デジタルタコメータ

TM- 7・TM-5 シリーズ
延長光電プローブ
TM-4015

TM-7020

TM-5000
TM-70101mまで照射可能なTM-7 / オプションで延長センサが使えるTM-5
キットタイプ(K)で接触測定/非接触測定に両方対応(TM-7020除く)
形式

測定方式

光源(測定距離)TM-7000

レーザ (1m)

TM-7010

レーザ (1m)

非接触

TM-5000

LED (0.3m)

TM-5010LED (0.3m)

TM-7020

接触付加機能単位変換, メモリ
プリスケール, バックライト

単位変換, メモリ

オプション(別売)
接触測定用アダプタセット
接触測定用アダプタセット
延長光電プローブ

用途例

建設機械のエンジン
回転速度測定工場内の複数台のベルトコンベアの速度同期確認

混合用撹拌機の回転軸の回転速度確認

レーザ式ハンドタコメータの特長 (TM-7000 / TM-7010)
非接触測定性能向上
レーザ光の採用によりLEDを超える最高クラスの照射性能を実現(PSEマーク取得)
・視認性 (見やすさ) の向上・測定距離 (光の届く距離) の向上(5cm〜100cm)
・読み取り精度の向上

多彩な機能 (TM-7010)

PS/mm
プリスケール値設定

オプションによる接触測定
TM-7000/TM-7010ともに接触測定アダプタを使用することにより接触測定や周速測定にも対応します。

接触測定専用ハンドタコメータの特長 (TM-7020)
専用設計で低コスト
接触測定と周速測定に用途を絞ったシンプルな設計でお求めやすい価格を実現しました。

低速測定対応nm / mi

専用設計で低速域(1.0r/min〜)の測定が可能です。

in

円周・バックライト液晶
・プリスケール(回転体の外周を入力して非接触周速測定が可能)
・単位変換表示・30点メモリ・最大値/最小値表示

LED式ハンドタコメータの特長 (TM-5000 / TM-5010)
非接触測定
LED光で5cm〜30cmの距離まで計測可能です。

多彩な機能 (TM-5010)
・回転回数カウント・測長(周速リング使用)
・単位変換表示・8点メモリ・最大値/最小値表示

1,2,3,4回転....

0.1,0.2,0.3m....

オプションによる接触測定
TM-5000/TM-5010ともに接触測定アダプタを使用することにより接触測定や周速測定にも対応します。

オプションの延長光電プローブ
TM-5000/TM-5010のみの専用オプションとして遠隔/狭所での測定を可能にする延長センサが使用可能です。

TM-4015

1Mケーブルタイプ (TM-4015)と5Mケーブルタイプ(TM-4016-5M)をご用意しております。

オールインワンのキットタイプ (全機種)
全機種キットタイプをご用意しております。 TM-7000K
内容物は一覧表をご確認ください。

専用校正システム
当社のハンドタコメータは全機種有償にて校正が可能です(通常納期1ヶ月)。
・校正証明書・校正成績書・トレーサビリティ体系図
・標準器証明書の発行が可能です。

TM-7020K

TM-5010K

仕様
形式
非接触測定範囲

接触測定範囲(TM-7020を除きアダプタ使用)

TM - 7000

TM - 7010

6.0 - 99999.9 r/min

6.0 - 99999.9 r/min
0.10 - 1666.66 r/sec

6.0 - 15000.0 r/min

6.0 - 15000.0 r/min
0.10 - 250.00 r/sec
0.60 - 1500.00 m/min
1.00 - 2500.00 cm/sec

1.0 - 6000.0 r/min

0.1 r/min

0.1 r/min, その他 0.01

0.1 r/min±0.01%±1 digit±0.01%±1 digit(r/min, m/min)±0.05%±1 digit(r/sec, cm/sec)*変換誤差含む

分解能
確度

サンプリング時間

1.0 - 10.0秒 (アダプタ使用時 1.0 - 2.0秒)

表示部

6桁

表示単位
測定方式

本体のみの場合非接触式(スコッチライトテープにて)アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子,周速リングにて)

光源仕様

光源
測定範囲
波長
光出力

電池寿命
(単4アルカリ電池4本)
寸法および質量(電池含む)::::

連続使用約15時間

125(H) x 58(W) x 27.4(D)mm / 140g

単体
形式

TM - 7000

ZTM051 (スコッチライトテープ)

非接触

TM - 7010

ZTM051 (スコッチライトテープ)

非接触(多機能ﾀｲﾌﾟ)

TM - 7020

ZTM004-SET (ゴム接触子)
ZM4052 (周速リング)

接触

TM - 5000

ZTM051 (スコッチライトテープ)

非接触

TM - 5010

ZTM051 (スコッチライトテープ)

非接触(多機能ﾀｲﾌﾟ)

キットタイプ
本体, 電池, 取説以外のセット品 測定方式

TM - 7000K

ZTM051 (スコッチライトテープ)
TM-7013 (接触測定用アダプタセット) 非接触・接触
C-7000 (ケース)ZTM051 (スコッチライトテープ)
非接触・接触TM-7013 (接触測定用アダプタセット) (多機能ﾀｲﾌﾟ)
C-7000 (ケース)
ZTM004-SET (ゴム接触子)
接触ZM4052 (周速リング)
C-7020 (ケース)ZTM051 (スコッチライトテープ)
TM-5013 (接触測定用アダプタセット) 非接触・接触
C-4000(ケース)ZTM051 (スコッチライトテープ)
非接触・接触TM-5013 (接触測定用アダプタセット) (多機能ﾀｲﾌﾟ)
C-4000 (ケース)

TM - 5000K
TM - 5010K

1 count, 0.1 r/min,0.1 m, その他 0.01
±0.01%±1 digit(r/min, m/min)±0.05%±1 digit(上記以外の単位)*変換誤差含む±0.01%±1 digit

1.0 - 2.0秒

1.0 - 10.0秒/min

r/min, r/s, m/min,cm/s, count, m

r/min

接触式(ゴム接触子,周速リングにて)本体及び延長プローブの場合非接触式(スコッチライトテープにて)アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子,周速リングにて)
光源:
測定範囲 :

LED50 - 300 mm (±30°)

連続使用約30時間

連続使用約20時間

144(H) x 58(W)x36(D)mm / 170g

122(H) x 58(W) x 28(D)mm / 130g

TM - 7013

接触測定用アダプタセット ※周速リング(外周10cm) 1個(TM-7000/TM-7010用) ゴム接触子 3個 付属

TM - 5013

接触測定用アダプタセット ※周速リング(外周10cm) 1個(TM-5000/TM-5010用) ゴム接触子 3個 付属

TM - 4015※カールケーブル最大伸長1m
延長光電プローブ(TM-5000/TM-5010用)

TM - 4016-5M 延長光電プローブ(TM-5000/TM-5010用)※ケーブル長5m

消耗品 (TM-7 / TM-5共通)
ZTM051

形式

TM - 7020K

6.0 - 99999.9 r/min

6.0 - 99999.9 r/min
0.10 - 1666.66 r/sec
0.60 - 9999.99 m/min
1.00 - 16666.6 cm/sec
0 - 999999 count0.1 - 99999.9 m

オプション品
本体, 電池, 取説以外のセット品 測定方式

TM - 7010K

TM - 5010

0.1 r/min

クラス2レーザ
50 - 1000 mm (±40°)650 nm(赤色) 持続波
最大1mW

連続使用約30時間

TM - 5000

7セグメントLCD (TM-7010のみバックライトLCD)/min, /sec,m/min, cm/sec/min

TM - 7020

スコッチライトテープ 10枚

ZTM004 - SET ゴム接触子 3個
ZM4052

周速リング(外周1/10m) 1個

ケース
C - 7000

キャリングケース(TM-7000 / TM-7010用)

C - 7020

キャリングケース(TM-7020用)

C - 4000

キャリングケース(TM-5用)

https://www.line.co.jp/●このカタログは2023年11月30日現在のものです。

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp●記載の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
●写真は撮影条件・印刷等により実際のものと異なって見える場合があります。
All Rights Reserved, Copyright © 2023, LINE SEIKI CO., LTD.