送ります。
11

（19）RDS（Read Status Byte）
機能：GP-IB システム上の A0〜An で指定した機器全てに、シリアルポールを実行し、機器アドレス、ステータスバイトをホストコンピュータに返します。
どの機器が SRQ を出したかは、ホストコンピュータで判断します。
ホストコンピュータへ返すデータの形式は、16 進コードで機器アドレス
2 桁とステータスバイト 2 桁を 1 組として RDS コマンドで指定したアドレスの順となります。
書式：RDS A0，A1，･･･，An
A0〜An：機器アドレス（00〜30）10 進 2 桁
ホストコンピュータへ返すデータの形式
A0S0A1S1･･･AnSn デリミタ
A0〜An：機器アドレス（00〜1E）16 進 2 桁
S0〜Sn：ステータスバイト（00〜FF）16 進で 2 桁
本データが 40（HEX）以上の場合 SRQ 発生となります。
例 RDS 00，01，30
機器アドレス 0、1、30 のステータスバイトを調べます。
返してきたデータが下記のデータの場合、機器アドレス 0 の機器が SRQ を出しています。
004001001E00 デリミタ（20）DLM（Delimiter）
機能：ZS-6143F から GP-IB システム上へ出力する場合のデリミタを P の値によって指定します。
電源 ON 後は、CR.LF＆EOI 指定となります。
書式：DLM P
P：パラメータ（00〜04）

例

P

デリミタ

00

CR.LF＆EOI

01

LF＆EOI

02

LF

03

CR.LF

04

EOI

DLM 01
デリミタを LF＆EOI に指定。

12

（21）TOE（Time Out Error）
機能：GP-IB ハンドシェイクが停止した時、その状態から抜けるためそれまでの待ち時間（タイムアウト時間）を P の値によって設定します。
タイムアウト時間は、16 進 2 桁で表す P の値を 10 進数に変換した数に100ms をかけた時間となります。
タイムアウト時間以上ハンドシェイクが停止した場合 G-ERR メッセージをホストコンピュータへ送ります。
電源 ON 後は P＝00 にセットされます。
書式：TOE P
P：パラメータ（00〜FF）16 進 2 桁
P

デリミタ

00

タイムアウト機能なし

01

100ms

02

200ms
･
･
･

･
･
･
FF

25.5sec（22）SRQE（Service Request Enable）
機能：ZS-6143F を SRQE 状態にします。
GP-IB システム上で SRQ が発生した時に、ホストコンピュータに SRQ を送ります。
他のコマンド実行中に SRQ が発生した場合は、コマンド実行終了後（メッセージ又はデータを送った後）に SRQ メッセージを送ります。
書式：SRQE
ホストコンピュータへ送るデータ
SRQ デリミタ（23）SRQD（Service Request Diseable）
機能：ZS-6143F を SRQD 状態にします。
GP-IB システム上で SRQ が発生しても無視します。
電源 ON 後は、このモードに設定されます。
書式：SRQD13

4-7

コマンドのまとめ
NO

コマンド

1

REM

REM

2

IFC

IFC

3

DCL

DCL

4

SDC

SDC A1,A2,･･･,An

5

GTL

GTL A1,A2,･･･,An

6

LLO

LLO

7

GET

GET A1,A2,･･･,An

8

CMD

CMD

C1,C2,･･･,Cn

9

TAD

TAD

A

トーカアドレスを指定する

10

LAD

LAD

A1,A2,･･･,An

リスナアドレスを指定する

11

DAT

DAT X1X2･･･Xn

機器アドレスは伴わない

12

DATB

DATB XY1,XY2,･･･,XYn〃

LAD で指定した後

13

OUT

OUT A;X1,X2,･･･Xn

機器アドレスは 1 個とする

実行する

14

OUTB

OUTB A;XY1,XY2,･･･,XYn

〃

15

INP

INP

〃

16

INPB

INPB A

〃

17

IND

IND

機器アドレスは伴わない

TAD で指定した後

18

INDB

INDB

〃

実行する

19

RDS

RDS A1,A2,･･･,An

ステータス応答は 16 進コード

20

DLM

DLM

P

P=00〜04

21

TOE

TOE

P

P=00〜FF（16 進コード）

22

SRQE

SRQE

23

SRQD

SRQD

フォーマット

備

考

REN=L

A

機器アドレスなしの時は REN=H

注1） An＝00〜30（機器アドレス）
注2） No.15〜19 のコマンドをマルチコマンドで使用する場合、コマンドの一番最後に送るようにして下さい。
4-8

RS-232C 側との動作シーケンス
電源 ON 後 RTS 信号を ON にし常時受信可能となります。
データを 1 バイト受信すると RTS 信号は OFF になり処理が終わるとON になります。
送信時は CTS 信号が ON の時データを送信します。

14

4-9

エラーメッセージ
エラーコード内

容・

コマンドの書式に誤りがある。

F-ERR

・

指定アドレスの数が、31 を超えた。

（Format Error）

・

送出データの数が、4096 を超えた。

・

マルチコマンドにおいてデータを送るコマンドを一番最後にしなかった。

・

GP-IB においてハンドシェイクタイムアウト時間を設定してある時に設定時間内に

G-ERR（Timeout Error）
O-ERR（Overflow Error）

ハンドシェイクが終了しなかった。
・

ZS-6143F がトーカ動作をしたときにリスナがなかった。

ホストコンピュータからデリミタを含めて 8K バイト以上送られた。

P-ERR

・

各コマンドのアドレス、パラメータが範囲外の値である。

（Parameter Error）

・

バイナリデータが 0〜F 以外の値である。

R-ERR（RS-232C Error）
T-ERR（Timeout Error）

RS-232C で転送エラー（パリティ・フレーミング・オーバーランエラー）が起こった。
ホストコンピュータからキャラクタが送られてきて次のキャラクタが送られてくるまでの間隔が 1 秒を超えた。

G-ERR が発生したときは、ZS-6143F は UNT（5FH）および UNL（3FH）を送出し、通信を停止させます。この場合は、トーカ、リスナの設定をやり直して下さい。
R-ERR が発生したときは、TX 及び RX の LED を同時に点滅させて電源再投入待
ちになります。以後は一切のコマンドを受け付けません。この場合は、電源を再投入して ZS-6143F を再起動してください。R-ERR 以外のエラーでは、エラーが発生した時点でコマンドの処理を打ち切ります。
4-10 使用方法（1）ADR スイッチ（S2）のビット 1〜5 で、GP-IB 機器アドレスの設定をします。
（2）MODE スイッチ（S3）のビット 1〜7 と、ボーレートスイッチ（S4）でRS-232C のプロトコルを設定します。
（3）機器の構成は、以下のようにして下さい。
（4）RS-232C ケーブルの接続は、“5.RS-232C ケーブルの接続”を参照して下さい。
（5）GP-IB 機器、ZS-6143F、ホストコンピュータの順に電源を ON にして下さい。使用可能な状態となります。

ホスト
コンピュータRS-232CGP-IB

ZS-6143F

15

GP-IB機器

4-11 GP-IB メッセージコード表
コマンド情報は、ATN 信号が“L”の時にコントローラから出力される情報であり、下図のようにコードが割り当てられます。
b7

0

b5

0
0

b6

①
MSG

0

MSG

1

1

MSG

1

MSG

0

MSG

1

MSG

1
1

0

1

0

1

0

MSG

0

1

1

1

1

0

0

MSG

0

カラム

1

0

b1 b2 b3 b4

2

3

4

5

SP

0

＠

P

！

1

A

Q

6

7

ａ

q

b

r

ロー

0

0

1

0

2

STX

DC2

”

0

0

1

1

3

ETX

DC3

＃

0

1

0

0

4

EOT

SDC

DC4

DCL

② ③

NAK

PPU

DLE

GTL

0

1

5

ENQ

1

1

0

6

ACK

0

1

1

1

7

BEL

1

0

0

0

8

BS

GET
④

PPC

SYN

＄
％
＆

ETB

ʼ

CAN

SPE

（

EM

SPD

）

2
3
4
5
6
7
8

B
C
D
E
F
G
H

R
S
T
U
V
W
X

1

0

0

1

9

HT

1

0

1

0

10

LF

SUB

1

0

1

1

11

VT

ESC

+

1

1

0

0

12

FF

FS

，

1

1

0

1

13

CR

GS

−

＝

M

1

1

1

0

14

SO

RS

．

＞

N

1

1

1

1

15

SI

US

／

？

O

̲

アドレス
コマンド
グループ
（ACG）

ユニバーサル
コマンド
グループ
（UCG）

TOT

*

9
：
；
＜

UNL

I
J
K
L

リスナ
アドレス
グループ
（LAG）

一次コマンドグループ（PCG）

注：①MSG はインターフェイスメッセージ②b1=DI01、････、b7=DI07 DI08 は無使用
③二次コマンドをともなう④未認知コマンド（UNC）
GTL･･･Go to Local
SDC･･･Selected Device Clear
PPC･･･Parallel Poll Configure
GET･･･Group Execute Triger
TCT･･･Take Control
LLO･･･Local Lockout
DCL･･･Device Clear
PPU･･･Parallel Poll Unconfigure
SPE･･･Serial Poll Enable
SPD･･･Serial Poll Disable

16

Y
Z
[
＼

p

c
d
e
f
g
h
i
j
k

s
t
u
v
w
x
y
z
｛

l

＼

]

m

｝

＾

n

〜

o

DEL

UNT

トーカ
アドレス
グループ
（TAG）

二次コマンドグル−プ（SCG）

によって定義される

1

0

LLO

によって定義される

0

DC1

G
C
P

SCH

意味は

NUL

1

意味は

0

1

機器に割り当てられるトーカアドレス00

機器に割り当てられるトーカアドレス00

機器に割り当てられるリスナアドレス00

機器に割り当てられるリスナアドレス

0

G
C
P

B
i
t
s

5.RS-232C ケーブルの接続
ZS-6143F のケーブルは
Dsub-9p メス − Dsub-9p メス
KR-ECLK（サンワサプライ社製）または相当品
KR-LK（サンワサプライ社製）または相当品などを、お使いください。
また、TXD、RXD のみで通信される場合は以下のように配線してください。
但しボーレートは、57600bps までとなります。
ZS-6143F
未使用

接続機器

CD(1)
RXD(2)RXD

TXD(3)TXD

DTR(4)GND

GND(5)

内部接続
未使用

DSR(6)
RTS(7)CTS(8)

未使用

RI(9)ショートしてください176.機能設定
GP-IB アドレス、RS-232C 通信プロトコル、その他動作モードの設定などは基板上のスイッチで行います。4 隅のネジを取り、上カバーを取り外して設定を行って下さい。
LED は GP-IB 及び RS-232C の通信状態を示します。
S2

S3

S4

TX
RX
TLK
LSN

POWER

6-1

ADR スイッチ（S2）GP-IB アドレス及び各種制御を指定します。
※は出荷時の設定位置です。
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8ON(1)OFF(0) ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※1 2 4 8 16
未使用
マルチコマンド

0：有り

1：無し
注1

GP-IB機器アドレス設定（0〜30）

注 1.GP-IB アドレスとして“31”を設定しないで下さい。

18

6-2

MODE スイッチ（S3）RS-232C の通信プロトコルを設定します。
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8※ON(1) ※
※ ※ ※ ※ ※※OFF(0)

RS-232Cタイムアウト ON：有り
OFF：無しRS-232Cデリミタ設定 0：CR
1：CR・LF
未使用
パリティビット
ストップビット長 0：1bit
1：2bit
キャラクタ長 0：7bit
1：8bitパリティビット

6-3

6-4

D3

D4

内容

0

0

パリティ無し10

奇数パリティ

1

1

偶数パリティ

ボーレートスイッチ（S4）SW No.

ボーレート

02400 bps

14800 bps

29600 bps

3

19200 bps

438400 bps

557600 bps

6115200 bps

7230400 bps

8

未使用

9

未使用

初期設定 9600bps

LED（1）パネル上の LED
名称
意味
POWER 使用可能状態。
RS-232C へデータ転送中。
TX
RS-232C からデータ受信中。
RX
GP-IB へデータ送信中。
TLK
GP-IB からデータ受信中。
LSN

19

同時点滅時、
RS-232C エラー

8.外観
正面

背面

9.保証規定弊社の製品は、厳密な品質管理と検査をもってお届けしていますが、お客様の正常なご使用において、万一故障した場合は、当保証規定に記載の通り無償修理いたします。
（1）保証期間中（ご購入日から 1 年間）に、取扱説明書などの注意書きに従った
正常な使用状態において、万一故障した場合には、無償で修理いたします。
（2）次の場合は、保証期間中であっても有償修理になります。
①誤った使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
②不当な修理や改造により生じた故障や損傷。
③火災、地震、その他の天災、地変、ならびに異常電圧などの外部要因によって生じた故障や損傷。
④消耗部品の取り替え。
⑤電源や電圧の変更。
（3）本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

20