‫ﻣﺨﺘﺒﺮ ذﻛﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﺲ‬‫‪KEW 4506‬‬‫ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻛﺘﺸﺎف‬‫اﺗﺼﺎل ‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ!‬‫● ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر‬‫اﻻﺧﺘﺒﺎر‬‫● ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ 1‬ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ اﻷﺳﻼك‬‫وﻗﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﻂ واﻟﻤﺤﺎﻳﺪ واﻷرض ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ‬‫● ‪ KEW 4506‬ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷرض ‪،TT‬‬‫وأﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ‪ TN-S‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ‪KEW 8343‬‬‫)راﺟﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎس(‬‫● ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻊ ﺗﻴﺎر اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﺜﺮ ‪RCDs‬‬‫ﻣﺨﺘﺒﺮ ذﻛﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﺲ‬‫‪KEW 4506‬‬‫ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺎرة‬‫ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ اﻟﺬﻛﻲ‬‫‪KEW 8343‬‬

‫ﻟﻤﺎذا ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﻜﺴﻲ ﺑﺎﻷرض اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ؟‬‫إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻘﺒﺲ ﺑﺄﺳﻼك ﺧﺎﻃﺌﺔ )‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ(‪ ،‬ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻌﺜﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ‪ RCD‬وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ذﻟﻚ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ ،RCD‬ﻓﺴﻴﺘﺪﻓﻖ ﺗﻴﺎر ﺣﻤﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻷرﺿﻲ وﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪.‬‬‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪد‬‫ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ‪ N‬و‪ E‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺠﻬﺪ‬‫ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﻼك ﺧﺎﻃﺌﺔ‪.‬‬‫‪230V‬‬‫‪L‬‬‫‪230V‬‬‫‪N‬‬‫‪230V‬‬

‫‪E‬‬

‫‪L‬‬

‫‪0V‬‬‫‪230V‬‬‫‪E‬‬‫اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ‪،‬‬‫‪RL‬‬‫‪N‬‬‫‪0V‬‬‫‪ ،KEW 4506‬ﻳﻤﻜﻨﻪ‬‫‪RN‬‬‫‪RE2‬‬‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬‫اﻷرض‬‫ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ‬‫‪RE1‬‬‫ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت!‬‫اﻟﻤﺼﺪر‬‫اﻷرض‬‫ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎس‬‫ﻟﻨﻈﺎم ‪TT‬‬‫إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻷرض ‪ TT‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ RCD‬ﺑﺘﻴﺎر ﻣﻘﻨﻦ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 30mA‬أﻣﺒﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎف ‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪KEW 4506‬‬‫وﺣﺪه‪.‬‬‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻼك ‪ N-E‬ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻴﺲ ‪ KEW 4506‬اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ ‪ L-N‬واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ ‪ L-E‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬‫أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬‫ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ‪ ،TT‬ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ L-N‬ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻮﺻﻼت اﻷﺳﻼك ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ً L-E‬‬‫اﻷرض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )‪ RE1‬و‪ ،(RE2‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ L-E‬أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ L-N‬ﻓﻘﻂ‪.‬‬‫)‪RL+RN < RL +(RE1+RE2‬‬‫ﻳﻜﺘﺸﻒ ‪ KEW 4506‬ﻋﻜﺲ ‪ N-E‬ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬه‪.‬‬‫‪RL‬‬‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ L-E‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺗﺼﺎل‬‫اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟـ ‪.N-E‬‬‫أﻳﻀًﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻄﻞ ‪ RCD‬ﺑﻘﺪرة ‪ 10mA‬ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻴﺎر اﺧﺘﺒﺎر ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ‬‫‪RN‬‬‫‪ 10mA‬ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﻧﻘﺘﺮح اﺳﺘﺨﺪام ‪) KEW 8343‬ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺎرة( ﻣﻊ‬‫‪ .KEW 4506‬ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ ‪ L-E‬اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﻌﺜﺮ أي ‪ RCDs‬ﻷن‬‫ﺗﻴﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﺑﻴﻦ ‪ N-E‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪.1μA‬‬‫ﻟﻨﻈﺎم ‪TN‬‬‫‪RE2‬‬‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬‫اﻷرض‬‫‪RE1‬‬‫اﻟﻤﺼﺪر‬‫اﻷرض‬‫‪L‬‬‫ﻻﺧﺘﺒﺎر أﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﻼك ذات اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺜﻞ ‪ ،TN‬وﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ‪،‬‬‫وأﻧﻈﻤﺔ اﻷرض اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ‪ KEW 8343‬ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻊ‬‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻨﻔﺬ ‪ 3P‬ﻗﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻪ وﻗﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻬﺪ‬‫اﻻﺧﺘﺒﺎر‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎف ‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻬﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ‪ KEW 8343‬ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ وﻓﺤﺺ اﺗﺠﺎه اﻹﺷﺎرة‪.‬‬‫*ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ‪ KEW 4506‬و‪ KEW 8343‬ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ‪ TN-C‬أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫*ﻳُﺒﺎع ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺎرة ‪ KEW 8343‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬‫‪N‬‬‫‪E‬‬‫ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ‪ PASS/FAIL‬ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮض واﺿﺤﺔ‬‫ﻓﺤﺺ اﻷﺳﻼك ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻴﺔ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﻬﺪ ‪L-N‬‬‫وﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ N-E‬ﻓﻲ ﻧﻈﺎم‬‫‪.TT‬‬‫ﻳﺤﺘﻮي ‪KEW 4506‬‬‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻳﻤﻜﻨﻪ‬‫اﻛﺘﺸﺎف اﺗﺼﺎل اﻷﺳﻼك‬‫وﺗﺠﻨﺐ أي ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ‬‫‪.RCD‬‬‫*‪ OFF‬ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬‫ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر‬‫واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻻﺧﺘﺒﺎر‪.‬‬‫ﻳﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀًﺎ ﻓﺤﺺ‬‫اﻷﺳﻼك ﻟﻤﻨﻔﺬ ‪2P‬‬‫)ﺑﺪون أرﺿﻲ( ﻋﻦ‬‫ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻋﺪاد ‪.2P‬‬‫*ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻮل‬‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ‪ 2P‬اﻟﻤﻄﻠﻮب‬‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﻔﺬ ‪.2P‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﺮض‬‫‪.Non-connect‬‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎءة اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺸﺎﺷﺔ ‪LCD‬‬‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻈﻠﻢ‪.‬‬‫*ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹﺿﺎءة اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‬‫ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻘﻴﻮد‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟـ ‪ KEW 4506‬اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷﺳﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮر‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮر اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻈﻤﺔ إﻣﺪاد ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻄﻮر ‪ 4‬أﺳﻼك‪،‬‬‫أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮر ‪ 3‬أﺳﻼك‪ ،‬أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮر ‪ 2‬ﺳﻠﻚ‪.‬‬‫*ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ‪ KEW 4506‬ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻄﻮر واﺧﺘﺒﺎر ‪.RCD‬‬‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ داﺋﺮة ﻧﻈﺎم ‪ TN‬اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬‫أﺳﻔﻞ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪ N‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ‪.KEW 8343‬‬‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ‪ KEW 8343‬ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﻊ ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ ‪ N‬اﻟﺬي ﻳﺰود‬‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ‪.‬‬‫‪RCD‬‬‫✓‬‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ‬‫×‬‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ‬‫‪RCD‬‬‫‪RCD‬‬‫‪RCD‬‬‫‪RCD‬‬‫‪RCD‬‬‫إذا ﻛﺎن ‪ N‬و‪ E‬ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة‬‫أﺳﻔﻞ ‪ ،KEW 8343‬ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ‪ KEW 4506‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬‫● ﻣﻮاﺻﻔﺎت ‪KEW 4506‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ‬‫‪*1‬‬‫ﻧﻄﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس‬‫ﻟﺠﻬﺪ وﺣﺪة اﻟﺘﺰوﻳﺪ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫ﻧﻮع اﻟﻤﻘﺒﺲ‬‫‪PASS‬‬‫ﺣﻜﻢ‬‫● ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻟـ ‪KEW 4506‬‬‫‪FAIL‬‬‫)‪AC V (L-N‬‬‫اﻟﻨﻄﺎق‬‫دﻗﺔ‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔ )‪(N-E‬‬‫ﻣــﻦ ‪ 80‬إﻟﻰ ‪(50/60Hz) 290V rms‬‬‫*ﻳﻌﻄﻲ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺬﻳﺮًا ﺑﺸــﺄن اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸــﺎف ﺟﻬﺪ ‪ 253V‬أو أﻋﻠﻰ وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﺟﺮاء‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ‪.‬‬‫‪ 3‬ﻗﻄﺐ‬‫‪PASS‬‬‫‪ L-N‬ﻋﻜﺴﻲ‬‫‪ L-E‬ﻋﻜﺴﻲ‬‫‪ N-E‬ﻋﻜﺴﻲ‬‫‪ E‬ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ‬‫‪ N‬ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ‬‫‪ N-E‬ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‬‫اﻟﺠﻬﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫‪ 2‬ﻗﻄﺐ‬‫‪PASS‬‬‫‪ L-N‬ﻋﻜﺴﻲ‬‫اﻟﺠﻬﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬‫ﻣــﻦ ‪ 80‬إﻟﻰ ‪(50/60Hz) 290V rms‬‬‫‪±2%rdg±4dgt‬‬‫‪ :200Ω‬ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ ‪199.9Ω‬‬‫اﻟﻨﻄﺎق )اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ(‬‫‪ :2000Ω‬ﻣﻦ ‪ 200‬إﻟﻰ ‪1999Ω‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻴﺎر‬‫دﻗﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‬‫)‪200Ω: 5mA (5.3 Hz‬‬‫)‪2000Ω: 1mA (5.3 Hz‬‬‫‪9161‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ‬‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﻘﺒﺲ أﻧﻮاع ﻛﻞ دوﻟﺔ‬‫‪±3%rdg±5dgt‬‬‫‪IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V‬‬‫درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ‪IEC 60529(IP40) ،2‬‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣــﻦ ‪ -10‬إﻟــﻰ ℃‪ RH 85% ،50‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣــﻦ ‪ -20‬إﻟــﻰ ℃‪ RH 85% ،60‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫‪LR6 (AA)(1.5V) × 2‬‬‫‪212(L) × 56(W) × 39(D) mm‬‬‫اﻟﺒﻌﺪ‬‫ﺣﻮاﻟــﻲ ‪) 250g‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت(‬‫اﻟﻮزن‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻚ ﻣﻊ ﻣﻮﺻﻞ ‪IEC‬‬‫‪) 9161‬ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ(‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫‪ ،LR6 (AA) × 2‬دﻟﻴــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪)8343‬ﻣﺼﺪر اﻹﺷــﺎرة ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ اﻟﺬﻛﻲ(‬‫‪ *1‬إذا ﺗﻢ إﻳﻘﺎف ﺗﺸــﻐﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‪ ،N-E *2‬ﻓﺴــﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﻬﺪ‬‫اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر إﺷــﺎرة اﺧﺘﻴﺎري ﻓﻘﻂ‪ :‬ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ‪ N-E‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪.1μA‬‬‫‪ *2‬إذا ﺗــﻢ ﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ‪ KEW 4506‬ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ ‪.N-E‬‬‫‪ KAMP10‬أو ‪7284‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫ﻣﻮﺻﻞ ‪IEC‬‬‫‪KAMP10 1,500mm‬‬‫‪7284‬‬‫‪720mm‬‬‫‪EU‬‬‫‪AU‬‬‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫‪UK‬‬‫)‪ :KAMP 10(AU‬ﻗﺎﺑﺲ أﺳﺘﺮاﻟﻲ‬‫)‪ :KAMP 10(EU‬ﻗﺎﺑﺲ ‪ SCHUKO‬اﻷوروﺑﻲ‬‫)‪ :KAMP 10(UK‬ﻗﺎﺑﺲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ)‪(13A‬‬‫‪ :‬ﻗﺎﺑﺲ)‪(NEMA‬اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬‫‪7284‬‬‫● ﻣﻮاﺻﻔﺎت ‪KEW 8343‬‬‫ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮﺻﻞ‬‫‪ Ø24mm‬ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪1.8kHz‬‬‫ﺗﻜﺮار‬‫ﺟﻬﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر‬‫‪ TRMS‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪20mV rms‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )‪ 300V AC rms(50/60Hz‬ﻣﺴﺘﻤﺮ )‪ 100A AC (50/60Hz‬ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣﻦ ‪ -10‬إﻟﻰ ℃‪ RH 85% ،50‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣﻦ ‪ -20‬إﻟﻰ ℃‪ RH 85% ،60‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫‪LR6 (AA)(1.5V) × 6‬‬‫‪IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032‬‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‬‫‪ CAT Ⅲ 300V‬درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ‪،2‬‬‫)‪IEC 60529(IP40‬‬‫اﻟﻮﺣﺪة‪112(L) × 61(W) × 42(D)mm :‬‬‫اﻟﺒﻌﺪ‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺒﻚ ﺣﻘﻦ اﻟﺠﻬﺪ‪100(L) × 60(W) × 26(D)mm :‬‬‫ﻃﻮل اﻟﻜﺎﺑﻞ‪ :‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪1.5m‬‬‫اﻟﻮزن‬‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪) 520g‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت(‬‫‪) 7157B‬ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﻤﺴﺎح(‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫‪) 9096‬ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ(‬‫‪ ،LR6 (AA) × 6‬دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ .2023‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫● ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻟـ ‪KEW 8343‬‬‫‪9096‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ‬‫‪7157B‬‬‫ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﻤﺴﺎح‬‫‪LC_4506_8343_2_1_Dec23_SS_ar‬‬