大口径気送管システム● テレシュータTC -150

TELESHOOTER SERIES
Pneumatic Conveyor System

社 ＝ 〒105-8330 東京都港区海岸1-11-1

03-5777-3240（代表）本カタログの仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

札 幌 営 業 所 ＝ 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1-10
仙 台 営 業 所 ＝ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-2-11
中 部 営 業 所 ＝ 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7
大 阪 営 業 所 ＝ 〒530-0047 大阪市北区西天満4-11-22
広島サービスステーション ＝ 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5
福 岡 営 業 所 ＝ 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-27
技 術センター＝ 〒140-0012 東京都品川区勝島1-4-3011-804-5511（代表）022-207-1721（代表）052-541-3201（代表）
06-6364-4551（代表）082-536-0012（代表）092-441-2291（代表）
03-5767-6954（代表）SS -005 -⑦ 2017年 1月作成

このカタログは再生紙を使用しています︒

本TELESHOOTER TC -150

Pneumatic Conveyor System

大口径気送管システムがより簡単にやさしくなりました！
これまで伝票搬送を中心に使われてきた気送管システム。

テレシュータ TC-150

病院でのレイアウト例
病棟

その高速性を活かして、緊急処理を必要とする病院での検体や薬剤・輸液などの物品搬送にも利用するケースが増えています。
「テレシュータＴＣ-150」は、大きく見やすいステーション操作パネル■ステーション
（送受信装置）

操作性・安全性を考慮したステーション自動扉
グラフィカルな監視画面
IDタグ付気送子
これらの機能を追加し、操作性・安全性を配慮したシステムとなってバージョンアップ。
インテリジェントホスピタルの新たな搬送ニーズにお応えします。
手術室■サービスステーション（緊急時排出先）

救急受付
検査室

機械室

A 系統
B 系統
C 系統

薬剤

■送風装置

■系統中継装置■分岐合流装置

3方向タイプ6方向タイプ（大規模システム用）

23

TELESHOOTER TC -150

Pneumatic Conveyor System■トップオープン気送子

テレシュータ TC-150

気送子・アタッチメント

ステーション

安全を確保するサイドオープン

使い易く・省スペース

検体を主に搬送するサイドオープン気送子は、オートクレーブ滅多忙な院内スタッフをサポートするため、可能な限り、搬送手順

菌対応、WHO指針に準拠した三重密閉構造 ※と、安全を確保すを省略化。また、履歴確認・速度変更・優先送信・不在登録・不る仕組みを採用。院内ニーズに応じ、気送子・アタッチメント各在転送・セキュリティ送信／受信などの多彩な付加機能も追加種を充実させています。

されました。

※1重：試験管、2重：アタッチメント、3重：気送子■ステーション

■サイドオープン気送子

業界最小 コンパクトステーション●占 有する面 積を可 能 な限り小さくするため、設 置面 積を 最小 限に抑えています。
病棟、検査部、薬剤部 等、様々な機器・什器の設置が必要な部署においても、省スペースを実現。

外形寸法：750W×530D×1,750H mm
生理食塩水／アンプル

30本用採血管立て

病理容器

ワンアクション 送信機能
●高頻度の搬送先部署を気送子内蔵IDタグに設定。
これにより、ワンアクションにて自動送信が可能。
送信先間違いを無くします。

■IDタグの読取り【病棟での活用例】
搬送頻度の高い検査部をIDタグ登録先とし、送信先入力を自動読込にします。
スピッツ（採血管）

スピッツ（採血管）

血液ガス

これにより入力の手間・送信先間違いを減少させます。
検査部から気送子を返送する際、IDタグを読み込ませると、送信元病棟の行先が自動読込されるため、返却も容易です。

高信頼性を実現●従来気送管より、多くの点で品質・信頼性が向上。
自動扉採用により、送信時の扉閉め忘れ・半開きを防止。
輸血パック

尿試験管

アンプル

稼動部はダイレクトドライブ方式を採用し、故障発生箇所を低減しています。
IDタグ

ステーション機能

Ｘ線フィルム4

尿ボトル

3色による気送子の色分けが可能です。

●選局表示
キーパッドで入 力した送り先のステーションコードとステーション名が表示されますので、選局チェックが可能です。
●状態表示
システムの状態を表示します。
●多到着信号
1ステーションあたり最 大10カ所まで、ランプの点灯あるいはブザー音で気送子の到着を知らせます。

●不在転送
気送子を別のステーションに転送できます。
●短縮ボタン
頻度の高いステーションを２ヵ所短縮ボタンに登録できます。
●履歴表示
送信および受信の履歴を10件まで表示します。

5

TELESHOOTER TC -150

Pneumatic Conveyor System

テレシュータ TC-150

TC150

搬送方式

単管往復・押ボタン選局自動出発方式

システム規模系統数 ： 最大125
ステーション数 ： 最大990

院内にて発生する臨時・緊急の搬送ニーズに常に応えられる様、搬送速度

2 〜 7m／sec（速度切替可）安定稼働を実現する仕組みがあります。系統間連絡や障害復旧

搬送重量

標準3kg（最大5kg）

管路外径150mmφ

内径146mmφ

肉厚■系統中継装置

ステーション同士を1つのグループ系統として、システムを構築します。
各 系 統間も分 岐合 流 装置を用いる事で、相互 搬 送 が 可能。3方向・6方向タイプを組み合わせる事で、最短ルートを確保します。
系統間中継装置を用いる事で、省スペースも実現。1ユニット5系

NW150LTZ

有 効 長420mm

有効内径102 〜110mmφ

各設備にてシステムを構築し搬送能力・スペース効率を高めます。

250mm

有効内径86 〜103mmφ
自立型送受信装置

外形寸法 *
6方向タイプ電源

750

分岐合流装置外形図
515

3相AC200／220V・50／60Hz

1130

515

3方向タイプ
1260

610

750W×530D×1,750Hmm
リングブロワ

送風装置■サービスステーション

TCCA001

有 効 長

ステーション

統（最大25ユニット125系統）構築可能。

障害復旧機能受け箱サイドオープン型（タイプ名）

3方向タイプ

受信口

気送子
トップオープン型（タイプ名）●システム能力を最大限に活かすため、物流の繋がりが深い部署の2.0mmt
1,200mmR

ステーション架台405■分岐合流装置

ステーション操作盤

耐食アルミニウム合金継ぎ目無し管

曲管半径

系統間連絡機能

530

510

610

6方向タイプ

710の機能向上により効率よく安定した稼働が実現。

750

530

システム名1750

高効率稼動・高い安定性

ステーション外形図

標準仕様

1330

制御機器

テレシュータ TC-150* ステーションと架台を組合わせたW/D/H寸法の最大値

送風装置及び周辺機器

系統中継装置外形図●軽故障障害は自動復旧機能が作動し、システム自身で復旧・再稼働します。障害時に停止した気 送 子は、サービスステーションに自1605

1900

動排出されます。サービスステーションからの送信機能も実現。

受信管

1200

特定が容易なグラフィック画面により迅速・的確に対応します。

送信管
1210

■監視装置画面●リモートシステム（オプション）にて障害箇所を把握。障害箇所の必要スペース（min.1900×1200）

架台
エアフィルター●走行監視
発信元、受信先、気送子の通過位置、故障箇所、走行時間などを全系統同時あるいは1系統ごとに監視することができます。
●システム制御
各機器の動作状態を遠隔操作によりチェックできます。
（オプション）●不在登録
オペレータ不在時に気送子の受信を拒否します。

6

●優先送信
特定のステーションに送信の優先権を与えることができます。
●搬送記録
搬送日時、発信元、受信先などを表示したり、プリントアウト（オプション）することができます。

1595

ホストコンピュータ機能
貯蔵管

送風ユニット
送風ユニット起動盤

7