セルフ電源

SELF POWEREDGC2/GH2/GM2/GS2 シリーズ
GC2/GH2/GM2/GS2 SERIES

リチウム電池内蔵・電池寿命7年（交換可能）
Lithium battery installed inside.
Battery life 7 years(replaceable)
パネル表面保護構造IP54
Front Panel Protection IP54
CEマーク（EMC）取得
In Conformance to CE(EMC)
RoHS対応RoHS compliant
UL認証取得In Conformance to UL

6/8桁LCD表示・文字高10.6ｍｍ

6/8digits LCD display with 10.6mm height

パネルカット50.0 x 25.0ｍｍ
Panel Cut-out 50.0 x 25.0mm

RoHS
MODELS■形式一覧
G2シリーズ(GC2/GH2/GM2/GS2)
Gタイプ

02

Type2 SERIES(GC2/GH2/GM2/GS2)
配線

0:ネジ端子

入力

0:無電圧接点/オープンコレクタ/電圧（NPNトランジスタ）入力

Wiring

C:カウンタTotalizer
H:アワーメータ
Hourmeter
M:ミニッツメータ
Minutemeter
S:セコンドメータ
SecondmeterInput

タイプ

GC2：カウンタ
Totalizer

表示Display

6/8桁,７セグメントLCD 文字高10.6mm
6/8 digits,7-segment LCD 10.6mm(H)

表示桁数

0 - 999999 / 0 - 99999999

入力仕様

最高計数速度Max.count speed
G 200 30Hz
G 210 20Hz

Type

No. of digit

Spec of input■機械/環境仕様

Terminal BlockDry contact / Open Collector / Voltage (NPN transistor) input

1:フリー電圧入力

Wide range voltage input

SPECIFICATIONS■仕様

Gリセット 0:リモート
RemoteReset
1:リモート＆フロント Remote & Front
表示桁数 6:6桁
6 Digits
Display
8:8桁（GC2のみ） 8 Digits(GC2 only)
GH2：アワーメータ
GM2：ミニッツメータ
Hourmeter
Minutemeter
6桁,7セグメントLCD 文字高 10.6mm
6 Digits, 7-Segment LCD 10.6mm(H)

分解能
1/10時間毎に1カウント

分解能
1/10分毎に1カウント

MECHANICAL / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

保存温度範囲-20 - +65℃（但し氷結しないこと）(Non-freezing)

使用湿度範囲25 - 85％RH（但し結露しないこと）(Non-condensing)
使用時：片振幅 0.35mm
振動数 10 - 55Hz X.Y.Z.
Operation : Double amplitude
Frequency
保存時：片振幅 0.75mm
振動数 10 - 55Hz X.Y.Z.
Storage : Double amplitude
Frequency

Operating humidity

耐振動・耐衝撃

Vibration / Shock resistance

分解能1/10秒毎に1カウント

Resolution
Resolution
Resolution
1count per 1/10 hour 1count per 1/10 minute 1count per 1/10 second-10 - +55℃（但し氷結しないこと）(Non-freezing)

Storage temp.

Secondmeter

0.0 - 99999.9

使用温度範囲Operating temp.

GS2：セコンドメータ

3軸 100m/s2Axis
3軸 300m/s2
Axis

表面保護構造IP54

質量60g (電池含）(Battery included)端子タイプ ：ネジ締め（AWG14-22のリード線を使用してください）
Terminal type:14-22 AWG lead wires to be connected by screws.

Protection of front panel
Weight配線

Wiring

■電気仕様 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力 L:＜0.8V H:2 - 30V 流出電流 8μA
Dry Contact / Open collector / Voltage (NPN transistor)
Sink current

入力Input

フリー電圧入力
Wide range voltage

L:DC/AC 0 - 5V
入力インピーダンス:300kΩ
Input impedance
H:DC/AC 20 - 250V

Front Reset
フロントリセット
Remote Reset
リモートリセット
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力 L:＜0.8V H:2 - 30V 流出電流 8μA
Dry Contact / Open collector / Voltage (NPN transistor)
Sink current
フリー電圧入力
L:DC/AC 0 - 5V
入力インピーダンス:300kΩ
Wide range voltage
Input impedance
H:DC/AC 20 - 250V

リセット
Reset

リセットパルス幅6ms MIN.

最小 6msReset pulse width

電源

3.6V 1/2AA(電池交換可) 連続動作にて7年以上(25℃) ※ 電池寿命は保証値ではありません
3.6V 1/2AA Lithium Battery (replaceable), 7 years min. with continuous input at 25°C *The battery life is not a guaranteed value.

Power source

静電気放電Electrostatic discharge
放射電磁界Radiated immunity
ファースト・トランジェント/バースト
EFT/B.I/0 leads

耐ノイズ

Noise immunity

IEC-61000-4-2

8kV

IEC-61000-4-3

10V/m

IEC-61000-4-4

1.0kV

EMI:EN61000-6-4
EMS:EN61000-6-2

EMC適合規格
EMC standard■外形寸法図 DIMENSIONS■取付方法 MOUNTING

無電圧入力タイプ

数字寸法

Dry Contact / Open Collector / Voltage (NPN transistor) Input Type

Digit size

5443.249.86.5

端子番号Terminal No.
1 2 3 4 529

10.2 12.6

6桁
6Digit38.3

24.8

3.510.6

4.8

10.6

50+0.7+038.3

パネル

49.811Panel

端子番号

1 2 3 4 5

※取付パネルに規定のパネルカットをしてください
Please install the unit in the correct panel
cut-out size

24.8

パネルカット寸法25

Mounting
ClipGasket

Terminal No.
+0.7+08桁
8Digit3.5

取付けクリップ

ガスケット

フリー電圧入力タイプ
Wide Range Voltage Input Type

3.8

Panel Cut Dimension■配線 WIRING

入力論理＜G□2-□□00＞＜G□2-□□10＞＜G□2-□□00＞

Wide range voltage input type

●無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力タイプ●無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力タイプ●フリー電圧入力タイプ

Dry Contact / Open collector /Voltage (NPN transistor) Input TypeDry Contact / Open collector / Voltage (NPN transistor) Input type
入力
Input

リセット

1234 5Reset

入力
Input

GND

GND

234 5

リセット
Reset
Vcc

入力端子No.3：Hi→Lo時カウント
Input terminal No.3 : Count at Hi

Lo

センサ/接点"on"

Sensor / Contact " on "0v

＜G□2-□□10＞
Vcc

GND

1

Theory on GR Series Counter2 to 30V●フリー電圧入力タイプ

Wide range voltage input Type

入力端子No.3：Lo→Hi時カウント
Input terminal No.3 : Count at Lo

2 to 30VGNDHi

印加電圧 Vc

Input voltage0v〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp
ホームページ https://www.line.co.jp

37-7 Chuo-cho, 2-Chome
Meguro-ku, Tokyo 152-0001 Japan
Please visit our company website for contact details
webtrade@line.co.jp
https://www.lineseiki.com●このカタログは2022年06月21日現在のものです。●記載の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真は撮影条件・印刷等により実際のものと異なって見える場合があります。
This catalog was last revised as of Jun 21, 2022. *Specifications and printed contents are subject to change without prior notice. All Rights Reserved, Copyright 2022, LINE SEIKI CO., LTD.