FV-309

PFA ロッド

SA-10T
SA-107S
プローブ+石英ロッド

▶センサロッドの先端で液面を検知します。
▶強酸や強アルカリなどの無機酸、有機溶剤などの液面の検知にも適しています。
▶原理、構造共に簡単なので取り扱いが簡単です。

光源

受光素子

光源

受光素子

液面

空中
液無し

液あり

光源から出た信号が戻ってきて受光素子で検知すると“液無し”、光源から出た信号が戻ってこないと“液あり”を検知します。

▶センサ先端の 90 度円錐部と空中では屈折率の差が大きいので光が全反射して元の方向に戻ります（液無し）。
▶先端部が液面に触れると、それぞれの屈折率の差が小さくなり、光は液体の中に進み、元には戻りません（液あり）。

接点信号入力へ

接点出力
AC100V 出力ポンプ
電磁弁などの ON−OFF

ロッド（センサ）〇石英ロッドの場合プローブでロッド、アンプ間を接続〇PFA ロッドの場合、プローブ不要（ケーブル付きの為）▶薬液の上限下限▶移送タンク内の液無しチェック▶反応装置の液面監視▶空焚き防止▶自動分取・センサ類
石英ロッド液面センサ
PFA 液面センサ
オプション・アンプ類
SA-107S
FV-309SA-10Tプローブ

コネクタ
（アンプに接続側）

石英ロッド1）ロッド（石英製）

材料：石英ガラス
型番：QL-C-̲ ̲（長さ）
先端形状：円錐型式

長さ mm

価格

QL-C-50504,000

QL-C-100

1004,000

QL-C-150

150

4,500

QL-C-200

200

5,000

QL-C-250

250

5,000

QL-C-300

300

5,000

QL-C-500

500

6,000

直径：5.6mm
特徴：フッ酸以外ほとんどの薬液に使用可能※価格は標準型です。1000mm まで特注可能です。

ロッドの固定方法の例
A.シリコンゴム栓を使用する場合
適当なシリコンゴム栓にロッド用の穴

B.ハーフユニオンを使用する場合

プローブ（φ6ｍｍ程度）と必要に応じて空気抜きの（ハーフユニオン

穴を開けます。シリコン栓の高さは 30mm別売りです）

石英ロッド
ハーフユニオン程度を上限としてください（破損防止）
容器2）プローブ（発光・受光部）▶方式：赤外発光受光方式▶特徴：外光に強い

カバー にタップ 1/4を開け ます。

型式

コード長さ

金額

LS-LR-05

0.5ｍ

7,000

LS-LR-20

2.0ｍ

8,000

LS-LR-30

3.0ｍ

8,500

LS-LR-50

5.0ｍ

9,000

特 徴ケーブル‣割れにくい（移送タンクに最適）‣酸、アルカリにも使用できる
注意・・・熱に弱い（ＰＦＡ素材は 260℃程度まで使用可能ですが、センサのPFA 部分

構造的に 80℃までの環境下でご使用ください）

型名

PFA 部分長さ

センサ外径

PFA-A-70

約 60mm2ｍ

PFA-A-150

約 130mm2ｍ

PFA-A-200

約 180mm2ｍ

PFA-A-300

約 280ｍｍ

PFA-A-400

約 380ｍｍ3ｍ

PFA-A-550※

約 530ｍｍ3ｍ（特注）PFA-A-750※

約 730ｍｍ3ｍ（特注）

約Φ6mm

ケーブル長さ2ｍ★PFA 部分長さは最大 10mm の誤差を含みます。
ⅰ）※印のものは受注生産品です。
ⅱ）アンプへのケーブルが短い場合、延長ケーブル（別売り）をご使用ください。

延長ケーブル
センサからのケーブルでは長さが足りない場合、延長ケーブルをご使用ください。
品名

型式

価格

2ｍ延長ケーブル

4FD-00425

3,500

5ｍ延長ケーブル

4FD-00426

4,500

10ｍ延長ケーブル

4FD-00427

7,000

ご使用の際は必ず動作を確認してください。

型式：SA-107S
チャンネル数：１
ブザー付き
正面

ブザースイッチ
出力選択スイッチ
正面プローブコネクタ
感度ボリューム
電源スイッチ背面

AC100V 出力
無電圧出力（リレー接点出力）
背面プローブコネクタ
電源コード

本体設定と出力（※）およびブザー音条件。※出力・・・「AC100V 出力コンセント」に AC100V が出力する、または「無電圧出力」が ON（短絡）センサロッド出力スイッチ

出力スイッチブザースイッチ

ブザースイッチ

先端が液有り（H）側液無し（L）側液有り（H）

液無し（L）

液面に出力有り

出力無し

ブザー音

無音

出力無し

出力有り

無音

ブザー音

触れている液面に触れていない※ブザースイッチが OFF の位置の場合は鳴りません仕様〇電源：AC100V±10V、50/60Hz 5W 以

応用例
〇直接ポンプ、電磁弁等の負荷を制御し、警下報としてブザーを鳴らすことができま〇接点容量：AC250V 5A（抵抗負荷時）す。

〇出力端子：M3 ネジ端子、10mm ピッチ〇リレー接点出力も用意されていますので、〇重量：約 450ｇ

シーケンサ回路出力を入力して液面の〇付属品：L 金具制御をすることも可能です。

〇使用温度：0-50℃〇正面、背面両方へエンサのプローブ入力〇 外 形 寸 法 ： Ｗ 81mm × Ｄ 115mm × Ｈ

をした場合、どちらか一方又は両方のタ50mm

ンクの空検知が 1 台で可能です。

型式：FV-309
チャンネル数 3
ブザー無し
FV-309

正面

プローブコネクタ
正面

3 か所

感度ボリューム
3 か所
電源スイッチH

FV-309LCOM

背面

プローブコネクタ
背面

3 か所

無電圧接点
3 か所
センサロッドのリレー接点出力端子

リレー接点出力端子

先端より

COM-H 間COM-L 間液面が上ONOFF

液面が下OFFON

備考：ブザー出力はありません。

仕様〇電源：AC100V〇使用温度：0-50℃〇接点容量 250V 5A〇外形寸法：W78mm×D82mm（背面端子〇出力端子：M3 ネジ端子、10mm ピッチ含む）×H106mm※※SA-107S、SA-400、FV-309 共通の注意点※※
正面背面の両方にプローブコネクタを接続できますが、両方同時に挿入した場合、片側のセンサが液無し（L）を検知すると、もう一方のセンサが液有り（H）であっても液無し（H）となります。

型式：SA-10T〇チャンネル数 1、ブザー無し〇プローブコネクタを受ける DIN ソケット

〇DC 電源は外部より供給します。

（別売）は外部へ取り付けます。
〇出力はオープンコレクタ（NPN トランジスタ）です。

L（液無）時点灯
H（液有）時消灯
電 源 ON時

赤点灯
感度調節SA-10T

接続図

5P DIN ソケット

接続例+ 12 V+V

サ ー ジ用ダ イ オー ド

負 荷 + 2 4 V- 1 2V

リレ ー-VO UT

53+ V :1 2 V

2ソケット端 子側O UT

2L ED

L ED

41S IG+V+V-V-V0V

543S IG

1+12V- V: 0 V+12V+V0V-VS A - 10 T

DINソケッ ト-アンプユニット 接続図

NFG-+D C 12 , 0V , 0.2 5 A

AC100V

AC100VL外形図
5P DI N ソ ケット 取付穴 例

S IG

2258

L ED41O UT+VΦ16-V845282-M3
固定用穴

25 10

仕様

〇電源：DC12V〇出力：オープンコレクタ出力 24V80ｍA、〇感度：調整有り〇端子：M3 ネジ〇重量：約 120ｇ

M3-2

5P DIN ソケ ット
別売りです