ペーパーレスレコーダ

GR200シリーズ

大画面だから記録が見やすい

記録

144
160

185

ワンタッチキー操作で多彩な表示
簡単操作(本社のみ)

計

ポータブルタイプもご用意
5.7インチの大画面表示器で記録データを大きく表示

ペーパーレスレコーダ導 入 のメリット■ 記録データをパソコンで管理できます■ ランニングコストが下がります

記録データの保管，報告書の作成も楽々です。
記録データはEXCELでも管理が可能です。

■ 稼働部磨耗による故障がありません

記録紙・インクなどの消耗品が不要です。
交換する手間も省けます。

■ 長時間記録が可能です

モータ・ギアなど稼働部品排除により，チャート紙記録計に多かったメカ磨耗による故障がありません。

１GBのCFカードで６年分記録できます。
（９点記録，記録周期30秒の場合)■ 多点記録が可能です
記録点数：９点 or 18点

さらに，神港テクノス の 記録計 は・・・
● 取説いらずの簡単操作 ● 5.7インチの大画面表示 ● ワンタッチキー操作で多彩な表示

トレンド記録 (左右方向)

トレンド記録 (上下方向)

バーグラフ表示デジタル (積算)表示

アナログメータ表示

イベント履歴表示

各部の名 称とはたらき① ステータス表示部

画面名称，カレンダー，警報情報，記録状態，コンパクトフラッシュ
書込状況，コンパクトフラッシュ装着状況，などを表示します② 時刻表示測定した時刻と時刻線を表示します③ トレンド表示部
測定結果を波形表示します④ チャンネル表示部
測定値を数値表示します⑤ キーパネル

記録開始／停止，表示切替，設定，データ表示／変更等を行うキーです■ 形名説明

■定格

入力種類

入力

ー200.0〜1370.0 ℃

K
入力点数

09：9 点，18：18 点

電源電圧

0：100 〜 240V AC

容量１（取付方法 / 表示言語）

A：パネル取付 / 和文表示
B：パネル取付 / 英文表示
C：ポータブル / 和文表示
D：ポータブル / 英文表示

熱電対

測定レンジ

E

ー200.0〜800.0 ℃

Jー200.0〜1100.0 ℃

Tー200.0〜400.0 ℃

R0.0〜1760 ℃

S0.0〜1760 ℃

B

400.0〜1760.0 ℃

N

0.0〜1300.0 ℃

W
容量２MO：Mul t i - r ange

容量３無し

容量４無し

測温抵抗体

オプション
0：無し
1：DI/DO(10 )2：DI/DO(18 )，C5
3：DI/DO(10 )，DI/DO(18 )，C5
4：E-net5：DI/DO(10 )，E-net
6：DI/DO(18 )，C5，E-net
7：DI/DO(10 )，DI/DO(18 )，C5，E-net

(*1)
(*2)
(*1)
(*3)
(*1,3)(*2,3)(*1,3)

直流電圧0：無し
特注製品において採番されます(*1) GR218（18 点式）は付加できません

取扱説明書

2：和英 (CD-ROM)(*2) GR209（ 9 点式）は付加できません(*3) ポータブル形は付加できません

神港 IDー200.0〜900.0 ℃

Cu-Cu・Niー200.0〜400.0 ℃

Platinel

0.0〜1300.0 ℃

JPt100ー200.0〜600.0 ℃

Pt100

ー200.0〜600.0 ℃

50mV

0.00〜50.00 mV

500mV

0.0〜500.0 mV

1〜5V

1.000〜5.000 V

0〜5V

0.000〜5.000 V■ オプション記号
オプション記号

特注番号

0.0〜1760.0 ℃

Fe-Cu・Ni

内容DI

5点 (無電圧接点入力)

DO (10)

10点 (1a 接点出力)

DO (18)

18点 (オープンコレクタ出力)

C5

通信RS−485

Eーnet

イーサネット■ 標準仕様
測定点数

入力

レンジ設定
スケール設定測定周期
最大入力電圧
基準接点補償誤差(RJ)
入力抵抗
許容信号源抵抗
記録周期
記録情報
書込周期
外部記録媒体フォーマット
記録方法
表示部

運転画面

警報

材質・色質量いずれか指定：GR209 (入力：9点)，GR218 (入力：18点)
マルチレンジ方式(種類は選択可能)
・熱 電 対：K，E，J，T，R，S，B，N，W, FeーCu・Ni，CuーCu・Ni，Platinel
・測温抵抗体：Pt100，JPt100
・直 流 電 圧：+50mV, +500mV, +5V・直 流 電 流：10Ω(シャント抵抗を外付けで対応)
キー操作により入力の種類，範囲を設定
キー操作によりスケールの最小値，最大値，単位を設定
100msec 周期(9点/18点)
熱電対，測温抵抗体，直流電圧：DC ±10V(連続)K，E，J，T，N，Fe-Cu・Ni, Cu-Cu・Ni, Platinel：±0.5℃(但し, 0℃以上測定時)
R，S，B, W：±1.0℃(但し, 0℃以上測定時)
熱電対入力，直流電圧入力：約1MΩ(電源OFF時約100kΩ)
熱電対入力：1kΩ以下
測温抵抗体入力 ：1線あたり10Ω以下(3線式の各抵抗が安定していること)
1秒〜12時間
トレンドデータ，イベントデータ，積算値データ，設定値ファイル
1分〜12時間
CFカード最大1GB(BUFFALO製 RCF-X512MY, RCF-X1GY 推奨)※本体にCFカードは付属しておりません
FAT16 または FAT
アスキーまたはバイナリのいずれかの形式をキー操作選択
5.7形 TFTカラー LCD (320×240ドット)
トレンド表示色：14色 (任意設定)
キー操作にて画面切替え。4グループ切替表示可能(最大10チャンネル／1グループ)
トレンド表示画面，バーグラフ表示画面，アナログメータ表示画面，デジタル表示画面，積算値表示画面，イベントサマリ表示画面，イーサネットログ表示画面 (オプション：E-Net)，パラメータ表示，タグ表示，ヒストリカルトレンド表示
設 定 数：各チャンネル最大４設定
警報種類：上限，下限
表
示：警報発生時デジタル表示部に状態 (警報種類)を表示。
アラームサマリに履歴表示
前面およびケース：PC-ABS
色:黒
約1.5kg (パネル取付)
約1.9kg (ポータブル)

付属機能

絶縁抵抗

耐電圧電源電圧
許容電圧変動範囲
周囲温度
周囲湿度
取付方式
外形寸法

記録レンジ任意設定 ：チャンネル毎に記録レンジ設定可能
入力種類設定：チャンネル毎に入力種類設定が可能
但し，２チャンネル毎の同一入力種類設定となる
スキップ機能：任意のチャンネルの表示・記録をスキップさせる
トレンド表示：時刻表示，警報表示，コンパクトフラッ
シュの使用容量表示
TAG名表：チャンネル毎，TAG名を表示(最大8文字)
画面名称表示：画面名称を表示 (最大16文字)
単位作成：工業単位を任意に作成可(最大7桁, 12種類)
スケーリング機能 ：直流電圧入力の場合に任意にスケーリングが可能
PVシフト：指示値のゼロ点および傾きをシフトさせる
入力フィルタ：チャンネル毎に入力の急激な振れを抑える機能
バーンアウト機能 ：熱電対，測温抵抗体入力が断線時,100%側へ振り切らせて表示する
ヒストリカル：画面をスクロールしコンパクトフラッ
トレンド表示シュの保存データを再生表示する
各端子−接地間500V DC 100MΩ
入力端子相互間
500V AC 1分間
電源端子−接地間
2000V AC 1分間電源端子−入力間500V AC 1分間
入力端子−接地間500V AC 1分間
警報端子(接点出力)−接地間
2000V AC 1分間
警報端子(接点出力)相互間
750V AC 1分間
警報端子(ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ)−接地間500V AC 1分間
通信端子−接地間500V AC 1分間
100〜240V AC，50／60Hz
90〜264V AC
0〜50℃ (パネル取付イーサネット機能なし)
0〜40℃ (パネル取付イーサネット機能付)
0〜40℃ (ポータブル)
20〜80％RH (結露不可)
パネル埋込またはポータブル
パネル取付：160×144×185mm (Ｗ×Ｈ×Ｄ)
ポータブル：160×179×206.6mm (Ｗ×Ｈ×Ｄ)

■オプション仕様

警報出力[DI/D0(10)][DI/D0(18),C5]

いずれか指定・DI/D0(10)：リレー出力10点 + DI入力5点
・DI/D0(18), C5 ：オープンコレクタ出力18点+DI入力5点+RS485通信
リレー出力 (10点) -------- 1a 接点
接点容量・(D01)：3A 150V AC (抵抗負荷) または 3A 30V DC (抵抗負荷)
・(D02〜D10)：3A 240V AC (抵抗負荷)または3A 30V DC (抵抗負荷)
無電圧接点入力 (5点) ------ ONパルス幅 ：200msec以上
OFFパルス幅 ：200msec以上
オープンコレクタ出力 (18点) ----- 0.1A 30V DC

電気的仕様 ：EIA RSー485 準拠
プロトコル ：MODBUS (RTU)
通信速度：9600, 19200bps
伝送速度：10Mbps
伝送方式：ベースバンド
最大ネットワーク長
または最大ノード間隔：500m (カスケード4段)
最大セグメント長：100m (ノード ー HUB間)
接続ケーブル ：UTP (シールドなしツイストペア) 22ー26AWG
プロトコル ：TCP/IP

通信機能 [C5]イーサネット[Eーnet]■外形寸法 ( 単位 : mm )【ポータブル】

171.51514437

取っ手161取付金具

144【パネル取付】

21.6185160

スタンドフット

パネルパッキン取付時は24.6になります。

21.6

フット34160185■入力端子配列【18点入力】【９点入力】■警報出力/DI入力端子（入力9点仕様のみ）■DIO端子 (D-Sub)■パネルカット( 単位 : mm )

■電源端子
【パネル取付】【ポータブル】【単独取付】

137 ＋1.50100〜240V AC
50/60Hz通信DIO端子137 ＋1.50

LN
100〜240V AC
50/60Hz【左右密着取付】

137 ＋1.50(160×n- 22) ＋20

安全に関するご注意● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねます
のでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注

意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2008 年12 月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

X8-402-GR2(J)