室内形センサ

DSW

温度
CO2 濃度湿度

温湿度

■センサの種類
対 象
温度

測定範囲
0～50

出 力
100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
湿度5～90 %RH
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
0～1 V DC (4 線)
温度: 100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
温度0～50
湿度: 0～1 V DC (4 線)
湿度5～90 %RH
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (2 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (4 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 0～1 V DC (4 線)
CO2360～2000 ppm
4～20 mA DC(センサ補正機能
0～20 mA DCあり)
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC360～5000 ppm
4～20 mA DC(センサ補正機能0～20 mA DCあり)
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
0～2000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
0～5000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC(*): 防湿処理無しの場合[0]，防湿処理ありの場合[1]になります。

線 色
赤白白
赤白
赤白茶黒
橙黄
橙黄茶黒
橙黄茶黒
赤白白
橙黄茶黒
赤白
橙黄赤白
橙黄茶黒
赤白
橙黄茶黒
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白赤白赤白赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白

形 名
DSW-100-TR
DSW-100-TA
DSW-100-TA W4
DSW-100-H
DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4
DSW-100-TRHV W4

電源電圧無し24 V DC±10 %24 V DC±10 %24 V DC±10 %DSW-100-TAH
DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4
DSW-200-CO2-11
DSW-200-CO2-12
DSW-200-CO2-13
DSW-200-CO2-14
DSW-200-CO2-15
DSW-200-CO2-21
DSW-200-CO2-22
DSW-200-CO2-23
DSW-200-CO2-24
DSW-200-CO2-25
DSW-200-CO2-31
DSW-200-CO2-32
DSW-200-CO2-33
DSW-200-CO2-34
DSW-200-CO2-35
DSW-200-CO2-41
DSW-200-CO2-42
DSW-200-CO2-43
DSW-200-CO2-44
DSW-200-CO2-45

24 V DC±10 %

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

■仕 様出 力

温度湿度
CO2100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (0～50 に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
4～20 mA DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
0～1 V DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
4～20 mA DC, 0～20 mA DC 最大許容負荷: 550 Ω 以下
1～5 V DC, 0～5 V DC 最大許容負荷: 5 kΩ 以上
0～1 V DC 最大許容負荷: 1 kΩ 以上< CO2 濃度センサの出力仕様について>
図 1 測定範囲 360～2000ppm

図2

測定範囲 0～2000ppm
出力 4～20mA の場合

0360

出力 4～20mA の場合

CO2 濃度の各レンジに対し，リニアに出力します。ただし，測定範囲 360～2000 ppm
または 360～5000 ppm を選択した場合，測定値 360 ppm 以下では測定値 360 ppm に対応した値を出力します。

(mA)

(mA)

20.00

20.00

6.88

6.88

4.00

4.00
0

消費電力
素子の種類
測定方法
性 能

温度, 湿度
CO2温度
湿度
CO2温度

湿度

CO23602000 (ppm)2000 (ppm)

2 線式: 約 550 mW(4～20 mA DC 出力)，4 線式: 約 3 W[100 Ω / 0 (Pt100)出力] 約 4 W(4～20 mA DC 出力)
約3W
測温抵抗体 100 Ω / 0 (Pt100) (IEC 60751 級)
静電容量変化型
非分散型赤外線分析法(NDIR)
精 度
応答特性100 Ω / 0 (Pt100)出力: ±(0.1＋0.0017|t|)
1 分以内 63 %応答(1.5 m/s の風速の場
4～20 mA DC 出力: ±0.5合)
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ
時間 60 分において。
この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。
±5 %RH(at 5～45 ) 5～45 範囲外の場合，最大±8 %RH
約 20 秒[30⇔85 %RH を 100 %とした時
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ の 90 %到達時間。ただし，エアフロー
時間 60 分において。
この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。 5 l/min(0.16 m/s)] (防水フィルタ実装済み)±(50 ppm+測定値の 3 %)。ただし，300 ppm 以下は±100 ppm
120 秒以内
ウォームアップ時間 30 分※記載されている精度につきましては，工場出荷時の精度となり，以降の精度を保証するものではありません。

センサ補正外形寸法
質 量取付方式
使用環境

保存環境

付属品

45 日を 1 周期とし，その期間内で測定値が 400 ppm を下回った場合，その期間内の最低値と 400 ppm との差分を次の周期の測定値に加算します。(測定範囲 360～2000 ppm または 360～5000 ppm 選択時のみ)
W90×H90×D32 mm (リード線を除く)
温度, 湿度 約 90 g
CO2
約 100 g
ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7 mm)への取付
温度
温度: 0～50 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: 0～50 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
CO2
温度: 0～50 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 結露の生じる環境では使用しないでください。
塩素系，硫化系の気体が生じる環境では使用しないでください。湿度センサの薄膜が劣化します。
温度
温度: -20～60 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: -20～60 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
CO2
温度: -30～70 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 本器取り扱い時(保管および設置時)，Cavity(ゴールド部分)に持続的圧力や衝撃が加わらないようにしてください。
長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管すると，Cavity 内部の湿気が除去されるまで，初期測定値が若干高くなることがあります。
本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本，スプリングワッシャ 2 個)，取扱説明書 1 部
CO2

■結 線
リード線: 300 mm，断面積 0.5 mm2
リード線の色: 白(WHT)，赤(RED)，黒(BLK)，茶(BRW)，黄(YLW)，橙(ORG)

DSW-100-TR

DSW-100-TA

DSW-100-TR

温度受信計器AB

DSW-100-TA

直流電源+B-

温度受信計器+-WHT RED

WHT WHT RED

DSW-100-TA W4

DSW-100-H

直流電源

DSW-100-TA-+

温度受信計器DSW-100-H-+直流電源+-

湿度受信計器+-BRW
BLK
YLW ORG

WHT RED

DSW-100-H W4, DSW-100-HV W4

DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4

DSW-100-TRHV W4

DSW-100-TRHV W4
直流電源

湿度受信計器+BLK+-+-直流電源

湿度受信計器BRW-+-YLW ORG

BRW
BLK

WHT WHT RED

温度受信計器YLW ORGAB

BDSW-100-TAH

DSW-100-TAH W4, DSW-100-TAHV W4

直流電源

DSW-100-TAH

温度受信計器-+DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4

直流電源

+直流電源
YLW ORG WHT RED

BLK++-

湿度受信計器YLW ORG WHT RED-+-BRW

湿度受信計器-

温度受信計器-++-DSW-200-CO2直流電源

DSW-200-CO2+-

CO2 受信計器+-BRW
BLK
RED WHT■外形寸法(単位: mm)

327.5300

アテ板90789078

2021 年 4 月

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL (072)727-4571
FAX (072)727-2993

URL:https://shinko-technos.co.jp/ E-mail:sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所

TEL (072)727-3991

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201
TEL (03)5117-2021
FAX (03)5117-2022

名古屋営業所〒461-0017

北FAX (072)727-2991

愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室TEL (052)957-2561
FAX (052)957-2562

陸 TEL:(076)479-2410

福岡 TEL:(0942)77-0403

202104 J12