ZS-6220 取扱説明書

ZS-6220 Series
USB-PIO Adapter
取扱説明書

第3版

21/11/10

ZS-6220 取扱説明書◆ 目次 ◆
1.概要 .......................................................................................................................................................... 2
2.特長 .......................................................................................................................................................... 23.仕様 .......................................................................................................................................................... 2
3.1.動作環境 ............................................................................................................................................ 2
3.2.USB .................................................................................................................................................. 2
3.3.パラレルポート .................................................................................................................................... 33.4.製品仕様 ............................................................................................................................................ 3
3.5.外観 ................................................................................................................................................... 3
4.インストール方法 ........................................................................................................................................ 5
4.1.Windows 10 / 11へのインストール ...................................................................................................... 5
4.2.Windows Vista / 7へのインストール ................................................................................................... 5
4.3.Windows XP / 2000へのインストール ............................................................................................... 11
5.動作 ........................................................................................................................................................ 18
5.1.設定 ................................................................................................................................................. 18
5.2.転送データ方式 ................................................................................................................................ 18
5.3.制御信号 .......................................................................................................................................... 20
5.4.入出力動作 ...................................................................................................................................... 20
6.API関数のリファレンス ............................................................................................................................. 21
6.1.関数一覧 .......................................................................................................................................... 21
6.2.関数解説 .......................................................................................................................................... 22
6.2.1. ZupOpen ................................................................................................................................. 22
6.2.2. ZupClose ................................................................................................................................. 23
6.2.3. ZupRead ................................................................................................................................. 24
6.2.4. ZupWrite ................................................................................................................................ 25
6.2.5. ZupTrigger ............................................................................................................................. 26
6.2.6. ZupClear................................................................................................................................. 27
7.添付ソフトウェア ....................................................................................................................................... 28
7.1.ディスク内容 ..................................................................................................................................... 28
7.2.ライブラリ使用方法(Visual C/C++) ................................................................................................... 28
7.3.ライブラリ使用方法(Visual Basic) ..................................................................................................... 30
8.コネクタ表 ................................................................................................................................................ 31
8.1.ZS-6220P、ZS-6220Tコネクタ表 ...................................................................................................... 31
8.2.ZS-6220Hコネクタ表 ........................................................................................................................ 32
9.オプション ................................................................................................................................................ 33
10.保証規定............................................................................................................................................... 33- 1 -ZS-6220 取扱説明書

1.概要
ZS-6220 は、パラレル信号と USB を通信するユニットです。
USB インターフェイスを持つパソコンと接続して、BCD 出力の各種計測器またはユーザ独自の機器制御やデータ収集などを行うことができます。

①
②
③
ＵＳＢ

ZS-6220④⑤

双方向データ
８バイト（６４ビット）⑥⑦⑧
制御信号入力制御信号出力2.特長（１）

ノートパソコンで計測制御が簡単にできます

（２）
（３）
（４）
（５）

パラレル信号用に 8 ポート（8 ビット／ポート）あり、それぞれポートごとに入出力の選択ができます
データコードは 4 ビット単位で BCD または HEX の選択ができます
データの他に制御線を用意しており外部機器と同期を取ることができます
入出力データ、制御線の正負論理の選択ができます

3.仕様
3.1.動作環境
 PC
 OS： IBM PC/AT 互換機(USB ポート必須)： Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 10, 11

3.2.USB
USB1.1 に準拠 (通信速度 12MB/S)- 2 -ZS-6220 取扱説明書

3.3.パラレルポート
ポート数
入出力レベル： 8 ポート(8 ビット/ポート)： ファンイン = 1
ファンアウト = 10
プルアップ抵抗 10KΩ

プルダウンにすることも可能です+5V or GND

10ＫΩ
74ABT245 相当

ZS-6220 側

3.4.製品仕様
型式

ZS-6220P

特長

プリント基板、組込用、低価格

小型ケース

小型ケース

ﾃﾞｰﾀｺﾈｸﾀ

50 芯フラットケーブル

50 芯フラットケーブル

アンフェノール 50P

電源

DC4.75V～5.25V

使用環境

温度 0℃～50℃

保存温度

ZS-6220T

400mA

湿度 85%以下-20℃～80℃

DC4.75V～5.25V
温度 0℃～50℃

ZS-6220H

400mA

AC85V～264V

50Hz/60Hz

湿度 85%以下

温度 0℃～50℃

湿度 85%以下-20℃～80℃-20℃～80℃

外形寸法

150×100×約 30H

130(W)×32(H)×160

215(W)×49(H)×252

付属品

ﾃﾞｰﾀｺﾈｸﾀ 2 個 HIF3BB-50D-2.54R(ﾋﾛｾ)

ﾃﾞｰﾀｺﾈｸﾀ 2 個 HIF3BB-50D-2.54R(ﾋﾛｾ)

ﾃﾞｰﾀｺﾈｸﾀ 2 個 57-30500(DDK)

CD1 枚(デバイスドライバ、取扱説明書）

CD1 枚(デバイスドライバ、取扱説明書）

CD1 枚(デバイスドライバ、取扱説明書）

DC 電源ケーブル

AC 電源ケーブル

3.5.外観ZS-6220P- 3 -ZS-6220 取扱説明書

ZS-6220T

ZS-6220H- 4 -ZS-6220 取扱説明書

4.インストール方法
4.1.Windows 10 / 11 へのインストール
Windows 10 / 11 がインストールされた環境でインターネットが接続されている場合は、パソコンに本器を接続するだけで、ドライバが自動的にダウンロードされ、インストールされるようになっています。
もし自動的にインストールされない場合は、弊社ホームページよりドライバをダウンロードし、インストール
を行って下さい。

4.2.Windows Vista / 7 へのインストール
Windows Vista / 7 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、最初に以下の手順でハードウェア、及びデバイスドライバのインストールを行う必要があります。
① 本器とパソコンを USB ケーブルで接続します② パソコンの電源を入れ、Windows を起動します③ 本器に電源を投入します④ デバイスドライバをインストールします⑤ インストール完了（場合により再起動）①～③の説明はここでは省略します。
④の「デバイスドライバのインストール方法」について、以下に説明します。
以下の画面はパソコンの構成により文章の表示などが一部異なることがありますが、基本的には同様ですので読み替えて下さい。
初めて本器をパソコンに接続すると、以下の画面が表示されます。

ここでは、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックして下さい。

- 5 -ZS-6220 取扱説明書

以下の表示が出ましたら、指示通りに付属の CD を挿入して下さい。
パソコンがインターネットに接続している時には、これ以降の画面は表示せず、自動的にドライバをインストールする場合もあります。

「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示が出ますが、特に問題はありませんので、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

- 6 -ZS-6220 取扱説明書

以下の表示が出てインストールを行ないます。

デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

- 7 -ZS-6220 取扱説明書

引き続き以下の画面が表示されます。

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックして下さい。
以下の表示が出ますので「次へ」ボタンをクリックして下さい。

- 8 -ZS-6220 取扱説明書

ここでも問題はありませんので、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

以下の表示が出てインストールを行ないます。

- 9 -ZS-6220 取扱説明書

これでドライバのインストールは完了です。 「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

- 10 -

ZS-6220 取扱説明書

4.3.Windows XP / 2000 へのインストール
Windows XP/2000 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、最初に以下の手順でハードウェア、及びデバイスドライバのインストールを行う必要があります。
① 器とパソコンを USB ケーブルで接続します② パソコンの電源を入れ、Windows を起動します③ 本器に電源を投入します④ デバイスドライバをインストールします⑤ インストール完了（場合により再起動）①～③の説明はここでは省略します。
④の「デバイスドライバのインストール方法」について、以下に説明します。
以下の画面はパソコンの構成により文章の表示などが一部異なることがありますが、基本的には同様ですので読み替えて下さい。
初めて本器をパソコンに接続すると、以下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

- 11 -

ZS-6220 取扱説明書「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

ここでは、ZS-6220 に付属の CD をパソコンに挿入し、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」にチェックを入れて参照から CD ドライブ内の「drivers¥Windows」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

- 12 -

ZS-6220 取扱説明書

次に、以下の画面が表示されます。(XP の場合のみ)「Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。」と表示されますが、特に問題ありませんのでここでは「続行」ボタンをクリックして下さい。

以下の表示が出てインストールを行ないます。

- 13 -

ZS-6220 取扱説明書

デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。
「完了」ボタンをクリックして下さい。

引き続き以下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

- 14 -

ZS-6220 取扱説明書「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

先ほどと同じ場所を参照して「次へ」ボタンをクリックして下さい。

- 15 -

ZS-6220 取扱説明書

ここでも特に問題ありませんので「続行」ボタンをクリックして下さい。

以下の表示が出てインストールを行ないます。

- 16 -

ZS-6220 取扱説明書

デバイスドライバのインストールが正常に完了すると以下の画面が表示されます。

これで、デバイスドライバのインストールは完了です。「完了」ボタンをクリックして下さい。
その後、パソコンの構成によって再起動を求められることがありますので、その際は画面上の指示に従って再起動を行って下さい。次回からパソコンに接続しても、これらの画面は表示されません。

- 17 -

ZS-6220 取扱説明書

5.動作
5.1.設定（１）

ディップスイッチの設定

S3

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1※
OFF(1) ※ ※ ※ ※出荷時の設定※※※ON(0)ON：BCD OFF：HEXPORT正負論理 ON：正 OFF：負UAR正負論理 ON：正 OFF：負EAR正負論理 ON：正 OFF：負STB正負論理 ON：正 OFF：負未使用

S5

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1※ ※ ※ ※
OFF(1)
出荷時の設定
※
※
※
※
ON(0)
P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

PORT1～PORT8入出力設定
ON：出力 OFF：入力（２）

ジャンパーの設定
電源供給切替ジャンパー（JP1）
電源供給を USB からにするか、外部供給にするか選択します
EXT 側・・・外部電源供給
USB 側・・・USB 供給

5.2.転送データ方式（１） データコード 割当表
データの転送方式は ASCII コードで行い、１文字を 4 ビットのパラレルコードに変換します。
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

４ビットパラレル
4
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1

ＵＳＢデータHEX BCD
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
A
*
B
/
C
.
D
E
E
F
+

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
- 18 -

ZS-6220 取扱説明書（２） パソコンから送られたデータは、出力に設定されたポートの小さい番号から順次転送されます。
入力に設定されたポートも小さい番号から順次データを取りパソコンへ送られます。
各ポートのデータは 4 ビットずつセットまたは取り込まれます。


例 ： ポート 1,2,3 を入力、ポート 4,5,6,7,8 を出力に設定した場合
パソコンへ送信する順序1
2
3
4
5
6

ポートのデータ
ポート１のＤ８～Ｄ５
ポート１のＤ４～Ｄ１
ポート２のＤ８～Ｄ５
ポート２のＤ４～Ｄ１
ポート３のＤ８～Ｄ５
ポート３のＤ４～Ｄ１

ZS-6220 へ送信する順序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
1

ポートのデータ
ポート４のＤ８～Ｄ５
ポート４のＤ４～Ｄ１
ポート５のＤ８～Ｄ５
ポート５のＤ４～Ｄ１
ポート６のＤ８～Ｄ５
ポート６のＤ４～Ｄ１
ポート７のＤ８～Ｄ５
ポート７のＤ４～Ｄ１
ポート８のＤ８～Ｄ５
ポート８のＤ４～Ｄ１

B

1010 1011
D8

2
3
入力

ABCDEF

出力0123456789

E

7

5

0100 0101

7D80110 0111

D1

8

D1

9

1000 1001
D8- 19 -

D1

4

D1

6

D8

8

D8

0010 0011

6

10000 0001

3

D8

D1

0

D1

2

ZS-62205D81110 1111

4

D

1100 1101

F

D8

ＵＳＢ

C

D1

D1

ZS-6220 取扱説明書

5.3.制御信号接続機器と同期が取れるように、制御信号を用意しています。
信号名

信号
説明
方向 形式
ＵＡＲ
ＯＵＴ
Ｌ アダプタがスタートパルス受信可能であることを示す
ＥＡＲ
ＩＮ
Ｌ 外部機器がデータ受信可能であることを示す
ＳＴＢ
ＯＵＴ
Ｐ アダプタがパソコンから全データを受信完了しパラレル
出力がそろっていることを示す。外部機器は必要に応じてこの信号を Latch-Clock などに使用できます
約１００μＳのパルスを出力
ＳＴＴ
ＩＮ
Ｐ 測定終了など外部機器からのデータレディ信号。
パルス幅３０μＳ以上の信号を入力
ＴＲＧ
ＯＵＴ
Ｐ トリガー関数により外部機器へ約１００μＳのトリガー
パルス信号を出力
ＣＬＲ
ＯＵＴ
Ｐ クリアー関数による約１００μＳのクリアーパルス信号
出力で外部機器のリセットなどに使用できます注 1） 形式の L はレベル信号、P はパルス信号
注 2） UAR、EAR、STB はディップスイッチを使用して正負論理を設定できます

5.4.入出力動作（１） パソコンからのデータをパラレルポートに出力
パソコンから送られてくるデータを受信した後、EAR 入力がアクティブになるのを待ちます。
アクティブであれば、出力に設定されているポートに 4 ビットずつ（上位、下位の順に）データをセットします。出力ポートにデータをセットし終わると、STB パルスを出力します。
注）出力ポート設定以上のデータが送られてきた場合、余分なデータは読み捨てになります。出力
ポートに満たないデータが送られてきた場合、足りない部分には前回送出したデータが残っています。EAR 信号を使わないときは、EAR の正負論理の設定を必ず正論理にしてください。
1

2

5

6

受信データ
ＥＡＲ入力
（設定 正論理)出力ポート２ 上位

1

下位

2

出力ポート４ 上位

5

下位

6

ＳＴＢ出力
（設定 負論理)- 20 -

ZS-6220 取扱説明書(2) パラレルポートから入力されたデータをパソコンに送信 同期入力UAR 出力をアクティブにし、START パルス待ちになります。START パルスが入力されると、入力ポートからデータを 4 ビットずつ（上位、下位の順）取り込みパソコンに送信します。
ＵＡＲ出力（設定 正論理)

ＵＳＢへ送信終了

ＳＴＡＲＴ

入力データ
データホールド

非同期入力
パソコンから「S」コマンドが来ると、同期入力のような信号の状態を気にすることなく、入力ポートからデータを（上位、下位の順に）取り込み、パソコンに送信します。

6.API 関数のリファレンス
6.1.関数一覧
ZS6220 の関数は以下の通りです。
関数名
ZupOpen
ZupClose
ZupRead
ZupWrite
ZupTrigger
ZupClear機能
USB ポートを開き、初期化を行います
USB ポートを閉じ、ドライバの終了処理を行います
入力に設定されている全てのポートから、データを読み込みます
出力に設定されているポートに、データを書き込みます
TRG 信号からパルスを出力します
CLR 信号からパルスを出力します- 21 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.関数解説
6.2.1. ZupOpen


機能



USB ポートを開き、初期化を行います
書式
 Visual C/C++用

long Ret, InByte, OutByte, TimeOut;
char Serial[8];Ret = ZupOpen(Serial, InByte, OutByte, TimeOut);
Visual Basic 用
Dim Ret As Long, InByte As Long, OutByte As Long
Dim TimeOut As Long
Dim Serial As String
Ret = ZupOpen(Serial, InByte, OutByte, TimeOut)





引数
Serial： ZS-6220 の K-No.(K-xxxxxx)
InByte： 入力バイト数 1～8 バイト
OutByte： 出力バイト数 1～8 バイト
TimeOut： タイムアウト時間(ms)
返値Ret： 正常終了： 0
デバイス未接続
オープンエラー
異常終了



： 2
： 3
： 上記以外の数値

設定例
 Visual C/C++用
long Ret, InByte, OutByte, TimeOut;char Serial[8];strcpy(Serial, “K-xxxxxx”);
InByte=4;
OutByte=4;
TimeOut=1000;
Ret = ZupOpen(Serial, InByte, OutByte, TimeOut);
Visual Basic 用
Dim Ret As Long
Dim Serial As String
Serial = “K-xxxxxx”
InByte＝4
OutByte＝４
TimeOut＝1000
Ret = ZupOpen(Serial, InByte, OutByte, TimeOut)- 22 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.2. ZupClose

機能USB ポートを閉じ、ドライバの終了処理を行います

書式
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupClose();Visual Basic 用
Dim Ret As Long
Ret = ZupClose()






引数
無し
返値
Ret

： 正常終了
クローズできない： 0： 0 以外設定例
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupClose();Visual Basic 用
Dim Ret As Long
Ret = ZupClose()- 23 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.3. ZupRead

機能
入力に設定されている全てのポートから、データを読み込みます

書式
 Visual C/C++用

long Ret, Sync;
char Buf[20];Ret = ZupRead(Buf, Sync);
Visual Basic 用
Dim Ret As Long, Sync As Long
Dim Buf As String * 20
Ret = ZupRead (Buf, Sync)







引数
Buf
Sync
返値
Ret

： 受信バッファ： 非同期入力

： 0

同期入力

： 1

： 正常終了
デバイス未接続
タイムアウト
異常終了

： 0
： ２
： １８
： 上記以外の数値

設定例
 Visual C/C++用

long Ret;
char Buf[20];Ret = ZupRead (Buf);
Visual Basic 用
Dim Ret As Long
Dim Buf As String * 20
Ret = ZupRead (Buf)- 24 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.4. ZupWrite

機能
データを出力に設定されたポートに出力します

書式
 Visual C/C++用

long Ret;
char Buf[20];Ret = ZupWrite(Buf);
Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Dim Buf As String * 20
Ret = ZupWrite (Buf)




引数
Buf
返値
Ret



： 送信バッファ： 正常終了
デバイス未接続
異常終了

： 0
： 2
： 上記以外の数値

設定例
 Visual C/C++用
long Ret;
char Buf[20];Strcpy(Buf, “ABC”);
// 送信バッファにデータを格納

Ret = ZupWrite (Buf);
Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Dim Buf As String * 20
Buf = “ABC”‘ 送信バッファにデータを格納
Ret = ZupWrite (Buf)- 25 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.5. ZupTrigger機能TRG 信号にパルスを出力します

書式
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupTrigger();
Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Ret = ZupTrigger ()




引数
無し
返値
Ret

： 正常終了
デバイス未接続
異常終了



： 0
： 2
： 上記以外の数値

設定例
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupTrigger ();Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Ret = ZupTrigger ()- 26 -

ZS-6220 取扱説明書

6.2.6. ZupClear

機能
CLR 信号にパルスを出力します

書式
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupClear();
Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Ret = ZupClear ()




引数
無し
返値
Ret

： 正常終了
デバイス未接続
異常終了



： 0
： 2
： 上記以外の数値

設定例
 Visual C/C++用

long Ret;Ret = ZupClear ();Visual Basic 用
Dim Ret As Integer
Ret = ZupClear ()- 27 -

ZS-6220 取扱説明書

7.添付ソフトウェア
7.1.ディスク内容
ディスク内の構成は以下のようになっています。
¥(ルートディレクトリ)： デバイスドライバファイル(Sys, Inf)
¥Library： Visual Basic、Visual C/C++用ライブラリ¥Sample： Visual Basic、Visual C/C++用サンプルプログラム

7.2.ライブラリ使用方法(Visual C/C++)
Visual C/C++のアプリケーションから API を呼び出すには、以下の作業が必要です。
① Visual C/C++の「プロジェクト」メニューから、「プロジェクトへ追加」、さらに「ファイル」を選択します。
ファイル選択ダイアログボックスで、製品付属 CD の「Library」フォルダ内「VC++」から「ZS6220.H」を選択します。

結果、ワークスペースウィンドウ(ファイル表示)ではこのようになります。

- 28 -

ZS-6220 取扱説明書②Visual C/C++の「プロジェクト」メニューから、「プロジェクトへ追加」、さらに「ファイル」を選択します。
ファイル選択ダイアログボックスで、「ファイルの種類」を「ライブラリファイル(*.lib)」に変更し、製品付属 CD の「Library」フォルダ内「VC」から「ZS6220.lib」を選択します。

結果、ワークスペースウィンドウ(ファイル表示)ではこのようになります。

以上で、準備は完了です。

- 29 -

ZS-6220 取扱説明書

7.3.ライブラリ使用方法(Visual Basic)
Visual Basic のアプリケーションから API を呼び出すには、以下の作業が必要です。
Visual Basic の「プロジェクト」メニューから、「標準モジュールの追加」を選択します。
ファイル選択ダイアログボックスで、「既存のファイル」タブを選択し、製品付属 CD の
「Library」フォルダ内「VB」から「ZS6220.bas」を選択します。

結果、プロジェクトウィンドウではこのようになります。

以上で、準備は完了です。

- 30 -

ZS-6220 取扱説明書

8.コネクタ表
8.1.ZS-6220P、ZS-6220T コネクタ表
データコネクタ（使用コネクタ CN5 側 HIF3BB-50PA2.54WB(ヒロセ)）（使用コネクタ CN6 側 HIF3BB-50PA2.54DS(ヒロセ)）
DATA1 (ｺﾈｸﾀ CN5)
DATA2 (ｺﾈｸﾀ CN6)
I/O SIGNAL PIN SIGNAL I/O
I/O SIGNAL PIN SIGNAL I/O
D1
1 2
D1
D1
1 2
D1
D2
3 4
D2
D2
3 4
D2
D3
5 6
D3
D3
5 6
D3
PORT
D4
7 8
D4
PORT
PORT
D4
7 8
D4
PORT
①
D5
9 10
D5
②
⑤
D5
9 10
D5
⑥
D6
11 12
D6
D6
11 12
D6
D7
13 14
D7
D7
13 14
D7
D8
15 16
D8
D8
15 16
D8
D1
17 18
D1
D1
17 18
D1
D2
19 20
D2
D2
19 20
D2
D3
21 22
D3
D3
21 22
D3
PORT
D4
23 24
D4
PORT
PORT
D4
23 24
D4
PORT
③
D5
25 26
D5
④
⑦
D5
25 26
D5
⑧
D6
27 28
D6
D6
27 28
D6
D7
29 30
D7
D7
29 30
D7
D8
31 32
D8
D8
31 32
D8
(NC) 33 34+5V
OUT(NC) 33 34+5V
OUT(NC) 35 36+5V
OUT(NC) 35 36
+5V
OUT
OUT
UAR 37 38
+5V
OUT
OUT
UAR 37 38
+5V
OUT
IN
EAR 39 40
+5V
OUT
IN
EAR 39 40
+5V
OUT
OUT
STB 41 42 GND
OUTSTB 41 42 GND
IN
STT
43 44 GND
IN
STT
43 44 GNDOUT
TRG 45 46 GND
OUT
TRG 45 46 GND
OUT
CLR 47 48 GND
OUT
CLR 47 48 GND(NC) 49 50 GND(NC) 49 50 GND

注）I/O は ZS-6220 アダプタとパラレル信号の入出力機器との信号間の方向を示します。
IN： ZS-6220 ← 外部機器
OUT
： ZS-6220 → 外部機器
PORT ： 双方向のデータバスです。

電源コネクタ (CN1)
PIN
1
2
3
4

(使用コネクタ IL-4P-S3EN2-1(JAE))
SIGNAL+5V 電源切替用+5V (外部電源供給用)+5V (USB 電源出力)
GND- 31 -

ZS-6220 取扱説明書

8.2.ZS-6220H コネクタ表
データコネクタ （使用コネクタ 57-40500(DDK)）
DATA1
DATA2
I/O SIGNAL PIN SIGNAL I/O
I/O SIGNAL PIN SIGNAL I/O
D1
1 26
D1
D1
1 26
D1
D2
2 27
D2
D2
2 27
D2
D3
3 28
D3
D3
3 28
D3
PORT
D4
4 29
D4
PORT
PORT
D4
4 29
D4
PORT
①
D5
5 30
D5
②
⑤
D5
5 30
D5
⑥
D6
6 31
D6
D6
6 31
D6
D7
7 32
D7
D7
7 32
D7
D8
8 33
D8
D8
8 33
D8
D1
9 34
D1
D1
9 34
D1
D2
10 35
D2
D2
10 35
D2
D3
11 36
D3
D3
11 36
D3
PORT
D4
12 37
D4
PORT
PORT
D4
12 37
D4
PORT
③
D5
13 38
D5
④
⑦
D5
13 38
D5
⑧
D6
14 39
D6
D6
14 39
D6
D7
15 40
D7
D7
15 40
D7
D8
16 41
D8
D8
16 41
D8
(NC) 17 42+5V
OUT(NC) 17 42+5V
OUT(NC) 18 43+5V
OUT(NC) 18 43
+5V
OUT
OUT
UAR 19 44
+5V
OUT
OUT
UAR 19 44
+5V
OUT
IN
EAR 20 45
+5V
OUT
IN
EAR 20 45
+5V
OUT
OUT
STB 21 46 GND
OUT
STB 21 46 GND
IN
STT
22 47 GND
IN
STT
22 47 GNDOUT
TRG 23 48 GND
OUT
TRG 23 48 GND
OUT
CLR 24 49 GND
OUT
CLR 24 49 GND(NC) 25 50 GND(NC) 25 50 GND
注）I/O は ZS-6220 アダプタとパラレル信号の入出力機器との信号間の方向を示します。
IN
OUT
PORT

： ZS-6220 ← 外部機器
： ZS-6220 → 外部機器
： 双方向のデータバスです。

- 32 -

ZS-6220 取扱説明書

9.オプション
ZS-6220 シリーズは、オプションとして以下の拡張基板を用意しています。
また、オプション以外にも特注ユニット製作を承っています。
ZS-7220P ： 32 ビットアイソレータ入力基板
ZS-7221P ： 32 ビットアイソレータ出力基板
ZS-7211P ： 24 点リレー出力基板

10.保証規定（１）

幣社の製品は、厳密な品質管理と検査をもってお届けしていますが、万一故障した場合は、以下の条件の時のみ、無償修理いたします。
保証期間中（ご購入日から１年間）に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態
において、故障した場合
次の場合は、保証期間中であっても有償修理になります。
 誤った使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷
 不当な修理や改造により生じた故障や損傷
 火災、地震、その他の天災、地変、ならびに異常電圧などの外部要因によって


（２）

（３）

生じた故障や損傷
 消耗部品の取り替え
 電源や電圧の変更
本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

- 33 -