E21COMMUNICATIONCOMMUNICATION PRESETPRESET COUNTERCOUNTER

通信機能付プリセッ
通信機能付プリセットカウンタ
トカウンタ

E21シリーズ

DIN SIZE 72X72mm PRESET COUNTER
EASY EDITING (INDIVIDUAL DIGIT KEYS)
RS-485 SERIAL INTERFACEMULTI FUNCTIONPRESCALE, TACHOMETER, KEY LOCK,BATCH COUNTER, TOTAL COUNTER,
DECIMAL POINT POSITION,
INITIAL VALUE AT RESETTINGPRESET OUTPUT SELECTABLE(E21-201/211 ONLY)

72×72mmプリセットカウンタ
簡単操作（桁別キ-方式）
RS-485シリアルインターフェイス付
マルチファンクション
プリスケール、タコメータ、キープロテクト、
バッチカウンタ、
トータルカウンタ、
小数点位置指定、書き込み（リセット時の初期値の設定）
プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可（E21-201/211のみ）

形式／MODELS形式
Model

桁数
Digit

E21-101

接点/オープンコレクタ
電圧入力
（選択可）

２段

2 level preset
preset/prewarn/batch preset/
selectable

4段

4 level preset

出力方式
Output

オープンコレクタ出力 Open collector Output
リレー出力(1C接点) Relay Output(Type 1C)

プリセット/予報/バッチ/選択可

6

E21-411

入力方式
Input

リレー出力(1C接点) Relay Output(Type 1C)

1 level preset

E21-201

E21-401

電源Power source

１段

E21-111

E21-211

設定段数
Preset Level

AC100~240V
Contact / Open collector オープンコレクタ出力 Open collector Output
Voltage input
リレー出力(1C接点) Relay Output(Type 1C)(SELECTABLE)
オープンコレクタ出力 Open collector Output

SPECIFICATIONS

形
表機式

MODELE21 - 101示

DISPLAY

能FUNCTION
入 力 方 式INPUT MODE

計 数 速 度COUNT SPEED
計 数 方 式COUNT MODE
計 数 範 囲COUNT RANGE
プリスケールPRESCALE
小数点位置設定
DECIMAL POINT POSITION
リセット時の初期値設定
INITIAL VALUE AT RESETTING
リ セ ッ ト
RESET
リモートリセット時間
REMOTE RESET TIME
動 作 方 式OPERATION MODE
メ モ リ
MEMORY
タコメータ機能TACHOMETER
キープロテクトKEY PROTECTOUTPUT
出力遅れ時間OUTPUT DELAY
出 力 方 式OUTPUT MODE
通 信 方 式COMMUNICATION
電源
POWER SUPPLY
センサ電源SENSOR POWER SOURCE
使用温度範囲OPERATING TEMPERATURE
使用湿度範囲OPERATING HUMIDITY

外形寸法図-99999 - +999999
フロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット ※リセット項目は選択可
Front panel reset via the RESET key, Remote reset via the external reset, Auto-reset *reset function is selectable
1ms または 20ms(選択可)
1ms or 20ms ( selectable )オーバーラン、オートリセット、一致、上限、下限
Overrun, Auto-reset, Equal, Upper Limit (max.), Lower Limit (min)2

E PROM ( 20年、記憶回数100,000回/20 years, can be used 100,000 times )周期演算方式（測定精度 : ±0.1％）
1 / Tau Standard Sampling (measuring accuracy: ±0.1%)
リセット、プリセット値変更、モード変更の有効/無効
Enable/disable of reset, preset value change, mode change
リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷※ 出力中は出力ランプが点灯します
Relay output (Type 1C) : load of 250V AC 3A / 30V DC 3A resistive load
* Red Lamp should turn ON at the same time of output.

E21-111
E21-211
E21-411

RS-485 シリアル通信
RS-485 Serial Interface
AC 100 - 240V -15% / +10% 50 to 60Hz (許容電圧範囲 : AC 85 - 264V)
100 to 240V AC -15% / +10% 50 to 60Hz (Permissible Voltage Range: 85 to 264V AC)
DC 12V ±10% 100mA max.
12V DC ±10% 100mA max.
-10 - +50°C (但し、氷結しないこと)-10 - +50°C (non-freezing)
35 - 85%RH (但し、結露しないこと)
35 - 85%RH (non-condensing)
約 280gApprox. 280g

端子接続図

DIMENSIONS

77

68 +0.7
0OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

パネルカット寸法

72

SET1
SET2
SET3
SET4DISP

オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.
※ 出力中は出力ランプが点灯しますOpen Collector Output : 30V DC 100mA max.
* Red Lamp should turn ON at the same time of output.

リレー出力タイプ：30Hz : 20ms Max. /1kHz, 5kHz, 8kHz : 6 ms Max.
オープンコレクタ出力タイプ：30Hz : 15ms Max. /1kHz, 5kHz, 8kHz : 1 ms Max.
Relay output (Type 1C) : 30Hz : 20ms Max. /1kHz, 5kHz, 8kHz : 6ms Max.
Open Collector Output : 30Hz : 15ms Max./1kHz, 5kHz, 8kHz : 1ms Max.
ワンショット（10 - 9990ms/10ms単位）、ホールド
One Shot Pulse : Output Time 10 to 9990 msec (can be set in 10 msec minimum increments), Hold72

MODE

E21 - 411

0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000, または小数点なし
0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000, No decimal point

量RESETE21 - 401

-99999 - +999999

WEIGHT

BATCH TACHO

E21 - 211

逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可）Multiplying : 0.00001 to 999.999 / Dividing : 1 to 9999 ( 0 setting is not available )E21-101
E21-201
E21-401

力質E21 - 201

タコメーター
プリスケール、小数点位置指定、書き込み（リセット時の初期値の設定）、キープロテクト、トータルカウンタ、バッチカウンタ、Prescale, Decimal Point Position, Write(Setting of initial value at resetting), Key Lock, Total Counter, Batch Counter, Tachometer
接点/オープンコレクタ/電圧入力 （選択可）
Contact / Open Collector / Voltage (selectable)
オープンコレクタ入力（流出電流 : 約10mA max.）L : 4V max.
Open Collector (Sink current : approx. 10mA max.) L : 4V max.
電圧入力（入力インピーダンス7KΩ）L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流２線式センサ直結可Voltage (Input impedance 7KΩ) L : 0 - 4V H : 6 - 30V (Available to duplex wire DC sensor)
30Hz (パルス幅 : 16 msec), 1kHz (パルス幅 : 500 µsec), 5kHz(パルス幅 : 100 µsec), 8kHz (パルス幅 : 62.5 µsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1
30Hz (Pulse Width : 16 msec), 1kHz (Pulse Width : 500 µsec), 5kHz(Pulse Width : 100 µsec), 8kHz (Pulse Width : 62.5 µsec) / Selectable ※ Duty 1:1
加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力）
Add/Subtract (Add/Subtract individual input, 90° quadrature input)

入 力 信 号
INPUT SIGNAL

出

E21 - 111

上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)Upper Display: 7-Segment Red LED 10.0 mm (H) x 5.5mm (W) / Lower Display: 7-Segment Green LED 8.0 mm (H) x 4.0 mm (W)Panel cutout

68+0.70仕様

ENTUD

657.1

(パネル厚 Panel thickness : 14mm max.)

WIRING & TERMINALS

OUT1

OUT2

N.C. N.O. COM1CE

N.C. N.O. COM2CE1234567891011121314N.C. N.O. COM3CE

N.C. N.O. COM4
CE

OUT3

OUT4

IN A IN B GND RESET KEY/P GND 12V
1516171819202122232425262728- REQ
RS-485GND+
AC100-240V

https://www.line.co.jp/〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp

https://www.lineseiki.com
37-7 Chuo-cho, 2-Chome
Meguro-ku, Tokyo 152-0001 Japan
Please visit our company website for contact details
webtrade@line.co.jp●このカタログは2021年7月28日現在のものです。
●記載の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真は撮影条件・印刷等により実際のものと異なって見える場合があります。
This catalog was last revised as of July 28, 2021. *Specifications and printed contents subject to change without prior notice.All Rights Reserved, Copyright C 2021, LINE SEIKI CO., LTD.