オンオフサーボ型デジタル指示調節計 JCR-35A
スペックシート■ 品 名，形 名
オンオフサーボ型デジタル指示調節計，JCR-35A-R/M■ 定格目盛入力 (TC)

目盛範囲-200〜1370℃-199.9〜400.0℃-200〜1000℃
0〜1760℃
0〜1760℃
0〜1820℃-200〜800℃-199.9〜400.0℃-200〜1300℃
0〜1390℃
0〜2315℃

K
J
RS
B
E
T
N
PL-Ⅱ
C(W/Re5-26)

分解能-320〜2500-199.9〜750.0-320〜1800
0〜32000〜32000〜3300-320〜1500-199.9〜750.0-320〜2300
0〜25000〜42001℃(0.1℃(1℃(1℃(1℃(1℃(1℃(0.1℃(1℃(1℃(1℃()))))))))))

入力 (RTD)
Pt100
JPt100目盛範囲-199.9〜850.0℃-200〜850℃-199.9〜500.0℃-200〜500℃-199.9〜999.9-300〜1500-199.9〜900.0-300〜900

分解能
0.1℃(1℃(0.1℃(1℃())))

入力 (DC)

目盛範囲

分解能

4〜20mA
0〜20mA
0〜1V
0〜5V
1〜5V
0〜10V

-1999〜9999 *1*2
-1999〜9999 *1*2
-1999〜9999 *1-1999〜9999 *1-1999〜9999 *1-1999〜9999 *1

111
1
1
1*1 小数点位置移動及びスケーリング可能。
*2 直流電流 DC(mA)入力は別売の 50Ω受信抵抗器を外付けで使用。

■ 一般構造ケース:
難燃性樹脂 色 ライトグレー
パネル:
メンブレンシート
防滴・防塵構造: 前面部 IP66
指示機構:
48・表示器PV 表示器SV 表示器AT 表示灯96

OPEN 表示灯

A2/LA 表示灯

CLOSE 表示灯
アップキー
ダウンキー

A1 表示灯モードキー
OUT/OFF キー■ 端子配列GND
POWER +SUPPLY
24V AC/DC-・動作表示灯

TX/RX 表示灯

111POWER
2 SUPPLY
2100 to 240V AC
331213 3A
250V ACO
14F.B.

4COMW

5NO NO

OPEN
6■ 電源電圧JCR-35A-R/M
電源電圧:
許容変動範囲:JCR-35A-R/M 1
電源電圧:
許容変動範囲:

NO

A2/LA

15C

163A
3A
250V AC
250V AC177
A1NO+ A + 1883A
250V AC
9- B - 19
DCTC
CLOSE
B
2010
RTD

PV 表示器 プロセス値表示
7 セグメント赤色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 18×8mm(高さ×巾)
SV 表示器 設定値表示
7 セグメント緑色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 12.6×6mm(高さ×巾)OPEN 表示灯(緑色) オープン出力 ON 時点灯
CLOSE 表示灯(黄色) クローズ出力 ON 時点灯
AT 表示灯(黄色) オートチューニング時(オートリセット時)点滅
A1 表示灯(赤色) 警報出力 A1 ON 時点灯
A2/LA 表示灯(赤色) 警報出力 A2(オプション A2)ON 時
又はループ異常警報出力(オプションLA)ON 時点灯
TX/RX 表示灯 本器は，シリアル通信機能がないため点灯しません。

GND 接地端子
POWER SUPPLY 電源電圧 100to240V AC 又は 24V AC/DC(-R/M 1)
OPEN オープン出力
A1 警報出力 1
CLOSE クローズ出力
A2/LA 警報出力 2(オプション A2)又はループ異常警報出力(オプション LA)
TC 熱電対入力
RTD 測温抵抗体入力
DC 直流電圧・直流電流入力
F.B. フィードバック抵抗

100〜240V AC 50/60Hz
85〜264V AC
24V AC/DC 50/60Hz
20〜28V AC/DC■ 標準機能A1 出力動作なし，上限警報，下限警報，上下限警報，上下限範囲警報，絶対値上限警報，絶対値下限警報及び待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報
A1 動作・設定精度 指示精度に同じ・動作 ON/OFF 動作・出力 リレー接点 1a
制御容量 3A 250V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 10 万回■ 設置仕様
外形寸法:
取付方式:
消費電力:
周囲温度:
周囲湿度:
質 量:

48×96×100mm(横×縦×奥行)
制御盤埋込方式
約 8VA
0〜50℃
35〜85%RH(但し結露しない事)
約 250g■ オプション機能
警報 2(A2 出力) (オプション記号 A2)
ループ異常警報 (オプション記号 LA)
・出力 リレー接点 1a
制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)
電気的寿命 10 万回
外観色黒 (オプション記号 BK)
端子カバー (オプション記号 TC)

■ 設定機構
ファンクションキー
アップキー
モードキー
ダウンキー
OUT/OFF キー
設定項目・モードキーによる設定(1) SV (2) 出力操作量表示
・アップキーとモードキーによる設定(1) AT/オートリセット設定(2) 比例帯設定 (3) 積分時間設定(4) 微分時間設定 (5) ARW 設定(6) オープン・クローズ出力デッドバンド設定(7) オープン・クローズ出力ヒステリシス設定(8) A1 設定(9) A2 設定(オプション A2)(10) LA 時間設定(オプション LA)(11) LA 設定(オプション LA)・ダウンキーとモードキーによる設定(1) 設定値ロック選択 (2) SV 上限設定
(3) SV 下限設定 (4) センサ補正設定
・アップキーとダウンキーによる設定(1) 入力種類選択
K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C, Pt100, JPt100 のセンサ及び℃, , 4〜20mA DC, 0〜20mA DC,0〜1V DC, 0〜5V DC, 1〜5V DC, 0〜10V DC(いずれかを選択)(2) スケーリング上限設定 (3) スケーリング下限設定(4) 小数点位置選択(5) PV フィルタ時定数設定(6) 操作量上限設定 (7) 操作量下限設定(8) A1 動作選択 (9) A2 動作選択(オプション A2)(10) A1 動作励磁/非励磁選択(11) A2 動作励磁/非励磁選択(オプション A2)(12) A1 動作すきま設定(13) A2 動作すきま設定(オプション A2)(14) A1 動作遅延タイマ設定(15) A2 動作遅延タイマ設定(オプション A2)(16)正/逆動作選択 (17) AT バイアス設定(18) OUT/OFF キー機能選択
・アップキー、ダウンキーとモードキーによる設定(1) フィードバック抵抗調整
・OUT/OFF キー機能選択
OUT/OFF 機能を選択の場合，クローズ出力を除く”他の出力と制御を OFF にし，PV 表示器に“と表示する OFF 機能の切替を行う。
OUT/OFF キー機能選択で自動/手動制御を選択の場合，自動制御と手動制御の切替を行う。

■ 制御性能
設定精度 指示精度に同じ
制御動作
・PID 動作(オートチューニング機能付)
・PI 動作 微分時間の設定を 0 にした場合。
・PD 動作(オートリセット機能付) 積分時間の設定を 0にした場合。
・P 動作(オートリセット機能付) 積分時間、微分時間の設定を 0 にした場合。
(1) 比例帯 (P) 1〜1000℃又は 2000 (工場出荷時10℃) 入力が小数点付の場合 0.1〜999.9℃又はDC 入力の場合 0.1〜100.0%
0.1〜999.9(2) 積分時間 (I) 0〜1000 秒(0 に設定すると積分動作なし) (工場出荷時 200 秒)■ 絶縁・耐電圧■ 指示性能回路絶縁構成接地

1216指示精度
TC : 各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内，又は±2℃(4 )のどちらか大きい値。但し R, S 入力 0〜200℃(0〜400 )は±6℃(12 )以内
B 入力 0〜300℃(0〜600 )は、精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0℃(32 )未満は入力スパンの±0.4%±1 デジット以内
RTD : 各入力スパンの±0.1%±1 デジット以内，又は±1℃(2 )のどちらか大きい値。
DC : 各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内。

17

入力サンプリング周期 0.25 秒

1112POWER
SUPPLY

A2/LA

313

4

14

F.B.

5OPEN
6(3) 微分時間 (D) 0〜300 秒(0 に設定すると微分動作なし) (工場出荷時 50 秒)(4) ARW 機能 0〜100%(工場出荷時 50%)(5) オープン・クローズ出力デッドバンド 比例帯の0〜100%(工場出荷時 10%)(6) オープン・クローズ出力ヒステリシス 比例帯の0〜100%(工場出荷時 1%)
制御出力・リレー接点 1a×2・制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)
1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
・電気的寿命 10 万回
フィードバック抵抗 120Ω〜1.2kΩ 以内

絶縁715A1188■ 付属機能
INPUT

919

CLOSE
1020

絶縁抵抗 500V DC10MΩ以上
耐電圧
入力端子−接地端子間
入力端子−電源端子間
出力端子−接地端子間
出力端子−電源端子間
電源端子−接地端子間センサ補正，設定値ロック，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償，バーンアウト，入力異常表示，ウォームアップ表示，自動/手動制御切替

1.5kV AC 1 分間
1.5kV AC 1 分間
1.5kV AC 1 分間
1.5kV AC 1 分間
1.5kV AC 1 分間

神港テクノス株式会社
URL：http://www.shinko-technos.co.jp
E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20060920