testo 890 · Wärmebildkamera

Bedienungsanleitung

21 Inhalt

1

Inhalt1

Inhalt ......................................................................................3

2

Sicherheit und Umwelt ........................................................ 5
2.1. Zu diesem Dokument ......................................................... 5
2.2. Sicherheit gewährleisten ................................................... 6
2.3. Umwelt schützen ................................................................ 7

3

Leistungsbeschreibung ...................................................... 8
3.1. Verwendung ........................................................................ 8
3.2. Technische Daten .............................................................. 94

Produktbeschreibung ........................................................ 16
4.1. Übersicht ............................................................................ 16
4.1.1.
Produktkomponenten ................................... 16
4.1.2.
Displayoberfläche ......................................... 18
4.1.3.
Bedienkonzept ............................................... 21
4.2. Grundlegende Eigenschaften ......................................... 22
4.2.1.
Stromversorgung........................................... 22
4.2.2.
Dateiformate und Dateinamen .................... 23

5

Erste Schritte ...................................................................... 24
5.1. Inbetriebnahme ................................................................. 24
5.1.1.
Akku kontaktieren ......................................... 24
5.1.2.
Grundeinstellungen vornehmen ................. 24
5.1.3.
Akku-Erstaufladung ...................................... 26
5.2. Produkt kennenlernen...................................................... 27
5.2.1.
Handschlaufe einstellen ............................... 27
5.2.2.
Objektivdeckel an Handschlaufe befestigen
28
5.2.3.
Handgriff drehen ........................................... 28
5.2.4.
Schultergurt befestigen ................................ 29
3

1 Inhalt

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
6

Objektivköcher verwenden .......................... 29
Speicherkarte einlegen ................................ 30
IR-Schutzglas montieren / demontieren .... 30
Objektiv wechseln ......................................... 31
Kamera ein-/ausschalten ............................. 31
Bild manuell scharf stellen ........................... 32
Bild automatisch scharf stellen ................... 32
Bild aufnehmen (einfrieren / speichern) .... 33

Produkt verwenden ........................................................... 34
6.1. Menüband / Registerkarten ............................................ 34
6.1.1.

Registerkarte Analysefunktionen ........ 34

6.1.2.
Registerkarte Skala undKorrekturfunktionen ................................................ 35
6.1.3.
Registerkarte Hauptmenü .................... 36
6.2. Menü-Funktionen.............................................................. 38
6.2.1.
Messfunktionen ............................................. 38
6.2.2.
Anzeigeoptionen ........................................... 49
6.2.3.
Bildergalerie ................................................... 50
6.2.4.
Assistenten .................................................... 53
6.2.5.
Konfiguration.................................................. 63
6.2.6.
Audio ............................................................... 72
6.3. Messungen durchführen.................................................. 73
7

Produkt instandhalten ...................................................... 75

8

Tipps und Hilfe................................................................... 76
8.1. Fragen und Antworten ..................................................... 76
8.2. Zubehör und Ersatzteile .................................................. 77

4

2 Sicherheit und Umwelt

2

Sicherheit und Umwelt

2.1.

Zu diesem Dokument
Verwendung> Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch undmachen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es
einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- undWarnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden
vorzubeugen.
> Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei
Bedarf nachschlagen zu können.
> Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer desProduktes weiter.
Warnhinweise
Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende
Warnhinweise mit Warnpiktogrammen gekennzeichnet sind.
Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen!
Darstellung

Erklärung

VORSICHT

weist auf mögliche leichte Verletzungen hin

ACHTUNGweist auf Sachverhalte hin, die zu
Produktschäden führen können

5

2 Sicherheit und Umwelt

Symbole und Schreibkonventionen
Darstellung Erklärung
Hinweis: Grundlegende oder weiterführendeInformationen.

2.2.

1. ...
2. ...

Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss
eingehalten werden.

> ...

Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.

-

Resultat einer Handlung.

...

Menü

Elemente des Gerätes, des Gerätedisplays oder der
Programmoberfläche.

[OK]

Bedientasten des Gerätes oder Schaltflächen der
Programmoberfläche.

... | ...

Funktionen / Pfade innerhalb eines Menüs.

“...”

Beispieleingaben

Sicherheit gewährleisten> Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß
und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen
Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
> Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an Zuleitungen aufweist.
Die Kamera darf während des Betriebes nicht auf die Sonne oderandere strahlungsintensive Quellen gerichtet werden (z. B. Objekte
mit Temperaturen größer 550°C / 1022°F, bei Verwendung desHochtemperatur-Messbereichs 1400°C / 2552°F). Dies kann zu
ernsthaften Schäden am Detektor führen. Der Hersteller übernimmt
für derartig bedingte Schäden am Microbolometer-Detektor keine
Haftung.
> Auch von den zu messenden Anlagen bzw. dem Messumfeld
können Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei derDurchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
> Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln.
Verwenden Sie keine Trockenmittel.
> Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten andiesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben

6

2 Sicherheit und Umwelt
sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile vonTesto.
> Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu
Zerstörungen oder Verletzungen durch Stromstöße, Feuer oderdas Auslaufen chemischer Flüssigkeit führen. Beachten Sie
unbedingt folgende Hinweise, um solche Gefahren zu
vermeiden:• Nur entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung einsetzen.
• Nicht kurzschließen, auseinander nehmen oder modifizieren.
• Nicht starken Stößen, Wasser, Feuer oder Temperaturenüber 60°C aussetzen.
• Nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen lagern.
• Undichte oder beschädigte Akkus nicht verwenden. Bei
Kontakt mit Akkuflüssigkeit: Betroffene Regionen gründlich
mit Wasser auswaschen und gegebenenfalls einen Arzt
konsultieren.
• Nur im Gerät oder in der empfohlenen Ladestation laden.
• Ladevorgang unverzüglich abbrechen, falls dieser in derangegebenen Zeit nicht abgeschlossen sein sollte.
• Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion oder Anzeichen vonÜberhitzung den Akku sofort aus dem Messgerät/ derLadestation entnehmen. Achtung: Akku kann heiß sein!

2.3.

Umwelt schützen
> Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechendden gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
> Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit dergetrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu(lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an
Testo zur Entsorgung zurück.
WEEE Reg. Nr. DE 75334352

7

3 Leistungsbeschreibung

3

Leistungsbeschreibung

3.1.

Verwendung
Die testo 890 ist eine handliche und robuste Wärmebildkamera. Sieermöglicht Ihnen die berührungslose Ermittlung und Darstellung
der Temperaturverteilung von Oberflächen.
Typische Anwendungsgebiete sind:• Gebäudeinspektion: Energetische Beurteilung von Gebäuden,
Inspektion von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen• Vorbeugende Wartung (Instandhaltung): Mechanische undelektrische Inspektion von Anlagen, Maschinen und
Energieverteilungssystemen• Produktionsüberwachung (Qualitätssicherung): Überwachungvon Fertigungsprozessen• Professionelle Energieberatung, Leckageortung• Überprüfung von Photovoltaikmodulen• Funktionen / Eigenschaften: Teleobjektiv (optional),
Superteleobjektiv (optional), 25° Objektive (optional), Anzeige
der Oberflächenfeuchteverteilung durch manuelle Eingabe derUmgebungs-bedingungen (optional: Feuchtemessung in
Echtzeit mit Funk-Feuchtefühler), SiteRecognition (Messorterkennung mit Bildverwaltung), Sprachaufzeichnung, Hochtemperaturmessung (optional Prozessanalyse-Paket Sequenzspeicherung in der Kamera und Videomessung am PC(optional)
Ausfuhrkontrolle
Wärmebildkameras können den Ausfuhrbeschränkungen derEuropäischen Union unterliegen.
Bitte beachten Sie bei der Ausfuhr die nationalen Vorschriften zur
Exportkontrolle.

8

3 Leistungsbeschreibung

3.2.

Technische Daten
Bildleistung Infrarot
Eigenschaft

Werte

Detektortyp

FPA 640 x 480 Pixel, a. Si

Thermische Empfind- < 40 mK bei 30 °C (86 °F)
lichkeit (NETD)
Sehfeld / min.
Fokusentfernung

42° x 32° / 0,1 m (0,33 ft)
Teleobjektiv (optional): 15° x 11° / 0,5 m(1,64 ft)
Superteleobjektiv (optional): 6,6° x 5° / 2 m(6.5 ft)
25° Objektiv (optional)
25° x 19° / 0,2 m (0,66 ft)

Geometrische
Auflösung (IFOV)

1,13 mrad (Standardobjektiv)
0,42 mrad (Teleobjektiv)
0,18 mrad (Superteleobjektiv)
0,68 mrad (25° Objektiv)

SuperResolution(Pixel / IFOV)

1280 x 960 Pixel /0,71 mrad (Standardobjektiv)
0,26 mrad (Teleobjektiv)
0,11 mrad (Superteleobjektiv)
0,43 mrad (25° Objektiv)

Bildwiederholfrequenz

33 Hz innerhalb EU, 9 Hz außerhalb EU

Fokus

auto / manuell

Spektralbereich

7,5…14 μm

Bildleistung Visuell
Eigenschaft

Werte

Bildgröße

3,1 Megapixel
0,5 m (1,64 ft.)min. Fokusentfernung

9

3 Leistungsbeschreibung
Bilddarstellung
Eigenschaft

Werte

Bildanzeige

LCD Touchscreen, 10,9 cm (4,3") Bildschirmdiagonale, 480 x 272 Pixel

Digitalzoom

1…3-fachAnzeigemöglichkeiten

IR-Bild / Echtbild

Videoausgang

USB 2.0

Videostream

max. 25 Hz innerhalb EU, max. 9 Hz
außerhalb EU

Farbpaletten

10Messung
Eigenschaft

Werte

Temperaturbereiche(umschaltbar)

Messbereich 1, Geräte bis Seriennummer
2862504 (siehe Typenschild):-20…100 °C (-4…212 °F)
Messbereich 1, Geräte ab Seriennummer
2862505 (siehe Typenschild):-30…100 °C (-22…212 °F)
Messbereich 2:
0…350 °C (32…662 °F)• ohne Hochtemperaturmessbereich bis
1200 °C (2192 °F)
Messbereich 3:
0…650 °C (32…1202 °F)• mit Hochtemperaturmessbereich von350...1200 °C (662…2192 °F)
Messbereich 3:
350…1200 °C (662…2192 °F)
Messbereich 4:
0…650 °C (32…1202 °F)
FeverDetection (X7) Messbereich
Messbereich 1:-30...100°C (-22…212°F)
Messbereich 2:
0...350°C (32…662°F)

Genauigkeit

10

Messbereich 1 @ -20…100 °C (-4…212 °F):
±2 °C (±3,6 °F)

3 Leistungsbeschreibung

Eigenschaft

Werte
Messbereich 1 @ -30…-21 °C (-22…-5 °F),
Geräte ab Seriennummer 2862505 (sieheTypenschild): ±3 °C (±5,4 °F)
Messbereich 2:±2 °C (±3,6 °F) bzw. ±2 % v. Mw. (größerer
Wert gilt)• ohne Hochtemperaturmessbereich bis
1200 °C (2192 °F)
Messbereich 3:±2°C (±3,6 °F) typisch 0 bis 100 °C(32…212 °F) bzw. +/-2% v. Mw.
• mit Hochtemperaturmessbereich von350...1200 °C (662…2192 °F)
Messbereich 3:±3 % v. Mw.
Messbereich 4±2°C (±3,6 °F) typisch 0 bis 100 °C(32…212 °F) bzw. +/-2% v. Mw.
Angaben gültig für Werte im angegebenen
Messbereich + Toleranz

Erweiterter
Anzeigebereich

Werte ohne Gewährleistung einer Genauigkeit, im Display mit einer vorangestellten
Tilde (~) gekennzeichnet. Nur bei Geräten
ab Seriennummer 2862505 (siehe Typenschild):
Messbereich 1:-50…-33 °C (-58…-27,4 °F)
Messbereich 2:-10…-2 °C (14…28,4 °F)• ohne Hochtemperaturmessbereich bis
1200 °C (2192 °F)
Messbereich 3:-10…-2 °C (14…28,4 °F)• mit Hochtemperaturmessbereich von350...1200 °C (662…2192 °F)
Messbereich 3:
0…343 °C (32…649,4 °F)
Messbereich 4:-10…-2 °C (14…28,4 °F)

Reproduzierbarkeit±1 °C (±1,8 °F) bzw. ±1 % (größerer Wert
gilt)

11

3 Leistungsbeschreibung

Eigenschaft

Werte

Einstellung
Emissionsgrad /reflektierte
Temperatur

0,01…1,00

Einstellung reflektierte Temperatur /Transmissionskorrektur(Atmosphäre)

manuell

Mindestdurchmesser Standardobjektiv: 3,4 mm bei 1 m (3.24 ft.)
Messpunkt
Abstand
Teleobjektiv: 1,3 mm bei 1 m (3.24 ft.)
Abstand
Superteleobjektiv: 1,1 mm bei 2 m (6.5 ft.)
Abstand
25° Objektiv: 2,0 mm bei 1 m (3.24 ft.)
AbstandMessfunktionen
Eigenschaft

Werte

Anzeige
Oberflächenfeuchteverteilung

mittels manueller Eingabe

Feuchtemessung mit optional:
Funk-Feuchtefühler automatische Messwertübertragung in(nicht in allen
Echtzeit
Ländern verfügbar)
Solar-Modusja

Analysefunktionen

Bis zu 10 Messpunkte, Hot- / ColdspotErkennung, Bereichsmessung (Min- / Max- /Durchschnittswert), Isotherme, Alarmwerte,
bis zu 5 BereichsmarkierungenUmgebungstempera- -15 bis +50 °C
tur interner Sensor

12

3 Leistungsbeschreibung
Kameraausstattung
Eigenschaft

Werte

Digitalkamera

jaStandardobjektiv

42° x 32°

Teleobjektiv

Optional: 15° x 11°

Superteleobjektiv

Optional: 6,6° x 5°

25° Objektiv

Optional: 25° x 19°

PanoramabildAssistentja

Laser (nicht
verfügbar in Japan)

635 nm, Klasse 2

Sprachaufzeichnung über Bluetooth (nicht in allen Ländern
verfügbar) / über kabelgebundenes Headset
Videomessung (über Bis zu 3 MesspunkteUSB)
Vollradiometrische(optional)
Videomessung (überUSB)
Akustischer Alarmja

Bildspeicherung
Eigenschaft

Werte

Dateiformat.bmt, Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg, .png,.csv, .xls

Dateiformat Video(über USB).wmv, .mpeg-1, vmt (vollradiometrischesVideo, Testo-Format)

Wechselspeicher

SD-Karte 2 GB (800 bis 1000 Bilder)13

3 Leistungsbeschreibung
Stromversorgung
Eigenschaft

Werte

Batterietyp

Schnellladender, vor Ort wechselbarer
Li-Ion-Akku

Betriebszeit

ca. 4,5 h bei 20…30 °C (68…86 °F)

Ladeoptionin Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb

ja, mit Netzteil 0554 8808

Ausgangsspannung
Netzteil

5V/4A

Umgebungsbedingungen
Eigenschaft

Werte

Betriebstemperaturbereich-15…50 °C (5…122 °F)

Lagertemperaturbereich-30…60 °C (-22…140 °F)

Luftfeuchtigkeit

20…80 % nicht kondensierend

Physikalische Kenndaten

14

Eigenschaft

Werte

Gewicht

1630g (inkl. Akku)

Abmessungen(L x B x H)

253 x 132 x 111mm (0,83 x 0,44 x 0,37")

Stativmontage

1/4" - 20UNC

Schutzart desGehäuses(IEC 60529)

IP54

Vibration(IEC 60068-2-6)

2G3 Leistungsbeschreibung
Bluetooth (nicht in allen Ländern verfügbar)
Zulassung und Zertifizierung
Hiermit erklärt die Testo SE & Co. KGaA, dass das testo 890(0563 0890) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie
unter folgender Internetadresse: https://www.testo.com/euconformity.

15

4 Produktbeschreibung

4

Produktbeschreibung

4.1.

Übersicht

4.1.1.

Produktkomponenten

1
2
3
4
5

Objektiv Digitalkamera zum Aufnehmen visueller Bilder undzwei Power-LEDs zum Ausleuchten des Bildes.
Objektiv Infrarotkamera zum Aufnehmen von ThermografieBildern.
[Objektiventriegelung] zum Lösen der Objektivverriegelung.
Gewinde (1/4" - 20UNC) zum Befestigen eines Stativs(Kameraunterseite). Keine Tischstative verwenden: Kippgefahr!
Laser (nicht in allen Ländern verfügbar) zum Markieren desMessobjekts.
Bei Verwendung eines Superteleobjektivs ist der Laser zum
Markieren des Messobjekts nicht verfügbar.
VORSICHT
Laserstrahlung! Laser Klasse 2> Nicht in den Strahl blicken.

164 Produktbeschreibung
6

Fokussierring zum manuellen Scharfstellen.

ACHTUNG
Beschädigung der Motormechanik möglich!
> Fokussierring nur bei deaktiviertem Autofokus (789) drehen.

Drehbarer Handgriff mit verstellbarer Handschlaufe undBefestigungsschlaufe für den Objektivdeckel.
Akkufach (Kameraunterseite).
Bedientasten (Kamerarückseite und -oberseite):

Taste

Funktionen[

Kamera ein-/ausschalten.

][●] (5-Wege- [●] drücken: Menü öffnen, Auswahl/Einstellung
Joystick)aktivieren.
[●] nach oben / unten / rechts / links bewegen:Funktionen wählen, navigieren[Esc]

Aktion abbrechen.

[A], [B]Kurzwahltasten zum Aktivieren unterschiedlicher
Funktionen. Die aktuelle Belegung der Kurzwahltasten wird im Display angezeigt (links oben).
Einstellbare Funktionen, siehe Taste belegen, Seite
68.

[Auslöser](runde Taste
ohne
Bedruckung)

Taste antippen (nur bei aktiviertem Autofokus): Bild
automatisch fokussieren (scharfstellen).
Taste drücken: Bild aufnehmen (einfrieren /speichern).

10 Zwei Befestigungsösen für Trage- / Schultergurt.
11 Schnittstellen-Terminals:
Terminal

Belegung

oben

Netzbuchse, Headset-Buchse, Akku-Status-LED.
Zustände der Akku-Status-LED (Kamera eingeschaltet):• aus (kein Akku kontaktiert).
• blinkt (Netzteil angeschlossen und Akku wird
geladen).
• leuchtet (Netzteil angeschlossen und Ladevorgang beendet).

17

4 Produktbeschreibung

Terminal

Belegung

unten

USB-Schnittstelle, Speicherkarten-Schacht, HDMISchnittstelle Typ D

12 Display, 90° klapp- und 270° drehbar.
Ist die Kamera eingeschaltet, bleibt das Display auch imeingeklappten Zustand aktiv. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt sich die Verwendung der EnergiesparOptionen, siehe Energiespar-Optionen, Seite 69.

4.1.2.

Displayoberfläche

12

Bildanzeige: Anzeige von IR-Bild oder Realbild.
Skalenanzeige:
Anzeige

Beschreibung
Funktion Schutzglas aktiviert. Kein Symbol bei
deaktivierter Funktion.

,

18

oder

Eingestellte Einheit für Messwert- und Skalenanzeigen.

4 Produktbeschreibung

Anzeige

Beschreibung
links: Temperaturspanne des dargestellten Bildes
mit Anzeige des minimalen / maximalen Messwerts (bei automatischer Skalenanpassung) bzw.
des eingestellten minimalen / maximalen
Anzeigewerts (bei manueller Skalenanpassung).
rechts: Temperaturspanne des dargestellten
Bildes bezogen auf den eingestellten Messbereich mit Anzeige der Messbereichsgrenzen.

bzw.

Automatische bzw. manuelle Skalenanpassung
aktiviert.
Histogrammausgleich aktiviert.
Eingestellter Emissionsgrad.

3

4

Auswahlband Kameramodus:
Schaltfläche Aufnahme-Modus,
Schaltfläche
Bildergalerie-Modus.
Menüband: Das Menüband besteht aus 3 Registerkarten, die
Schaltflächen zur Auswahl von Funktionen enthalten:

Weiterführende Informationen finden Sie unter Menüband /Registerkarten, Seite 34.

19

4 Produktbeschreibung
5

Statusanzeigen:Anzeige,

Beschreibung
Mögliche Funktionen der Kurzwahltasten (zumÄndern der Belegung, siehe Taste belegen, Seite
68):: Bildtyp.
: Emissionsgrad.
: Palette.
: Skala.
: Power-LEDs.
: Laser.
VORSICHT
Laserstrahlung! Laser Klasse 2> Nicht in den Strahl blicken.
: Abgleich.
: Heranzoomen.
: Herauszoomen.
: Feuchte: Solar: Panorama-Bild: Messorterkennung
Bei Ansicht eines gespeicherten Bildes in derEinzelbildansicht der Bildergalerie sind die
Funktionstasten fest mit folgenden Funktionen
belegt:: vorheriges Bild anzeigen.
: nächstes Bild anzeigen.

20

4 Produktbeschreibung

Anzeige,

Beschreibung
Stromversorgung / Akkukapazität:: Netzbetrieb, Akku voll.
: Netzbetrieb, kein Akku eingelegt.
: Akkubetrieb, Kapazität 75-100%: Akkubetrieb, Kapazität 50-75%: Akkubetrieb, Kapazität 25-50%: Akkubetrieb, Kapazität 10-25%: Akkubetrieb, Kapazität 0-10%.
(animiert): Akku wird
geladen.

bzw.

Autofokus aktiviert bzw. deaktiviert.
Funkverbindung zu Funkfühler hergestellt.
Bluetooth-Schnittstelle aktiviert.
Headset angeschlossen.
USB-Verbindung hergestellt.

4.1.3.

Bedienkonzept

Die Kamera kann auf zwei unterschiedliche Arten bedient werden.
Die Bedienung über Touchscreen bietet einen schnellen Zugriff
auf die Funktionen. Die Bedienung über Joystick erfordert mehr
Bedienschritte, ermöglicht dafür aber die Einhandbedienung derKamera.
Joystick-Bedienung
Auswählen und Aktivieren erfolgen in zwei Schritten: Durch
Bewegen des Joysticks ([●]) nach oben / unten / rechts / links wird
der orangene Auswahlrahmen auf dem Display verschoben. Die
ausgewählte Funktion bzw. Schaltfläche wird durch Drücken desJoysticks aktiviert.

21

4 Produktbeschreibung
Touchscreen-Bedienung
Auswählen und Aktivieren erfolgen in einem Schritt: Die
gewünschte Funktion bzw. Schaltfläche wird durch Antippen mit
der Fingerkuppe ausgewählt und gleichzeitig aktiviert.
Kapazitiver Touchscreen. Die Bedienung ist nur mit der
bloßen Fingerkuppe (keine Handschuhe) oder leitfähigen
Eingabestiften möglich.
Darstellung in diesem Dokument
Für das Vornehmen der Grundeinstellungen sind beispielhaft beide
Bedienarten mit Angabe aller Bedienschritte beschrieben, siehe
Grundeinstellungen vornehmen, Seite 24.
In den weiteren Kapiteln werden jeweils nur die Funktionen /Schaltflächen angegeben, die aktiviert werden müssen:• Touchscreen-Bedienung: Mit der Fingerkuppe antippen.
• Joystick-Bedienung: Erst auswählen (Joystick nach oben /unten / rechts / links bewegen), dann aktivieren (Joystick
drücken).

4.2.

Grundlegende Eigenschaften

4.2.1.

Stromversorgung

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen wechselbaren
Akku oder über das mitgelieferte Netzteil.
Bei angeschlossenem Netzteil erfolgt die Stromversorgung automatisch über das Netzteil und der Geräte-Akku wird geladen (nurbei Umgebungstemperaturen von 0 bis 40°C).
Bei hohen Umgebungstemperaturen kann sich die
Ladedauer verlängern.
Das Aufladen der Akkus ist auch mit einer Tisch-Ladestation
möglich (Zubehör: 0554 8851).
Zur Erhaltung der Systemdaten während einer Stromunterbrechung (z. B. bei einem Akkuwechsel) ist das Gerät mit einer
Pufferbatterie ausgestattet.

22

4 Produktbeschreibung

4.2.2.

Dateiformate und Dateinamen

Alle gespeicherten Einzelbilderbilder bestehen aus IR-Bild undangehängtem Realbild.
Die Bilder und Videos werden nach folgendem Schema
gespeichert: XXyyyyyy.zzz
XX:• IR für alle Einzelbilder (Standard)• ST für ein Paket aus mehreren Einzelbildern (Aufnahmen mit
dem Panoramabild-Assistenten)• SQ Sequenz im VMT-Format (Aufnahmen mit dem
Sequenzspeicherungs-Assistenten)• AA, AB, …, AZ, BA, BB, …: Einzelbild einer Sequenz im BMTFormat (Aufnahmen mit dem SequenzspeicherungsAssistenten).
yyyyyy:• 6-stellige, fortlaufende Nummer.
zzz:• bmt für alle Bilder (Testo-spezifische Dateiendung)• vmt für alle Videos (Testo-spezifische Dateiendung).

23

5 Erste Schritte

5Erste Schritte

5.1.

Inbetriebnahme

5.1.1.

Akku kontaktieren

1. Deckel des Akkufachs (1) öffnen.
2. Akku (2) vollständig in den Akkuschacht einschieben, bis er
einrastet.

- Die Kamera startet automatisch.
3. Deckel des Akkufachs schließen.

5.1.2.

Grundeinstellungen vornehmen> Display aufklappen und Schutzfolie vom Display entfernen.
- Der Startbildschirm erscheint auf dem Display.
- Beim ersten Einschalten der Kamera: Die Dialoge
Landeseinstellungen (Country settings) und Zeit/Datum
einstellen werden nacheinander geöffnet, zum Einstellen von
Gerätesprache, Temperatureinheit (°C/°F) und Zeit / Datum.
Bedienung über Touchscreen✓ Der Dialog Landeseinstellungen (Country settings) ist
geöffnet.
1. Auf gewünschte Sprache tippen. Bei Bedarf mit/
scrollen, um weitere Sprachen anzuzeigen.
- Die aktivierte Sprache wird mit einem Häkchen markiert.

24

5 Erste Schritte

2. Auftippen, um die Einheit zu wechseln.
- Die aktivierte Einheit wird rechts oben im Display angezeigt.
3. Auftippen, um Eingabe zu bestätigen.
- Der Dialog Zeit/Datum einstellen wird geöffnet.
4. Auf die obere Schaltfläche
Zeit zu öffnen.

tippen, um die Eingabemaske

5. Werte für Stunde und Minute mit
6. Auf/einstellen.

tippen, um Eingabe zu bestätigen.

7. Auf die untere Schaltfläche
Datum zu öffnen.

tippen, um die Eingabemaske

8. Werte für Tag, Monat und Jahr mit/

einstellen.

9. Auftippen, um Eingabe zu bestätigen.

10. Auf

tippen, um Eingabemaske zu schließen.

> [] gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten.

Bedienung über Joystick✓ Der Dialog Landeseinstellungen (Country settings) ist
geöffnet.
1. [●] nach oben / unten bewegen, um die gewünschte Sprache
auszuwählen.
- Die ausgewählte Sprache wird orange umrandet.
2. [●] drücken, um die Auswahl zu aktivieren.
- Die aktivierte Sprache wird mit einem Häkchen markiert.
3. [●] nach links / oben bewegen, um
auszuwählen.
4. [●] drücken, um die Einheit zu wechseln.
- Die aktivierte Einheit wird rechts oben im Display angezeigt.
5. [●] nach unten bewegen, um
auszuwählen.
6. [●] drücken, um die Auswahl zu aktivieren.
- Der Dialog Zeit/Datum einstellen wird geöffnet.
-

Die obere Schaltfläche

ist ausgewählt.
25

5 Erste Schritte
7. [●] drücken, um die Eingabemaske Zeit zu öffnen.
8. [●] nach oben / unten bewegen, um die Werte für Stunde undMinute einzustellen. Zum Wechseln zwischen den Parametern[●] nach links / rechts bewegen.
9. [●] nach links bewegen, um
auszuwählen.
10. [●] drücken, um die Auswahl zu aktivieren und die
Eingabemaske zu schließen.
11. [●] nach unten bewegen, um die untere Schaltfläche
auszuwählen.
12. [●] drücken, um die Eingabemaske Datum zu öffnen.
13. [●] nach oben / unten bewegen, um die Werte für Tag, Monat
und Jahr einzustellen. Zum Wechseln zwischen den
Parametern [●] nach links / rechts bewegen.
14. [●] nach links bewegen, um
auszuwählen.
15. [●] drücken, um die Auswahl zu aktivieren und die
Eingabemaske zu schließen.
16. [●] nach links bewegen, um
auszuwählen.
17. [●] drücken, um die Auswahl zu aktivieren und die
Eingabemaske zu schließen.
> [5.1.3.

26] gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten.

Akku-Erstaufladung

Die Kamera wird mit einem teilgeladenen Akku ausgeliefert. Laden
Sie Akkus vor der ersten Benutzung vollständig.
> Den für das vorhandene Stromnetz benötigten Länder-Adapter
auf das Netzteil aufstecken.

5 Erste Schritte

1. Abdeckung des oberen Schnittstellen-Terminals öffnen (1).
2. Netzteil an die Netzbuchse (2) anschließen.
3. Netzstecker an eine Netz-Steckdose anschließen.
- Die Kamera startet automatisch.
Zur Ladung des Akkus kann die Kamera eingeschaltet
bleiben oder ausgeschaltet werden. Dies hat keinen
Einfluss auf die Dauer des Ladevorgangs.
-

Die Ladung des Akkus wird gestartet.
Der Ladezustand wird über die Status-LED (3) angezeigt:• LED blinkt: Ladevorgang läuft.
• LED leuchtet: Akku geladen, Ladevorgang beendet.
4. Den Akku vollständig laden, danach das Gerät vom Netzteil
trennen.
- Nach der Erstaufladung des Akkus ist die Kamera betriebsbereit.
Das Laden der Akkus ist auch mit einer Tisch-Ladestation möglich(Zubehör: 0554 8851).

5.2.

Produkt kennenlernen

5.2.1.

Handschlaufe einstellen> Kamera auf die linke Seite legen.
1. Oberseite des Handschlaufenpolsters nach oben klappen (1).
2. Handschlaufenriemen nach oben klappen (2).
27

5 Erste Schritte
3. Rechte Hand von rechts durch die Handschlaufe führen.
4. Handschlaufe durch Lockern / Nachziehen an die Handgröße
anpassen und Handschlaufenriemen wieder befestigen.
5. Oberseite des Handschlaufenpolsters nach unten klappen.

5.2.2.

Objektivdeckel an Handschlaufe befestigen> Clip des Objektivdeckels (1) durch die Schlaufe am Handgriff (2) führen.

5.2.3.

Handgriff drehen

Der Handgriff ist in 10 Positionen bis zu 180° drehbar.

1. Rechte Hand durch die Handschlaufe führen.
28

5 Erste Schritte
2. Kamera mit der linken Hand fixieren. Dazu das Gehäuse imvorderen Bereich der Kamera halten (1).
ACHTUNG
Beschädigung des Displays!
> Kamera nicht am ausklappbaren Display halten.
3. Handgriff durch Drehen der rechten Hand in die gewünschte
Position bringen (2). Dazu mit Mittel- und Ringfinger nach unten
drücken. Zur Drehung in die entgegengesetzte Richtung mit
dem Handballen nach oben drücken.

5.2.4.

Schultergurt befestigen> Clipverschlüsse von Schultergurt und dem an der Kamera
befestigten Tragegurt miteinander verbinden.

5.2.5.

Objektivköcher verwenden

Der Objektivköcher (im Lieferumfang des Wechselobjektivs) dientzum Schutz und Transport des Wechselobjektivs. Er kann mit dem
Karabinerhaken z. B. an der Gürtelschlaufe der Hose befestigt
werden.
Zum Schutz vor Beschädigungen von nicht verwendeten
Objektiven muss die transparente Kunststoffkappe immer auf derRückseite des Objektivs angebracht werden. Achten Sie darauf,
dass der Reissverschluss des Köchers vollständig geschlossen ist.

29

5 Erste Schritte

5.2.6.

Speicherkarte einlegen

1. Deckel des unteren Schnittstellen-Terminals öffnen (1).
2. Speicherkarte (SD- oder SDHC-Karte) in den Kartenschacht
einschieben (2).

> Zum Herausnehmen der Speicherkarte: Auf die Speicherkarte
drücken, um die Verriegelung zu lösen.

5.2.7.

IR-Schutzglas montieren / demontieren
Die Verwendung eines IR-Schutzglases in Verbindung mit
einem Superteleobjektiv ist nicht möglich.
Der Fokussierring des Objektivs besitzt ein Innengewinde für die
Montage des Schutzglases.
Montage> Das Schutzglas in den Fokussierring des Objektivs einlegenund bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
Demontage> Schutzglas gegen den Uhrzeigersinn drehen und Schutzglas
abnehmen.
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie nach der Montage bzw. Demontage des Schutzglases die Option Schutzglas, siehe Optik, Seite
68. Bei einer falschen Einstellung dieser Option kommt es zu
keiner Kompensation dieser Abweichungen, welche durch die
Montage bzw. Demontage des Linsenschutzglases entsteht. Die
spezifische Messgenauigkeit wird dadurch nicht mehr sicher
gewährleistet.

30

5 Erste Schritte

5.2.8.

Objektiv wechseln

Es können nur Objektive verwendet werden, die mit der jeweiligen
Kamera abgeglichen wurden. Die Seriennummer auf dem Objektiv
muss mit der in der Kamera angezeigten Seriennummer übereinstimmen, siehe Optik, Seite 68.
> Kamera auf eine stabile Unterlage legen.
Objektiv entnehmen

1. Objektiv mit der linken Hand festhalten (1), mit der rechten
Hand die Kamera festhalten (2) und die[Objektiventriegelung] drücken (3).
2. Objektiv durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn lösen undentnehmen.
Nicht verwendete Objektive immer im Objektivköcher (im Lieferumfang des Wechselobjektivs) aufbewahren.
Neues Objektiv befestigen
1. Objektiv mit der linken Hand festhalten (1), mit der rechten
Hand die Kamera festhalten (2).
2. Die Markierungen an Objektiv und Gerät aufeinander
ausrichten (4) und Objektiv in die Objektivfassung einführen.
3. Objektiv bis zum Anschlag in die Fassung drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.

5.2.9.

Kamera ein-/ausschalten

1. Schutzkappe vom Objektiv abnehmen.
2. [ ] drücken.
- Der Startbildschirm erscheint auf dem Display.
Geräteinformationen werden angezeigt (z. B. Seriennummer,
Typbezeichnung, Firmware-Version).
31

5 Erste Schritte--

Die Messansicht geöffnet. Messwerte an Cursor und Skalawerden erst nach Abschluss der Stabilisierungsphase (erkennbar an einem sich drehenden Symbol rechts oben im Display)angezeigt.
Die Kamera führt ca. alle 60s einen automatischen Abgleich
durch. Dies ist erkennbar an einem „Klacken“. Das Bild wird
dabei für einen kurzen Moment eingefroren.

> Zum Ausschalten: [ ] gedrückt halten, bis die Sicherheitsabfrage auf dem Display erlischt.
- Die Kamera wird ausgeschaltet.

5.2.10. Bild manuell scharf stellen
ACHTUNG
Beschädigung der Motormechanik möglich!
> Fokussierring nur bei deaktiviertem Autofokus () drehen.

> Autofokus deaktivieren:|.
wird angezeigt.
> Fokussierring des Objektivs drehen, bis das Bild scharf ist.

Für das Fokusieren den entsprechenden
Mindestabstand, je nach verwendetem Objektiv
beachten:- Teleobjektiv 0,5 m (1,64 ft)- Superteleobjektiv 2 m (6.5 ft)- Standardobjektiv 0,1 m (0,33 ft)- 25° Objektiv 0,2 m (0,66 ft)

5.2.11. Bild automatisch scharf stellen> Autofokus aktivieren:|.

wird angezeigt undwird orange hinterlegt.
> [Auslöser] antippen.
- Das Bild wird automatisch fokussiert (scharf gestellt). Der
Bereich der fokussiert werden soll, muss sich in demorangenen Rahmen befinden, welcher beim Antippen desAuslösers eingeblendet wird.
32

5 Erste Schritte

5.2.12. Bild aufnehmen (einfrieren / speichern)
1. [Auslöser] drücken.
- Das Bild wird eingefroren (Standbild).

Soll das Bild gespeichert werden, kann durch Antippen vonder gewünschte Speicherort eingestellt werden, siehe Bildergalerie,
Seite 50.
2. Bild speichern: [Auslöser] nochmals drücken oderantippen.
- Das IR-Bild wird gespeichert, das Realbild wird automatisch andas IR-Bild angehängt.
> Bild nicht speichern: [Esc] drücken.

336 Produkt verwenden

6

Produkt verwenden

6.1.

Menüband / Registerkarten
Der Aufruf von Funktionen erfolgt über das Menüband. Das
Menüband besteht aus 3 Registerkarten. Abhängig von der
Auswahl der Registerkarte stehen unterschiedliche Funktionen zur
Verfügung.
Registerkarten und Funktionen sind nachfolgend kurz beschrieben.
Detailinformationen zu den einzelnen Funktionen werden in den
nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

6.1.1.

Registerkarte Analysefunktionen
Schalt- Funktion
fläche34

Beschreibung

Neue Markierung

Neue Messpunkt-Markierung
einfügen. Siehe auch
Pixelmarkierung | Neue Markierung,Seite 39.

Min/Max-Bereich

Bereichsmarkierung einblenden.
Siehe auch Min/Max/Avg-Bereich,
Seite 40.

Hotspot

Maximalen Messwert anzeigen. Bei
aktivierter Funktion ist die Schaltfläche orange hinterlegt. Siehe auch
Pixelmarkierung | Hotspot, Seite 39.

Coldspot

Minimalen Messwert anzeigen. Bei
aktivierter Funktion ist die Schaltfläche orange hinterlegt. Siehe auch
Pixelmarkierung | Coldspot, Seite
39.

Bildtyp

Displayanzeige ändern: Zwischen
IR-Bild und Realbild wechseln.

6 Produkt verwenden

6.1.2.

Registerkarte Skala undKorrekturfunktionen
Schalt- Funktion
flächeBeschreibung

Skala

Eingabemaske Skala manuellöffnen. Zum Anpassen der
Messwertskala. Siehe auch Skala
manuell, Seite 48.

Alarmmarken

Eingabemaske Alarmmarkenöffnen. Zum Einstellen derGrenzwerte und De-/Aktivieren der
Funktion. Siehe auch Alarmmarken,
Seite 42.

Isotherme

Eingabemaske Isotherme öffnen.
Zum Einstellen der Grenzwerte und
De-/Aktivieren der Funktion. Sieheauch Isotherme, Seite 42.

FeuchteEingabemaske Feuchte öffnen.
Zum Einstellen der Parameter und
De-/Aktivieren der Funktion Sieheauch Feuchte, Seite 43.

Emissionsgrad

Eingabemaske Emissionsgradöffnen. Zum Einstellen der
Parameter. Siehe auch
Emissionsgrad, Seite 46.

35

6 Produkt verwenden

6.1.3.

Registerkarte Hauptmenü

Die angezeigten Funktionen in der Registerkarte unterscheiden
sich je nach aktueller Ansicht.
Ansicht aktuelles Bild
Schalt- Funktion
flächeBeschreibung

Menü

Menü öffnen. Über das Menü
können die meisten Funktionen aus
den 3 Registerkarten und viele
weitere Funktionen aufgerufen
werden. Siehe Messfunktionen,
Seite 38.

Autofokus

Autofokus de- / aktivieren.

Heranzoomen

Zum Heranzoomen des Bildes(digitaler Zoom, 5 Stufen).

Herauszoomen

Zum Herauszoomen aus dem Bildbis zur Gesamtbildansicht.

SiteRecognition

Zum Erfassen von Messortmarkern.
Die Schaltfläche wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie mussnach jedem Einschalten der Kamera
neu aktiviert werden: Hierzu die
Funktion SiteRecognition einmal
aus dem Menü aufrufen und einenMarker erfassen.

Ansicht eingefrorenes bzw. gespeichertes Bild
Schalt- Funktion
fläche36

Beschreibung

Menü

Siehe oben.

Speichern

Bild speichern. Funktion nur bei
eingefrorenem Bild verfügbar.

6 Produkt verwenden

Schalt- Funktion
flächeBeschreibung

OrdnerEingabemaske Ordner öffnen. Zur
Auswahl des Speicherortes.
Funktion nur bei eingefrorenem Bildverfügbar.

Audio

bei vorhandener Verbindung zu
einem Headset: Eingabemaske
Audio öffnen, siehe siehe Audio,
Seite 72.

Untermenü Zoom

Untermenü Zoom mit weiteren
Funktionen wird angezeigt.
: Menü, siehe oben.
: Heranzoomen, siehe oben.
: Herauszoomen, siehe oben.
: Schaltflächen zum Verschieben des herangezoomten
Bildes anzeigen. Zum Verschieben
auf die im Bild eingeblendeten
Schaltflächen tippen.
: Unterebene Zoom schließen.

Bild löschen

Funktion nur bei gespeichertem Bildverfügbar.

37

6 Produkt verwenden

6.2.

Menü-Funktionen

6.2.1.

Messfunktionen
Messbereich
Zur Anpassung an das jeweilige Anwendungsgebiet lässt sich der
Messbereich einstellen. Bei Auswahl des Messbereich 3(Hochtemperatur-Messbereich) wird die Blendenöffnung im
Objektiv automatisch verkleinert, um den Detektor vor einer
Beschädigung zu schützen.
Bei Verwendung eines Superteleobjektivs ist die Auswahl
des Messbereichs bis 1200 °C (2192 °F) nicht möglich.
ACHTUNG
Beschädigung des Detektors!
> Bei Einstellung Messbereich 1 und 2: Kamera nicht auf Objekte
mit Temperaturen größer 550 °C (1022 °F) richten.
> Bei Einstellung Messbereich bis 650 °C (1202 °F): Kamera
nicht auf Objekte mit Temperaturen größer 650 °C (1202 °F)
richten.
> Bei Einstellung Messbereich bis 1200 °C (2192 °F): Kamera
nicht auf Objekte mit Temperaturen größer 1400 °C (2552 °F)
richten.
AufgabeMessbereich einstellen.

Meldung de- / aktivieren,
die beim Speichern von
Bildern mit Messwerten
außerhalb des Messbereichs warnt.

38

Aktionen / Beschreibung>|| Messfunktionen |Messbereich |

oder

oder

.

oder

Warnung bei Messbereichsüber-/unterschreitung.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

>6 Produkt verwenden
Pixelmarkierung | Hotspot
Die Hotspot-Markierung (Fadenkreuz mit Anzeige des maximalen
Messwerts) kann eingeblendet werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Hotspot-Markierung ein- />ausblenden.
oder
>

|

.

|
| Messfunktionen |Pixelmarkierung | Hotspot.

Pixelmarkierung | Coldspot
Die Coldspot-Markierung (Fadenkreuz mit Anzeige des minimalen
Messwerts) kann eingeblendet werden.
AufgabeColdspot-Markierung
ein- / ausblenden.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

|

.

|
| Messfunktionen |Pixelmarkierung | Coldspot.

Pixelmarkierung | Neue Markierung
Bis zu 10 Messpunkt-Markierungen (Fadenkreuze mit Messwertanzeige) können eingeblendet und frei positioniert werden.
AufgabeNeue Markierung
einfügen.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

|

.

|
| Messfunktionen |Pixelmarkierung | Neue
Markierung.

39

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Fadenkreuz verschieben. > Fadenkreuz antippen und ziehen.
Joystick-Bedienung:1. Fadenkreuz auswählen und durch
Drücken des Joysticks aktivieren.
2. Fadenkreuz durch Bewegen desJoysticks verschieben.
> Zum Beenden: Joystick erneut
drücken und im Kontextmenü
Verschieben beenden aktivieren.
Fadenkreuz ausblenden.

> Fadenkreuz zweimal antippen und
im Kontextmenü auf Ausblenden
tippen.
Joystick-Bedienung:1. Fadenkreuz auswählen und
Joystick zweimal drücken.
2. Im Kontextmenü Ausblenden
aktivieren.

Min/Max/Avg-Bereich
Eine Bereichsmarkierung kann eingeblendet und frei positioniert
werden. Es ist möglich bis zu 5 Markierungen für minimale (min),maximale (max) und durchschnittliche (avg) Messwerte in diesem
Bereich anzuzeigen.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Bereichsmarkierung
einblenden.

>

Weitere Bereichsmarkierungen einblenden >
oder
>

40

|

.

|

.

|
| Messfunktionen |Pixelmarkierung | Neue Min/MaxBereich

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Bereichsmarkierung
verschieben.

> Bereichsmarkierung antippen undziehen.
Joystick-Bedienung:1. Bereichsmarkierung auswählen unddurch Drücken des Joysticks
aktivieren.
2. Bereichsmarkierung durch
Bewegen des Joysticks
verschieben.
> Zum Beenden: Joystick erneut
drücken und im Kontextmenü
Verschieben beenden aktivieren.
Innerhalb der Bereichsmarkierung werden alleangezeigten Markierungenverschoben.

Größe der Bereichsmarkierung ändern> Bereichsmarkierung antippen.
Bereichsmarkierung vergrößern
>drücken.
Bereichsmarkierung verkleinern>

erneut drücken.

Bereichsmarkierungausblenden.

> Bereichsmarkierung antippen.

Hot-Spot Anzeige in derBereichsmarkierung> Bereichsmarkierung antippen.

Cold-Spot Anzeige in derBereichsmarkierung> Bereichsmarkierung antippen.

>

>

>

drücken.

drückendrücken.

41

6 Produkt verwenden
Alarmmarken
Die Alarmmarken-Funktion zeigt alle Bildpunkte in einer einheitlichen Farbe (Alarmmarken-Farbe) an, deren Messwerte dieobere Alarmmarke überschreiten bzw. die untere Alarmmarke
unterschreiten. Zur Einstellung der Alarmmarken-Farben, siehe
Farbauswahl, Seite 50.
AufgabeEingabemaske Alarmmarken öffnen.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

Alarmmarken Unterer
Alarm bzw. Oberer
Alarm de- /aktivieren.
Akustischer Alarmde- /aktivieren
Alarmmarkenwerte
einstellen.
Eingaben übernehmen.

|.

|| Messfunktionen |Alarmmarken.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
>

,

>

.

.

Isotherme
Die Isotherme-Funktion zeigt alle Bildpunkte in einer einheitlichen
Farbe (Isothermen-Farbe) an, deren Messwerte innerhalb dereingestellten Grenzen liegen. Zur Einstellung der IsothermenFarbe, siehe Farbauswahl, Seite 50.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Isotherme>öffnen.
oder
>

42

|

.

|
| Messfunktionen |Isotherme.

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Isothermen-Anzeige de- />Aktiv.
aktivieren.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
Unteren und oberen
Grenzwert der Isotherme
einstellen.

>,

Einstellung für obere /untere Grenzwerte
verknüpfen.

>

.

>

.

Eingaben übernehmen.

.

FeuchteAus den manuell eingegebenen bzw. vom optionalen FunkFeuchtefühler gemessenen Werten für Umgebungstemperatur und
Luftfeuchte wird für jedes Pixel die relative Oberflächenfeuchte
berechnet. Die Werte können als Feuchtebild dargestellt werden.
Mit der speziellen Farbpalette wird angezeigt, welche Bereicheschimmelgefährdet sind:
Farbe

Oberflächenfeuchte

Bewertunggrün

0…64%rF

unkritischgelborange

65…80%rF

eventuell kritischrot>80%rFkritisch

AufgabeEingabemaske Feuchteöffnen.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

|

.

|
| Messfunktionen |Feuchte.

Feuchtebild-Anzeige de- />Aktiv.
aktivieren.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

43

6 Produkt verwenden

AufgabeWerte für Umgebungstemperatur(Umgebungstemp.) und
Umgebungsfeuchte(Feuchte) manuell
einstellen:

Aktionen / Beschreibung>,.

Funkverbindung zum.
optionalen Funk-Feuchte- >fühler aufbauen.
Weiterführende Informationen finden
Sie im Kapitel 6.2.5, Absatz Funk.
Eingaben übernehmen.

>.

Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur kann manuell eingegeben werden oderes wird der interne Sensor aktiviert, der die Umgebungstemperatur
automatisch misst. Dieser Temperaturwert kann zusätzlich, nachdem Aktivieren Anzeige Umgebungstemperatur im Display
angezeigt werden.
Eine genauere Messung der Umgebungstemperatur ist mit
Hilfe des Funkfühlers möglich.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske
Umgebungstemperaturöffnen.

>oder>

Werte für Umgebungs>
temperatur(Umgebungstemperatur)
manuell einstellen:
Interner Sensor
aktivieren / deaktivieren.

44

|

.

|
Messfunktionen |Umgebungstemperatur.
,.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Anzeige Umgebungs>
Aktiv.
temperatur aktivieren />Zum
Deaktivieren Schaltfläche
deaktivieren (nur möglich,erneutantippen.
wenn Menü Interner
Sensor aktiviert ist)
Atmosphären-Korrektur
Durch hohe Luftfeuchtigkeit oder große Entfernungen zum Messobjekt entstehende Messabweichungen können korrigiert werden.
Hierzu ist die Eingabe von Korrekturparametern erforderlich.
Ist die Kamera mit einem optionalen Funk-Feuchtefühler verbunden
werden Umgebungstemperatur und Luftfeuchte automatischübernommen. Zur Verbindung mit einem Funk-Feuchtefühler finden
Sie weitere Informationen im Kapitel 6.2.5, Absatz Funk.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske|| Messfunktionen |Atmosphären-Korrektur >Atmosphären-Korrektur.
öffnen.
Atmosphären-Korrektur
aktivieren.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Werte für Umgebungstemperatur (Temperatur), >Umgebungsfeuchte(Feuchte) und Entfernung
zwischen Kamera und
Messobjekt (Objektabstand) manuell einstellen.
Eingaben übernehmen.

>

,

.

.

Solar
Zum Detektieren und Dokumentieren von Fehlern an Photovoltaikanlagen kann die Solar-Funktion ausgewählt werden. Für die Dokumentation kann die (mit einem externen Gerät) gemessene
Strahlungsintensität der Sonne eingegeben werden. Dieser Wert
wird mit dem IR-Bild abgespeichert.
45

6 Produkt verwenden
Ist diese Funktion aktiviert, wird die eingegebene Wert für die
Strahlungsintensität im Display angezeigt (links oben).
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Solaröffnen.

>Solar-Funktion aktivieren.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Wert für Strahlungsintensität (W/m²), manuell >einstellen.
Eingaben übernehmen.

| Messfunktionen ||Solar.

>,.

.

Emissionsgrad
Es kann zwischen einem benutzerdefinierten Emissionsgrad und
8 Materialien mit fest hinterlegtem Emissionsgrad gewählt werden.
Die reflektierte Temperatur (RTC) kann individuell eingestellt
werden.
Hinweise zum Emissionsgrad:
Der Emissionsgrad beschreibt die Fähigkeit eines Körpers, elektromagnetische Strahlung auszusenden. Diese ist materialspezifischund muss für korrekte Messergebnisse angepasst werden.
Nichtmetalle (Papier, Keramik, Gips, Holz, Farben und Lacke),
Kunststoffe und Lebensmittel besitzen einen hohen Emissionsgrad,
das heißt die Oberflächentemperatur lässt sich sehr gut mittels
Infrarot messen.
Blanke Metalle und Metalloxide sind aufgrund ihres niedrigen bzw.
uneinheitlichen Emissionsgrades nur bedingt für die IR-Messung
geeignet, es muss mit größeren Messungenauigkeiten gerechnet
werden. Abhilfe schaffen emissionsgraderhöhende Beschichtungenwie z. B. Lack oder Emissions-Klebeband (Zubehör, 0554 0051),
die auf das Messobjekt aufgebracht werden.
Die folgende Tabelle nennt typische Emissionsgrade wichtiger
Materialien. Diese Werte können als Orientierung bei der benutzerdefinierten Einstellungen verwendet werden.

46

6 Produkt verwenden

Material (Materialtemperatur)

Emissionsgrad

Aluminium, walzblank (170°C)

0,04

Baumwolle (20°C)

0,77

Beton (25°C)

0,93

Eis, glatt (0°C)

0,97

Eisen, abgeschmirgelt (20°C)

0,24

Eisen mit Gusshaut (100°C)

0,80

Eisen mit Walzhaut (20°C)

0,77

Gips (20°C)

0,90

Glas (90°C)

0,94

Gummi, hart (23°C)

0,94

Gummi, weich-grau (23°C)

0,89

Holz (70°C)

0,94

Kork (20°C)

0,70

Kühlkörper, schwarz eloxiert (50°C)

0,98

Kupfer, leicht angelaufen (20°C)

0,04

Kupfer, oxidiert (130°C)

0,76

Kunststoffe: PE, PP, PVC (20°C)

0,94

Messing, oxidiert (200°C)

0,61

Papier (20°C)

0,97

Porzellan (20°C)

0,92

Schwarzer Lack, matt (80°C)

0,97

Stahl, wärmebehandelte Oberfläche (200°C) 0,52
Stahl, oxidiert (200°C)

0,79

Ton, gebrannt (70°C)

0,91

Transformatorenlack (70°C)

0,94

Ziegelstein, Mörtel, Putz (20°C)

0,93

Hinweise zur Reflektierten Temperatur:
Mit Hilfe dieses Korrekturfaktors wird die Reflexion aufgrund
niedrigen Emissionsgrades herausgerechnet und so die Genauigkeit der Temperaturmessung von Infrarotgeräten verbessert. In den
meisten Fällen entspricht die reflektierte Temperatur der
Umgebungsluft-Temperatur. Nur wenn stark strahlende Objekte mitviel höherer Temperatur (wie z. B. Öfen oder Maschinen) in der476 Produkt verwenden
Nähe des Messobjekts sind, sollte die Strahlungstemperatur dieser
Hitzequellen (z. B. mittels Globe-Thermometer) ermittelt undverwendet werden. Die reflektierte Temperatur hat nur geringe
Auswirkungen auf Objekte mit hohen Emissionsgraden.
Mit Hilfe der PC-Software können andere Materialien aus
einer vorgegebenen Liste in das Gerät eingespielt werden.
AufgabeEingabemaske
Emissionsgrad öffnen.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

Material wählen.

.

|| Messfunktionen |Emissionsgrad.

> Zu verwendendes Material durch
Antippen markieren.

Emissionsgrad (nur bei>
Auswahl Benutzerdefiniert) und Reflektierte
Temperatur (RTC)
manuell einstellen.
Eingaben übernehmen.

|

,

>

.

.

Skala manuell
Eine manuelle Skalierung kann anstelle der automatischen
Skalierung (fortlaufende, automatische Anpassung an die aktuellen
Min.-/Max.-Werte) aktiviert werden. Die Skalengrenzen können
innerhalb des aktivierten Messbereichs (siehe Kapitel 6.2.1)
eingestellt werden.
Der aktivierte Modus wird rechts unten im Display angezeigt:
manuelle Skalierung,automatische Skalierung.
AufgabeEingabemaske Skala
manuell öffnen.

Aktionen / Beschreibung
>
oder
>

48

|

.

|
| Messfunktionen |Skala manuell.

6 Produkt verwenden

AufgabeManuelle Skalenanpassung de- /aktivieren.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Skalengrenzwerte einstellen.

>,

Einstellung für obere /untere Grenzwerte
verknüpfen.

>

.

>

.

Eingaben übernehmen.

6.2.2.

Aktionen / Beschreibung.

Anzeigeoptionen
PaletteEs kann zwischen 10 vorgegebenen Farbpaletten zur Anzeige desIR-Bildes gewählt werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Paletteöffnen.

>Palette wählen.

> Zu verwendende Palette durch
Antippen markieren.

Eingaben übernehmen.

>|
Palette.

| Anzeigeoptionen |.

Histogrammausgleich
Durch Anpassung der Farbpalette an die aktuelle Temperaturverteilung steigert der Histogrammausgleich besonders bei Szenen
mit großem Temperaturumfang (wie z. B. bei Hochtemperaturmessungen) den Kontrast.
Bei aktiviertem Histogrammausgleich sind die Farben
innerhalb der Skala nicht mehr linear zwischen minimalem
und maximalem Skalenwert verteilt. Rückschlüsse vonFarben auf Temperaturen können daher nur eingeschränkt
erfolgen.

49

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Funktion Histogrammausgleich de- /aktivieren.

>|| Anzeigeoptionen |Histogrammausgleich.

Farbauswahl
Die verwendeten Farben für die Messfunktionen Isotherme und
Alarmmarken können eingestellt werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske
Farbauswahl öffnen.

>

Gewünschte Farbe fürIsotherme, Oberer
Alarm bzw. Unterer
Alarm einstellen.

>.
> Zu verwendende Farbe durch
Antippen aktivieren.

Eingaben übernehmen.

6.2.3.

|| Anzeigeoptionen |Farbauswahl.

>.

Bildergalerie

In der Bildergalerie können die gespeicherten Bilder betrachtet undanalysiert werden. Für das Speichern von neuen Bildern können
Ordner angelegt werden.
Das Anhören und auch das nachträgliche Aufzeichnen oder
Bearbeiten eines Sprachkommentars ist möglich. Bilder mit
Sprachkommentar sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:
AufgabeBildergalerie öffnen.

Bildergalerie schließen.

50

Aktionen / Beschreibung
>
oder

.

>

|

>

.

| Bildergalerie.

.

6 Produkt verwenden
Navigation auf der Übersichtsseite
AufgabeAktionen / Beschreibung

Ordner öffnen.

> Doppelt auf das Symbol des zuöffnenden Ordners tippen.

Eine Ebene höher.
Einzelbildansicht öffnen.

>.

> Doppelt auf das zu öffnende
Vorschaubild tippen.
Weitere Informationen zur Einzelbildansicht: siehe unten.

Aktionen auf der Übersichtsseite
AufgabeNeuen Ordner anlegen.

Aktionen / Beschreibung>> Ordnernamen eingeben.
>.

Ordner oder Bild löschen. 1. Ordner oder Bild durch Antippen
markieren.
2.

.

3. Löschen bestätigen:.

Navigation in der Einzelbildansicht✓

Die Einzelbildansicht muss geöffnet sein: Siehe oben.

AufgabeAktionen / Beschreibung

Hauptmenü öffnen, um
Funktionen zu aktivieren.

>.

Nächstes bzw. vorheriges > [A] bzw. [B].
Bild anzeigen.
Zurück zur Übersichtsseite:>

Bildergalerie schließen:> [Esc].

|| Bildergalerie.

51

6 Produkt verwenden

Aktionen in der Einzelbildansicht✓

Die Einzelbildansicht muss geöffnet sein: Siehe oben.

AufgabeAktionen / Beschreibung

Hauptmenü öffnen, um
Funktionen zu aktivieren.

>

.

>

.

Bild löschen.

> Löschen bestätigen:.

Sprachkommentar.
aufzeichnen / bearbeiten ( >Weitere Informationen: Siehe Kapitel
Audio, Seite 72.
Unterebene Zoom mit
weiteren Funktionenöffnen.

52>: Menü, siehe oben.

>: Zum Heranzoomen des Bildes(digitaler Zoom, 5 Stufen).

>: Zum Herauszoomen aus dem
Bild bis zur Gesamtbildansicht.

>: Schaltflächen zum Verschieben des herangezoomten
Bildes anzeigen. Zum Verschieben
auf die im Bild eingeblendeten
Schaltflächen tippen.

>: Unterebene Zoom schließen.

6 Produkt verwenden

6.2.4.

Assistenten
Sequenzspeicherung (optional)
Mit dem Sequenzspeicherungs-Assistenten kann eine Sequenz
von Bildern aufgenommen werden.
Diese Funktion ist optional erhältlich (Artikel-Nr.
0554 8902) und muss zur Nutzung freigeschaltet
werden, wenn die Option nicht zusammen mit der
Kamera bestellt wurde.
Funktion freischalten (nur bei nachträglicher
Bestellung):

Sie erhalten einen Umschlag mit einem Zugangscode(identification code), den Sie auf der Webseite
www.testo.com/upgrade eingeben.
Nach Eingabe aller erforderlichen Daten wird ein Freischaltcode (activation code) generiert, mit dem die
Funktion über die PC-Software IRSoft freigeschaltet
werden kann. Beachten Sie hierzu die Installationsvoraussetzungen und Handlungsschritte auf derWebseite bzw. in der zugesendeten E-mail.

53

6 Produkt verwenden

Die Sequenzen können in unterschiedlichen Formaten
gespeichert werden:• BMT-Dateien:
Sequenz einzelner Bilddateien (Wärmebilder),gespeichert in einem Ordner, Ordnername beginnt mit
SQ. Vor der Aufnahme gesetzte Bildmarkierungen(Messpunkte, Profillinien) werden als Bilddaten
mitgespeichert, sie können nachträglich nicht geändert
oder gelöscht werden.
Die einzelnen Wärmebilder der Sequenz können
angezeigt und analysiert werden.
• VMT-Dateien (vollradiometrisches Video): Videodatei inden Bilddaten, Messwerte und Bildmarkierungengespeichert werden, Dateiname beginnt mit SQ.
Gespeicherte Dateien können in der testo IRSoft abgespielt und nachträglich durch Einfügen oder Ändern von
Bildmarkierungen im Zeitverlauf analysiert werden.
Die Abspielgeschwindigkeit (Frames pro Sekunde)
entspricht der Videofrequenz der Kamera, sofern die
Systemumgebung diese Frequenz unterstützt (siehe
Systemvoraussetzungen), jedoch max. 25Hz.
Sind die die Funktionen Feuchte und / oder SuperResolution
aktiviert, werden diese beim Aufrufen des Sequenz-Assistenten
deaktiviert. Nach Beenden des Sequenzspeicherungs-Assistenten
werden diese Funktionen wieder aktiviert.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Funktion
aufrufen>

Aufnahmeparameter
einstellen

54|| Assistenten | Sequenzspeicherung.

Die Konfiguration einer Sequenz erfolgt überfolgende Parameter:• Format:
VMT (Videodatei) oder BMT ohne / mit
Echtbild (Bilder werden in einem ContainerOrdner gespeichert und sind einzeln
bearbeitbar).
• Start:Manuell (bei Betätigung des Auslösers),
Countdown (automatischer Start nach Ablauf
der eingestellten Zeit), Max. Temperatur >(automatischer Start nach Temperaturüberschreitung im Gesamtbild), Min. Temperatur <(automatischer Start nach Temperaturunterschreitung im Gesamtbild), Bereich: Max.

6 Produkt verwenden
Temperatur > (automatischer Start nachTemperaturüberschreitung innerhalb derBereichsmarkierung), Bereich: Min.
Temperatur < (automatischer Start nachTemperaturunterschreitung innerhalb derBereichsmarkierung).
Eine Sequenzspeicherung bezieht sich nur
auf die zuerst erstellte Bereichsmarkierung. Diese wird rot angezeigt. Die
weiteren Bereichsmarkierungen werden
orange angezeigt.
•

Intervall:
Zeit (Zeit zwischen der Aufnahme zweier
Bilder), Manuell (bei Betätigung desAuslösers).
Das kleinste einstellbare Intervall beträgt
3 sec.

Ende:
Anzahl der Bilder.
1. Parameter antippen.
- Die Eingabemaske wird geöffnet.
2. Kriterium wählen / Werte anpassen.
•

3.
Shutteraktivieren /deaktivieren

Bei stabilen Umgebungsbedingungen und Szenen,
die den Sensor / die Kamera nicht erwärmen, kanndie automatische Shutter-Funktion deaktiviert
werden. Dadurch kann verhindert werden, dasseinzelne Bilder der Sequenz zeitverzögert (außerhalb des programmierten Aufnahmeintervalls)
aufgenommen werden. Die Abweichungen derGenauigkeit und der Bildqualität bei deaktiviertem
Shutter sind in einem Zeitraum bis zu 60 Minuten
vernachlässigbar.
>.
- Symbol ist orange hinterlegt: Shutter ist
aktiviert.
- Symbol ist nicht orange hinterlegt: Shutter ist
deaktiviert.

55

6 Produkt verwenden

Speicherort
wählenSequenzaktivieren>.
- Die Eingabemaske Ordner wird geöffnet.
>.
- Ein weißer, blinkender Punkt (rechts oben im
Display) signalisiert den Wartezustand bis zum
Start der Aufnahme. Bei Auswahl desStarkriteriums Countdown wird zusätzlich dieverbleibende Zeit bis zum Start angezeigt.
- Die Aufzeichnung wird ab dem eingegebenen
Startkriterium gestartet. Ein roter, blinkender
Punkt (rechts oben im Display) signalisiert die
laufende Aufnahme. Links davon wird die
Anzahl der aufgenommenen Bilder angezeigt.
Der Dateiname wird links oben im Display
angezeigt.

Konfigurations- Funktion ist nur bei aktivierter Sequenz verfügbar.
einstellungenausblenden / >(ausblenden) bzw.
(einblenden).
einblenden
Sequenzdeaktivieren /Aufzeichnung
beendenFunktion ist nur bei aktivierter Sequenz oderlaufender Aufzeichnung verfügbar.
>.

Panorama-Bild
Mit dem Panoramabild-Assistenten kann aus bis zu 3x3 Einzelbildern ein großes Panoramabild erstellt werden. Der Assistentunterstützt bei der Aufnahme der Einzelbilder und sorgt für einen
ausreichenden Überlappungsbereich, welcher für das Zusammenfügen zum Panorama in der PC-Software erforderlich ist.
Beachten Sie vor dem Aufrufen der Funktion:
Beim Aufrufen der Funktion wird die Skala auf manuell gestellt undder in diesem Moment vorhandene Temperaturumfang wird fixiert.
Dieser Temperaturumfang kann für das gesamte Panorama
eventuell nicht ausreichen. Empfehlung:> Das gesamte Objekt für die Panoramaaufnahme abscannen,
um den benötigten Temperaturumfang (minimaler / maximaler
Messwert) zu ermitteln. Skala auf manuell stellen und Skalengrenzen einstellen, siehe Skala manuell, Seite 48.

56

6 Produkt verwenden
Ist die Funktion SuperResolution aktiviert, wird diese beim
Aufrufen des Panorama-Bild-Assistenten deaktiviert. Nach
Beenden des Panorama-Bild-Assistenten wird SuperResolution
wieder aktiviert.
Beachten Sie bei der Aufnahme der Einzelbilder:> Kamera um das Handgelenk drehen, nicht horizontal
verschieben. Idealerweise Stativ verwenden.
AufgabeFunktion aufrufen.

Einzelbilder aufnehmen.

Aktionen / Beschreibung>|| Assistenten |Panorama-Bild.

1. Einzelbild 1 (oben links) aufnehmen: [Auslöser].
2. Kamera nach rechts drehen, bissich das Bild sauber an den
halbtransparent dargestellten
Bildstreifen von Einzelbild 1 anfügt.
3. Einzelbild 2 (oben Mitte) aufnehmen: [Auslöser].
4. Handlungsschritte für die weiteren
Einzelbilder entsprechend durchführen.
Abhängig von den bereits aufgenommenen Einzelbildern werden
fixierte Bildteile in der linken oder deroberen Bildhälfte eingeblendet. Entsprechend muss das Anfügen desaktuellen Bildes an das Bild links bzw.
oberhalb erfolgen.
Bei der Orientierung, wo das
nächste Einzelbild angefügt
werden muss, hilft die
Einzelbild-Übersicht, sieheunten.
Zum Aufnehmen der Einzelbilder ineiner anderen Reihenfolge, siehe
Einzelbild-Übersicht (unten).

57

1 Inhalt

AufgabeEinzelbild-Übersicht
anzeigen, Einzelbild
anwählen, um dieses zu
löschen / zu ersetzen.

Aktionen / Beschreibung
1.
.
- Die Einzelbild-Übersicht wird
angezeigt.
Zur realistischen Darstellung desPanoramabildes wäre eine Projektion
auf eine halbrunde Fläche erforderlich.
Da das Bild auf einer Ebene dargestellt
wird, ist es in den Randbereichenverzerrt.
2. Einzelbild anwählen: Auf Einzelbild
tippen. Nicht wählbare Bilder sind
mit einem "X" gekennzeichnet.
> Angewähltes Einzelbild löschen:.
> Angewähltes Einzelbild ersetzen:
Einzelbild-Übersicht schließen undEinzelbild neu aufnehmen.
> Einzelbild-Übersicht schließen:.

Panoramabild speichern.
Speicherort wählen.

>

.

>
.
- Die Eingabemaske Ordner wird
geöffnet.

Panoramabild-Assistenten
1.
.
schließen.
2. Sicherheitsabfrage bestätigen.
SiteRecognition
Mit der PC-Software können Marker erstellt werden, die einen
Messort eindeutig kennzeichnen. Durch Erfassen eines Markers
mit der eingebauten Digitalkamera werden die nachfolgend
gespeicherten Aufnahmen automatisch dem zugehörigen Messort
zugeordnet (Zuordnung wird mit dem Bild gespeichert). Zum
Erstellen von Markern, Übertragen von Messortdaten an die
Kamera und zum Kopieren der Bilder auf die PC-Software, siehe
Bedienungsanleitung zur PC-Software.
23

6 Produkt verwenden

AufgabeFunktion aufrufen.

Aktionen / Beschreibung|| Assistenten |SiteRecognition.
- Das Realbild wird angezeigt und ein
Positionsrahmen wird eingeblendet.
Nach einmaligem Aufrufen der
Funktion über das Menü (siehe oben)
und Erfassen von mindestens einem
Marker kann der Aufruf der Funktion
auch über die Registerkarte Hauptmenü erfolgen.
>>|.
Beim Ausschalten der Kamera wird derEintrag in der Registerkarte wieder
entfernt.
Messort-Marker erfassen. 1. Kamera so positionieren, dass sichder Marker innerhalb desPositionsrahmens befindet.
2. Nach Erkennen der Marker-ID:Übernahme der Messortdaten
bestätigen.
FeverDetection
Wurde die Kamera vor der Messung ausgeschaltet, wird
eine 3-minütige Aufwärmphase aktiviert. Eine Meldung
visualisiert diese Pause.
Grundsätzlich wird im Menü FeverDetection automatisch die
Grau-Palette aktiviert. Zusätzlich ist eine Bereichsmarkierung mittig
in dem live-Wärmebild sichtbar. Innerhalb dieser Bereichsmarkierung wird automatisch der HotSpot angezeigt.
Der Assistent FeverDetection erfasst den wärmsten Punkt einer
Person und vergleicht diese mit einem fortschreitenden Mittelwert
der vorherigen Personen.
Bei einer Abweichung (Differenz der Abweichung ist manuell
einstellbar unter dem Menüpunkt Toleranz) vom diesem Mittelwert
löst die Wärmebildkamera einen akustischen und visuellen Alarm
aus.
59

6 Produkt verwenden
Der fortschreitende Mittelwert kann über zwei verschiedene Modis
berechnet werden:
Manueller Modus
Der Messwert der Person wird in den Mittelwert eingerechnet,
sobald eine manuelle Bestätigung per Knopfdruck erfolgt.
Automatischer Modus
Die Wärmebildkamera erkennt eine Person durch die integrierte
Gesichtserkennung. Sobald die Wärmebildkamera die Person
erkannt hat, wird der Messwert ermittelt und in den Mittelwert
eingerechnet.
Die erfassten Temperaturen der Wärmebildkamera sindgeringer als die wahre Körpertemperatur der Person, da die
Wärmebildkamera nur die Temperaturen auf der Oberfläche
messen kann.
Die Wärmebildkamera kann nicht zur Diagnose von Fieber
eigesetzt werden. Sie vergleicht die Oberflächentemperatur
von verschiedenen Personen und gibt eine Indikation, ob
eine Person gegebenenfalls eine erhöhte Körpertemperatur
aufweist.
Das Menü FeverDetection enthält folgende Untermenüpunkte:
Skala manuell
Bei der manuellen Skala wird die Skala manuell angepasst. So
werden Temperaturunterschiede besser sichtbar gemacht. BeimÖffnen des Assistenten ist die Skala grundsätzlich auf automatischgesetzt.
AufgabeFunktion aufrufen.

Aktionen / Beschreibung>

Eingabemaske Skala
manuell öffnen.
Manuelle Skalenanpassung de- /aktivieren.
Skalengrenzwerte einstellen.
60|| Assistenten |FeverDetection.
antippen.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
>,.

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Einstellung für obere /untere Grenzwerte
verknüpfen.

>

.

>

.

Eingaben übernehmen.

Emissionsgrad + RTC
Bei Emissionsgrad + RTC können diese zwei Parameter manuell
eingestellt werden. Der Emissionsgrad wird aber automatisch auf
0,98 gesetzt, sobald der Assistent FeverDetection aktiviert wird
(beim Verlassen wird wieder der vorherige Emissionsgrad
eingestellt).
AufgabeFunktion aufrufen.

Aktionen / Beschreibung>

Eingabemaske
Emissionsgrad öffnen.

antippen.

Emissionsgrad und>Reflektierte Temperatur(RTC) manuell einstellen.
Eingaben übernehmen.

|| Assistenten |FeverDetection.

>

,

.

.

Alarmwert
In der Einstellung Alarmwert kann die Temperatur eingestellt
werden, ab welcher eine Person möglicherweise eine erhöhte
Körpertemperatur hat und die Wärmebildkamera den akustischen
und visuellen Alarm auslösen soll.
Mittelwert: Geben Sie beim Starten des Assistenten FeverDetection
die ermittelte Durchschnittstemperatur von mehreren „gesunden“
Personen ein. Dieser eingegebene Mittelwert wird anschließend
durch den manuellen oder automatischen Modus des Assistenten
FeverDetection fortschreitend überschrieben.
Toleranz: Geben Sie die Differenz ein, um die ihr Alarmwert überdem Mittelwert liegen soll.
Mittelwert + Toleranz ergibt somit den Alarmwert, ab wann die
Wärmebildkamera einen akustischen und visuellen Alarm auslöst.
616 Produkt verwenden

AufgabeFunktion aufrufen.

Aktionen / Beschreibung>

Eingabemaske Alarmwerte öffnen.
Alarmwert de- /aktivieren

Akustischer Alarmde- /aktivieren|| Assistenten |FeverDetection.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Alarmwerte einstellen Mittelwert

>

,

.

Alarmwerte einstellen Toleranz

>

,

.

>

.

Eingaben übernehmen.

Assistent FeverDetection beenden
FeverDetection beenden: Der Assistent wird geschlossen und das
normale Wärmebild wird wieder angezeigt. Es erscheinen wieder
alle Einstellungen, welche vor dem Assistent FeverDetection
aktiviert waren.
AufgabeAssistent FeverDetection
beendenAktionen / Beschreibung
antippen.

Bild aufnehmen (einfrieren / speichern)
Im Assistent FeverDetection können Wärmebilder erstellt undabgespeichert werden.
1. [Auslöser] drücken.
- Das Bild wird eingefroren (Standbild).
2. Bild speichern: [Auslöser] nochmals drücken.
626 Produkt verwenden-

In dem abgespeicherten Wärmebild erscheint die Grau-Palette
mit dem Alarmwert. Die Bereichsmarkierung wird beimabgespeicherten Bild nicht mehr angezeigt, kann abernachträglich im abgespeicherten Bild wieder aktiviert werden.
Gleiches gilt für den HotSpot in der Bereichsmarkierung.
Der zu untersuchende Mensch darf keine Brille tragen. Die
wärmste Stelle an der Oberfläche eines Menschen ist die
Tränendrüse bei den Augen.
Die FeverDetection mit der Wärmebildkamera ist keine
medizinisch exakte Messung.
In der IRSoft werden die FeverDetection Alarmmarken
nicht angezeigt.
Der Assistent FeverDetection sollte nur mit dem Standardoder dem 25°-Objektiv verwendet werden.

6.2.5.

Konfiguration
LandeseinstellungenGerätesprache und Temperatureinheit können eingestellt werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske
Landeseinstellungenöffnen.

>Sprache derProgrammoberfläche
einstellen.
Temperatureinheit
umstellen.

Eingaben übernehmen.

|| Konfiguration |Landeseinstellungen.

> Zu verwendende Sprache durch
Antippen markieren.

>.
- Die aktivierte Einheit wird rechts
oben im Display angezeigt.
>.

SuperResolution (optional)
SuperResolution ist eine Technologie zur Verbesserung der Bildqualität. Hierzu wird bei jeder Aufnahme eine Sequenz von Bildern
63

6 Produkt verwenden
in der Wärmebildkamera gespeichert, aus der mit Hilfe der
PC-Software ein höher aufgelöstes Bild berechnet wird (keine Interpolation). Die Pixelanzahl erhöht sich um den Faktor 4, die geometrische Auflösung (IFOV) verbessert sich um den Faktor 1,6.
Zur Verwendung der Funktion muss die Kamera handgeführt
werden (kein Stativ).
Diese Funktion ist optional erhältlich (Artikel-Nr.
0554 7806) und muss zur Nutzung freigeschaltet
werden, wenn die Option nicht zusammen mit der
Kamera bestellt wurde.
Funktion freischalten (nur bei nachträglicher
Bestellung):

Sie erhalten einen Umschlag mit einem Zugangscode(identification code), den Sie auf der Webseite
www.testo.com/upgrade eingeben.
Nach Eingabe aller erforderlichen Daten wird ein Freischaltcode (activation code) generiert, mit dem die
Funktion über die PC-Software IRSoft freigeschaltet
werden kann. Beachten Sie hierzu die Installationsvoraussetzungen und Handlungsschritte auf derWebseite bzw. in der zugesendeten E-mail.
Zur Verwendung der Funktion müssen folgende Bedingungenerfüllt sein:• Die Kamera wird handgeführt (kein Stativ).
• Die aufgenommenen Objekte bewegen sich nicht.

64

6 Produkt verwenden

AufgabeFunktion de- / aktivieren.

Aktionen / Beschreibung>|| Konfiguration |SuperResolution.
Ist die Funktion aktiviert, wird
beim Einfrieren eines Bildes
hinter der Displayanzeige Bild
speichern? zusätzlich (SR)angezeigt.

JPEG speichern
Infrarotbilder werden im Format BMT (Bild mit allen Temperaturdaten) gespeichert. Das Bild kann parallel dazu im JPEG-Format(ohne Temperaturdaten) gespeichert werden. Der Bildinhalt
entspricht dem auf dem Display angezeigten Infrarotbild inklusive
Skalenanzeige und Bildmarkierungen der gewählten Messfunktionen). Datum und Uhrzeit der Aufnahme können im Bildangezeigt werden. Die JPEG-Datei wird unter dem gleichen
Dateinamen wie die zugehörige BMT-Datei gespeichert und kannam PC geöffnet werden, auch ohne Verwendung der PC-Software
IRSoft.
AufgabeFunktion JPEG
speichern de- /aktivieren.

Funktion Datum/Uhrzeit
anzeigen de- / aktivieren(Funktion JPEG
speichern muss aktiviertsein).

Aktionen / Beschreibung
1.
|| Konfiguration | JPEG.
2. Funktion JPEG speichern durch
Antippen markieren ( ).
> Zum Deaktivieren Handlungsschritte erneut durchführen.
1.
|| Konfiguration | JPEG.
2. Funktion Datum/Uhrzeit anzeigen
durch Antippen markieren ( ).
> Zum Deaktivieren Handlungsschritte erneut durchführen.

65

6 Produkt verwenden
HDMIÜber das Menü HDMI kann die Kamera mit einem externen
Bildschirm verbunden werden. Nach dem Verbinden der Geräte
werden die Daten der Display-Anzeige der Kamera auf dem
Bildschirm angezeigt. Die Bedienung erfolgt mit dem Joystick
der Kamera.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske HDMI
öffnen.

>HDMI-Verbindungde- / aktivieren.

>
Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

|| Konfiguration | HDMI.

Bluetooth
Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Über die Bluetooth-Funkschnittstelle kann für die Sprachaufzeichnung eine Verbindung zu einem Bluetooth-Headset
aufgebaut werden. Beachten sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Bluetooth>öffnen.
Bluetooth-Funkverbindung de- /aktivieren.
Bluetooth-Geräte suchen
und Verbindung
aufbauen.

Eingaben übernehmen.

66|| Konfiguration |Bluetooth.

>Aktiv.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
1.
.
- Bluetooth-Geräte (mit aktiviertem
Pairing-Modus) werden gesucht
und verfügbare Geräte werden angezeigt.
2. Verbindung zu Bluetooth-Gerät
aufbauen: Gerät durch Antippen
markieren ( ).
>.

6 Produkt verwenden
Funk
Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Ein Funk-Feuchtefühler kann am Gerät angemeldet werden.
Jeder Funk-Fühler besitzt eine Fühler-Identifikationsnummer(RF-ID). Diese besteht aus der auf dem Fühler angegebenen,
dreistelligen RFID-Nummer und der Position des Schiebeschalters
im Batteriefach des Funkfühlers (H oder L). Zur Anmeldung am
Gerät muss der Funk-Fühler eingeschaltet und die Übertragungsrate auf 0,5s eingestellt sein, dies geschieht durch kurzes Drücken
der Ein/Aus-Taste beim Einschalten (siehe auch Anwendungshinweise zum Funkfühler).
Wird kein Funkfühler gefunden, kann dies folgende Ursachen
haben:• Der Funkfühler ist nicht eingeschaltet oder die Batterie desFunkfühlers ist leer.
• Der Funkfühler befindet sich außerhalb der Funk-Reichweite.
• Störquellen beeinflussen die Funkübertragung (z. B. Stahlbeton, Metallgegenstände, Wände oder andere Barrieren
zwischen Empfänger und Sender, andere Sender gleicher
Frequenz, starke elektromagnetische Felder).
> Falls erforderlich: Mögliche Ursachen für die Störung derFunkübertragung beseitigen.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Funköffnen.

>Funk de- / aktivieren und
Verbindung zu einem
Funk-Feuchtefühler
aufbauen.

|| Konfiguration | Funk.

1.
Aktiv.
- Funkfühler werden gesucht undverfügbare Funkfühler werdenangezeigt.
2. Zu verwendenden Funkfühler durch
Antippen markieren ( ).
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Eingaben übernehmen.

>

.

67

6 Produkt verwenden
Taste belegen
Die Belegung der Kurzwahltasten kann geändert werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Taste
belegen öffnen.

>|| Konfiguration | Taste
belegen.

Tastenfunktion aktivieren. > Zu verwendende Funktion durch
Antippen markieren.
Folgende Funktionen können nur überdie Kurzwahltasten aktiviert werden:• Licht: Power-LEDs zur Objektbeleuchtung für die Digitalkamera
ein- / ausschalten).
• Laser: Laser-Marker zum
Markieren der Messfläche
einschalten.
Bedienhinweis: Die Kurzwahltaste
muß zum Aktivieren des Lasers
gedrückt gehalten werden. Bei
aktiviertem Laser wird im Display
ein zusätzlicher Cursor angezeigt.
Dieser markiert exakt die Stelle, auf
die der Laser am Objekt zeigt.
• Abgleich: Manuellen Abgleich
durchführen.
Eingaben übernehmen.

>

.

Optik
Die mit dem Gerät abgeglichenen Objektive werden angezeigt. Es
können nur die angezeigten Objektive verwendet werden. Die
Objektivaktivierung erfolgt automatisch (nicht in den USA).
Mit der Option Schutzglas kann eingestellt werden, ob ein
Schutzglas montiert ist. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung,um eine Verfälschung der Messergebnisse auszuschließen!
Die Verwendung eines IR-Schutzglases in Verbindung mit
einem Superteleobjektiv ist nicht möglich.

68

AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske Optiköffnen.

>|| Konfiguration | Optik.

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Montiertes Objektiv
manuell aktiveren (nur in
USA erforderlich).

> Zu verwendendes Objektiv durch
Antippen markieren.

Option Schutzglas de- /aktiveren.

>
Schutzglas.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
- Bei aktivierter Option wird rechts
oben im Display das SchutzglasSymbol ( ) angezeigt.
> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.

Eingaben übernehmen.

>.

Energiespar-Optionen
Die Akkulaufzeit beeinflussende Optionen können eingestellt
werden.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske
Energiespar-Optionenöffnen.

>Helligkeit der LCDBeleuchtung einstellen:>|| Konfiguration |Energiespar-Optionen.
|(niedrig) oder(mittel) oder
Automatische Abschaltfunktion LCD aus oder
Kamera aus de- /aktivieren und Abschaltzeit einstellen.
Eingaben übernehmen.

1.

Aktiv.

2.

|

,

|

(hoch).

.

> Zum Deaktivieren Schaltfläche
erneut antippen.
>

.

69

6 Produkt verwenden

Zeit/Datum einstellen
Uhrzeit und Datum können eingestellt werden. Zeit- undDatumsformat werden abhängig von der gewählten Gerätesprache
automatisch gesetzt.
AufgabeAktionen / Beschreibung

Eingabemaske
Zeit/Datum einstellenöffnen.

>Zeit- bzw. Datumswerte
einstellen.

>

.

>

,

>

.

>

.

Eingaben übernehmen.

|| Konfiguration |Zeit/Datum einstellen.

.

Bildzähler zurücksetzen
Bitte beachten: Nach einem Zurücksetzen beginnt die fortlaufende
Bild-Nummerierung neu. Beim Speichern von Bildern im gleichen
Ordner werden bereits gespeicherte Bilder überschrieben, welche
die gleiche Nummer haben!
> Sichern Sie vor der Durchführung eines Resets allegespeicherten Bilder, um ein mögliches Überschreiben zu
verhindern.
AufgabeFunktion ausführen.

Aktionen / Beschreibung
1.

|| Konfiguration |Bildzähler zurücksetzen.

2. Zurücksetzen bestätigen:70.

6 Produkt verwenden

Alles löschen
Die Daten auf der Speicherkarte können gelöscht werden.
AufgabeFunktion ausführen.

Aktionen / Beschreibung
1.

|| Konfiguration | Alleslöschen.

2. Löschen bestätigen:.

Formatieren
Die Speicherkarte kann formatiert werden.
Bitte beachten: Bei der Formatierung gehen alle gespeicherten
Daten auf der eingelegten Speicherkarte verloren.
AufgabeFunktion ausführen.

Aktionen / Beschreibung
1.

|| Konfiguration |Formatieren.

2. Formatieren bestätigen:.

WerkseinstellungenGeräteeinstellungen können auf die Werkseinstellungenzurückgesetzt werden.
Bitte beachten: Zeit/Datum, Landeseinstellungen und Bildzähler
werden nicht zurückgesetzt.
AufgabeFunktion ausführen.

Aktionen / Beschreibung
1.

|| Konfiguration |Werkseinstellungen.

2. Zurücksetzen bestätigen:.

71

6 Produkt verwenden

6.2.6.

Audio
Zur Nutzung der Funktion muss ein Headset angeschlossen sein(oberes Schnittstellen-Terminal) oder die Verbindung zu einem
Bluetooth-Headset aufgebaut sein.
Diese Funktion ist nur bei Ansicht eines eingefrorenen odergespeicherten Bildes verfügbar. Für diese Bilder können
Sprachkommentare aufgezeichnet und bearbeitet werden.
Neben der Balkenanzeige (oben) werden zwei Zeiten angezeigt(Format mm:ss):• Linke Zeitangabe: aktueller Aufzeichnungs- bzw. Abspielzeitpunkt (entspricht rechtem Ende des weißen Aufzeichnungsbzw. Abspielbakens).
• Rechte Zeitangabe: Maximale Aufzeichnungsdauer (60s).
AufgabeEingabemaske Audioöffnen.

Aufzeichnung abspielen.

Aufzeichnung starten /Aufzeichnung fortsetzen.

Aufzeichnung stoppen /zum Zeitpunkt 00:00
springen.

Aufzeichnung löschen.

72

Aktionen / Beschreibung
>
oder

|

.

>

|

| Audio.

>.
- Der aufgezeichnete Sprachkommentare wird ab dem aktuellen
Abspielzeitpunkt abgespielt.
>.
- Die Aufzeichnung wird ab dem
aktuellen Aufnahmezeitpunkt
gestartet bzw. fortgesetzt.
>.
- Während einer Aufzeichnung: Die
Aufzeichnung wird gestoppt.
- Bei gestoppter Aufzeichnung: Der
Aufzeichnungs- bzw. Abspielzeitpunkt wird auf 00:00 gesetzt.
>.

6 Produkt verwenden

AufgabeAktionen / Beschreibung

Wiedergabelautstärke
einstellen (nur für kabelgebundenes Headset).

1.

.

2.

(laut) oder(normal) oder(leise).
Eingaben übernehmen.

6.3.

>

.

Messungen durchführen
Wichtige Rahmenbedingungen
Beachten Sie bitte die folgenden Rahmenbedingungen um
aussagekräftige Messergebnisse zu erhalten.
Feuchte-Messung:• Separates Feuchte-Messgerät oder optionalen FunkFeuchtefühler zur Verkürzung der Angleichzeit leicht
schwenken. Störquellen (z. B. Atemluft) vermeiden.
Bauthermografie, Untersuchung der Gebäudehülle:• Deutliche Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen(ideal: >15°C / >27°F) erforderlich.
• Konstante Wetterbedingungen, keine intensive Sonneneinstrahlung, kein Niederschlag, kein starker Wind.
Zur Gewährleistung höchster Genauigkeit benötigt die Kamera
nach dem Einschalten eine Angleichzeit von 10 min.
Bei Verwendung des Superteleobjektives benötigt die
Kamera, bei einem Wechsel der Umgebungsbedingungen,eventuell eine Angleichzeit > 10 min.
Wichtige EinstellungenPrüfen Sie vor einer Aufnahme, ob die Option Schutzglas korrekt
eingestellt ist, um eine Verfälschung der Messergebnisse
auszuschließen, siehe Optik, Seite 68.
Achten Sie vor dem Speichern eines Bildes darauf, dass dieses
korrekt fokussiert (scharf gestellt) ist, manuell (siehe Bild manuellscharf stellen, Seite 32) oder automatisch (siehe Bild automatischscharf stellen, Seite 32). Unscharfe Bilder lassen sich nachträglichnicht korrigieren!
Um exakte Messwerte zu erhalten, müssen Emissionsgrad undReflektierte Temperatur korrekt eingestellt sein, siehe736 Produkt verwenden
Emissionsgrad, Seite 46. Bei Bedarf ist eine nachträgliche
Anpassung über die PC-Software möglich.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder großen Entfernungen zum Messobjekt erhöht die Atmosphären-Korrektur die Messgenauigkeit,
siehe Atmosphären-Korrektur, Seite 45.
Bei aktivierter Auto-Skalierung wird die Farbskala fortlaufend an die
Min.-/Max.- Werte des aktuellen Messbildes angepasst. Dadurchändert sich auch die Farbe fortlaufend, die einer bestimmten
Temperatur zugeordnet ist! Um mehrere Bilder anhand derFarbgebung vergleichen zu können, muss die Skalierung manuellauf feste Werte eingestellt werden (siehe Skala manuell, Seite 48),oder nachträglich mit Hilfe der PC-Software auf einheitliche Werte
angepasst werden.

74

7 Produkt instandhalten

7

Produkt instandhalten
Akku wechseln

1. Deckel des Akkufachs (1) öffnen.
2. Rote Entriegelungstaste (2) drücken.
- Der Akku wird entriegelt und springt ein Stück aus dem
Akkuschacht heraus.
3. Akku komplett aus dem Akkuschacht herausziehen.
4. Neuen Akku vollständig in den Akkuschacht einschieben, bis er
einrastet.
- Die Kamera startet automatisch.
5. Deckel des Akkufachs schließen.
Display reinigen> Reinigen Sie das Display bei Verschmutzung mit einem
Reinigungstuch (z. B. Mikrofasertuch).
Kamera reinigen> Reinigen Sie das Gehäuse der Kamera bei Verschmutzung mit
einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen
Reinigungs- oder Lösungsmittel! Schwache Haushaltsreiniger
oder Seifenlaugen können verwendet werden.
Objektivlinse / Linsen-Schutzglas reinigen> Größere Staubpartikel können mit einem sauberen optischen
Reinigungspinsel (erhältlich im Fotofachbedarf) entfernt
werden.
> Bei leichter Verschmutzung das Linsen-Reinigungstuch
verwenden. Keinen Reinigungsalkohol verwenden!
75

8 Tipps und Hilfe

8

Tipps und Hilfe

8.1.

Fragen und Antworten
Frage

Mögliche Ursachen / Lösung

Fehler Keine
Speicherkarte eingelegt
wird angezeigt.

Speicherkarte defekt oder nicht
eingelegt.
> Speicherkarte prüfen bzw. einlegen.

Fehler Speicherkarte voll! Nicht genügend Speicherplatz
wird angezeigt.
vorhanden.
> Neue Speicherkarte einlegen.
Fehler Kein Objektiv oder > Objektiv prüfen
Falsches Objektiv wird
> Gegebenenfalls Objektiv
angezeigt.
wechseln.
Hinweis Akku laden nicht Umgebungstemperatur für das Ladenmöglich wird angezeigt.
des Akkus außerhalb des zulässigen
Bereichs.
> Zulässige Umgebungstemperatur
einhalten.
Fehler Zulässige Gerätetemperaturüberschritten! wird
angezeigt.

1. Kamera ausschalten.
2. Gerät abkühlen lassen undzulässige Umgebungstemperatur
einhalten.

~ wird vor einem Wert
angezeigt.

Wert liegt außerhalb des Messbereichs: Erweiterter Anzeigebereichohne Gewährleistung einer Genauigkeit.

--- oder +++ wird anstelleeines Werts angezeigt.

Wert außerhalb des Messbereichs
und des erweiterten Anzeigebereichs.
> Messbereich umschalten.

xxx wird anstelle eines
Wertes angezeigt.

Wert ist nicht berechenbar.
> Parameter-Einstellungen auf
Plausibilität prüfen.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sichbitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten
siehe Rückseite dieses Dokuments oder Internetseite:
www.testo.com/service-contact76

8 Tipps und Hilfe

8.2.

Zubehör und Ersatzteile
Beschreibung

Artikel-Nr.

Linsen-Schutzglas

0554 0289

Zusatzakku

0554 8852

Schnell-Ladestation

0554 8851

Emissionsklebeband0554 0051

Funktion SuperResolution

0554 7806

Funktion ProzessanalyseBildsequenzspeicherung im Gerät undvollradiometrische Videomessung

0554 8902

ISO Kalibrierzertifikate:
Kalibrierpunkte bei 0°C, 25°C, 50°C
Kalibrierpunkte bei 0°C, 100°C, 200°C
Frei wählbare Kalibrierpunkte im
Bereich -18°C…250°C

0520 0489
0520 0490
0520 0495

Nachrüstung Hochtemperaturauf Anfrage beim
Testo-Service

Teleobjektiv

auf Anfrage beim
Testo-Service

Superteleobjektiv

auf Anfrage beim
Testo-Service

25° Objektiv

auf Anfrage beim
Testo-Service

Selbstklebende Etiketten für die Erstellung
von Markern zur Messorterkennung

erhältlich in Fachgeschäften für den
Bürobedarf.
Empfehlung: Avery
Zweckform L4776

Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com

77Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
www.testo.com

0970 8900 de 13 – 04.2024