V2

サービス業者
呼吸同調器 アイビー

取 扱 説 明 書
目次ページ

製造販売業者・製造業者

１．

安全上の警告・注意

1

２．

製品概要

3

３．

製品各部の名称

3

４．

使用前準備

4

５．

組立方法

5

６．

使用方法

6

７．

使用後処理

7

８．

お手入れ・保管方法

7

９．

アラーム

8

10．

トラブルシューティング

9

11．

製品仕様

10

武蔵医研株式会社〒333-0845 埼玉県川⼝市上⻘⽊⻄ 1-9-19
電話：048-424-3073「SP セーブ-Ⅱ」は、販売名「アイビー」の SP フロー向けモデルの愛称です。
SP(03)200807

11．製品仕様
本取扱説明書に従って、本装置をご使用ください。

１．安全上の警告・注意
警告
火気から２m 以内で本装置を使用しないでください。
本装置を使用中に、喫煙は絶対にしないでください。
［火災や火傷により死亡する危険があります］
禁油 油やグリース、潤滑油あるいはこれらを含む製品、スプレー、高可燃性物質などを本装置の近くで使用しないでください。
分解禁止 本装置を分解したり改造したりしないでください。
火気厳禁
禁煙

禁忌・禁止
・生命維持のために酸素吸入を必要とする患者は、本装置を使用しないでください。
・睡眠時には、本装置を使用しないでください。
・１分間に 40 回以上呼吸をする患者は本装置を使用しないでください。
・鼻呼吸ができない患者は本装置を使用しないでください。
・医師より使用流量の処方を受けていない人は使用しないでください。
・本装置を電気製品や携帯電話等から 1.5m 以上離れて使用してくださ
い。

1販
売
名型式
一 般 的 名 称
医療機器認証番号
ク ラ ス 分 類
JMDN コード
機 器 分 類
流電使

量

設

定源
用 条 件
温度
湿度
気圧
保管/輸送条件
温度
湿度
気圧
寸法
重量

アイビー
CV01
呼吸同調式レギュレータ
227AFBZX00087000
Ⅱ 管理医療機器
70576000
内部電源機器BF 形機器0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7L/分
単 3 形乾電池×2 本-5∼40℃
10∼80％（結露なきこと）
800∼1060hPa-10∼50℃
5∼95％（結露なきこと）
800∼1060hPa
W67ｘD27ｘH120 mm（突起部を除く）
130g（電池除く）

10

10．トラブルシューティング
トラブル
電源が入らない考えられる原因
電池が入っていない
または電池切れ
電池の極性が違う
電池電極の汚れ

酸素が出てこない(アラームが発生した)

酸素ボンベのバルブが開いていない
流量調整器の設定が０になっている
酸素ボンベが空

カニューラ折れ電池寿命が短い

⼝呼吸
充電池やマンガン電池が使用されている

酸素ボンベの減りが早い

連続供給になっている

解決方法
電池を交換する電池を正しく入れなおす
布にアルコールを含ませ、電極部を拭く
酸素ボンベのバルブを開く
医師に処方された流量に合わせる残量表⺬計を確認
し、酸素ボンベを交換する
カニューラのねじれやつぶれを直す
鼻呼吸する
アルカリ電池又はリチウム（1 次）電池に交換する
連続切替スイッチ
を［同調］にする

注意・常に酸素ボンベの酸素残量に注意してください。
・連続モードで使用する場合には、酸素消費が早いので、注意してください。
・液体や微粒子が本装置に触れたり、入り込んだりしないように注意してください。
・接続チューブは、延⻑して使用しないでください。
・落下や衝撃があった場合には、本装置を使用しないでください。
・本装置の近くで摩擦による静電気の火花が起きないように注意してください。
・高濃度酸素環境下では使用しないでください。
・心臓ペースメーカー等の体内埋め込み型電子機器を装着している患者の場合には、慎重に適用してください。
［体内埋め込み型電子機器に誤作動が生じるおそれがあります］
・高周波治療器等の近くでは、本装置の電源を切り、連続モードで使用してください。
・ご使用後の電池は、法令に従って廃棄してください。
・本装置が不要になった場合は廃棄せず、サービス業者に連絡してください。

トラブルが解決されない時は、サービス業者に連絡してください。

92

９．アラーム

２．製品概要本装置は、酸素ボンベ及び流量調整器に接続して、呼吸に合わせて酸素供給をする電池式の呼吸同調器です。
・手元操作が可能な小型軽量タイプ
・酸素節約率が高い
・電池寿命が⻑い確認すべき事項- ⼝呼吸になっていないか- カニューラが鼻から外れかかっていないか- カニューラや接続チューブが折れたり外れたりしていないか- 酸素ボンベのバルブが閉じていないか- 酸素ボンベが空になっていないか

３．製品各部の名称

表⺬灯
チューブ接続⼝（１）呼吸異常アラーム
本装置は、呼吸を検知できない時にアラームを発報します。アラームが発報されたら、下記の事項を確認してください。
１）振動アラーム２）表⺬灯アラーム
３）聴覚（音）アラーム

カニューラ接続⼝（２）電池電圧低下アラーム
電池電圧が低下するとアラームを発報します。アラームが発報されたら、すみやかに電池を交換してください。
リチウム電池の場合は、電池マークが 3 本になったら電池を交換してください。

電源スイッチ

連続切替スイッチ

流量設定スイッチ
電池フタ3☞（+）/（-）の向きを正しく入れてください。
☞必ず２本同時に新品の電池と交換してください。
☞充電池・マンガン電池は使用しないでください。
☞銘柄の違う電池の混用はしないでください。
☞出荷時に入っているリチウム一次電池は充電しないでください。［発熱、発火、破裂、漏液などの重大事故が発生する危険性があります］

8

７．使用後処理

４．使用前準備（１）酸素供給を続けたまま、酸素ボンベのバルブを回して、完全に閉じてください。

（１）電池
電池フタを外し、単３形乾電池を入れ、電池フタを閉めてください。

（２）酸素が出てこなくなったら、本装置の電源ボタンを⻑押しして、電源が切れるのを確認してください。
（３）カニューラを外してください。
☞しばらく本装置を使用しない場合、本装置の電池を外してください。

８．お手入れ・保管方法
・本装置の表面についた汚れは、乾いた清潔な布で拭き取ってください。（本装置は防水処理されておりません）
・カニューラは常に清潔を保つようにしてください。

☞本書 8 頁の注意書きをお読みください。
（２）連続切替スイッチ
連続切替スイッチが【同調】になっていることを確認してください。【連続】になっていたら、【同調】にしてください。
（３）酸素ボンベ
酸素ボンベの残量が十分にあることを確認してください。酸素の残量が少ない時は、新しい酸素ボンベに替えてください。
（４）流量調整器
流量調整器の使用方法にしたがって、酸素ボンベに接続してください。流量設定した時に、正しく酸素が供給されることを確認してください。
<SP フローを使用の場合、接続の手順は不要になります。>

・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
・液体、粉塵、化学薬品、有毒ガスなどを避けて保管してください。
・振動や衝撃を避けて保管してください。

74

５．組立方法
酸素ボンベ、流量調整器、接続チューブ及び本装置を下図のように接続します。

☞接続チューブは右図の様にチューブ接続⼝の奥まで入れて下さい。
☞接続チューブを横方向に回転させないで下さい。

流量調整器

６．使用方法
酸素ボンベ（１）酸素ボンベのバルブをゆっくり回して、開いてください。
接続チューブ（２）流量調整器のダイヤルを使用する流量、またはそれ以上に合わせてください。
（３）本装置の電源ボタンを⻑押して、電源を投入してください。

（１）酸素ボンベに流量調整器を取付けてください。取付方法については、流量調整器の取扱説明書をご参照ください。
<SP フローを使用の場合、接続の手順は不要になります。>☞取付作業前に手を石鹸で洗い、油分や汚れを落としてください。
［発火の恐れがあり、大変危険です］（２）流量調整器に接続チューブをつなげてください。
（３）本装置のチューブ接続⼝に接続チューブをつなげてください。

5（４）流量設定ボタンを押して、医師に処方された流量（状況に応じて労作時/安静時）の設定を合わせてください。
（５）本装置のカニューラ接続⼝にカニューラをつなげてください。
（６）カニューラを装着し、呼吸に合わせて酸素が供給されることを確認してください。
☞本装置は、胸ポケットにしまう、ボンベバッグに入れるなどの方法で安定した状態で使用してください。

6