‫ﻣﺤﻮل ‪EVSE‬‬‫‪KEW 8602‬‬‫ﻣﺤﻮل ﻣﺨﺼﺺ ل ‪EVSE‬‬‫)ﻣﻌﺪات إﻣﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ(‬‫ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ‪،‬‬‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﻬﺎ‬‫ﻣﺤﻮل ﻣﺪﻣﺞ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ‬‫ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ ‪ 3‬ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ‪EVSE‬‬‫● اﺧﺘﺒﺎرات ‪ EVSE‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬‫• ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺣﺎﻟﺔ ‪ / CP‬ﺣﺎﻟﺔ ‪PP‬‬‫• أﺧﻄﺎء ‪ / CP‬ﻣﺤﺎﻛﺎة أﺧﻄﺎء ‪PE‬‬‫● ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻤﺲ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺠﻬﺪ ‪PE‬‬‫● ﻃﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ‪L1 ، L2 ، L3 ، N ، PE‬‬‫ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎدة ‪EVSE‬‬‫● ﻃﺮﻓﻴﺔ إﺷﺎرة ‪CP‬‬‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﺷﺎرة ‪CP‬‬‫● ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ ﻟـ‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ‪(10A‬‬‫● ﺗﻘﻴﻴﻢ ‪CATⅡ 300V‬‬‫ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﻌﻠﻪ‬‫‪KEW 8602‬‬‫ﻗﻴﺎس ﻃﺮﻓﻴﺎت‬‫‪) PE, N, L1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة(‬‫‪) PE, N, L1, L2, L3‬ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ(‬‫‪ LED‬اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬‫ﻳﻀﻲء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮا‪.‬‬‫ﻋﻼﻣﺔ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﻹﺧﺮاج إﺷﺎرات ‪CP‬‬‫ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس إﺷﺎرات ‪ CP‬ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر‬‫اﻟﻤﺬﺑﺬب‪ ،‬إﻟﺦ‪.‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر ‪ PE‬اﻟﻤﺴﺒﻖ‬‫ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻤﺲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﻬﺪ‬‫اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ‪.PE‬‬‫زر ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺧﻄﺄ ‪CP‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ‬‫أرﺿﻲ ﻓﻲ ﺧﻂ ‪ .CP‬أﺛﻨﺎء ﺿﻐﻂ ﻫﺬا‬‫اﻟﺰر‪ ،‬ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف إﺧﺮاج ‪.EVSE‬‬‫زر ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺧﻄﺄ ‪PE‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺰر ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﺳﻠﻚ أرﺿﻲ ﻣﻜﺴﻮر‪ .‬أﺛﻨﺎء ﺿﻐﻂ ﻫﺬا‬‫اﻟﺰر‪ ،‬ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف إﺧﺮاج ‪.EVSE‬‬‫اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ‬‫)‪PP(Proximity Pilot‬‬‫ﻣﺤﺪد اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫)‪CP(Control Pilot‬‬‫ﻣﺤﺪد اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻌﺔ‬‫اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ ﻓﻲ ‪ EVSE‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﻮط‪.‬‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﺪد ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻴﺎرة‪.‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ل ‪ EVSE‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ‪KEW 6516‬‬‫*ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺰل‪ ،DMM ،‬إﻟﺦ‪.‬‬‫اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف‬‫اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻴﺖ )‪(CP STATE A‬‬‫إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﺰل )ﻟﻠﻜﺒﻞ(‬‫ﻳﺆدي ﻣﺠﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮل واﻟﻌﺰل‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ‪ EVSE‬أﺣﺎدي اﻟﻄﻮر وﺛﻼﺛﻲ اﻟﻄﻮر‪) .‬ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺰل ﺑﻴﻦ‬‫اﻷﺳﻼك )‪ (N, L1, L2, L3‬ﺑﺨﻼف ‪ PE‬ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ‪(.‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷرض )‪(200mA‬‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﺔ ‪ PE‬ﻟﻠﻤﺤﻮل واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو‬‫أرض اﻟﺪارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫إﺧﺘﺒﺎر اﻷرض )‪ 3‬أﺳﻼك و‪ 2‬أﺳﻼك(‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ‪.EVSE‬‬‫اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف‬‫اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻴﺖ )‪(CP STATE C, D‬‬‫اﻟﺠﻬﺪ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺠﻬﺪ‪/‬اﻟﺘﺮدد ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻄﻮر‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس دوران اﻟﻄﻮر ﻟﻤﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻄﻮر‪.‬‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوارة )وﻇﻴﻔﺔ ‪ ATT‬اﻟﺪوارة(‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوارة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻂ اﻷرﺿﻲ‪.‬‬‫ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ أدوات اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوارة ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ‪RCDs‬‬‫‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻓﻲ ‪ ،RCD‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ ‪.30mA‬‬‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈن ‪ 6mA‬ﺗﻴﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ ‪ RCDs‬اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ‪ EVSE‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر‪،‬‬‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﺳﻠﺴﻠﺔ ‪ KEW 6516‬ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ‪ EVSE‬ﻣﺨﺼﺺ‬‫ﻳﻘﻴﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوارة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر ‪RCD‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر ‪ RCD‬اﻟﻤﺪﻣﺞ ‪ 6mA‬ﺗﻴﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ‪ EVSE‬ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ )‪ (- ،+‬و ‪ x1/2‬و ‪ x1‬و ‪ x5‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﺒﺎر ‪ RCDs‬ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ‪ AC‬و ‪ A‬و ‪ B‬و ‪.F‬‬‫ﻣﻘﺒﺲ رﺋﻴﺴﻲ‬‫ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ‪ 10A‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺒﺲ‪.‬‬‫*ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ ﻓﻲ‬‫أﻧﻮاع اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬‫اﻻﺗﺼﺎل ب‬‫اﻟﻨﻮع ‪EVSE ١‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ل ‪ EVSE‬ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ‪1‬‬‫اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري‬‫)‪.(KEW 8603‬‬‫● ﻣﻮاﺻﻔﺎت ‪KEW 8602‬‬‫● اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫ﻗﺎﺑﺲ‬‫‪ IEC 62196-2‬اﻟﻨﻮع ‪2‬‬‫ﺟﻬﺪ ﻣﻘﻨﻦ‬‫ﺗﻴــﺎر ﻣﺘﺮدد ‪ 250V‬ﮐﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ )ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة(‬‫ﺗﻴــﺎر ﻣﺘﺮدد ‪ 430V‬ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ )ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ(‬‫اﻟﺘﺮدد اﻟﻤﻘﺪر‬‫‪50/60Hz‬‬‫ﺟﻬﺪ ﻣﻘﻨﻦ‪/‬‬‫ﺗﻴﺎر اﻟﻤﻘﺒﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬‫ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ‪10A/250V‬‬‫※ )‪ :8602(EU‬ﻣﻘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع )‪ :E ،8602(UK‬ﻣﻘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ‪BF‬‬‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت‬‫ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ‪10A/250V, φ5×20mm‬‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ﻣﺪى اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬‫℃‪ ،0 – 40‬رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺔ ‪ 80٪‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ .‬ﻣﺪى اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬‫℃‪ ،-10 – 50‬رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺔ ‪ 80٪‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺎﺛﻒ(‬‫ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫‪IEC 61010-1 CAT Ⅱ 300V, IEC 61010-2-030,‬‬‫)‪IEC 61851-1, IEC 60529(IP40‬‬‫اﻻرﺗﻔﺎع‬‫‪ 2000m‬أو أﻗﻞ‬‫ﻃﻮل اﻟﻜﺎﺑﻞ‬‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪250mm‬‬‫اﻟﺒﻌﺪ‬‫اﻟﻮﺣﺪة‪172(L) x 105(W) x 57(D) mm :‬‬‫ﺟﺰء اﻟﻘﺎﺑﺲ‪175(L) x 60(W) x 53(D) mm :‬‬‫اﻟﻮزن‬‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪840g‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫‪) 8930‬اﻟﺼﻤﺎﻣﺔ(‬‫‪) 9202‬ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ(‬‫دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪) 8603‬ﻣﺤــﻮل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ‪ 1‬إﻟﻰ اﻟﻨﻮع ‪(2‬‬‫‪8930‬‬‫ﺻﻤﺎم‬‫● اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ KEW 8602‬ﻓﻘﻂ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‬‫ﻣﻊ )‪MFT (KEW 6516/6516BT‬‬‫‪ 8602‬ﻓﻘﻂ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ‪CP‬‬‫‪9202‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ‬‫● اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪ 8602+6516‬أو )‪6516BT(MFT‬‬‫‪A, B, C, D‬‬‫ﻣﻔﺘﻮح‪13A, 20A, 32A, 63A ،‬‬‫ﺣﺎﻟﺔ ‪pp‬‬‫ﻃﺮﻓﻴﺔ‬‫‪E, N, L1, L2, L3, CP‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر ‪ PE‬اﻟﻤﺴﺒﻖ‬‫✓‬‫✓‬‫✓‬‫ﻣﻘﺒﺲ رﺋﻴﺴﻲ‬‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬‫‪10A/250V‬‬‫‪-‬‬‫ﻋﺰل‬‫‪-‬‬‫اﻷرض‬‫‪-‬‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوارة‬‫‬‫‪-‬‬‫‪RCD‬‬‫‪-‬‬‫ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻄﻮر‬‫‪-‬‬‫ﺧﻄﺄ ‪CP‬‬‫ﺧﻄﺄ ‪PE‬‬‫ﻓﻮﻟﻂ‬‫✓‬‫✓‬‫)ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺻﻼت واﻷرض(‬‫✓‬‫)‪(2W, 3W‬‬‫‪8603‬‬‫اﻟﻨﻮع ‪ 1‬إﻟﻰ اﻟﻨﻮع ‪2‬‬‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬‫✓‬‫✓‬‫✓‬‫)ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد‪ A, B, F, 6mA ,‬ﺗﻴﺎر ﻣﺴــﺘﻤﺮ(‬‫✓‬‫● ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷدوات‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻷدوات‬‫‪1‬‬‫‪KEW 6516-EV2‬‬‫‪KEW 6516×1, KEW 8602×1‬‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻷدوات‬‫‪2‬‬‫‪KEW 6516BT-EV2‬‬‫‪KEW 6516BT×1, KEW 8602×1‬‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ .٢٠٢٣‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫‪KEW_8602-2E_Sep23_SS_1_ar‬‬