2013年 6月 7日（第１版）
認証番号225ABBZX00085000

機械器具（21）内臓機能検査用器具
多機能心電計（JMDNコード 11407020）
管理医療機器・特定保守管理医療機器

カーディサニー

電気的定格定格電源
周波数
電源入力
連続使用時間【禁忌・禁止】
・高圧酸素治療装置内では使用しないでください。［爆発または火災を起こすことがあります。］
・可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないでください。［爆発または火災を起こすことがあります。］
・MRI検査を行うときは、本装置に接続されている電極を被検者から取り外してください。［誘導起電力により局部的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。］

3.4kｇ±1kg

×1台×1本×1セット×6ヶ×1本DC11.1V------80分以上（満充電時）←－心電図判別基準【使用目的、効能又は効果】
四肢誘導及び胸部誘導の 12誘導の心電図検査を目的とします。

【品目仕様等】誘導誘導の極性：記録の振れは Y方向
誘導選択器：標準 12誘導
誘導回路網：5%以内
安定機構：2秒以内
入力回路 入力インピーダンス：2.5M
Ω以上
校正装置 校正電圧：1m
V±0.01mV
誤差：5%
以内
感度
標準感度：5,10,20mm/m
V
感度の安定性：3%以内
正確度：5%以内

オプション
誘導コード K
P-500D
胸部電極（小児用）
スキンタクトエレクトロード RT34
RT34用クリップ C
E-04
機器の分類
電撃による保護の形式による分類
クラスⅠ機器 及び電撃による保護の程度による装着部の分類

：
：
：
：

心電図
↓
波形の微分
↓
P，Q
RS，T波の分類↓雑音の除去↓P，QRS，T波の計測↓
心拍数の算出↓比較↓
記録形状構成本体
誘導コード K
P-500
カーディクリップ L
E-04
胸部電極（成人用）
電源コードA
C100V50Hz/60Hz75VA---

原理
・心電図の記録
体表面に付けた電極より誘導コードを介して導かれた心臓の活動電位は、作動増幅器でノイズ等同相成分を除去した心電図信号となった後、A/Dコンバータでアナログ信号からデジタル信号に変換され CPUへ送られます。CPUで処理されたデータはサーマルヘッドに送られ記録紙に記録されます。
・12誘導心電図解析
読み込まれた心電図は、波形の微分を行い、次に P,QRS,T波の分類を行います。その後、P，QRS，T波の幅ならびに大きさを計測し、さらに心拍数を算出します。計測された個々のデータと、共通的に広く採用されているミネソタコードをベースとした心電図判別基準との比較によって条件に該当する心電図異常を判定し、異常項目ごとに分類された解析コードを心電図波形と共に記録します。

【形状・構造及び原理等】
概要
本装置は、被検者に装着した電極から検出した心電図を記録する心電計です。本装置に付帯する機能として、心電図波形を自動計測しその結果より心電図を解析する心電図波形解析機能があります。
また、心電図入力が 1つのものと 2つのものがあります。
なお、これらの機能の有無は、製品のタイプ分類により異なります。お買い求めいただいたタイプにより本書の内容を適時読み替えてください。

寸法・質量318mm(W)×213mm(D)×77mm(H)C330

内部電源機器
CF形装着部

取扱説明書を必ずご参照ください
1/4C
330-T001

外部雑音による影響の軽減
同相信号の抑制：10mmp-p以下
過負荷耐性：1Vp-pの信号入力で問題がない
リンギングノイズ：25μV以下
基線
温度ドリフト：0.5mm/℃以下
安定度：5mm以下
雑音レベル：30μVp-p以下
書き込み速度：スルーレート 3200mm/s
チャンネル間の干渉：0.5mm以下
ひずみ
高周波特性：0.67Hz～ 40Hz正弦波 ±10%40Hz～100Hz正弦波 +10%/30%
100Hz～150Hz正弦波 +10%/-50%
150Hz～500Hz正弦波 +10%/-100%
1Hz以下、20ms三角波 +0%/12%
低周波特性：オフセット 100μV以下
インパルスに続く 200msの範囲での
傾斜 250μV/s以下インパルスの範囲外のいずれにおける
傾斜 100μV/s以下直線性とダイナミックレンジ：5mVの信号が記録できる
振幅誤差 5%以内
最小検知電圧：0.2m
mp-pが確認できる
サンプリング：600サンプル/s
分解能：5μV/LSB以下
印刷、電子的保存及び送信
記録識別：年月日時分
患者識別：ID番号、名前
記録時間：8秒以上
直交座標：0.
5mm未満
マーカの時間誤差：2%以下
有効記録幅：40mm以上
記録速度：25mm/sのとき ±5%以内
50mm/sのとき ±5%以内
罫線のゆがみ：0.5%以下
罫線の太さ：2%以下
ペースメーカの使用心電図のひずみ：回復時間 50ms以内
振幅誤差 ±10%以下
パルスの可視性：2mm以上だ患者［MVセンサが過度に反応し、最大レートに達してしまうなど、不適切なペーシングレートが生じる可能性があります。このような場合は MVセンサを OFFにしてください。］
重要な基本的注意
・装置内部に液体が入ったら、すぐに電源を切り、電源コードを抜いてください。［本装置は防水構造になっていません。液体の侵入は電気回路の破損の原因になります。］
・電源コードは必ず、付属品の 3ピンプラグ（保護接地）付き電源コードを使用してください。［他の電源コードを使用した場合、患者および操作者が電撃を受けることがあります。］
・解析結果と他の臨床所見などを総合して、最終的な判定は医師が行ってください。［解析所見はあくまでも心電図波形上のものでアーチファクトなどの外部的な要因により異常が認められても心疾患でない場合があります。］
・使用後は、電極、誘導コードに着いたクリームなどの汚れを石鹸水でよく洗い落とし、水気を残さないようにして保管してください。また、電極、誘導コードの消毒は、消毒用エタノールで軽く拭いてください。洗浄液、温水、蒸気、熱風等には浸さないでください。［さびや変質の原因になります。］
・バッテリは寿命になると、使用時間は短くなります。バッテリの寿命は約 300回の充放電が目安です。
相互作用/併用注意（併用に注意すること）
・複数のＭＥ機器を併用するときは，機器間に電位差が生じないよ
うに等電位接続をしてください。［筐体間にわずかでも電位差があると、患者および操作者が電撃を受けることがあります。］
・被検者に電極を装着したまま電気メスを使用しないでください。
［電気メスが発する高周波電流により、電極装着部で火傷や死傷する場合があります。］
・除細動を行うときは、本装置用に指定されたデフ対策仕様の誘導コードを使用してください。［電撃により本装置が破損する危険があります。］
・除細動を行うときは、患者の胸部に装着した電極または貼付してある薬剤からなるべく離して通電してください。接触の恐れがある場合は、電極または薬剤を取り除いてください。［除細動器のパドルがこれらの物に直接触れると、放電エネルギーによる電撃を受けることがあります。］
・除細動を行うときは、被検者や本装置、またベッドのフレ－ムなどに触れないでください。［デフブリレ－タの放電で、感電傷害や感電死の危険性があります。］
・除細動を行うときは、患者に装着した誘導コードが装置に確実に接続されていることを確認してください。［はずれているコードの金属部に触ると、放電エネルギーによる電撃を受けることがあります。］【操作方法又は使用方法等】
詳細は取扱説明書を参照してください。
１．使用前
・日常の点検（外観の点検等）を行ってください。
・電源コードを商用電源（AC100V）に接続します。（内部電源を使用する場合は不要です）
・電源を入れます。
２．使用中・誘導コードの電極接続端子に電極（四肢電極及び胸部電極）を接続します。
・電極装着部の皮膚の汚れを落とし、電極を装着してください。
・心電図波形を確認します。
・記録方式を選択して、記録を開始します。
自動記録：記録方式を［自動］にセットしてください。
記録キーを押すと記録が開始し、記録が終了すると自動で停止します。
手動記録：記録方式を［手動］にセットしてください。
記録キーを押して記録を開始します。記録を終了するときは観察／停止キーを押します。
３．使用後・被険者から電極、誘導コードを外します。
・電源を切ってください。

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用・被検者が小児の場合は小児用電極を使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
使用環境条件温度範囲 10～40℃（記録紙除く）
湿度範囲 25～95％（結露なきこと）
気圧範囲 700～1060h
Pa
保存環境
温度範囲-10～50℃（記録紙除く）
湿度範囲 10～95％（結露なきこと）
耐用期間：製造出荷後 6年（自主基準）
ただし、これは取扱説明書に沿った手順で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【使用上の注意】
使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
・MV（分時換気量）センサを内蔵する心臓ペースメーカを植え込ん2/4C
330-T001

【保守・点検に係る事項】
装置を正しく作動させるために、保守点検を実施してください。
詳細は取扱説明書を参照してください。
点検項目
点検内容
備品の点検
誘導コード等の附属品は所定の位置に保管されているか？
記録紙等の消耗品の予備は充分か？
取扱説明書はあるか？
外観の点検
コード類に破損はないか？
文字や記号などの表示は読めるか？
本体に傷や凹みはないか？
電極にサビや汚れが付着してないか、またきれいに洗浄されているか？
機械的特性のスイッチ等に割れがないか、また動きはスムー
点検
ズか？
電源プラグは抜けやすくないか？
コネクタにあそびは無いか？
電極の接続は良好か？
電源投入後の異常な音、発熟、発煙はないか？
点検
画面の表示、ランプの表示は正常か？
記録紙の送りムラやカスレ、異音等は無いか？
時計の狂いはないか？
その他
電源ヒューズは所定のものが入っているか？
自己診断の結果に異常はないか？

【包装】
１台単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者FUKUDA M-E KOGYO CO., LTD.
FME

フクダ エム・イー工業 株式会社
千葉県流山市南流山 6268
電話番号 04715
8-9020製造業者
フクダ エム・イー工業株式会社

千葉事業所
3/
4C
330-T00
1

4/
4C
330-T00
1