DK-5005E スタートガイド■DK-5005E

各部名称■ご使用の前に【日時の設定】4123TIMEM

YYYY

13F12

●

6MMDDhhPOWER

111① 時計/メモリー番号② カウント表示③ 日時アイコン④ 減算表示⑤ 電池警告表示⑥ ソフトウェア通信中⑦ DCジャック(5.5mm)⑧ 電源キー

2341キーを押してください。

●日時の設定モードの表示画面は、下図のようにmm

DK-5000 Series

SUB

キー（⑬）を押したままカウント

F

日時の設定モードになります。

SUB

1514

●電源キー（⑧）を1秒間押して、電源を入れてください。

551087「年年年年 月月 日日 時時#9⑨ ＃キー⑩ カウントキー⑪ 減算キー⑫ ストラップ取付穴⑬ ファンクションキー⑭ USB2.0ポート⑮ 合計値表示

分分」の形式で日時が表示されます。

YYYY

MMDDhh年年年年

月月日日

時時

mm分分

●各カウントキー（⑩）を押すたびに各数値が増数します。
1＝年SUB

2

3＝月＝日

4＝時

5＝分キー（⑪）を押しながら各カウントキー（⑩）を押すと、各数値が減数します。

●任意の日時の入力が終了しましたら、Fキー（⑬）を押してください。

日時の設定画面が終了し、カウント画面が表示されます。
●カウントする場合は、＜■カウント開始＞をお読みください。
電源を切る場合は、電源キー（⑧）を3秒間押してください。

※ ご注意ください
電源の供給が断たれると内蔵されている時計が停止します。次回ご使用の際には、日時の再設定が必要となります。時計の停止を防ぐためには、電池をご使用ください。
電池を内蔵した状態で、AC/DCアダプタやUSB電源でご使用される場合、電力は電池から供給されず、電池は消耗しません。
そのため、AC/DCアダプタやUSB電源でご使用される場合でも、常に電池を併用されることをおすすめ致します。

【入力キー音の設定】（2）
プリセットを設定。設定値到達後、カウント入力を継続●

アラームは、設定値とその倍数に達した時に鳴ります。

キー（⑬）を押したまま SUB キー（⑪）を押してください。

F●入力キー音設定モードになり、液晶画面には「buzz」と表示されます。
●2⇒

キーを押して「Set Cont」を選択してください。
プリセット設定値
1 〜 499995

キーを押すたびに、音のON/OFFが切り替わります。

2（1）入力キー音ONの場合

SUB（2）入力キー音OFFの場合：

5

キーを押してください。数値が増数します。

キー（⑪）を押しながら5キーを押すと、数値が減数します。

⇒プリセット値を設定する

再度F

キー（⑬）を押すと、プリセット設定が終了しカウント画面に戻ります。

（3）
プリセットを設定。設定値到達後、カウント入力を禁止●再度

Fキー（⑬）を押すとカウント画面に戻ります。

アラームは、設定値に達した時に鳴ります。
カウント入力が禁止となります。
カウント入力の禁止を解除するには、レコードの記録を行ってください。

【プリセットの設定】
DK-5005Eは、合計値があらかじめ設定した値に到達した際にアラームを鳴らします。

レコードの記録方法は、＜■レコードを記録する＞をお読みください。
※「レコードの記録と同時にカウント値を0(ゼロ)リセットしない」記録方法を行った場合、プリセットの設定とは、あらかじめ設定できる「任意の設定値」のことです。

カウントの合計値が設定値の倍数に到達した時にも、アラームが鳴ります。

プリセット設定をした場合、設定値到達後のカウント入力の動作方法が、2通りあります。

⇒●●入力キー音設定モードになり、液晶画面には「buzz」と表示されます。
1

キーを押すとプリセット設定モードになり、液晶画面には「SEt」と表示されます。

（1）
プリセットの設定なし⇒

再度キーを押して「Set Stop」を選択してください。
プリセット設定値
1 〜 499995

キー（⑬）を押したまま SUB キー（⑪）を押してください。

F

●

2

2

キーを押して「Set oﬀ」を選択してください。

Fキー（⑬）を押すとカウント画面に戻ります。

：

5キーを押してください。数値が増数します。

キー（⑪）を押しながら5キーを押すと、数値が減数します。

⇒プリセット値を設定する
SUB

再度Fキー（⑬）を押すと、プリセット設定が終了しカウント画面に戻ります。

DK-5005E スタートガイド■カウント開始■レコード（カウント値）を記録する●電源キー（⑧）を1秒間押して、電源を入れてください。

本器は、最大250レコードを記憶できます。

●5個のカウンターのカウント値とその合計値、および時刻が表示されます。

1レコードとは、5個のカウント値とその合計値を日時と共に記録したデータのことです。
1レコード＝（各カウンターのカウント値）+（5個のカウンターの合計値）+（日時）TIME

レコードの記録方法には、2通りあります。
時刻

各カウンターのカウント値【レコードの記録と同時に、カウント値を0（ゼロ）リセットする場合】

５個のカウンターの合計値●カウントキー（⑩） 1〜

5を押すたびに、各カウンターの数値が増数します。

TIMEキー（⑬）を1秒押してください。

●液晶画面が点滅し、各カウンターのカウント値とその合計値が記録されます。
また、記録した日時も同時に記録されます。

2

1
SUB

●記録したいカウント値の際に、 #345●記録が完了すると液晶画面の点滅は終了します。
各カウント値は「0」にリセットされます。
TIME

キー（⑪）を押しながら各カウントキー（⑩）を押すと、各数値が減数します。

●カウントを開始できます。

【レコードの記録と同時に、カウント値を0（ゼロ）リセットしない場合】●記録したいカウント値の際に、Fキー（⑨）を押したまま5を押してください。

●液晶画面が点滅し、各カウンターのカウント値とその合計値が記録されます。
また、記録した日時も同時に記録されます。表示は0リセットされません。
●記録が完了すると液晶画面の点滅は終了します。引き続き、カウントを行えます。

※ ご注意ください0（ゼロ）
リセットせずにレコードを記録して電源を切った場合、液晶画面のカウント値はそのままとなります。次回、電源を入れた際には、引き続きカウントを行えますが、表示値を０（ゼロ）リセットしたい場合は、■記録したレコードの確認●

F#キーを1秒押してリセットしてください。

■記録したレコードの全消去キー（⑬）を押したままカウント

3キーを押してください。

●レコードの呼び出しモードになり、最後に記録したレコードが表示されます。
レコードがない場合は、「no data」と表示されます。
【レコードがない場合】●

キー（⑬）を押したままカウントF

3

キーを押して、レコードの呼び出しモードに入ります。
5●

キーを押して、全消去モードに入ります。

全消去の確認画面が表示されます。

【YES（レコードを全消去する）の場合】【レコードがある場合】

4⇒

キーを1秒押してください。

MEM

YYYY

MMDD

hhmm

最後に記録したレコードの日時が表示されます。
⇒カウント値を表示させる： 4キーを押してください。

⇒日時を表示させる： 3キーを押してください。

⇒ひとつ前のレコードを表示： 2キーを押してください。

⇒ひとつ後のレコードを表示： 1

キーを押してください。

●再度F

YESが選択され、全レコードが消去されます。
全レコードの消去後、レコードの呼び出しモードに戻ります。
「no data」表示により、レコードが無いことを確認してください。

全レコード消去中、「All data ---- ---- Clear」と表示されます。

キー（⑬）を押すとカウント画面に戻ります。

キー（⑬）を押すとカウント画面が表示されます。
カウントを開始できます。

F【NO（レコードを消去しない）の場合】⇒

5

キーを1秒押してください。

レコードは消去されず、レコード呼び出しモードに戻ります。
F

キー（⑬）を押すとカウント画面が表示されます。
カウントを開始できます。

DK-5005E スタートガイド■キー操作一覧

■さいごに
キー操作

目的
電源

ON

電源キー（⑧）1秒間

電源

OFF

電源キー（⑧）3秒間

日時の設定開始[F] + [1]カウント画面へ戻る[F]

レコードの記録（カウント値リセットあり）[#]1秒間レコードの記録（カウント値リセットなし）[F] + [5]記録したレコードの確認[F] + [3]

カウント値の確認[F] + [3]→[4]

日時の確認[F] + [3]→[4]→[3]ひとつ前のレコードの確認[F] + [3]→[2]

ひとつ後のレコードの確認[F] + [3]→[1]

記録したレコードの全消去[F] + [3]→[5]→[4]1秒間

入力キー音の設定切替[F] + [SUB]→[2]（[2]繰返しで切替）

プリセットの設定モード[F] + [SUB]→[1]

プリセットの設定内容切替[F] + [SUB]→[1]→[2]（[2]繰返しで切替）

プリセット値の設定[F] + [SUB]→[1]→[2](切替後）→[5]

DK-5005Eで記録したレコードをご使用のパソコンに取り込むことで、データ管理・編集をパソコン上で行えます。
そのほか、非常に便利な機能も搭載しておりますので、当社ウェブサイトよりDK-5000シリーズ専用ソフトウェアをダウンロード（無償）の上、是非お役立てください。
当社ウェブサイト：https://lineseiki.heteml.jp/mieruzzo.com/jp/DKform/