ゴア ® エクスクルーダー ® IBE

GORE® EXCLUDER®

Iliac Branch Endoprosthesis

留置ステップ（ IBEを対側に用いた場合）

12345

IBE 留置側よりゴア® ドライ
シール フレックス イントロデューサシース（以下ドライシールフレックスシース）の挿入後、軟質ガイドワイヤーとスネアを用いてプルスルーを作成する。

IBE 留置側より、２本のガイドワイヤーに沿ってイリアックブランチ・コンポーネント（以下 IBC ）を進める。

IBE 留置側のシースを引き下げ、インターナルイリアック・ゲート部を示す X 線不透過マーカーリングが内腸骨動脈の起始部より中枢に位置するように調整する。

プロキシマルディプロイメン
トノブ（写真③参照）を引き、IBC 中枢側を展開する。反対側から12 Fr ×45 cm のドライシールフレックスシースをインターナルイリアック・ゲート内まで進める。

内腸骨動脈へガイドワイヤーをカニュレーションする。
中枢側のみ展開した IBC は
左 右 90 度 以 内のローテーションおよび内腸骨動脈へのカニュレーションを容易にするために末梢側へ移動させることができる。

678910インターナルイリアック・コン
ポーネント（以下 IIC）を進め、IIC 中枢側のマーカーと IBCのロングマーカーの位置を合わせる（オーバーラップ）。

IIC の展開を行い、接合部および内腸骨動脈へのランディング部分のバルーン圧着を行う。
その後スルーワイヤーを抜去する。

ディスタルディプロイメントノブ（写真④参照）を引き、未展開の IBC 同側末梢脚部（外腸骨動脈側部）を展開する。

12 Fr ×45 cm ドライシール
フレックスシースからトランクイプシラテラル・レッグ（以下メインボディー）留置に必要なシース（ 16 Fr もしくは18 Fr ）に交換する。メインボディーを展開する。

23 mm もしくは27 mm のコントララテラル・レッグを用いて、メインボディーと IBC を連結（ブリッジング）する。

STAGED DEPLOYMENT
プレカニュレーションされたインターナルイリアック・ゲートアオルティックワイヤー

リムーバブルガイドワイヤーチューブ［写真①］

スルーワイヤー［写真②］

プロキシマルディプロイメントノブ

ディスタルディプロイメントノブ

［写真③］

［写真④］

イリアックブランチ・コンポーネント中枢側の展開

イリアックブランチ・コンポーネント同側末梢脚部の展開

SIZING GUIDE

31 / 35 mm
トランク
イプシラテラル・レッグ（メインボディー）

トランクイプシラテラル・レッグ（メインボディー）

ステントグラフト
ステントグラフト
中枢側対象血管内径 大動脈側直径 末梢側対象血管内径 末梢側直径
ステントグラフト長 推奨シース
（mm）
（mm）
（mm）
（mm）
（cm）
（Fr）

19–21

23

10–11 / 12–13.5

12 / 14.5

12 / 14 / 16 / 18

16

22–23

26

10–11 / 12–13.5

12 / 14.5

12 / 14 / 16 / 18

16

24–26

28.5

10–11 / 12–13.5

12 / 14.5

12 / 14 / 16 / 18

1827–2931

12–13.5

14.5

13 / 15 / 17

18

30–32

35

12–13.5

14.5

14 / 16 / 181831 mm デバイス
13 / 15 / 17 cm

インターナルイリアック・コンポーネント
101214.5

3 cm

Minimum
Overlap

12 x 45
12 x 45
12 x 45777

12 / 14 /16 / 18 cm

16 mm

内腸骨動脈対象血管内径 ステントグラフト末梢側直径 ステントグラフト長 推奨シース（mm）
（mm）
（cm）
（Fr x cm）

6.5–9
10–11
12–13.5

12 / 14.5 mm

コントララテラル・レッグ ＊（ブリッジング用コントララテラル・レッグ）

総腸骨動脈対象血管内径（mm）

17‒21.5＞21.5

ステントグラフト末梢側直径（mm）

2327

23 / 26 / 28.5 mm

ステントグラフト長（cm）

23 mm
5 / 6 cm

-IBEをC3トランクイプシラテラル・レッグの対側に用いた場合

23, 26, 28.5
3135

3 cm
Overlap

低位腎動脈から内腸骨動脈分岐部までの長さ（cm）

16 mm

2.5 cm

16.5
17.5
18.5

Overlap

23 / 27 mm

10 cm

コントララテラル・レッグ§（ブリッジング用コントララテラル・レッグ）

13 mm

IBE 治療側に必要な長さ-IBEをC3トランクイプシラテラル・レッグの同側に用いた場合

7 cm

メインボディー
低位腎動脈から低位腎動脈からステントグラフト直径 内腸骨動脈分岐部までの長さ（cm）
内腸骨動脈分岐部までの長さ（cm）（mm）
23 mmコントララテラル・レッグ使用時† 27 mmコントララテラル・レッグ使用時††

23, 26, 28.5
3135

19.5
20.5
21.5

トランクイプシラテラル・レッグ
コントララテラル・レッグ

20.5
21.5
22.5イリアックブランチ・コンポーネント

コントララテラル・レッグをイリアック・エクステンダーとして使用する際にはゴア®エクスクルーダー®のメジャメント・デバイスセレクションフォームを参照すること。
†末梢側5 cmのテーパー形状部がメインボディーとの接合部分に位置しないこと。
††末梢側6 cmのテーパー形状部がメインボディーとの接合部分に位置しないこと。
＊

トランク
イプシラテラル・レッグ（メインボディー）14.5 mm

10 / 12 /14 cm

10 / 12 / 14
10 / 12 / 14

IBE 治療側に必要な長さ

トランクイプシラテラル・レッグ（メインボディー）
ステントグラフト直径
（mm）

13 mm

13 mm

1616
161010103 cm

35 mm デバイス
14 / 16 / 18 cm

外腸骨動脈対象血管内径 ステントグラフト末梢側直径 ステントグラフト長 推奨シース
（mm）
（mm）
（cm）
（Fr）

101214.5

4 cm

5/6cm

3 cm

イリアックブランチ・コンポーネント6.5–9
10–11
12–13.5

23 / 26 / 28.5 mm

31 / 35 mm

インターナルイリアック・コンポーネント
10 / 12 / 14.5 mm

10 / 12 / 14.5 mm

インターナルイリアック・コンポーネント§イリアックブランチ・コンポーネント

27 mm×10 cmのコントララテラル・レッグには末梢端から6 cmの部分に放射線不透過マーカーが無い

Aortic Accessories
ゴア® MOB バルーンカテーテル

ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサシース
品番DSF1233
DSF1245
DSF1433
DSF1633
DSF1833

規格（Fr x cm）

12 x 33
12 x 45
14 x 33
16 x 33
18 x 33

販売名 : エクスクルーダー® Ｙ字型ステントグラフトシステム

拡張レンジ（mm）

バルーン長|（cm）

MOB37

10–374カテーテル
適合
シャフト
シース径
有効長（cm） （Fr）

適合
ワイヤー径（inch）

10 以上

0.03590注意：・使用の際には添付文書（電子化された添付文書）を参照すること。
・表の数値は推奨値であるため、バルーンの拡張はX線透視下で確認しながら行うこと。
・バルーンを血管径よりも大きく拡張させないこと。
・最大バルーン拡張径（37 mm）を超えて拡張させないこと。
・最大バルーン拡張径（37 mm）に対して拡張溶液量48 mLを超えないこと。

承認番号 : 21900BZY00011000

販売名 : ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサシース
販売名 : ゴア® MOBバルーンカテーテル

品番

承認番号 : 22800BZX00461000

承認番号 : 23000BZX00170000

ゴア、GORE、Together, improving life、エクスクルーダー、IBE、EXCLUDER、MOBおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associates の商標です。

© 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社
製造元

製造販売元

22446601-JA

MAY 2022

W. L. Gore & Associates, Inc.

日本ゴア合同会社

メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒 108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル

T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

推奨する拡張溶液の使用量

バルーン拡張径 拡張用液量
（mm）
（mL）

10203037¶|271635

公称値
最大バルーン拡張径¶