DIGITAL HUMIDITY/TEMP. METER MANUAL

TH-4000
注意

TH-4000

デジタル温湿度計
取扱説明書●お問い合わせは下記まで

この度は当社のデジタル温湿度計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

ご使用上の注意
・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器はセンサを含め防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・電池を確実にケースに入れて使用してください。
・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

本体正面〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス
webtrade@line.co.jp
ホームページ
https://www.line.co.jp

a.測定表示切替
1)
2)

測定中に「FUNC」ボタンを押す度に、メイン表示が湿度⇔露点と切り替わります。
湿度表示時は"%RH"を、露点表示時は"Dew"を表示します。

※

露点は計測した温度,湿度より演算しています。

b.測定値ホールド1)
2)

1.各部の名称および機能
本体側面

本体裏面

プローブ
111)

9※

6. プローブ接続部
7. 外部電源ソケット ※8. 「SET」
ボタン
9. RS-232出力
ケーブル接続部
10. 電池ケース
11. プローブ先端部
12. プローブ持ち手
13. プローブ固定用ネジ穴（1/4インチネジ対応）
14. ケーブル
15. プローブプラグ

67138675REC MAX MIN HOLD

初期設定値
1Dew

32%RH

1. メイン(湿度/露点)表示
2. サブ(温度)表示3. 露点表示
4. 湿度表示
5. データホールド表示
6. REC表示
7. 記録データ
MAX/MIN表示
8. ローバッテリー表示

4a.測定方法
1) 電池を挿入してください（6. 電池交換を参照）。
2) プローブ接続部にプローブを接続してください。
3) 「POWER」ボタンを押して電源を入れてください。
4) センサ部を持って、測定対象に向けてください。
5) メイン表示に測定湿度が、サブ表示に測定温度が表示されます。
6) 電源を切るときは「POWER」ボタンを２秒以上長押ししてください。

湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所での保管は避けてください。
また長期間使用しないときは電池を取り外してください。

様(本体）

形式

TH-4000

湿度：高精密薄膜静電容量センサ

機能オンの場合、最終キー操作から約10分後に電源がOFFになります。
但し、REC中は機能しません。

測定単位 湿度:%RH / 温度:°C / 露点:°C測定周期 約0.8秒(シリアル出力は表示更新と同期)

測定機

能 最大値・最小値表示

表通1)

測定中に「SET」ボタンを2秒以上押し続けると、セッティングモードに入ります。
2） 未使用設定画面(サブ表示にと表示)
こちらは本器では使用しません。
「REC/ENTER」ボタンで次の設定に進みます。
3) オートパワーオフ設定画面(サブ表示にと表示)
０...オートパワーオフなし
１...オートパワーオフあり「FUNC」ボタンを押すたびに0→1と数字が変わりオートパワーオフを使用するかどうかを変更できます。
決定の場合は「REC/ENTER」ボタン押してください。
4） セッティングモード終了方法「HOLD/ESC」ボタンを押すことで通常の測定画面に戻ります。

PC上で温度計本体の表示温度および表示温度変化グラフの確認を行えます。専用USB出力ケーブル(別売)を使用して、パソコンへの出力を行ってください。

※部 文字高:メイン14mm, サブ7mm
機

9600
なし

ボーレート
パリティ

能 RS-232シリアルインターフェイス

電専用通信ソフト(別売)もご用意しております。

通信設定(RS-232)

液晶部:44mm x 28mm

示信8.RS-232 PCシリアルインターフェイス

データホールド, オートパワーオフ,

電池

寿

命 約104時間

D15

消費電流 約4.6mA

D144(固定)D13

メイン表示(upper)を送信する場合 = 1
サブ表示(lower)を送信する場合 = 2

D12 D11

Annunciator for Display °C=01

使用温湿度範囲

プローブ: 26mm×200mm(先端部： 15mm)
コード長:約1ｍ

質付
適0 - 50°C(プローブは0 - 80°C),85%RH以下(プローブは95%RH以下)

法 本体:135(H)x60(W)x33(D)mm

寸属合規性

能STX(ASCIIコード)

Polarity
0=Positive, 1=Negative
Decimal Point(DP), position from right to the left
0=No DP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP
Display reading D8=MSD, D1=LSD(Ex : If the display reading is 1234, then D8 to D1 is : 00001234)

D10量 約264g(プローブ,電池含む)

D9品 006P乾電池:1個 プローブ:1個 取扱説明書:1部

D8 - D1

格 CE, RoHS

D0CR(ASCIIコード)【例】HEX02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 34 32 0d

測定種類 測定範囲

分解能

湿度10 - 95％RH≧70％RH ±0.01%RH (指示値の3％+1)％RH＜70％RH ±3％RH

温度

0 - +80°C

0.01°C

露点-25.3 - +48.9°C 0.01°C※8 bit1 bit

デ ータ長
ストップ b i t

通信フォーマット源 006P (DC9V)乾電池 x 1個

e.セッティングモード(オートパワーオフ)
12

1. 表示部
2. 「POWER」ボタン
3. 「HOLD/ESC」ボタン
1415
4. 「REC/ENTER」ボタン
5. 「FUNC」ボタン※ 外部電源は専用品以外使用しないでください
外部電源は本器の電源を切ってから接続してください･ オートパワーオフ：オン”REC”中は測定表示切替/測定値ホールド/オートパワーオフ/セッティングモードは機能しません。

d.オートパワーオフ
1)2.測定方法”HOLD”中は測定表示切替/REC/セッティングモードは機能しません。

c.REC(最大値/最小値)

810
2345※

測定中に「HOLD/ESC」ボタンを押すと、現在測定値が保持されます。
保持されている間は、表示部に"HOLD"と表示されています。
再び「HOLD/ESC」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され、現在の測定値が表示されます。

測定中に「REC/ENTER」ボタンを押すと、表示部に"REC"と表示され、REC中の間はREC期間の最大値と最小値の確認が可能になります。
2) REC中に「REC/ENTER」ボタン押すと、表示部に"MAX"と表示され、REC中のメイン表示のデータの最大値が表示されます。
3) 再度「REC/ENTER」ボタン押すと、表示部に"MIN"と表示され、REC中のメイン表示のデータの最小値が表示されます。
4) "MAX" "MIN"の表示は「HOLD/ESC」ボタンを押すと解除できます。
5） 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、RECを停止します。

1

仕TH-4000
7.保管

4.製品仕様セ ン サ 種 類 温度：サーミスタ

3.機能操作1.本器使用上のご注意

本体下部

取扱いを誤った場合に、取扱者が障害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

DIGITAL HUMIDITY/TEMP. METER MANUAL

確度

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
upper:1±0.8°C

lower:2

露点表示は計測された温度と湿度の値から演算により求められた値であり,その確度は温度と湿度の確度に依存します。

測定条件：23±5℃の環境下で測定

5.お手入れSTX 4※

1°C0+ DP
101Display (value)
00000242 CR

出力タイミングは、表示更新と同期しております。

9.アクセサリー (別売)・専用通信ソフト(リアルタイム表示)：U801
・専用USB出力ケーブル：USB-01・専用AC/DCアダプタ：ZTC9021

・本体の汚れやほこりは、乾いた布で拭きとってください。

注意・ベンジンやシンナー等で拭くことはおやめください.
本体にくもりやひび割れ等が生じる恐れがあります.

6. 電池交換
1) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を行ってください。
2) 下図のように電池カバーを開けてください（+ドライバ使用）。
3) 下図のように006P乾電池をケースに入れてください
4) 下図のように電池カバーを閉めてください（+ドライバ使用）。
※

ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保障できませんので、速やかに電池を交換してください。
電池カバーを開ける※

電池を入れる電池カバーを閉める

電池カバーセット時、断線にご注意ください
本紙は2021年07月15日現在のものです。4LU024B
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2021,LINE SEIKI CO.,LTD.