Digital Wave Processing Software For
Windows95

1997
1997 年 12 月
第2版

ラトックシステム株式会社

WaveLab95 User’s Manual

第１章 インストレーション
インストレーション(1(1-1) はじめに
(1(1-2) 主な特長
(1(1-3) 製品内容の確認(1(1-4) 製品のインストール

1
1
3
4

第 2 章 操作解説
(2-1)
(2-2)

メニュー内容A/D 変換入力
リソース設定での注意点
割り込みモード動作解説
A/D 変換ファイル形式(2-3) D/A 変換出力
リソース設定での注意点(2-4) FFT スペクトル解析
FFT 解析に使用した合成波
FFT 解析誤差について(2-5) FIR フィルタの設計と解析
FIR フィルタ解析について(2-6) IIR フィルタの設計と解析
IIR フィルタ解析について
IIR フィルタ安定性の評価(2-7) 合成波の作成(2-8) CSV ファイル変換
CSV ファイルヘッダー情報について(2-9) WAVE ファイル変換(2-10)
10) グラフスコープ
移動・拡大縮小操作について(2-11)
11) ヘルプ機能

6
7
9
17
18
20
22
29
33
34
36
43
45
52
54
56
59
62
64
67
69
71

WaveLab95 User’s Manual発行

ラトックシステム株式会社

1997 年 12 月 1 日 第 1 版 第１刷発行☎ 製品に対するお問い合わせ
WaveLab95 に関する技術的なご質問やご相談の窓口を用意していますのでご利用ください。ご質問の内容によりましてはテスト・チェック等の関係上、時間がかかる
場合もございますので予めご了承願います。

ラトックシステム株式会社
サポートセンター
I&L サポートセンタ
ー
556‑
〒556
‑0012
大阪市浪速区敷津東 11‑‑6‑14 朝日なんばビル
TEL.06‑633‑
6741
TEL.06‑633‑67
41
FAX.06‑633‑
FAX.06‑633‑3553
サポート受付時間><サポート受付時間>
月曜−金曜（祝祭日は除く）AM
月曜−金曜（祝祭日は除く）
AM 10:00 ‑ PM 5:00
また、インターネットのホームページ及び NIFTY‑NIFTY‑Serveの以下のフォーラムでも受け付けています。
HomePage ➲ http://www.rexpccard.co.jp
Forum➲ PC Vendor STATION(SPCVE)
電子会議室 8 番「ユーザサポート」

 ご注意 ;本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
;本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきになられましたらご連絡願います。
;本製品および本製品添付のマニュアルに記載されている会社名および製品
名は、各社の商品または登録商標です。
;運用の結果につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承願います。

第１章 インストレーション

Page.1(1-1) はじめに
このたびは、デジタル波形解析ソフト WaveLab（ウェーブラボ）をお買い求め頂
き、誠にありがとうございました。WaveLab は、Windows95上で手軽に波形測定・解析を行うためのソフトウェアです。
本マニュアルは、下記内容について説明致します。尚、ご不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡願います。
➲第一章 主な特徴とインストール方法➲第二章 ソフトウェアの操作方法(1-2) 主な特徴
WaveLab は、A/D 変換によるデータ収集・FFT スペクトル解析・FIR 及び IIR フ
ィルタの設計と解析・D/A 変換によるデータ出力を行うための Windows95 対応のソ
フトウェアです。REX5054 A/D PC CARD 及び REX5540 A/D ISA BOARD と組み合わせて使用することにより、外部アナログ信号を容易にパソコンへ取り込み解析することができます。また、REX5550 D/A ISA BOARD と組み合わせて使用することにより、処理したデータを外部出力することができます。
WaveLab の主な特徴は以下の通りです。
➲ A/D 変換機能
REX5054 PC CARD 及び REX5540 ISA BOARD と組み合わせて A/D 変換を簡単に行うことができます。A/D 変換によりパソコンに取り込んだ波形データは、一旦ファイルとして保存し、その後 FFT 解析・フィルタ解析するとこができます。
A/D 変換は、サンプリング周期や実行モードをパラメータ設定ダイアログから指示した
後実行します。割り込みモードで実行した場合には、ほぼリアルタイムで変換データグラ
フが表示されますので、変換データの確認をしながら止めたい時に変換を停止することができます。

➲ FFT スペクトル解析機能
FFT スペクトル解析は、ハードディスクに保存された A/D 変換データファイルを指定して行います。窓関数として、方形波窓・ハミング窓・ハニング窓・ブラックマン窓を通して解析することができます。窓関数を通して処理することにより、FFT 解析の精度を上げることができます。
グラフ拡大縮小ﾂｰﾙにより、表示されたデータおよびスペクトル波形の部分的な拡大縮小を行うことができます。また、波形の任意の場所をクリックすると、その点の値を表示することができます。

Page.2

第１章 インストレーション➲ フィルタ設計解析機能
A/D 変換によりパソコンに取り込
フィルタタイプ一覧表
んだ波形をフィルタを通して解析しフィルタタイプ
通過帯域特性たい場合は、予め希望する特性の
FIR
LPF
HPF BPF BRF
フィルタを設計しフィルタファイルとIIR バタワース
LPF HPF BPF BRF
して保存しておきます。フィルタのタ
チェビシェフLPF HPF BPF BRF
イプは一覧表記載の各種 FIR･IIR フ
逆チェビシェフ
LPF HPF BPF BRF
ィルタを選択することができます。
設計したフィルタの振幅特性・群遅延特性・インパルス応答特性・z 平面極配置等のグラフによる確認および伝達関数の分子／分母係数値の数値による確認ができます。これにより、設計したフィルタの安定性等を評価することができます。また、フィルタ長・フィルタ次数は自動的に計算されますが、計算値を参考にして手動で修正することができます。
➲ D/A 変換出力機能
REX5550 ISA BOARD と組み合わせて、パソコンのハードディスクに保存されたデータ
ファイルを D/A 変換により簡単に外部機器に出力することができます。D/A 変換出力が可能なデータファイルは、WaveLab により保存された A/D 変換データファイル・フィルタ処理を行ったデータファイル・合成波データファイル・CSV または WAVE 変換データファイルとなります。
➲ 合成波生成機能
５種類のコサイン波成分を合成した波形データを作成することができます。各成分について、振幅・周波数・位相の設定を行うことができます。作成した合成波は、設計したフィ
ルタの評価・D/A 変換出力用のデータとして使用することができます。
➲ CSV ファイル変換機能
A/D 変換によりパソコンに取り込んだデータファイルを、Windows95 版 Microsoft
EXCEL/Lotus 123 で開くことが可能な CSV 形式ファイルに変換することができます。データファイルをこれらの表計算ソフトで編集することができます。また、編集を行った CSV
形式ファイルを元のデータファイルに変換することもできます。
➲ WAVE ファイル変換機能
Windows95でサポートされている WAVE ファイル形式への双方向変換が可能です。
保存されているモノラル・ステレオ形式の WAVE ファイルをデータファイルに変換し、D/A変換により外部に出力することができます。

第１章 インストレーション

Page.3(1-3) 製品内容の確認
本製品は以下の内容で構成されています。梱包内容をご確認の上、万一不足の製品等ございましたら弊社サポートセンターまでお問い合わせ願います。
尚、ご愛用者登録カードはお客様へのバージョンアップ情報の提供、並びにお客様のご意見・ご要望を伺って今後の製品開発改良に役立てるための資料です。お手数ではりますが、アンケート等ご記入の上返却願います。
梱包確認内容; 3.5’フロッピーディスク; ユーザーズマニュアル; ご愛用者登録カード

数量 1
数量 1
数量 1

Page.4

第１章 インストレーション(1-4) 製品のインストール
ステップ 1
本製品に添付されているフロッピーディスクからインストールを行います。「Setup.exe」
を起動して下さい。

ステップ２「ようこそ」の画面内容を確認したら、次へ進みます。「インストール先の選択」ではWaveLab のインストールフォルダを指定して次へ進みます。この後、インストールは自動的に進み完了します。インストール完了後、パソコンを再起動して下さい。

第１章 インストレーション

Page.5

アンインストール
WaveLab のアンインストールは、「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」か
ら実行して下さい。
その他の注意点
WaveLab を使った A/D 変換または D/A 変換を行う場合は、弊社インターフェイスカードを使用します。A/D 変換または D/A 変換を行う前に、各カードのインストレーションが正しく行われているか以下のように確認して下さい。
コントロールパネルのシステムを起動し、デバイスマネージャのタグを開いて「Otherdevices」の下に登録されている A/D または D/A 変換カードをプロパティのリソース設定内容を確認します。下記のように I/O ポートアドレス・IRQ 番号または DMA チャンネルが割り当てられるようにして下さい。

Page.6

第２章 操作解説(2-1) メニュー内容
WaveLab のメニューから起動される各プログラムの内容を下表に示します。
メニュー項目
ファイル
データ読み込み
データ保存
印刷
プリンタの設定
アプリケーションの終了
サンプリング
AD 変換入力
DA 変換出力
DAT->CSV 変換
CSV->DAT 変換
WAV->DAT 変換
DAT->WAV 変換
解析
フィルタ・スペクトル解析
フィルタ設計 IIR
FIR
合成波の生成グラフ
グラフスコープ
ヘルプ
データファイル情報マニュアル目次
バージョン情報
Fig.2-1 WaveLab メインメニュー

プログラム内容保存されたデータファイルを開いて解析を行います。
フィルタ解析等を行ったデータファイルを保存します。
解析処理実行時にグラフを印刷出力します。
プリンタの設定を行います。
WaveLab を終了します。
AD 変換入力を開始します。
DA 変換出力を開始します。
データファイルを CSV 形式ファイルに変換します。
CSV 形式ファイルをデータファイルに変換します。
WAVE ファイルをデータファイルに変換します。
データファイルを WAVE ファイルに変換します。
読み込まれたデータファイルの解析処理を行います。
無限インパルス応答フィルタを設計します。
有限インパルス応答フィルタを設計します。
合成波を作成します。
表示されているグラフの拡大縮小処理を行います。
保存されているデータファイルの内容を表示します。
WaveLab のヘルプファイルを開きます。
WaveLab のバージョン情報を表示します。

第２章 操作解説

Page.7(2-2) A/D 変換入力
A/D 変換を行うためには、REX5054U・REX5054B A/D PC カードまたは REX5546・
REX5548 A/D ISA BOARD が必要となります。WaveLab による A/D 変換を開始する前に、ご利用となるインターフェイスカードのユーザーズマニュアルに沿ってインストレーションを完了しておく必要があります。
➲ A/D 変換カードリソース設定ダイアログ
メニューのサンプリングから A/D 変換を実行すると、A/D カードリソース設定ダイアログが表示されます。
Fig.2-2-1 リソース設定① カード選択リスト
カード選択リストから、使用されているカードを指定し
て下さい。

①
②

② リソース情報
カードのインストレーションが正常に行われていれば、③④⑤
リソース情報として現在カードに割り当てられている
I/O ベースアドレス・IRQ 番号・DMA チャンネルが自動表示されます。
右図は、REX5054B を使っている場合の例になります。I/O ベースアドレス 300H・IRQ
番号 9 が割り当てられており、DMA チャンネルは使用しない設定が表示されています。
カードのインストレーションが正常に行われていない場合、リソース情報に取得エラーが表示されます。この場合は、A/D カードのユーザーズマニュアルに沿って、再度イン
ストレーション内容を確認して下さい。

③ OK ボタンA/D 変換実行ダイアログを表示します。

④ キャンセルボタン

メニュ選択処理画面に戻ります。

⑤ 手動ボタンリソース手動設定ダイアログを表示します。

Page.8

第２章 操作解説

REX5540 A/D ISA BOARD をご利用の場合、カードのインストレーションを行わなくても、手動ボタンをクリックしリソース手動設定ダイアログからリソース情報を入力することにより変換の実行が可能です。基本的には D/A カードのインストレーションが正しく行われていれば手動設定は必要ありませんので、インストレーション内容を見直して下さい。

①②③ リソース入力
I/O ベースアドレスを 16 進数で入力します。IRQ 番号
及び DMA チャンネル番号は 10 進数で入力します。

Fig 2-2-2. リソース手動設定①②③④ OK ボタン
手動で入力された値を反映し、A/D カードリソース設
定ダイアログに戻ります。

⑤ キャンセルボタン
入力された値は無視され、A/D カードリソース設定ダ
イアログに戻ります。

④⑤

第２章 操作解説

Page.9

リソース設定での注意点

A/D 変換パラメータ設定ダイアログの⑦A/D 変換実行モードの指定で、割り込みモードまたは DMA 転送モードを指定する場合は、A/D カードリソース設定ダイアログの IRQ
番号または DMA チャンネルが使えるようになっている必要があります。
IRQ 番号または DMA チャンネルが割り当てられいない場合は、コントロールパネルのシステムを起動し、デバイスマネージャのタグを開いて「Otherdevices」の下に登録されている A/D 変換カードをプロパティのリソース設定内容を変更し、下記のように IRQ 番号
または DMA チャンネルが割り当てられるようにして下さい。
Fig.2-2-3 リソース割り当て確認と変更

IRQ,DMA ﾘｿｰｽが割り当てられない場合は、各ﾎﾞｰﾄﾞの設定内容を確認して下さい。

基本設定内容を変更してﾘｿｰｽを登録します。

Page.10

第２章 操作解説➲ A/D 変換実行ダイアログ① パラメータボタン

正しくリソースが設定されていれば、下記 A/D 変換実行
ダイアログが表示されます。初回起動時は、パラメータ
ボタン以外無効になっていますので、A/D 変換実行のためのパラメータ設定を行います。

② サンプリングボタン

パラメータ設定完了後、サンプリングボタンにより A/D
変換が開始します。A/D 変換実行モードが割り込みモードの場合は、変換開始と同時にグラフがリアルタイムに近い状態で表示されます。（但し、サンプリングが高速の場合はサンプリングが優先して実行されますのでグラフは遅れて表示されますのでご注意願います）③ 停止ボタンA/D 変換実行モードが、ポーリングモードまたは割り込
みモードの場合は停止ボタンにより変換を途中で止めることができます。

④ ファイル保存ボタン

A/D 変換データは、ファイル保存ボタンによりハードディ
スクに保存することができます。

⑤ キャンセルボタン

A/D 変換実行ダイアログをキャンセルし、メニュ選択に戻ります。

⑥ スライダーバーA/D 変換終了後、グラフのスライダーバーが有効とな
り、グラフを横スクロールすることができます。

⑦ ステータスボックス

各種メッセージが表示されます。指示内容に従って操作等行って下さい。

⑧⑨ スケール

グラフの横軸は時系列の変換データ番号を示し、縦軸は入力電圧値を表します。

第２章 操作解説

Page.11

Fig.2-2-4 A/D 変換実行
⑨

①
②
③
④
⑤

⑥

⑧
⑦

第２章 操作解説

Page.12➲ A/D 変換パラメータ設定ダイアログ
A/D 変換パラメータ設定ダイアログでは、A/D 変換実行に必要な諸条件を設定します。変換実行モードを割り込みモードに設定すると、リアルタイムに近い状態で変換結果がグラフ表示されます。
Fig.2-2-5 割り込みモードパラメータ設定① 入力電圧レンジ①

A/D カ ー ド リ ソ ー ス 設 定 ダ イ ア ロ グ で 、REX5054U または REX5054B を指定された場
合は、入力電圧レンジを変更することはできません。REX5546 または REX5548 を指定された場合は、ボードのポストピンで設定された入力
電圧レンジを選択して下さい。

②

③

④
⑧

⑤
⑥
⑦
⑨

③ 時間単位時間の単位を設定します。

⑩⑪②④は変換実行モードがポーリングまたは割り込みモードの場合と、DMA 転送モードの場合で内容が異なります。REX5054U 又は REX5054B の場合、DMA 転送モードでのA/D 変換はサポートされていません。また、REX5546 又は REX5548 の場合、ポーリング
モードでの A/D 変換はサポートされていません。
ポーリングまたは割り込みモードの場合② サンプリング周期④ 無効

A/D 変換のサンプリング時間間隔を設定します。

第２章 操作解説

Page.13

DMA 転送モードの場合（REX5546/5548 使用時有効）Fig.2-2-6 DMA モードパラメータ設定② ﾁｬﾝﾈﾙｽｷｬﾝ間隔
変換チャンネル数１チャンネル設定時は、ポーリングまたは割り込みモードの場合のサンプリ
ング間隔と同じになります。複数チャンネル設
定時は、チャンネル間のスキャン間隔となります。例えば、右例のように変換チャンネル数２
チャンネルでチャンネルスキャン間隔 50 マイク
ロ秒の場合、サンプリング周期は 100 マイクロ秒となります。

①
②

③

④
⑧

⑤
⑥
⑦
⑨

⑩

⑪

④ サンプリング間隔指定の変換チャンネル数とチャンネルスキャン間隔から計算されたサンプリング間隔が表示されます⑤ 変換チャンネル数

変換チャンネル数を入力します。

⑥ ﾁｬﾝﾈﾙ当り変換個数

１チャンネル当たりの変換データ個数を入力します。全
変換データ個数は、チャンネル当り変換個数×変換チ
ャンネル数になります。

⑦ 変換実行モード

A/D 変換をポーリングモード・割り込みモード・DMA 転
送モードのどのモードで行うか設定します。

⑧ 変換ﾁｬﾝﾈﾙ設定ﾎﾞﾀﾝ

A/D 変換チャンネル設定ダイアログを表示します。

⑨ 割込みﾓｰﾄﾞ詳細設定

割り込みモード A/D 変換パラメータ詳細設定ダイアログ
を表示します。

第２章 操作解説

Page.14➲ A/D 変換チャンネル設定ダイアログ
A/D 変換チャンネル設定ダイアログは、A/D 変換パラメータ設定ダイアログの変換
チャンネル数に設定されたチャンネル数分の情報設定を行うことができます。

① チャンネル情報入力

変換データファイルに記録される各チャンネルのコメン
トを半角１６（全角８）文字以内で入力します。この情報は、ヘルプのデータファイル情報で変換データファイルを開いた時に表示されます。

② グラフ線色選択

各チャンネルのグラフ表示線色を選択します。

③ OK ボタン入力されたパラメータ設定内容を有効にして、A/D 変換
パラメータ設定ダイアログに戻ります。

④ キャンセルボタン

入力されたパラメータ設定内容を無効にして、A/D 変換
パラメータ設定ダイアログに戻ります。

Fig.2-2-7 A/D 変換チャンネル設定

①

②

③

④

第２章 操作解説

Page.15➲ 割り込みモード A/D 変換パラメータ詳細設定ダイアログ
割り込みモード A/D 変換パラメータ詳細設定ダイアログは、WaveLab から呼び出される仮想デバイスドライバー（VXD）が A/D 変換カードから変換データを取り出して内部バッファに格納するための設定、WaveLab が内部バッファから変換データを取り出し表示するための設定を行います。VXD の動作詳細については、次頁の割り込みモード
動作解説を参考にして下さい。
Fig.2-2-8 割り込みモード A/D 詳細パラメータ設定① ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ内部ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞ
ワード単位で VXD 内部バッファサイ
ズを指定します。
変換を実行して、バッファオーバーフ
ローが発生する場合は、まず A/D 変
換パラメータ設定ダイアログで設定してある変換チャンネル数×チャンネ
ル当り変換個数に等しいサイズに設定して再度実行して下さい。オーバー
フローについては、次頁の割り込みモード動作解説を参考にして下さい。

①
②
③
④

⑥
⑦
⑤
⑧

②変換 FIFO ｲﾈｰﾌﾞﾙ個数

REX5054U 及び REX5054B はカード内部に 32 ワードのFIFO バッファを内蔵しています。ここで設定する個数
は、FIFO に何個変換データが転送されたらパソコンに対して割り込みを起動するかという数値になります。
尚、REX5546 及び REX5548 は FIFO を内蔵していませんので設定は無効になります。

③ ｸﾞﾗﾌ更新ﾃﾞｰﾀ個数

一度に VXD 内部バッファから変換データを取り出し、グ
ラフ表示を更新する個数になります。

④ A/D 変換終了モード

指定個数で終了は、A/D 変換パラメータ設定ダイアロ
グで設定してチャンネル当り変換個数分の変換が終了
したら変換を自動で停止するモードになります。停止ボタンで終了にした場合、停止ボタンが押されるまで変換を連続して実行します。このモードでは、VXD 内部バッ
ファのオーバーフローが発生すると停止ボタンが押されなくても変換を停止します。変換データは、ドライバー内部バッファサイズの個数しか保持していませんので注意して下さい。

Page.16

第２章 操作解説⑤ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ時の動作

変換停止以外の設定はできません。

⑥ 標準設定ボタン

A/D 変換パラメータ設定ダイアログで設定された内容を元に、標準的な設定値を計算し、その値で内容を初期化します。

⑦ OK ボタン

入力パラメータ設定内容を有効にし、A/D 変換パラメー
タ設定ダイアログに戻ります。

⑧ キャンセルボタン

入力パラメータ設定内容を無効にし、A/D 変換パラメー
タ設定ダイアログに戻ります。

第２章 操作解説

Page.17

割り込みモード動作解説
割り込みモード A/D 変換パラメータ詳細設定ダイアログは、WaveLab が呼び出す
仮想デバイスドライバー（VXD）が A/D 変換カードから変換データを取り出して内部バッ
ファに格納するための設定、WaveLab が内部バッファから変換データを取り出し表示するための設定を行います。
図Ⅰは変換開始前の VXD 内部バッファの状態を示します。VXD 内部バッファはリング状に構成されており、格納位置・取出位置ともに終端に達したら先頭に戻るように管理されています。変換開始前は格納位置・取出位置ともに、バッファの先頭にセットされています。
図Ⅱは、変換開始後の VXD 内部バッファの状態を示します。変換が開始すると、VXD
は A/D 変換カードの FIFO バッファから変換データを取り出して VXD 内部バッファに格納します。これにより、データ格納位置はで示す位置に進められます。変換データの格納と同時に、VXD 内部バッファからデータを取り出してグラフに表示されます。これにより、データ取り出し位置はに進められます。
VXD 内部バッファへの変換データの格納するプロセスは、取り出しプロセスより高い優先度で実行されますので、高速変換を行うとデータ格納位置が取り出し位置に追いついて取り出されていない変換データへの上書きが発生します。この状態をオーバーフローと呼んでいます。

Fig.2-2-9 割り込みモード A/D 変換解説
バッファの先頭と終端バッファの先頭と終端

データ取出位置データ格納位置ド ラ イバの内部
バ ッ ファかデー
タ を 取り出し表示します。

データ格納位置
データ取出位置図Ⅰ

WaveLab の VXD は、カード内部にある FIFO バッファから変換データを取り出し VXD の内部バッファに格納します。

図Ⅱ

A/D 変換カード

第２章 操作解説

Page.18

A/D 変換データファイル形式
ここでは、A/D 変換データファイルのヘッダー内容及び変換データの格納仕様について解説いたします。WaveLab の A/D 変換データファイルは、一つのメインヘッダーと複数チャンネル別サブヘッダーおよび A/D 変換データ部から構成されます。チャンネル別サ
ブヘッダー部は変換チャンネル数分追加されます。
REX5054B を使ってサンプリング間隔 100 マイクロ秒で２チャンネル 512 個（全 1024 個）のデータをサンプリングした場合の例を、下記レコード仕様の例に示します。
➲メインヘッダーレコード仕様
レコード名称
ﾍｯﾀﾞｰ部ﾊﾞｲﾄ長
変換ﾃﾞｰﾀﾊﾞｲﾄ長
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔
上記間隔単位

A/D 分解能ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｽﾀﾝﾌﾟ内容下式により計算したﾊﾞｲﾄが設定されます。
52＋45×ﾁｬﾝﾈﾙ数
変換ﾃﾞｰﾀ１個のﾊﾞｲﾄ長が設定されます。
2 ﾊﾞｲﾄ固定値
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔が設定されます。
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔の単位が設定されます。
ﾏｲｸﾛ秒の場合は 1、ﾐﾘ秒の場合は 2、秒の場
合は 3 になります
A/D 分解能 12 が設定されます。
１ﾁｬﾝﾈﾙ当たりのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数が設定されます。
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｽﾀﾝﾌﾟ文字列“VER2.0”が設定されます。

データ型
unsigend short例
142

unsigend char2

doubleunsigend char

100
1

unsigend chardouble12512char[12]

“VER2
.0”

ﾌｧｲﾙ種類区分

ﾌｧｲﾙ種類の区分ｺｰﾄﾞ 0 が設定されます。

unsigend char0WAVE ﾌｧｲﾙ情報WAVE ﾌｧｲﾙから変換されたﾌｧｲﾙ以外意味を unsigend int
持ちません。0 が設定されます。
A/D 変換ｶｰﾄﾞ型式がｾｯﾄされます。
unsigend short0

変換ｶｰﾄﾞ型式

A/D 変換カード名
REX5546
REX5548
予約
REX5054U
REX5054B

型式
0
1
2-3
4
5

予備領域
NULL が設定されます。
unsigend char[12]変換ﾁｬﾝﾈﾙﾋﾞｯﾄﾏ ﾌｧｲﾙに含まれるﾁｬﾝﾈﾙに対応した数値が設 unsigend shortｯﾌﾟ
定されます。
1CH
2CH
3CH
4CH

1
3
7
15

5CH
6CH
7CH
8CH

5

31
63
127
255

9CH
10CH
11CH
12CH

511
1023
2047
4095

13CH
14CH
15CH
16CH

8191
16383
32767
65535

NULL
3

第２章 操作解説

Page.19➲チャンネルヘッダーレコード仕様
レコード名称
ｺﾒﾝﾄ情報
電圧最小値

内
容
データ型
半角 16 文字まで全角 8 文字までのｺﾒﾝﾄ文字列 char[16]が設定されます。
A/D 変換ｶｰﾄﾞ電圧ﾚﾝｼﾞに対応した下記一覧表 doubleの入力電圧最小値が設定されます。
電圧ﾚﾝｼﾞ
±10V
±5V
±2.5V
0～+10V0～+5V
0～+2.5V

電圧最大値
電圧分解能
電圧単位

最小値
-10.0
-5.0
-2.5
0.0
0.0
0.0

最大値
9.995117
4.997559
2.498779
9.995117
4.997559
2.498779

内

-5.0

分解能
0.004883
0.002441
0.001221
0.002441
0.001221
0.000610

A/D 変換ｶｰﾄﾞ電圧ﾚﾝｼﾞに対応した上記一覧表 doubleの入力電圧最大値が設定されます。
A/D 変換ｶｰﾄﾞ電圧ﾚﾝｼﾞに対応した一覧表の double
1LSB 当たりの電圧分解能が設定されます。
単位文字列“Volt”が設定されます。
char[5]

レコード名称
上記と同じ例“CH1 ｺﾒﾝﾄ”

4.997559
0.002441“Volt”

容

データ型

例“CH2 ｺﾒﾝﾄ”-5.0
4.997559
0.002441“Volt”

内容
1 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ
2 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ…
n ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ
1 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ
2 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ…
n ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ

データ型
unsigned short

例
0800h
…
…
…
…
…
…
…

1 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ
2 ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ…
n ﾁｬﾝﾈﾙ変換ﾃﾞｰﾀ

unsigned short

…
…
…
…

➲変換データレコード仕様
レコード名称
変換ﾃﾞｰﾀ

１回目

２回目

…
Ｎ回目

第２章 操作解説

Page.20(2-3) D/A 変換出力
D/A 変換を行うためには、REX5550 D/A ISA BOARD が必要となります。WaveLab による D/A 変換を開始する前に、REX5550 のマニュアルに沿ってインストレーションを完了しておく必要があります。
➲ D/A 変換カードリソース設定ダイアログ
メニュから D/A 変換を実行すると、D/A カードリソース設定ダイアログが表示されます。
Fig.2-3-1 リソース設定① カード選択リスト①

カード選択リストから使用されているカードを指定し
て下さい。

②

② リソース情報
カードのインストレーションが正常に行われていれば、リソース情報として現在カードに割り当てられて③④⑤
いる I/O ベースアドレス・IRQ 番号・DMA チャンネルが自動表示されます。
右例では、I/O ベースアドレス 1120H・IRQ 番号 3・ DMA チャンネル 5 が割り当てられています。カードのインストレーションが正常に行われていない場合、リソース情報に取得
エラーが表示されます。この場合は、D/A カードのユーザーズマニュアルに沿って、再度インストレーション内容を確認して下さい。

③ OK ボタンD/A 変換実行ダイアログを表示します。

④ キャンセルボタン

メニュ選択処理画面に戻ります。

⑤ 手動ボタンリソース手動設定ダイアログを表示します。

第２章 操作解説

Page.21

REX5550 D/A ISA BOARD をご利用の場合、カードのインストレーションを行わなくても、手動ボタンをクリックしリソース手動設定ダイアログからリソース情報を入力することにより変換の実行が可能です。基本的には D/A カードのインストレーションが正しく行われていれば手動設定は必要ありませんので、インストレーション内容を見直して下さい。

①②③ リソース入力
I/O ベースアドレスを 16 進数で入力します。IRQ 番号
及び DMA チャンネル番号は 10 進数で入力します。

Fig.2-3-2 リソース手動設定①②③④ OK ボタン
手動で入力された値を反映し、D/A カードリソース設
定ダイアログに戻ります。

⑤ キャンセルボタン
入力された値は無視され、D/A カードリソース設定ダ
イアログに戻ります。

④⑤

第２章 操作解説

Page.22

リソース設定での注意点

D/A 変換パラメータ設定ダイアログの⑦D/A 変換実行モードの指定で、割り込みモードまたは DMA 転送モードを指定する場合は、D/A カードリソース設定ダイアログの IRQ
番号または DMA チャンネルが使えるようになっている必要があります。
IRQ 番号または DMA チャンネルが割り当てられいない場合は、コントロールパネルのシステムを起動し、デバイスマネージャのタグを開いて「Otherdevices」の下に登録されている D/A 変換カードをプロパティのリソース設定内容を変更し、下記のように IRQ 番号
または DMA チャンネルが割り当てられるようにして下さい。
Fig.2-3-3 リソース割り当て確認と変更

IRQ,DMA ﾘｿｰｽが割り当てられない場合は、各ﾎﾞｰﾄﾞの設定
内容を確認して下さい。

基本設定内容を変更してﾘｿｰｽを登録します。

第２章 操作解説

Page.23➲ D/A 変換実行ダイアログ
WaveLab では、A/D 変換によりサンプリング保存されたデータファイル・合成波
生成により作成保存されたファイルおよびウェーブファイルを A/D 変換データフ
ァイル形式に変換し保存されたファイルを D/A 変換出力することができます。

① パラメータボタン

正しくリソースが設定されていれば、下記 D/A 変換実行
ダイアログが表示されます。初回起動時は、パラメータ
ボタン以外無効になっていますので、D/A 変換実行のためのパラメータ設定を行います。

② D/A 出力ボタン

パラメータ設定完了後、D/A 出力ボタンにより D/A 変換
出力が開始します。グラフには、D/A 変換パラメータ設
定ダイアログで選択した A/D 変換データファイルの波形が表示されます。

③ D/A 停止ボタン

D/A 変換実行モードが割り込みモードの場合は、停止
ボタンにより変換を途中で止めることができます。

④ キャンセルボタン

D/A 変換実行ダイアログをキャンセルし、メニュ選択に戻ります。

⑤ スライダーバー

パラメータ設定が行われるとグラフのスライダーバーが有効となり、グラフを横スクロールすることができます。

Fig.2-3-4 D/A 変換実行
⑧
①

②

③

④
⑦
⑤

⑥

Page.24

第２章 操作解説⑥ ステータス表示

各種メッセージが表示されます。指示内容に従って操作等行って下さい。

⑦⑧ スケール

グラフの横軸は時系列の変換データ番号を示します。
縦軸は A/D 変換データファイルの入力電圧レンジとなりますのでご注意願います。D/A 出力レンジではありません。

第２章 操作解説

Page.25➲ D/A 変換パラメータ設定ダイアログ
D/A 変換パラメータ設定ダイアログでは、最初に出力するファイルを選択するまで全ての入力はできません。出力ファイル選択後 D/A 変換実行に必要な諸条件を設定します。

① 出力ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ名

選択したデータファイルが表示されます。

②③④ 選択ﾌｧｲﾙ情報

それぞれ、選択したファイルの電圧レンジ情報・サンプ
リング間隔・データ個数になります。

⑤ 出力電圧レンジ

D/A 変換カードのポストピンで設定された出力電圧レンジを設定して下さい。

⑦ 時間単位時間単位を設定します。

Fig.2-3-5
D/A 変換パラメータ設定

①

⑥

⑤

②

⑦

③

⑧

⑨

⑬

⑫

⑪

⑩

⑭
④

⑮
⑯
⑰
⑱

⑲

⑳

第２章 操作解説

Page.26⑥⑧は、変換実行モードが割り込みモードの場合と DMA 転送モードの場合で内容が異なりますので注意して下さい。
割り込みモードの場合⑥ サンプリング周期
D/A 変換のサンプリング時間間隔を設定します。

⑧ 無効

DMA 転送モードの場合⑥ ﾁｬﾝﾈﾙｽｷｬﾝ間隔
変換チャンネル数１チャンネル設定時は、割り込みモードの場合のサンプリング間隔と同じになります。複数チャンネル設定時は、チャンネル間のスキャン間隔となります。例えば、右例のように変換チャンネル数２
チャンネルでチャンネルスキャン間隔 50 マイクロ秒の場合、サンプリング周期は 100 マイクロ秒となります。

⑧ サンプリング間隔指定の変換チャンネル数とチャンネルスキャン間隔から計算されたサンプリング間隔が表示されます。

⑨ D/A 出力ﾁｬﾝﾈﾙ選択

REX5550 D/A 出力チャンネルを選択します。

⑩ ﾃﾞｰﾀ入力ﾁｬﾝﾈﾙ表示⑪で選択されたデータファイルのチャンネル番号が表示されます。

⑪ 入力ﾁｬﾝﾈﾙ選択ﾎﾞﾀﾝ

データファイルのチャンネル選択ダイアログが表示されます。

⑫ グラフ線色選択

各チャンネルのグラフ表示線色を選択します。

第２章 操作解説

Page.27⑬ 出力データ開始番号

D/A 出力を行うデータファイルの開始データ番号を指定します。指定可能範囲は、④に表示されるデータ範囲になります⑭ 出力データ終了番号

D/A 出力を行うデータファイルの終了データ番号を指定します。指定可能範囲は、④に表示されるデータ範囲になります⑮ 繰り返し出力回数⑬⑭で指定された出力データ範囲を繰り返して何回
D/A 出力出力するか指定します。DMA 転送モード指定
時は、繰り返し出力はできません。

⑯ 変換実行モード選択

D/A 変換出力を割り込みモードで行うか、DMA 転送モード出行うか指定します。

⑰ ステータス表示

各種メッセージが表示されます。指示内容に従って操作等行って下さい。

⑱ ファイル選択ボタン

D/A 変換出力を行うデータファイルを開きます。

⑲ OK ボタン入力されたパラメータ設定内容を有効にして、D/A 変換
実行ダイアログに戻ります。

⑳ キャンセルボタン

入力されたパラメータ設定内容を無効にして、D/A 変換
実行ダイアログに戻ります。

Page.28

第２章 操作解説➲ D/A 変換出力データファイルチャンネル指定ダイアログ
REX5550 D/A ISA BOARD の各 D/A チャンネル 0 から 3 に選択されているデータファ
イルの何チャンネルを D/A 出力するか設定します。
Fig.2-3-6 ファイルチャンネル指定

第２章 操作解説

Page.29(2-4) FFT スペクトル解析
FFT スペクトル解析では、A/D 変換によりサンプリングした信号の周波数成分解析を行います。A/D 変換によりファイル保存されたデータを直接解析することもできますし、フィルタまたは窓関数を通して FFT 解析することもできます。
➲ FFT 解析データファイル読み込みダイアログ
FFT 解析を行うためにはメインメニューのファイルからデータ読み込みを選択し、解析を行うデータファイルを開きます。下記例では、合成波生成により作成したデータファイルのFFT 解析を行います。
Fig.2-4-1 FFT 解析データ読み込み

Page.30

第２章 操作解説➲ FFT 解析入力チャンネル設定ダイアログ
FFT 解析を行うチャンネル番号を指定します。新しくファイルを開いた直後では、１チャ
ンネルのデータ波形が表示され FFT 解析の対象となります。チャンネル番号を変更する
場合は、下記のようにチャンネルボタンを押して、入力チャンネル設定ダイアログから変更
して下さい。
Fig.2-4-2 FFT 解析データチャンネル設定

第２章 操作解説

Page.31➲ フィルタ・スペクトル解析ダイアログ
FFT 解析を行うファイルを読み込んだ後、メインメニューの解析からフィルタ・スペクトル解析を選択し、フィルタ・スペクトル解析ダイアログを表示します。解析ボタンからも、フィル
タ・スペクトル解析ダイアログを表示することができます。
フィルタ・スペクトル解析ダイアログのグラフ変更より、下画面選択コンボリストをシグナル＞スペクトルに設定します。下記例では窓関数及びフィルタファイルは、なしの設定で解析を行っています。
Fig.2-4-3 フィルタ・スペクトル解析の設定

⑧

①
②
③

⑤

④

信号の周波数成分は
約 46Hz/488Hz/3904Hzにピークが表れています。

⑥⑦⑨

第２章 操作解説

Page.32① ｸﾞﾗﾌ変更上画面② ｸﾞﾗﾌ変更下画面

上段・下段のグラフに表示するデータを下記リストから選択します。
リスト項目
ｼｸﾞﾅﾙ
ｼｸﾞﾅﾙ＊窓関数
ｼｸﾞﾅﾙ｜ﾌｨﾙﾀｼｸﾞﾅﾙ＊窓関数｜ﾌｨﾙﾀｼｸﾞﾅﾙ＞ｽﾍﾟｸﾄﾙ

内容
ﾃﾞｰﾀをそのまま表示
窓関数を掛けたﾃﾞｰﾀを表示
ﾌｨﾙﾀを通したﾃﾞｰﾀを表示
窓関数を掛け、更にﾌｨﾙﾀを通したﾃﾞｰﾀを表示
ﾃﾞｰﾀのｽﾍﾟｸﾄﾙを表示

ｼｸﾞﾅﾙ＊窓関数＞ｽﾍﾟｸﾄﾙ

窓関数を掛けたｽﾍﾟｸﾄﾙ
を表示
ﾌｨﾙﾀを通したｽﾍﾟｸﾄﾙをｼｸﾞﾅﾙ｜ﾌｨﾙﾀ＞ｽﾍﾟｸﾄﾙ
表示
ｼｸﾞﾅﾙ＊窓関数｜ﾌｨﾙﾀ＞ｽﾍﾟｸﾄ 窓関数を掛け、更にﾌｨﾙﾀを通したｽﾍﾟｸﾄﾙを表示
ﾙ

③窓の長さ

解析するデータ個数に合わせ、窓の長さを指定します。

④窓関数指定方形波窓・ハニング窓・ハミング窓・ブラックマン窓の中から使用する窓関数を指定します。

⑤フィルタ指定一覧表の中から使用するフィルタファイルを指定します。一覧表の内容は、⑦のフィルタ参照ボタンにより変更できます。

⑥フィルタ確認ボタン

フィルタ設計時のパラメータ内容を確認できます。

⑦フィルタ参照ボタン⑤の一覧表の内容を変更することができます。フィルタ
ファイルが保存されているディレクトリを指定します。

⑨OK ボタン

設定内容に従って、上段及び下段に解析結果が表示されます。

⑩ キャンセルボタン

メインメニューに戻ります。

第２章 操作解説

Page.33

FFT 解析に使用した合成波

FFT 解析の説明で使用したデータファイルは、下記のように合成波として作成したものです。
合成波は波形１・２・３から構成されます。波形１は、１周期の長さを 20480μsec に設定しており、周波数に換算すると 48.828125Hz となります。20μsec 間隔でサンプリング
した 1024 個のデータが丁度コサイン波１周期となります。同様に、波形２は周波数が488.28125Hz で、1024 個のデータにコサイン波が 10 周期含まれます。波形３は周波数が3906.25 Hz で、1024 個のデータにコサイン波が 80 周期含まれます。
Fig.2-4-4 FFT 解析データの作成

第２章 操作解説

Page.34

FFT 解析誤差について

FFT 解析の精度を上げるためには、FFT 解析を行うデータのサンプリング実行時下記事項に留意して下さい。
➊最高周波数の２倍以上のサンプリング周波数
A/D 変換実行時のサンプリング周波数は、サンプリングを行う信号に含まれる最高周波数の２倍以上に設定する。
➋基本波周波数のＮ倍
サンプリング周波数は、サンプリングを行う信号に含まれる基本波周波数のＮ倍になっていること。
➌データの連続性
サンプリングデータの開始点と終了点が連続となっていること。
➍解析データ個数
サンプリングデータ個数は、2N 個で 1024 個までとする（1024 以降のデータは無視）。
以下、20μsec 間隔でサンプリングした 1024 個のデータに丁度２周期分の波形データが含まれるデータの FFT 解析を行った場合と、2.5 周期分の波形データが含まれ開始点と終了点が不連続となるデータの FFT 解析を行った場合の解析結果を示します。理想的なサンプリング条件をシミュレートした Fig.2-4-5 の FFT 解析結果では、作成した合成
波の周波数とほぼ同一の周波数にピークが表れています。
Fig.2-4-5 2 周期データ
合成波パラメータ
波形１
振幅
周期
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数

10.010240μsec
20μsec1024

周波数 ➲ 97.65625Hz
FFT 解析結果
ﾋﾟｰｸ約 97Hz

Fig.2-4-6 2.5 周期・不連続データ
合成波パラメータ
波形１
振幅
周期
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数

10.08192μsec
20μsec1024

周波数 ➲ 122.07Hz
FFT 解析結果
ﾋﾟｰｸ約 97～143Hz

第２章 操作解説

Page.35

Fig.2-4-6 の FFT 解析結果は Fig.2-4-5 に比較してピークの裾の広がりが大きく解析精度が良くないことが分かります。これは、サンプリングデータがサンプリングデータに含まれる基本周期のＮ倍となっていないことや、データの開始点と終了点が不連続になっていることにより発生する解析誤差です。
サンプリングデータの不連続性により発生する解析誤差を小さくするためには、サンプリングデータを下記に説明する窓関数に通して FFT 解析を行います。
Fig.2-4-7 の上段は Fig.2-4-6 Fig.2-4-7 窓関数を使った場合の比較の下段で示した FFT 解析結果と同一のグラフになります。これに対 し 、 Fig.2-4-7 の 下 段 は
Fig.2-4-6 の上段と同一のデータにハミング窓の処理を行った
データの FFT 解析結果になります。窓関数に通した方が、ピークの値が本来の 122.07Hz に近い値を示し、裾の広がりも小さくなっていることがわかります。

本来の周波数成分 122.07Hz

Fig.2-4-8 窓関数の設定

Page.36

第２章 操作解説(2-5) FIR フィルタの設計と解析
WaveLab を使って FIR (Finite Impulse Response)フィルタ及び IIR (Infinite Impulse
Response)フィルタの設計解析を行うことができます。ここでは、FIR フィルタの設計方法について解説致します。インパルス応答が有限長となる FIR フィルタは、直線位相特性を正確に実現でき、フィルタの安定が常に保証されるという利点があります。反面、鋭いカ
ットオフ特性を得るためにはフィルタの次数大きく取らなければなりません。
FIR フィルタの設計はメインメニューの解析を選択し、フィルタの設計のサブメニューから
有限インパルス応答フィルタを選択します。
Fig.2-5-1 メインメニューのフィルタ設計➲ FIR ローパスフィルタ（LPF）設計
Fig.2-5-3 に示す LPF 設計パラメータ入力を行
う前に、Fig.2-5-2 に示す LPF 振幅特性設計図を準備し、カットオフ周波数 fc・阻止域エッジ周
波数 fa ・通過域リプル Ac・阻止域減衰量 Aa について机上設計を行います。

Fig.2-5-2 LPF 振幅特性設計図

fc ¾ カットオフ周波数
fa ¾ 阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量

第２章 操作解説

Page.37

Fig.2-5-2 に示す LPF 振幅特性の設計値が決まったら、Fig.2-5-3 に示すフィルタパラメ
ータ入力ダイアログによりフィルタ設計を行います。

① フィルタタイプ

ローパス・ハイパス・バンドパス・バンドリジェクションからフィルタタイプを選択します。

② 周波数単位③④⑤⑥⑦の各周波数単位を選択します。

③ サンプリング周波数

サンプリング周波数を設定します。

④ カットオフ周波数１フィルタの低周波側カットオフ周波数を設定します。

⑤ 阻止域ｴｯｼﾞ周波数１フィルタの低周波側阻止域エッジ周波数を設定します。

⑥ カットオフ周波数２高周波側カットオフ周波数を設定します。LPF の設計では無効になります。

⑦ 阻止域ｴｯｼﾞ周波数２高周波側阻止域エッジ周波数を設定します LPF の設計では無効になります。

⑧ 通過量リプル

フィルタ振幅特性の通過域でのリプル量を dB 単位で設定します。

⑨ 阻止域減衰量

フィルタ振幅特性の阻止域減衰量を dB 単位で設定します。

⑩ OK ボタン

OK ボタンが押されるとフィルタ長入力ダイアログに移ります。

⑪ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はメニュ選択に戻ります。

第２章 操作解説

Page.38

Fig.2-5-3 フィルタ設計パラメータ入力
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑩
⑪

⑨

Fig.2-5-3 に示す設計パラメータ入力値に問題がなければ、Fig.2-5-4 に示すフィルタ長
入力ダイアログが表示され、自動計算されたフィルタ長が表示されます。ここから、フィル
タ長の変更が行えます。た場合はパラメータ入力ダイアログに戻ります。

① 自動計算値設定されたパラメータから計算されたフィルタ長が表示
されます。

② 計算値

フィルタ長を任意の値に変更することができます。任意
フィルタ長の入力範囲は、3～511 の範囲の奇数の値になります。

③ OK ボタン

OK ボタンが押されると設計した Fig.2-5-5 に示すフィルタの特性表示ダイアログが表示されます。

④ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はパラメータ入力ダイ
アログに戻ります。
Fig.2-5-4 フィルタ長設定

①
②
③

④

第２章 操作解説

Page.39

最後に Fig.2-5-5 に示すフィルタの特性表示ダイアログから、設計したフィルタをファイルとして保存します。

① 特性ボタン

設計したフィルタの振幅特性の他に、群遅延特性やインパルス応答のグラフ及び係数値を確認することができます。

② 保存ボタン

設計したフィルタをファイルに保存します。

③ 再試行ボタン

Fig.2-5-3 設計パラメータ入力に戻って、フィルタの再設計を行います。

④ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はメインメニュに戻ります。

Fig.2-5-5 LPF 振幅特性

①
②
③
④

Page.40

第２章 操作解説➲ FIR ハイパスフィルタ（HPF ）設計
HPF の振幅特性設計図は Fig.2-5-6 から分かる
ように、LPF の通過域と阻止域が反対になります。
基本的には LPF の設計と同様に行うことができます。
Fig.2-5-7 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-5-8 が設計したハイパスフィルタの振幅特性になります。

Fig.2-5-6 HPF 振幅特性設計図

fc ¾ カットオフ周波数
fa ¾ 阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-5-7 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-5-8 HPF 振幅特性

第２章 操作解説

Page.41➲ FIR バンドパスフィルタ（BPF）設計
BPF の振幅特性設計図は Fig.2-5-9 から分かる
ように、LPF と HPF が結合した形になります。
Fig.2-5-10 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-5-11 が設計したバンドパスフィル
タの振幅特性になります。

Fig.2-5-9 BPF 振幅特性設計図

fc1 ¾ 低域側カットオフ周波数
fa1 ¾ 低域側阻止域エッジ周波数
fc2 ¾ 高域側カットオフ周波数
fa2 ¾ 高域側阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-5-10 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-5-11 BPF 振幅特性

Page.42

第２章 操作解説➲ FIR バンドリジェクションフィルタ（BRF）設計
BRF の振幅特性設計図は Fig.2-5-12 から分かるように、BPF を上下反転した形になります。
Fig.2-5-13 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-5-14 が設計したバンドリジェクショ
ンフィルタの振幅特性になります。

Fig.2-5-12 BRF 振幅特性設計図

fc1 ¾ 低域側カットオフ周波数
fa1 ¾ 低域側阻止域エッジ周波数
fc2 ¾ 高域側カットオフ周波数
fa2 ¾ 高域側阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-5-13 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-5-14 BRF 振幅特性

第２章 操作解説

Page.43

FIR フィルタ解析について

ここでは、100Hz と 5000Hz の周波数成分から構成さ Fig.2-5-15 合成波作成パラメータれる波形データを合成波として作成し、Fig.2-5-3 で合成波パラメータ設計した FIR ローパスフィルタを使って 5000Hz の高周
波形１ 振幅10.0
周期10000μsec
波成分を除去する場合の解析手順について解説しま
波形１ 振幅10.0す。
周期200μsec
メインメニューのファイルから合成波データを読み込み
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔
100μsec
を行います。Fig.2-5-16 の上段に示す波形が表示さｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数1024れます。次に、メインメニューの解析から Fig.2-5-17 に示すフィルタ・スペクトル解析を開きます。グラフ変更の下画面を［シグナル｜フィルタ］に設定し、フィルタファイルの所で参照ボタンを押して FIR ローパスフィルタファイルを選択します。Fig.2-5-16 の下段には上段のデータをフィルタに通した波形が表示されます。
Fig.2-5-16 データ読み込み

Fig.2-5-17 フィルタ・スペクトル解析

第２章 操作解説

Page.44

Fig.2-5-17 のフィルタファイルの所で、確認ボタンを押して Fig.2-5-18 のようにフィル
タファイル設計時のパラメータを確認することができます。
Fig.2-5-18 フィルタファイルパラメータ確認

第２章 操作解説

Page.45(2-6) IIR フィルタの設計と解析
WaveLab を使って FIR (Finite Impulse Response)フィルタ及び IIR (Infinite Impulse
Response)フィルタの設計解析を行うことができます。ここでは、IIR フィルタの設計方法について解説致します。インパルス応答が無限長となる IIR フィルタは、少ない次数で希望のフィルタ特性を実現できるという利点があります。反面、群遅延特性の歪みが大きくなり、また安定性は常に保証されませんので確認する必要があります。
IIR フィルタの設計はメインメニューの解析を選択し、フィルタの設計のサブメニューから
無限インパルス応答フィルタを選択します。
Fig.2-6-1 メインメニューのフィルタ設計➲ IIR ローパスフィルタ（LPF）設計
Fig.2-6-3 に示す LPF 設計パラメータ入力を行
う前に、Fig.2-6-2 に示す LPF 振幅特性設計図を準備し、カットオフ周波数 fc・阻止域エッジ周
波数 fa ・通過域リプル Ac・阻止域減衰量 Aa について机上設計を行います。

Fig.2-6-2 LPF 振幅特性設計図

fc ¾ カットオフ周波数
fa ¾ 阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量

第２章 操作解説

Page.46

Fig.2-6-2 に示す LPF 振幅特性の設計値が決まったら、Fig.2-6-3 に示すフィルタパラメ
ータ入力ダイアログによりフィルタ設計を行います。

① 振幅特性方法

フィルタの振幅特性のタイプをバタワース・チェビシェフ・
逆チェビシェフの中から選択します。

② フィルタタイプ

ローパス・ハイパス・バンドパス・バンドリジェクションからフィルタタイプを選択します。

③ 周波数単位④⑤⑥⑦⑧の各周波数単位を選択します。

④ サンプリング周波数

サンプリング周波数を設定します。

⑤ カットオフ周波数１フィルタの低周波側カットオフ周波数を設定します。

⑥ 阻止域ｴｯｼﾞ周波数１フィルタの低周波側阻止域エッジ周波数を設定します。

⑦ カットオフ周波数２高周波側カットオフ周波数を設定します。LPF 及び HPFの設計では無効になります。

⑧ 阻止域ｴｯｼﾞ周波数２高周波側阻止域エッジ周波数を設定します。LPF 及び
HPF の設計では無効になります。

⑨ 通過量リプル

フィルタ振幅特性の通過域でのリプル量を dB 単位で設定します。

⑩ 阻止域減衰量

フィルタ振幅特性の阻止域減衰量を dB 単位で設定します。

⑪ OK ボタン

OK ボタンが押されるとフィルタ長入力ダイアログに移ります。

⑫ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はメニュ選択に戻ります。

第２章 操作解説

Page.47

Fig.2-6-3 フィルタ設計パラメータ入力
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑪

⑨
⑩

⑫

Fig.2-6-3 に示す設計パラメータ入力値に問題がなければ、Fig.2-6-4 に示すフィルタ長
入力ダイアログが表示され、自動計算されたフィルタ長が表示されます。ここから、フィル
タ長の変更が行えます。た場合はパラメータ入力ダイアログに戻ります。

① 自動計算値設定されたパラメータから計算されたフィルタ長が表示
されます。

② 計算値

フィルタ長を任意の値に変更することができます。任意
フィルタ長の入力範囲は、3～511 の範囲の奇数の値になります。

③ OK ボタン

OK ボタンが押されると設計した Fig.2-6-5 に示すフィルタの特性表示ダイアログが表示されます。

④ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はパラメータ入力ダイ
アログに戻ります。

Fig.2-6-4 フィルタ長設定

①
②
③

④

第２章 操作解説

Page.48

最後に Fig.2-6-5 に示すフィルタの特性表示ダイアログから、設計したフィルタをファイルとして保存します。

① 特性ボタン

設計したフィルタの振幅特性の他に、群遅延特性・イン
パルス応答のグラフ及びｚ平面における極・零点をグラ
フと値で確認することができます。

② 保存ボタン

設計したフィルタをファイルに保存します。

③ 再試行ボタン

Fig.2-6-3 設計パラメータ入力に戻って、フィルタの再設計を行います。

④ キャンセルボタン

キャンセルボタンが押された場合はメインメニュに戻ります。

Fig.2-6-5 LPF 振幅特性

①
②
③
④

群遅延特性

極・零点

第２章 操作解説

Page.49➲ IIR ハイパスフィルタ（HPF）設計
HPF の振幅特性設計図は Fig.2-6-6 から分かる
ように、LPF の通過域と阻止域が反対になります。
基本的には LPF の設計と同様に行うことができます。
Fig.2-6-7 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-6-8 が設計したハイパスフィルタの振幅特性になります。

Fig.2-6-6 HPF 振幅特性設計図

fc ¾ カットオフ周波数
fa ¾ 阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-6-7 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-6-8 HPF 振幅特性

Page.50

第２章 操作解説➲ IIR バンドパスフィルタ（BPF）設計
BPF の振幅特性設計図は Fig.2-6-9 から分かる
ように、LPF と HPF が結合した形になります。
Fig.2-6-10 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-6-11 が設計したバンドパスフィル
タの振幅特性になります。

Fig.2-6-9 BPF 振幅特性設計図

fc1 ¾ 低域側カットオフ周波数
fa1 ¾ 低域側阻止域エッジ周波数
fc2 ¾ 高域側カットオフ周波数
fa2 ¾ 高域側阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-6-10 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-6-11 BPF 振幅特性

第２章 操作解説

Page.51➲ IIR バンドリジェクションフィルタ（BRF）設計
BRF の振幅特性設計図は Fig.2-6-12 から分かるように、BPF を上下反転した形になります。
Fig.2-6-13 にフィルタ設計パラメータ入力の例を示します。Fig.2-6-14 が設計したバンドリジェクショ
ンフィルタの振幅特性になります。

Fig.2-6-12 BRF 振幅特性設計図

fc1 ¾ 低域側カットオフ周波数
fa1 ¾ 低域側阻止域エッジ周波数
fc2 ¾ 高域側カットオフ周波数
fa2 ¾ 高域側阻止域エッジ周波数Ac ¾ 通過域リプル
Aa ¾ 阻止域減衰量
Fig.2-6-13 フィルタ設計パラメータ入力

Fig.2-6-14 BRF 振幅特性

第２章 操作解説

Page.52

IIR フィルタ解析について

ここでは、100Hz と 5000Hz の周波数成分から構成さ Fig.2-6-15 合成波作成パラメータれる波形データを合成波として作成し、Fig.2-6-3 で合成波パラメータ設計した IIR ローパスフィルタを使って 5000Hz の高周
波形１ 振幅10.0
周期10000μsec
波成分を除去する場合の解析手順について解説しま
波形１
振幅
10.0
す。
周期
200μsec
メインメニューのファイルから合成波データを読み込み
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔
100μsec
を行います。Fig.2-6-16 の上段に示す波形が表示さｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ個数1024れます。次に、メインメニューの解析から Fig.2-6-17 に示すフィルタ・スペクトル解析を開きます。グラフ変更の下画面を［シグナル｜フィルタ］に設定し、フィルタファイルの所で参照ボタンを押して IIR ローパスフィルタファイルを選択します。Fig.2-6-16 の下段には上段のデータをフィルタに通した波形が表示されます。
Fig.2-6-16 データ読み込み

Fig.2-6-17 フィルタ・スペクトル解析

第２章 操作解説

Page.53

Fig.2-6-17 のフィルタファイルの所で、確認ボタンを押して Fig.2-6-18 のようにフィル
タファイル設計時のパラメータを確認することができます。
Fig.2-6-18 フィルタファイルパラメータ確認

第２章 操作解説

Page.54

IIR フィルタ安定性の評価

IIR フィルタの設計が終わったら必ず安定性の評価を行って下さい。フィルタの安定性
は、設計を行ったフィルタ伝達関数 H(z)の全ての極が z 平面の単位円内に存在することにより保証されます。
N 次のフィルタ伝達関数 H(z)は下式のように因数分解して表すことができ、pN が極及びzN が零点になります。
H(z) = G0×(z-z1) (z-z2) (z-z3)…(z-zN)(z-p1) (z-p2) (z-p3)…(z-pN)

また、pN 及び zN は下式のように実部と虚部で表すことができます。
pN= aN＋bN×i
zN= aN＋bN×i
実際に安定性の評価を行うには、フィルタの特性表示ダイアログから特性ボタンを押してフィルタ形状解析ダイアログを表示します。この中のＺ平面を選択すると Fig.2-6-19 に示すｚ平面におけるフィルタ伝達関数の極と零点が表示されます。全ての極が単位円内に存在していればフィルタの安定性は保証されます。単位円の内側なのか外側なのか判別が困難な場合は、形状解析ダイアログから伝達関数（極の値）を選択することにより、Fig.2-6-20 のように極の値を数値で確認することができます。
Fig.2-6-20 に表示されている a 及び b は、上記実部と虚部で表された式の aN および bN に相当します。また、SQRT(a**2+b**2)がＺ平面における極及び零点の原点からのノルムになり、このノルムが１以下であることが極が単位円内に存在することに相当します。

Fig.2-6-19 ｚ平面におけるフィルタ伝達関数の極と零点

第２章 操作解説

Fig.2-6-20 伝達関数の極と零点の値表示

Page.55

第２章 操作解説

Page.56(2-7) 合成波の作成
五つのコサイン波から構成される合成波データを作成することができます。合成波データは A/D 変換データと同等に扱われますので、D/A 変換により外部機器に出力した
り、設計したフィルタの性能評価に使用したりすることができます。
➲ 合成波作成ダイアログ
メインメニュの解析から合成波の生成を実行すると、合成波作成ダイアログが表示されます。コサイン波形データの生成式は下式のように表すことができます。
Y(n) = A cos( 2πnΔt/T – ω0 )Fig.2-7-1 合成波作成ダイアログで使われている用語と上記式との関係は以下のように
なります。
A
T
ω0
Δt
n

¾ 振幅
¾ 周期
¾ 位相
¾ サンプリング間隔¾ 作成データ個数

Fig.2-7-1 合成波作成

⑬

⑭

⑮

⑪

⑫
⑥

①

②

③

④

⑤

⑦
⑧
⑨
⑩

第２章 操作解説

Page.57① 波形選択チェック

合成波を構成するコサイン波形を五つまで指定することができます。

② 振幅入力

コサイン波の振幅値を設定します。

③ 周期入力

コサイン波の周期値を設定します。

④ 位相入力

コサイン波の位相値を設定します。

⑤ 周波数表示③の周期入力に応じて⑧に設定されている単位をもとに周波数に換算して表示します。

⑥ 疑似電圧レンジ

D/A 変換出力を想定した電圧レンジを選択します。

⑦ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔入力

サンプリング間隔を設定します。

⑧ 時間単位③⑦に共通した時間の単位を設定します。

⑨ 作成データ個数入力

作成データ個数を設定します。

⑩ 電圧ﾚﾝｼﾞｵｰﾊﾞｰ処理

合成データが⑥で指定した電圧レンジを越えたときの処理方法を指定します。自動最適化を選択した場合
は、合成データの最大値に対する電圧レンジの最大値の比率を求め、全てのデータを相対的に縮小します。
電圧レンジ上限・下限で飽和を選択した場合は、電圧レンジの最大値を越えた合成データを電圧レンジの最大値に置き換えます。

⑪ スライダーグラフの横スクロールを行います。

Page.58

第２章 操作解説⑫ ステータス情報

合成データの作成実行時等にエラーがあればメッセー
ジが表示されます。

⑬ 作成ボタン

合成データを作成しグラフに表示します。

⑭ ファイル保存ボタン

作成した合成データをファイルに保存します。

⑮ 終了ボタン

合成波作成ダイアログを終了しメインメニューに戻ります。

第２章 操作解説

Page.59(2-8) CSV ファイル変換
A/D 変換データ・合成波データファイルを Microsoft Excel または Lotus 123 等の表計算ソフトで読み込み可能な CSV ファイル（カンマ区切り）形式に変換することができます。
また、CSV ファイル形式で保存されたファイルをデータファイルに戻すことも可能です。
メインメニューのサンプリングから DAT->CSV ファイル変換または CSV -> DAT ファイル変換を選択することにより、Fig.2-8-2 に示す CSV ファイル変換ダイアログが表示されます。
DAT->CSV または CSV -> DAT のいづれを選択しても同じダイアログになり、選択した
内容が変換モードに反映されます。
Fig.2-8-1 CSV ファイル変換メニュー➲ CSV ファイル変換ダイアログ① 変換モード指定

変換方向を指定します。
◎バイナリ形式>>CSV 形式
A/D 変換で取り込んだデータファイルと同じバイナ
リ形式で保存されているファイル（.DAT）から CSV 形
式ファイル（.CSV）へ変換します。
◎CSV 形式>>バイナリ形式
CSV 形式ファイルからバイナリ形式ファイルへ変換します。

② 変換元ファイル情報⑧でファイルを開くと、フルパスファイル名・チャンネル数及びデータ個数情報が表示されます。

③ 変換チャンネル指定

変換元ファイルのチャンネル情報に基づいて変換を行
うチャンネル番号を指定します。

④ 変換開始番号

変換元ファイルのデータ個数情報に基づいて変換開始
データ番号を設定します。

第２章 操作解説

Page.60⑤ 変換終了番号

変換元ファイルのデータ個数情報に基づいて変換終了
番号を設定します。

⑥ 変換プログレス表示

変換実行を行うと変換の進捗状況が表示されます。

⑦ ステータス表示

各種変換ステータスが表示されます。

⑧ ファイル開くボタン

変換元ファイルを指定します。

⑨ 変換実行ボタン

実行ボタンを押すと変換を開始する前に、ファイル名を付けて保存のダイアログが開きます。ここで、⑪から保存ファイル名を設定します。CSV ファイルへの変換を行う場合は拡張子.CSV を指定し、DAT ファイルへの変換を行う場合は拡張子.DAT を指定します。

⑩ 終了ボタンCSV ファイル変換を終了します。

Fig.2-8-2
CSV ファイル変換実行

①
②

③

④

⑥

⑤

⑦
⑧

⑪

⑨

⑩

第２章 操作解説

Page.61➲ EXCEL 上での編集
Fig.2-8-3 は CSV 形式へ変換したファイルを EXCEL に読み込んで、A 列（１チャンネ
ル）のデータをグラフに表示した例になります。１行目は変換データファイルに含まれる
メインヘッダー情報、２行目および３行目はそれぞれチャンネル１およびチャンネル２のヘッダー情報になります。また、セル番号(A,4)から(A,N)はチャンネル１の変換データが、セル番号(B,4)から(B,N)はチャンネル２の変換データが電圧値として表示されています。

Fig.2-8-3 EXCEL での編集

第２章 操作解説

Page.62

CSV ファイルヘッダー情報について

Fig.2-8-4 に示すセル入力仕様に従って EXCEL からデータを作成することができます。ここでは、各セルに適切な値を設定するための入力仕様について解説致します。
作成例は、A/D 変換カード REX5054B（入力電圧レンジ±5V）を使用してサンプリング
間隔 100μsec、変換チャンネル数 2 チャンネルで、各チャンネル当たり 5 個の変換デー
タを作成しています。
セル番号
入力仕様
メインヘッダー部（１行）①(A,1)
下式により計算したバイト長を入力します。
52＋45×チャンネル数②(B,1)
A/D 変換データ１個のバイト長を入力します。
2 バイト固定値③(C,1)
サンプリング間隔を入力します。
④(D,1)
サンプリング間隔の単位がマイクロ秒の場合は 1、ミリ秒の場合は2、秒の場合は 3 を入力します。
⑤(E,1)
A/D 分解能 12 以外は不正な値となります。
⑥(F,1)
１チャンネル当たりのサンプリング個数を入力します。
⑦(G,1)
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報 VER2.0 以外は不正な文字列となります。
⑧(H,1)
ファイルの種類 0 以外は不正な値となります。
⑨(I,1)
0 以外は不正な値となります。
⑩ (J,1)
A/D 変換カード型式を入力します。
作成したデータを、A/D 変換カードを使用してサンプリングしたデー
タとして見せかけるために必要となります。
A/D 変換カード名
型式
REX5546
0
REX5548
1
REX5054U
4
REX5054B
5⑪ (K,1)
空白以外は不正な値となります。
⑫ (L,1)
ファイルに含まれるチャンネル数に対応した数値を入力します。
1CH
1
5CH
31
9CH
511
13CH 8191
2CH
3
6CH
63
10CH 1023
14CH 16383
3CH
7
7CH
127
11CH 2047
15CH 32767
4CH
15
8CH
255
12CH 4095
16CH 65535

作成例
142
2
100
1
12
5
VER2.00
0
5

空白
3

第２章 操作解説

Page.63

セル番号
入力仕様
入力例
チャンネル情報ヘッダー部（各チャンネルにつき１行のチャンネル情報ヘッダー部が必要です）⑬ (A,2)
各チャンネル毎に半角 16 文字まで全角 8 文字までのコメント情報を Ch1 HD
入力します。
⑭(B,2)⑩で設定した A/D 変換カードの電圧レンジの最小値を下記の中か -5
ら選択入力します。
電圧レンジ
電圧最小値
電圧最大値
1LSB 分解能-10V～+10V -10.0
9.9951170.004883-5V～+5V-5.0
4.997559
0.002441-2.5V～+2.5V -2.5
2.498779
0.001221
0V～+10V
0.0
9.995117
0.002441
0V～+5V
0.0
4.997559
0.001221
0V～+2.5V
0.0
2.498779
0.000610⑮(C,2)⑩で設定した A/D 変換カードの電圧レンジの最大値を上記一覧表 4.997559の中から選択入力します。
⑯(D,2)⑩で設定した A/D 変換カードの 1LSB 分解能を上記一覧表の中か 0.002441
ら選択入力します。
⑰(E,2)
単位 Volt 以外は不正な文字列となります。
Volt
変換データ部（ファイルに含まれるチャンネル数が 2 の場合は、n は 4 から始まります）⑱(A,n)～ A 列はチャンネル１の変換データになります。
2.5⑲(B,n)～…

電圧値として入力します。
-2.5
B 列はチャンネル２の変換データになります。
電圧値として入力します。
C,D,…列はそれぞれチャンネル 3,4,…の変換データになります。

Fig.2-8-4 セル入力仕様
①

②

⑱

⑬

③

④

⑤

⑯

⑰

⑲

⑭

⑮

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

第２章 操作解説

Page.64(2-9) WAVE ファイル変換
Windows95 でサポートされている WAVE 形式ファイルを A/D 変換で取り込んだ形のデータファイル形式に変換することができます。また、データファイル形式で保存されたファ
イルを WAVE 形式ファイルに変換することも可能です。
メインメニューのサンプリングから DAT->WAV ファイル変換または WAV -> DAT ファイル変換を選択することにより、Fig.2-9-2 に示す WAVE ファイル変換ダイアログが表示されます。DAT->WAV または WAV -> DAT のいづれを選択しても同じダイアログになり、選択した内容が変換モードに反映されます。
Fig.2-9-1 WAVE ファイル変換メニュー➲ WAVE ファイル変換ダイアログ① 変換モード指定

変換方向を指定します。
◎WAVE 形式>>バイナリ形式
Windows95 でサポートされている WAVE 形式ファイ
ルを A/D 変換で取り込んだ場合と同じバイナリデータ
ファイル形式に変換します。
◎バイナリ形式>> WAVE 形式
バイナリデータファイル形式ファイルを WAVE 形式フ
ァイルに変換します。

② 変換元ファイル名⑩でファイルを開くと、フルパスファイル名が表示されます。

③ 変換元ファイル波形⑩でファイルを開くと、データ波形のグラフ及びデータ個数が表示されます。

④ 変換開始番号

変換元ファイルのデータ個数情報に基づいて変換開始
データ番号を設定します。

第２章 操作解説

Page.65⑤ 変換終了番号

変換元ファイルのデータ個数情報に基づいて変換終了
データ番号を設定します。

⑥ 電圧レンジ指定

WAVE 形式ファイルをデータファイル形式に変換する場
合、変換されたファイルを A/D 変換データと同じように扱うために電圧レンジ情報が必要になります。データフ
ァイル形式から WAVE 形式ファイルに変換する場合は入力無効になります。

⑦ WAVE ﾋﾞｯﾄ数指定

WAVE 形式ファイルには 8 ビット又は 16 ビットのモノラル
データとステレオデータがあります。データファイル形式
から WAVE 形式ファイルに変換する場合、WaveLab が扱うデータファイルは通常 12 ビットですので、どちらのビット数の WAVE ファイルに変換するか指定します。

⑧ 変換プログレス表示

変換実行を行うと変換の進捗状況が表示されます。

⑨ ステータス表示

各種変換ステータスが表示されます。

Fig.2-9-2
WAVE ﾌｧｲﾙ変換実行

①
②

③

④

⑧

⑤

⑨

⑥
⑦
⑬

⑩

⑪

⑫

第２章 操作解説

Page.66⑩ファイル開くボタン

変換元ファイルを指定します。

⑪ 変換実行ボタン

実行ボタンを押すと変換を開始する前に、ファイル名を付けて保存のダイアログが開きます。ここで、⑬により保存
ファイル名を設定します。DAT ファイルへの変換を行う
場合は拡張子.DAT を指定し、WAVE ファイルへの変換を行う場合は拡張子.WAV を指定します。

⑫ 終了ボタンWAVE ファイル変換を終了します。

第２章 操作解説

Page.67(2-10) グラフスコープ
グラフスコープ機能により、フィルタ・スペクトル解析で表示されている上段及び下段に表示されているグラフの縦軸・横軸移動及び拡大縮小を行うことができます。メインメニューのグラフからグラフスコープを選択することにより、グラフスコープダイ
アログが表示されます。

Fig.2-10-1 グラフスコープ➲ グラフスコープダイアログ

横左方向スクロール指定されえたポイントが左端になるようにグラフを左方向にスクロールします。

横右方向スクロール指定されえたポイントが右端になるようにグラフを右方向にスクロールし
ます。

横方向拡大
表示されているグラフのセンター固定で、指定されえたポイントが左端になるようにグラフを横方向に拡大します。

横方向縮小
表示されているグラフのセンター固定で、グラフの右端が指定されえたポ
イントになるようにグラフを横方向に縮小します。

縦上方向スクロール指定されえたポイントが上端になるようにグラフを上方向にスクロールします。

縦下方向スクロール指定されえたポイントが下端になるようにグラフを下方向にスクロールします。

第２章 操作解説

Page.68

縦方向拡大
表示されているグラフのセンター固定で、指定されえたポイントが上端になるようにグラフを縦方向に拡大します。

縦方向縮小
表示されているグラフのセンター固定で、グラフの上端が指定されえたポ
イントになるようにグラフを縦方向に縮小します。

上段下段グラフ選択
表示されている上段及び下段のグラフどちらに対して移動・拡大操作を行うか指定します。

グラフ初期化
ファイルの読み込んを行った最初の表示内容にグラフを初期化します。

値表示
ダブルクリックされたポイントの値を表示します。

第２章 操作解説

Page.69

拡大・縮小操作について

ここでは、グラフスコープダイアログを使ったグラフのスクロール方法、拡大方法および値の表示方法について解説します。
横方向にスクロールさせる場合は、横左方向スクロールボタンを押します。Fig.2-10-2の移動前に示すクリック箇所をダブルクリックします。移動後に示すように、クリックした点がグラフ枠の左隅へ移動します。
Fig.2-10-2 グラフ横移動

クリック箇所

移動前

移動後

横方向に拡大させる場合は、横方向拡大ボタンを押します。Fig.2-10-3 の拡大前に示すクリック箇所をダブルクリックします。拡大後に示すように、センター位置は固定されクリックした点がグラフ枠の左隅なるようにグラフが拡大されます。
Fig.2-10-3 グラフ横方向拡大
クリック箇所
拡大前

拡大後

第２章 操作解説

Page.70

縦方向に拡大させる場合は、縦方向拡大ボタンを押します。Fig.2-10-4 の拡大前に示すクリック箇所をダブルクリックします。拡大後に示すように、センター位置は固定されクリックした点がグラフ枠の上隅なるようにグラフが拡大されます。
Fig.2-10-4 グラフ縦方向拡大
クリック箇所
拡大前

拡大後

グラフの任意の点の値を知りたい場合は、値表示ボタンを押します。Fig.2-10-5 に示
す十字カーソルが表示されます。クリック箇所をダブルクリックするとその点の値（横軸の値，縦軸の値）が表示されます。キャンセルする場合は、マウスの右ボタンをダブルク
リックします。
Fig.2-10-5 の値表示ダイアログでは、X 軸方向の値として 35.352 が表示されています。この値は、グラフクリック点のスケール値（11.852）にオフセット値（23.5）を足した値となります。従って、X 軸スケールから読みとった値は、オフセット値が 0 以外の場合はオフ
セット値を加算した値が真の値となりますので注意して下さい。

Fig.2-10-5 値表示

ｵﾌｾｯﾄ値：23.5

クリック箇所

ｽｹｰﾙ値：11.852

第２章 操作解説

Page.71(2-11) ヘルプ機能
WaveLab のヘルプ機能には、データファイル情報・マニュアル目次及びバージョン情報があります。
Fig.2-11-1 ヘルプメニュー➲ A/D 変換データファイル情報ダイアログ
Fig.2-11-2 に示す A/D 変換データファイル情報ダイアログからデータファイルを開くことにより、データファイルの各種情報を参照することができます。

Fig.2-11-2 A/D 変換データファイル情報

第２章 操作解説

Page.72➲ WaveLab ヘルプファイル
ヘルプメニューからマニュアル目次を選択すると、Fig.2-11-2 に示す WaveLab のヘルプファイルが表示されます。
Fig.2-11-2 WaveLab ヘルプファイル