取扱説明書(簡易版)

赤外線温度センサ専用デジタル指示調節計 ACS-13A-□/A
No. ACS11AJ5 2024.7

デジタル指示調節計 [ACS-13A-□/A] (以下，本器)は，赤外線温度センサ RD-500 シリーズまたは RD-715-HA専用の計器です。
詳細な使用方法およびオプションについては ACS-13A[標準品]取扱説明書(詳細版)を参照してください。
ACS-13A[標準品]取扱説明書(詳細版)は，下記弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
https://shinko-technos.co.jp/→サポート→ダウンロード→取扱説明書ダウンロードページをクリック※ ACS-13A[標準品]には赤外線放射率設定機能はありません。また，入力の種類も異なります。

このたびは，本器をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法を簡単に説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取り扱いによる事故防止のため，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分しています。
警 告: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。
注 意: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止のため，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止のため，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

1. 形 名ACS-1 3制御動作
3A1
制御出力(OUT1)

A -/ A,

A
R
SA

入 力
電源電圧

オプション(複数選択可能)A
1
A2
W(20A)
W(50A)
W3(20A)
W3(50A)DRDS
C5SM

シリーズ名: ACS-13A- /A (W48×H48×D62 mm)
PID警報動作はキー操作で選択 *1
リレー接点: 1a
無接点電圧(SSR 駆動用): 12 V DC±15 %
直流電流: 4～20 mA DC
直流電流: 4～20 mA DC *2
100～240 V AC(標準)24 V AC/DC *3
警報 2 出力(A2) *1
CT 入力定格: 単相 20 A
CT 入力定格: 単相 50 A
ヒータ断線警報CT 入力定格: 三相 20 A
CT 入力定格: 三相 50 A
リレー接点: 1a
加熱冷却制御出力制御出力(OUT2)無接点電圧: 12 V DC±15 %シリアル通信(RS-485)
設定値メモリ番号外部選択*1: 警報動作(9 種類と動作なし)と励磁/非励磁の選択をキー操作で選択することができます。
*2: 入力は，赤外線温度センサ RD-500 シリーズまたは RD-715-HA 専用です。使用する赤外線温度センサの温度レンジ(0.0～250.0 ，0.0～500.0 ※，32.0～482.0 ，32.0～932.0 ※)をキー操作で選択することができます。
※ RD-715-HA は，0.0～500.0 および 32.0～932.0 のレンジに対応しています。

1*3: 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の次に[ 1 ]を記入しています。

2. 各部の名称とはたらき①⑦ ① PV 表示灯:
② PV 表示器:②③④⑤⑥⑧⑨
図 2-1⑫

図 2-2

PV/SV 表示モードで PV 表示時点灯します。
現在値(PV)および設定モード時設定キャラクタを表示します。
③ SV 表示灯:
PV/SV 表示モードで SV 表示時点灯します。
④ MEMO 表示灯: 設定値メモリ番号外部選択(オプション: SM)付加時点灯します。
⑤ MEMO 表示器: 設定値メモリ番号を表示します。
⑥ SV 表示器:目標値(SV)，出力操作量(MV)および設定モード時設定値を表示します。
⑦ 動作表示: O1 制御出力(OUT1) ON 時点灯します。
直流電流出力形の場合，250 ms 周期で出力操作量⑪に対応して点滅します。
⑩O2 制御出力(OUT2)(オプション: D )ON 時点灯します。
EV1 警報 1 出力 ON 時点灯します。
EV2 警報 2 出力(オプション: A2)またはヒータ断線警報
出力(オプション: W, W3) ON 時点灯します。
AT オートチューニングまたはオートリセット実行中点滅します。
T/R シリアル通信(オプション: C5) TX(送信)出力時点灯します。
LOCK 設定値ロック 1，ロック 2，ロック 3 選択時点灯します。
⑧ アップキー:設定値の数値が増加します。
⑨ ダウンキー:設定値の数値が減少します。
⑩ モードキー:設定モードの切り替え，設定値の登録を行います。
設定値，選択値の登録は，このキーを押すことにより行います。
⑪ OUT/OFF キー: 制御出力の ON/OFF または自動/手動制御機能の切り替えを行います。
⑫ コンソール用コネクタ:
別売りの USB 通信ケーブル(CMA)を接続し，コンソールソフト(SWSACS01M)により外部コンピュータで SV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

3. 制御盤への取り付け
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください)

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
3.2 外形寸法図(単位: mm)
ガスケット A
取り付け枠
端子カバー(別売り)(*) 端子カバー(別売り)取り付け時の寸法23.3 パネルカット図(単位: mm)

図 3.2-1

注 意

n×48-3＋0.5
0

45 ＋0.5075

45 ＋0.50

横方向密接取付の場合，防滴防塵 IP66 仕様を満たしません。

横方向密接取付，n: 取付台数
45 ＋0.50

図 3.3-1
3.4 本器の取り付け，取り外し
3.4.1 本器の取り付け
防滴防塵 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
取り付け可能な制御盤の板厚は，1～5 mm です。
(1) 本器を制御盤前面から挿入してください。(図 3.4.1-1)(2) 取り付け枠の先端がパネルに当たるまで挿入し，ねじで締め付けてください。
ねじの締め付けは，ねじの先端がパネルに当たってから，1 回転ねじを回して固定してください。
締め付けトルクは，0.05 N・m～0.06 N・m を指定してください。(図 3.4.1-2)
3.4.2 本器の取り外し(図 3.4.2-1)(1) 本器への供給電源を切り，配線を全て外してください。
(2) マイナスドライバーの平たい部分を，取り付け枠(ねじ部分)と本器の間に挿し込んでください(①)。
(3) 取り付け枠を本器より浮かしながら(②)，本器を端子側から押してください(③)。
(4) (2)，(3)を取り付け枠(ねじ部分)上下交互に行い，少しずつ前面に押し出してください。
ガスケット A
取り付け枠

図 3.4.1-1

図 3.4.1-2

図 3.4.2-1

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。締め付けトルクは，0.63 N・m を指定してください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧 250 V AC，定格電流 2 A のタイムラグヒューズ)
・電源が 24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力は，赤外線温度センサ RD-500 シリーズまたは RD-715-HA をご使用ください。
・リレー接点出力形の場合，外部に負荷の容量に合ったリレーをご使用ください。
・入力線と電源線，負荷線は離して配線してください。
34.1 端子配列
POWER SUPPLY 計器電源
EV1
警報 1 出力EV2
警報 2 出力 (オプション: A2)またはヒータ断線警報出力(オプション: W, W3)O2制御出力(OUT2) (オプション: D )O1
制御出力(OUT1)
DC
直流電流入力(赤外線温度センサ RD-500, RD-715-HA)
CT1
カレントトランス入力 1(オプション: W, W3)
CT2
カレントトランス入力 2(オプション: W3)
DI
接点入力(オプション: SM)
RS-485 シリアル通信(オプション: C5)(図 4.1-1)
4.2 リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。(図 4.2-1)
締め付けトルクは，0.63 N・m を指定してください。
4.3 端子カバー使用時の注意
端子カバー(別売り)を使用する場合，端子番号 7～12 への配線は端子カバー内の穴を通して行ってください。(図 4.3-1)
圧着端子
Y形
丸形

メーカ

形 名

ニチフ端子

TMEX 1.25Y-3

日本圧着端子VD1.25-B3A

ニチフ端子

TMEX1.25-3

日本圧着端子V1.25-35.8mm 以下

5.8mm 以下

3.2mm

締め付けトルク
端子カバー(別売り)

0.63 N・m

3.2mm(図 4.2-1)(図 4.3-1)

4.4 ヒータ断線警報出力(オプション: W, W3)の配線について位相制御されているヒータ電流の検出には使用できません。
CT は付属のものを使用し，ヒータ回路の導線 1 本を CT の穴へ通してください。(図 4.4-1)
外部からの干渉を避けるため，CT の導線と電源線，負荷線は離して配線してください。
三相(オプション: W3)の場合，R，S，T の内いずれかの 2 線に CT を挿入し，CT1(⑬-⑭), CT2(⑭-⑮)端子へ接続してください。(図 4.4-2)

R⑬⑭

CT1 入力端子
電 源SCTT
R, S, T の内いずれかの 2 線にCT を挿入してください。
ヒータ(図 4.4-1)(図 4.4-2)
4

5. 操作フローチャート
電源投入

電源投入後，約 3 秒間 PV 表示器に赤外線温度センサの温度レンジを，SV 表示器に温度レンジ上限値を表示します。

PV/SV 表示モード(自動制御)

制御出力 OFF の場合:自動/手動制御の場合:

主設定モード副設定モードキー(約 1 秒間)
キー+
SV 設定
温度レンジ下限値～温度レンジ上限値

SV2 設定温度レンジ下限値～温度レンジ上限値

制御出力 OFF+

手動制御(約 3 秒間)

補助機能設定モード

オートチューニング/オートリセット選択:
オートチューニング/オートリセット解除/:
オートチューニング/オートリセット実行

SV3 設定OUT1 比例帯設定

温度レンジ下限値

0.0～100.0 %～温度レンジ上限値

設定値ロック選択: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3
ロック解除: 全設定値の変更ができます。
ロック 1:
全設定値の変更ができません。
ロック 2:
主設定モードのみ変更ができます。
ロック 3:
温度レンジ選択を除く全設定値の変更ができますが，変更したデー
タは，不揮発性 IC メモリーに書き込みを行いませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
仕様設定モードの各設定項目は，変更すると SV や警報動作点設定など多くの設定項目に影響を及ぼしますので変更しないでください。

SV4 設定OUT2 比例帯設定

温度レンジ下限値～温度レンジ上限値

0.0～10.0 倍(OUT1 比例帯に対しての倍率)

赤外線放射率設定

積分時間設定センサ補正設定

0.200～1.000

0～1000 秒-100.0～100.0

赤外線放射率 2 設定

微分時間設定通信プロトコル選択

0.200～1.000

0～300 秒

赤外線放射率 3 設定

ARW 設定0.200～1.000

0～100 %

赤外線放射率 4 設定

OUT1 比例周期設定

機器番号設定0.200～1.000

1～120 秒0～95( )

: 神港標準: MODBUS ASCII
モード: MODBUS RTU
モード

30 秒(R/M), 3 秒(S/M)

赤外線放射率設定
設定項目キャラクタと PV を交互に表示します(赤外線放射率 2～4 も同様です)。

OUT2 比例周期設定
1～120 秒
30 秒(DR), 3 秒(DS)(約 3 秒間)

出力操作量表示

通信速度選択: 2400 bps: 4800 bps: 9600 bps: 19200 bps

警報 1 動作点設定
設定範囲(表 5-1 参照)

警報 2 動作点設定
設定範囲(表 5-1 参照)

ヒータ断線警報設定
設定項目キャラクタと CT1 電流値を交互に表示します。
0.0 を設定すると，ヒータ断線警報ははたらきません。

ヒータ断線警報設定
0.0～20.0 A(定格: 20 A)
0.0～50.0 A(定格: 50 A)

データビット/パリティ
選択: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数

ヒータ断線警報 2 設定
設定項目キャラクタと CT2 電流値を交互に表示します。
0.0 を設定すると，ヒータ断線警報ははたらきません。

ヒータ断線警報 2 設定

ストップビット選択

0.0～20.0 A(定格: 20 A)
0.0～50.0 A(定格: 50 A):15:2

本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
表示
数字，単位

-10

1

2

3

4

56

789

表示
アルファベット

A

B

CDE

F

G

H

I

JK

L

M

表示
アルファベットN

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[赤外線放射率設定について]
高温域で表面温度と計器の指示値が一致しない場合，赤外線の放射率を設定して制御を希望する温度に合わせることができます。
・設定範囲: 0.200～1.000 (工場出荷初期値: 0.950)[放射率について]放射率とは，ある温度の黒体(または完全な放射を持つ物体)から放射するエネルギー量と，同じ温度のある物体より放射するエネルギー量との比率です。従って放射率は，赤外線を放射しやすいもの程，数値が高く，放射しにくいもの程，数値が低くなります。
金属以外の有機物や、セラミックなどの物体は，放射率が高く，高精度の計測・制御が可能です。反対に、光沢の強い金属や物体(放射率の低い物体)は，放射率が低く反射の影響を多く受けるため、その物体表面に黒体テープ等を貼り付け放射率を大きくすることで、高精度の計測・制御が可能になります。
主な物体別の放射率
品 名

放射率

品 名

放射率

品 名

放射率

コンクリート0.94

レンガ(赤)

0.93～0.96

塗装ラッカ

0.80～0.95

水

0.92～0.96

布(黒色)

0.98

塗装ラッカ(つや消黒)

0.97

氷

0.92～0.98

皮膚(人)

0.98

ゴム(黒)

0.94

紙

0.70～0.94

Fe 酸化物

0.78～0.82

プラスチック0.85(表 5-1) 警報 1，2 動作点設定範囲
警報動作上限警報-(温度レンジスパン)～温度レンジスパン

設定範囲( )

下限警報-(温度レンジスパン)～温度レンジスパン

( )

上下限警報

0～温度レンジスパン

上下限範囲警報

0～温度レンジスパン( )温度レンジ下限値～温度レンジ上限値
温度レンジ下限値～温度レンジ上限値

絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付上限警報( )-(温度レンジスパン)～温度レンジスパン( )待機付下限警報-(温度レンジスパン)～温度レンジスパン( )待機付上下限警報

0～温度レンジスパン(表 5-2) 警報 1 動作選択 [0 または 0.0 を設定すると，警報ははたらきません。(絶対値上限警報，絶対値下限警報を除く)( ): 警報動作なし])] (工場出荷初期値 [上限警報

下限警報
A1 動作すきま

ON

上下限警報

A1動作すきまA1動作すきまON

ON

警報動作OFF

OFF-A1 動作点

SV+A1 動作点

OFF-A1動作点

上下限範囲警報+A1動作点A1動作点

A1 動作点SV

絶対値上限警報

絶対値下限警報

A1 動作すきま

A1 動作すきま

A1 動作すきまONSVONON

警報動作OFF

OFF
A1動作点

SVOFF

A1動作点

待機付上限警報

待機付下限警報

A1 動作すきまON

A1 動作点

A1動作点

待機付上下限警報
A1 動作すきま

A1動作すきまON

ON

警報動作OFF-A1動作点

SV+A1動作点

OFF-A1動作点

OFF
SV+A1 動作点

A1 動作点: この部分において待機機能がはたらきます。
・A1 動作点，A1 動作すきまは，それぞれ警報 1 動作点設定，警報 1 動作すきまを表しています。
警報 2(A2)の場合，A1 を A2 と置き換えてご覧ください。

6

SV

A1動作点

●PV 表示器は設定(選択)項目キャラクタを，SV 表示器は初期値を表しています。
●点線の設定(選択)項目は，オプションを付加した場合のみ表示します。
●キー操作について
・各設定(選択)項目の設定(選択)は， ，キーで行います。
・:
キーを押すと，設定(選択)値を登録し，矢印の項目に移行することを表しています。
・+:
キーを押しながらキーを押すことを表しています。
・+(約 3 秒間) :キーを押しながらキーを約 3 秒間押すことを表しています。
・+(約 3 秒間) :キーを押しながらキーを約 3 秒間押すことを表しています。
・各設定(選択)項目において，キーを約 3 秒間押し続けると，PV/SV 表示モードに戻ります。
+(約 3 秒間)

仕様設定モード
温度レンジ選択: 0.0～250.0: 0.0～500.0: 32.0～482.0: 32.0～932.0

警報2動作励磁/非励磁選択

OUT/OFF キー機能選択

: 励磁
: 非励磁

※

: 制御出力 OFF 機能: 自動/手動制御機能※

PV フィルタ時定数設定

警報 1 動作すきま設定

0.0～10.0 秒

0.1～100.0

OUT1 上限設定

警報 2 動作すきま設定

OUT1 下限値～100 %0.1～100.0

バックライト点灯箇所選択: 全点灯: PV 表示点灯: SV 表示点灯: 動作表示点灯: PV 表示+SV 表示点灯
: PV 表示+動作表示点灯: SV 表示+動作表示点灯

( )

( )

OUT1 下限値～105 %(A/M)

OUT1 下限設定

警報 1 動作遅延タイマ設定

0 %～OUT1 上限値-5 %～OUT1 上限値(A/M)

0～10000 秒

OUT1
ON/OFF 動作すきま設定

警報 2 動作遅延タイマ設定

0.1～100.0

PV 表示色切り替え選択
: 緑
: 赤
: 橙
: 警報 1 または警報 2
ON 時，緑→赤: 警報 1 または警報 2
ON 時，橙→赤: PV 連動表示切り替え: PV 連動表示切り替え+警報 1 または警報 2ON 時(赤)0～10000 秒( )OUT2 動作モード選択: 空冷(リニア特性): 油冷(1.5 乗特性)
: 水冷(2 乗特性)

SV 上昇率設定
0.0～1000.0/分( /分)

OUT2 上限設定

SV 下降率設定

PV 表示色切り替え範囲設定

OUT2 下限値～100 %0.0～1000.0

0.1～100.0

OUT2 下限設定

正/逆動作選択: 逆(加熱)動作: 正(冷却)動作

0 %～OUT2 上限値

オーバラップ/デッドバンド設定
100.0～100.0( )OUT2ON/OFF 動作すきま設定
0.1～100.0

SVTC バイアス設定

接点入力機能選択: 設定値メモリ外部切り替え機能: OUT/OFF 外部切り替え機能 1(SV, SV2切り替え可能): OUT/OFF 外部切り替え機能 2

警報 1 動作選択
選択項目(表 5-2 参照)

選択項目(表 5-2 参照)

警報 1 動作励磁/非励磁選択
: 励磁
: 非励磁

( )

バックライト表示時間設定0～99 分(0 分: 連続)

出力 OFF 時表示選択: OFF 表示
: 無表示
: PV 表示: PV 表示+警報出力

温度レンジの±20 %相当換算値( )警報 2 動作選択/分( /分)

OUT1 変化率設定
0～100 %/秒

入力異常時の出力状態選択: OFF(4 mA)またはOUT1(OUT2)下限値を出力: 偏差に応じて OFF(4 mA)または OUT1(OUT2)
下限値から ON(20 mA)または OUT1(OUT2)上限値の間で出力※: 温度レンジ選択
RD-715-HA は，0.0～500.0
び 32.0～932.0
しています。

7

およのレンジに対応

6. 運 転制御盤への取り付け，配線が完了しましたら，以下の手順で運転を行ってください。
(1) 本器 電源 ON
本器へ供給される電源を ON します。
(2) 仕様設定
5. 操作フローチャートを参照して仕様設定を行ってください。
仕様設定モードで，温度レンジ，警報動作の種類，正/逆動作などを選択してください。
初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。(3)に進んでください。
(3) 設定値入力
5. 操作フローチャート，7. 基本操作を参照して，各設定値を入力してください。
(4) 負荷回路電源 ON 制御対象が目標値(SV)を保つよう，調節動作を開始します。

7. 基本操作●主設定モード (SV 100.0 設定の場合)●オートチューニングの実行/解除(PID 動作の場合)
主設定モードへの移行(1)
副設定モードへの移行(1)
PV/SV 表示モードでキPV/SV 表示モードで キーを押しーを押してください。
ながらキーを押してください。
+
主設定モードになります。
副設定モードになります。
(2)
SV 設定
(2)
オートチューニング実行/解除選択， キーで設定値を設定キーでオートチューニング実行してください。
キーでオートチューニング解除，，を選択してください。
SV 登録(3)オートチューニング実行/解除確認(3)
キーを押してください。
キーを押してください。
設定値を登録し，PV/SV 表
PV/SV 表示モードに戻ります。
示モードに戻ります。
(4)
制御(4)
オートチューニング実行/解除
100.0 を保つよう，調節オートチューニング実行中，AT 動動作を開始します。
作表示灯が点滅します。解除するとAT 動作表示灯は消灯します。
・オートチューニングは，プロセスに強制的に変動を与えて，P, I, D, ARW各設定値の最適値を自動的に算出する機能です。
・常温付近でオートチューニングを実行した場合，温度変動を与えることができないため，オートチューニングが正常に終了しない場合があります。
・P, PD 動作の場合，オートリセット機能があります。
オートリセットは，実行後約 4 分で終了します。途中で解除できません。

8. 仕 様
電源電圧
許容変動範囲精度(設定・指示)
制御出力(OUT1)

100～240 V AC 50/60 Hz または 24 V AC/DC 50/60 Hz
100～240 V AC の場合 85～264 V AC，24 V AC/DC の場合 20～28 V AC/DC
温度レンジスパンの±0.2 %±1 デジット以内
リレー接点 1a 制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)，電気的寿命 10 万回
無接点電圧(SSR 駆動用) 12 V DC±15 %，最大 40 mA DC(短絡保護回路付)
直流電流
4～20 mA DC，負荷抵抗 最大 550
警報 1 出力，警報 2 出力(オプション: A2)，ヒータ断線警報出力(オプション: W, W3)
リレー接点 1a 制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)，電気的寿命 10 万回制御出力(OUT2)リレー接点 1a 制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)，電気的寿命 10 万回(オプション: D )無接点電圧(SSR 駆動用) 12 V DC±15 %，最大 40 mA DC(短絡保護回路付)
接点入力
閉時回路電流 約 12 mA
消費電力
約 8 VA
周囲温度，周囲湿度 0～50 ，35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
質量約 120 g
付属品
取扱説明書(本書) 1 部，取り付け枠 1 個，ガスケット A(本体に取り付け) 1 個
CT(カレントトランス) CTL-6S [オプション: W(20A) 1 個, W3(20A) 2 個]
CTL-12-S36-10L1U [オプション: W(50A) 1 個, W3(50A) 2 個]
別売り品
端子カバー

本社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

福TEL: (0942)77-0403

岡FAX: (0942)77-3446

8