MCR Series INSTRUCTION MANUALElectromagnetic Totalizing Counter
電磁カウンタThank you for purchasing our product. Please read this instruction manual carefully before
Customer Serviceusing to ensure the correct usage of this product.
Please keep this instruction manual for future reference.
この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
Address: 2-37-7 Chuo-cho,
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになってください。
Meguro-ku,Tokyo
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。
152-0001 JapanLINE SEIKI CO., LTD.

Please note that misuse of this device may lead to injury to the useror damage to the device.
Please observe all safety precautions and warnings in this instruction manual.
取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

WARNING
ご注意Attention■Product Type / 種類・形式
DigitsMounting形式
桁数
MCR-4PN
4MCR-5PN
5MCR-6PN
6MCR-6PNW 6
MCR-4CN
4MCR-5CN
5MCR-6CN
6Weight

取付方法
Behind Panel(Screw)
前面(ネジ)
Base(Screw)
ベース(ネジ)

E-mail : webtrade@line.co.jp
Web: https://www.lineseiki.com

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ : webtrade@line.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : https://www.line.co.jp(PN-Type) (CN/PNW-Type)Blue (青色) Brown (茶色)White (白) White (白)200VACBlue (青)Blue (青)・ 本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・ 本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。

・ 振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因にもなりますので、避けてください。

・ フロントパネルの清掃にシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
・ 本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
・ 定格電圧外の電圧を印加すると故障の原因となりますので、おやめください。
・ 通電時はリード線の導電部に触れないでください。
金属表面が熱くなることがあります。

24VDC, 100VAC(50/60Hz), 200VAC(50/60Hz) *Rated voltage
電源電圧Voltage range
許容電圧変動 -10% - +10%
AC : 3.7 - 4.2VA / DC : 3.3W
Power consumption
消費電力Continuous energizing 通電時間定格 Permissible 連続
Manual Reset (Push Button) 手動リセット(押ボタン式)
Reset **リセットConnection
接続PN Type : Soldering Terminal (Lead wires with terminal (260±5mm) are included)
CN/PNW Type : Lead wire (AWG22)
PNタイプ : 半田付け端子 (接続子付きリード線 (260±5mm) 付属)
CN/PNWタイプ : リード線 (AWG22)
Count speed
最高計数速度 15Hz max.
Pulse width
パルス幅33msec. min. (duty 1:1 / メーク比 1:1)
Test Voltage
耐電圧
1,500VAC for 1 Minute / 1分間
Insulation Resistance 絶縁抵抗20MΩ min. (500VDC Megger)
Vibration
耐振動Endurance (耐久): 16.7 Hz, Double Amplitude (複振幅) 4mm [0.16inch]
Malfunction (誤動作) : 10-55 Hz, Double Amplitude (複振幅) 0.5mm [0.02inch]
Shock
耐衝撃
Endurance (耐久) : 300m/s²(30G)
Malfunction (誤動作) : 50m/s²(5G)
Operating temperature 使用温度範囲 -5 - +40℃ [23-104°F] (Non-freezing / 氷結しないこと)
Operating humidity
使用湿度範囲 85%RH max. (Non-condensing / 結露しないこと)
Altitude
高度2000m max.
Installation environment 設置環境
Over-voltage category II, Pollution degree 2, Indoor use (IEC61010-1)
過電圧カテゴリⅡ, 汚染度2, 屋内使用 (IEC61010-1による)

重量260g[9.17oz.]
265g[9.35oz.]
275g[9.70oz.]
280g[9.88oz.]

Lead wire connection リード線の接続
Voltage 電圧
24VDC
24VDC
/ DC/ DC
100VAC

お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい■Specifications / 仕様

■Connection / 接続

ACACContact : Please visit our company
website for contact details

ご使用上の注意

・ Do not drop or subject this device to strong impact.
・ Do not use or store this device where it will be expose todirect sunlight, dust, high temperature and high humidity.
・ Do not use this device where it will be exposed to vibration
to avoid incorrect counting or fault.
・ Do not use organic solvents such as thinners etc. to clean thefront panel.
・ Do not attempt to disassemble or modify this device.
・ Internal parts may be destroyed if a voltage outside the rated
voltage is applied.
・ Do not touch the conductive part of leadwires while power isbeing supplied. The metal surface may become hot.

Models〒152-0001
東京都目黒区中央町2-37-7

Red (赤)Red (赤)**Electromagnetic counter with reset cannot be reset while counting.
リセット付き電磁カウンタはカウント中にリセットはできません。

* Rated voltage is designated per model number. Each model number includes a voltage value,
which is the rated voltage of the product. (Ex. MCR-5PN DC24V)
製品毎で定格電圧が決まっております。形式に記載されている電圧値が定格電圧です。(例: MCR-5PN DC24V)■Conformance to EN/IEC standards / EN/IEC規格 適合について

・ When conforming to EN/IEC standards, refer to the information
・ EN/IEC規格適合のための条件については本取扱説明書のprovided in this instruction manual.
記載内容を参照してください。
・ Use a switch to turn off the input voltage instantaneously.
・ すぐに入力を遮断できるようスイッチを設置してください。
The switch shall be in close proximity to the
スイッチは、本器の近く及び作業者が操作できる範囲に設置
equipment and within easy reach of the operator. (AC input type)
してください。(ACタイプ)
・ input voltage should be protected with an overcurrent protection
・ 入力保護の為にEN/IEC規格に準拠した過電流保護素子を
device that conforms to the EN/IEC standards.
設置してください。(ACタイプ)
Recommended fuse : T16A, 250VAC, Time-lag fuse (AC input type)
推奨ヒューズ：T16A, AC250V, タイムラグヒューズ
VDigit Size / 文字高6.5[0.26] 4[0.16]

15.5[0.61]
40[1.57] ±0.2[0.01]
50[1.97]
8[0.31]90[3.54]
80[3.15] ±0.2[0.01]

7.5[0.3]

75.5[2.97]

68.4[2.69] +0.2[0.01]-0PANEL CUTOUT(パネルカット寸法)

4- 3.4 [1.33]
holes spot-faced in 6.4 [0.25],1.5 [0.06] deep

2.8[0.11]

3.4[0.13]

MCR- 6PNW-

6.5[0.26] 4[0.16]

75.5[2.97]
8[0.31]4 / 5 Digits(4 / 5桁)
5.4[0.21]

5.4[0.21]

6 Digits(6桁)

80[3.15] ±0.2[0.01]

V

MCR-

CN-

V

100[3.94]
86[3.39]±0.2[0.01]
69[2.72]

6.5[0.26]
10.5[0.41]
30[1.18]±0.2[0.01]
45.2[1.78]
8[0.31]PN-

40[1.57] ±0.2[0.01]
44.6[1.76] +0.2[0.01]-0■Dimensions / 外形図 mm[inch]

MCR-

86[3.39]6[0.24]4- 4.5[0.18]

This manual was last revised Oct. 5, 2023. 4MCR001C
Specifications and printed contents are subject to change without prior notice.
All Rights Reserved,Copyright © 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.
本紙は2023年10月05日現在のものです。4MCR001C
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

All Rights Reserved,Copyright © 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.