エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者 試 験 Ａ
受験番号ｴｯｸｽ線Ａ
１／５（エックス線の管理に関する知識）問

１

下図のようにエックス線装置を用いて鋼板の透過写

問

３

エックス線に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

真撮影を行うとき、エックス線管の焦点から４ m の（１）エックス線は、高エネルギーの荷電粒子の流れで距離にあるＰ点における写真撮影中の１ cm 線量当量ある。

率は１６０ µSv / h である。

（２）制動エックス線のエネルギー分布は、連続スペク

この装置を使って、露出時間が１枚につき２分の写トルを示す。

真を週３００枚撮影するとき、Ｐ点の後方に遮へい体（３）制動エックス線は、白色エックス線又は阻止エッを設けることにより、エックス線管の焦点からＰ点のクス線ともいわれる。

方向に８ m の距離にあるＱ点が管理区域の境界線上に（４）特性エックス線は、ターゲットの元素に特有な波あるようにすることのできる遮へい体の厚さは次のう長をもつ。

ちどれか。

（５）特性エックス線を発生するために必要な管電圧のただし、遮へい体の半価層は１０ mm とし、３か月限界値を励起電圧という。

は１３週とする。
遮へい体

問
エックス線
管の焦点

エックス線と物質との相互作用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ＱＰ

４（１）レイリー散乱により散乱されたエックス線の波長は、入射エックス線より長くなる。
（２）光電効果が起こる確率は、入射エックス線のエネ鋼板ルギーが高くなるほど低下する。
（１）１０ mm（３）光電効果により原子から放出される光電子の運動（２）１５ mm

エネルギーは、入射エックス線のエネルギーと等し（３）２０ mmい。

（４）２５ mm（４）コンプトン効果により散乱したエックス線は波長（５）３０ mmがそろっており、互に干渉して回折現象を起こす。
（５）コンプトン効果によるエックス線の散乱は、入射エックス線のエネルギーが高くなると、前方より後問

２エックス線の減弱に関する次の文中の内に入方に多く生じるようになる。

れる Aの記号、 Bの式及びC の語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「単一エネルギーのエックス線の細い平行線束が吸収体に垂直に入射する場合、入射したエックス線の強問

５

エックス線管及びエックス線の発生に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

度を Ⅰ ０、表面からの深さ x の箇所を通るエックス線の（１）エックス線管の内部は、効率的にエックス線を発強度をΙ、減弱係数を µ とすれば、エックス線の減弱は生させるため、高度の真空状態としている。

次式によって表される。

Ⅰ ＝ Ⅰ０A（２）陽極のターゲットには、原子番号が大きく融点の(- µ x)高いタングステンのほか、モリブデンなどが用いら線束が太いときには、ビルドアップ(再生)係数 Ｂ を用いて、BＢ は１より式により補正する。この式において､C｡｣

れる。
（３）電子が陽極のターゲットに衝突し、エックス線が発生する部分を実焦点といい、これをエックス線束の利用方向から見たものを実効焦点という。

A（１）expB
Ⅰ ＝ＢⅠ０ exp(- µ x)C大きい（４）陽極のターゲットに衝突した電子の運動エネルギ（２）logⅠ ＝ＢⅠ０ log (- µ x)

小さいーの一部はエックス線として放射されるが、その変（３）expⅠ ＝(Ⅰ０/Ｂ) exp(- µ x)

小さい

換効率は１〜３％程度で、大部分は熱に変換される。

（４）log

Ⅰ ＝Ⅰ０ log(- µ x +Ｂ )大きい（５）expⅠ ＝Ⅰ０ exp(- µ x +Ｂ)

小さい（５）エックス線の発生効率は、ターゲット元素の原子番号の２乗と管電圧の積に比例する。

ｴｯｸｽ線Ａ
２／５
問

６

工業用の一体形エックス線装置に関する次の文中の問

８板の半価層の厚さをｈとし、１/１０価層の厚さをＨ と内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「工業用の一体形エックス線装置は、 Ａックス線管を一体としたエックス線発生器との間をＣするとき、両者の関係を表す近似式として、適切なも及びエＢのは次のうちどれか。とただし、logｅ２＝０.６９ケーブルで接続する構造の装置である。」

Ａ

単一エネルギーの細い線束のエックス線に対する鋼Ｂlogｅ５＝１.６１として計算すること。

Ｃ（１）Ｈ ≒１.６ ｈ（１）高電圧発生器

制御器

低電圧（２）Ｈ ≒２.３ ｈ（２）管電圧調整器

制御器

高電圧（３）Ｈ ≒３.３ ｈ（３）高電圧発生器

管電圧調整器

高電圧（４）Ｈ ≒４.４ ｈ（４）管電流調整器

管電圧調整器

低電圧（５）Ｈ ≒５.０ ｈ（５）管電圧調整器

管電流調整器高電圧
問

９エックス線を鋼板に照射したときの散乱線に関する

次の文中の内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「前方散乱線の空気カーマ率は、散乱角が大きくな
問

７

下図は、あるエックス線装置から発生するエックス線のエネルギー分布を示したもので、①の曲線は、通るに従っててエネルギー分布が図中の曲線②及び曲線③となるときし、また、鋼板の板厚が増すに従っする。

後方散乱線の空気カーマ率は、エックス線装置の影常の照射時のエネルギー分布を示したものである。
このエックス線装置の照射条件を変化させた場合に、ＢＡになるような位置を除き、散乱角が大きくなるに従ってＣする。」

ＡＢ

Ｃ

（１）増加

増加

増加

ただし、照射条件は、次のＡからＥとする。

（２）増加

減少

増加

Ａ

管電圧を上げ、管電流も増加させる。

（３）増加

減少

減少

Ｂ

管電圧を上げ、管電流は一定にする。

（４）減少

増加

減少

Ｃ

管電圧は一定にし、管電流を増加させる。

（５）減少

減少

増加

Ｄ

管電圧は一定にし、管電流を減少させる。

Ｅ

管電圧を下げ、管電流は一定にする。の照射条件の組合せとして、適切なものは(１)〜(５)のうちどれか。

問１０

管理区域を設定するための外部放射線の測定に関する次の文中の内に入れるＡからＣの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
強②度①「測定点の高さは、作業床面上 約Ａm の位置とし、あらかじめ計算により求めたＢの低い箇所から逐次高い箇所へと測定していく。
測定前に、バックグラウンド値を調査しておき、こ③０れを測定値
Ａ

エネルギー曲線②曲線③（１）

Ａ

Ｄ

（２）

Ａ

Ｅ

（３）

Ｂ

Ｄ

（４）

Ｃ

Ｄ

（５）

ＣＥ

Ｃ値を測定結果とする。」
ＢＣ

（１）１

１ cm 線量当量に加算した（２）１.５

１ cm 線量当量率から差し引いた（３）１

１ cm 線量当量又は７０ µm 線量当量から差し引いた（４）１.５

１ cm 線量当量率又は７０ µm 線量当量率に加算した（５）１

１ cm 線量当量又は１ cm 線量当量率から差し引いたｴｯｸｽ線Ａ
３／５（ 関 係 法 令 ）問１１

エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、法令上、正しいもの

問１３

しいものは次のうちどれか。

はどれか。
（１）管理区域とは、実効線量が１月間に３ mSv を超えるおそれのある区域をいう。
（２）管理区域には、必要のある者以外の者を立ち入らせてはならない。
（３）放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
（４）管理区域内に一時的に立ち入る労働者については、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定する必要はない。
（５）管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業放射線業務従事者の被ばく限度として、法令上、正ただし、いずれの場合においても、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
（１）男性の放射線業務従事者が受ける実効線量の限度…… ５年間に１００ mSv ､かつ､１年間に３０ mSv（２）男性の放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度 ………………………… １年間に５００ mSv（３）男性の放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度 ………………… １年間に３００ mSv（４）女性の放射線業務従事者（妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。）が受ける実効線量の限度 ………… １月間に５ mSv（５）妊娠と診断された女性の放射線業務従事者が腹部表面に受ける等価線量の限度 …… 妊娠中に３ mSv

務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。

問１２

電離放射線障害防止規則に基づく健康診断（以下

問１４

エックス線装置を取り扱う次のＡからＤまでの放射「健康診断」という。）の実施について、法令上、誤線業務従事者のうち、管理区域内で受ける外部被ばくっているものは次のうちどれか。

による線量を測定するとき、法令に基づく放射線測定
たい（１）雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、使用する線源の種類等に応じて「白内障に関する眼の検査」を省略することができる。

器の装着部位が、胸部及び腹・大腿部の計２箇所であるものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａが胸部であり、次に多い部位が腹・大腿部である（２）定期の健康診断において、その実施日の前６月間

男性に受けた実効線量が５ mSv を超えず、かつ、その後６月間に受ける実効線量が５ mSv を超えるおそれのＢ

最も多く放射線にさらされるおそれのある部位
が腹・大腿部であり、次に多い部位が手指である男性

ない労働者に対しては、「被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位

Ｃ

最も多く放射線にさらされるおそれのある部位
けい

放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線にが腹・大腿部であり、次に多い部位が頭・頸部でよる被ばくに関する事項)の調査及びその評価」をある男性除く他の項目を省略することができる。

Ｄ

最も多く放射線にさらされるおそれのある部位（３）健康診断の項目に異常の所見があると診断されたが腹・大腿部であり、次に多い部位が胸・上腕部

労働者については、その結果に基づき、健康を保持である女性（妊娠する可能性がないと診断されたするために必要な措置について、健康診断実施日かものを除く。）

ら３月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

（１）Ａ，Ｂ（４）定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離（２）Ａ，Ｃ

放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長（３）Ｂ，Ｃに提出しなければならないが、雇入れ又は放射線業（４）Ｂ，Ｄ務に配置替えの際に行った健康診断については提出（５）Ｃ，Ｄする必要がない。
（５）健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として３０年間保存しなければならない。

ｴｯｸｽ線Ａ
４／５
問１５

管理区域内におけるエックス線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のう
ち、法令上、誤っているものはどれか。

問１７

外部放射線の防護に関する次の措置のうち、電離放射線障害防止規則に違反しているものはどれか。
（１）エックス線装置を設置した放射線装置室について、（１）１日における外部被ばくによる線量が１ cm 線量遮へい壁を設け、労働者が常時立ち入る場所におけ当量について１ mSv を超えるおそれのある労働者にる外部放射線による実効線量を、１週間につき１ mS v

ついては、外部被ばくによる線量の測定の結果を毎以下にするよう管理しており、平均して０.２〜０.３

日確認しなければならない。

mSv になっている。

（２）５年間において、実効線量が１年間につき２０（２）管電圧１３０ kV のエックス線装置を放射線装置

mSv を超えたことのある男性の放射線業務従事者の室に設置して使用するとき、装置に電力が供給され実効線量については、３月ごと、１年ごと及び５年ている旨を関係者に周知させる措置として、手動のごとの合計を算定し、記録しなければならない。

表示灯を用いている。

（３）１月間に受ける実効線量が１.７ mSv を超えるお（３）特定エックス線装置を用いて作業を行うとき、照それのある女性の放射線業務従事者（妊娠する可能射筒又はしぼりを用いると装置の使用の目的が妨げ性がないと診断されたものを除く。）の実効線量にられるので、どちらも使用していない。

ついては、１月ごと、３月ごと及び１年ごとの合計（４）照射中に労働者の身体の一部がその内部に入るおを算定し、記録しなければならない。

それのある工業用の特定エックス線装置について、（４）放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量につエックス線管に流れる電流が定格管電流の２.５倍いては、６月ごと及び１年ごとの合計を算定し、記に達したときにエックス線管回路が開放位になるよ録しなければならない。

うに自動装置を設定して、透視の作業を行っている。

（５）妊娠中の女性の放射線業務従事者の腹部表面に受（５）工業用の特定エックス線装置について、利用線すいける等価線量については、１月ごと及び妊娠中の合錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気計を算定し、記録しなければならない。

カーマ率が、エックス線管の焦点から１ m の距離において１７.４ µ Gy / h 以下になるような措置を講じて、透視の作業を行っている。

問１６

エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場に

問１８

エックス線装置構造規格に基づく特定エックス線装おいて、外部放射線による線量当量率又は線量当量に置への表示に関する次の文中のついて行う作業環境測定に関する次の文中のびＢの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。のうちどれか。
「特定エックス線装置は、見やすい箇所に、定格出「作業場のうち管理区域に該当する部分について、力、型式、 ＡＡなければならない。」

以内（エックス線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、ＢＡ及びＢが表示されているものでＢ以内）ごとに１回、定期に、作業（１）製造者名

製造年月

環境測定を行い、その都度、測定日時、測定箇所、測（２）製造番号

製造年月

定結果、（３）製造者名

製造番号（４）製造番号設置年月（５）製造者名

設置年月

Ｃ等一定の事項を記録し、５年間保存しなければならない。」
ＡＢ

Ｃ

（１）６月

１年

エックス線装置の種類及び型式

（２）１月

６月

エックス線装置の種類及び型式

（３）６月

１年

放射線測定器の種類、型式及び性能

（４）１月

６月

放射線測定器の種類、型式及び性能

（５）６月

１年

測定結果に基づき実施した措置の概要

内に入れるＡ及ｴｯｸｽ線Ａ
５／５
問１９

次のＡからＤまでの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならな
いもののすべての組合せは、(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

エックス線作業主任者を選任した場合

Ｂ管理区域について、法令に基づく定期の作業環
境測定を行った場合

Ｃ

放射線装置室内の遮へい物がエックス線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な事故が発生したが、その事故によって受ける実効線量が１５ mSv を超えるおそれのある区域は生じていない場合

Ｄ

男性の放射線業務従事者が１日の緊急作業中に６０ mSv の実効線量を受けた場合（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｂ，Ｄ（３）Ａ，Ｃ，Ｄ（４）Ｂ，Ｃ（５）Ｃ，Ｄ

問２０

次の文中の内に入れるＡからＣの語句又は数字の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「事業者は、エックス線装置を設置し、若しくは移転し、又はその主要構造部分を変更しようとするときは、所定の届書に、エックス線装置を用いる業務の概要等を記載した書面、Ａを示す図面及び放射線装置摘要書を添えて、その計画を当該工事の開始の日のＢ日前までに、所轄Ｃに提出しなければならない。」
Ａ

ＢＣ（１）管理区域

１４

都道府県労働局長（２）ｴｯｸｽ線装置の構造

１４

労働基準監督署長（３）管理区域

１４

労働基準監督署長（４）ｴｯｸｽ線装置の構造

３０

都道府県労働局長（５）管理区域

３０

労働基準監督署長（午前終り）

エックス線作業主任者試験Ｂ
受験番号

ｴｯｸｽ線Ｂ
１／４（エックス線の測定に関する知識）問

１

電離箱式サーベイメータを用い、積算１ cm 線量当問

３

放射線防護のための被ばく線量の算定に関する次の量のレンジ(フルスケールは１０ µSv)を使用して 、あＡからＤまでの記述について、正しいもののすべてのる場所で、実効エネルギーが１７０ keV のエックス線組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａを測定したところ、その指針がフルスケールまで振れ外部被ばくによる実効線量は、法令に基づき放射線測定器を装着した各部位の１ cm 線量当量及びるのに１３０秒かかった。

７０ µ m 線量当量を用いて算定する。

このときの１ cm 線量当量率に最も近い値は次のうＢちどれか。

皮膚の等価線量は、エックス線については７０µ m線 量当量により算定する。

ただし、このサーベイメータの校正定数は、エック
Ｃ

ス線のエネルギーが１００ keV のときには０.８６、眼の水晶体の等価線量は、放射線の種類及びエ２２０ keV のときには０.９８であり、このエネルギーネルギーに応じて、１ cm 線量当量又は７０ µ m 線範囲では、直線的に変化するものとする。

量当量のうちいずれか適切なものにより算定する。
たいＤ（１）１９０ µ Sv / h

妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、腹・大腿部における７０ µ m 線量 当量により算定する。

（２）２４０ µ Sv / h（３）２６０ µ Sv / h（１）Ａ，Ｂ，Ｄ（４）３００ µ Sv / h（２）Ａ，Ｃ（５）３２０ µ Sv / h（３）Ａ，Ｄ（４）Ｂ，Ｃ（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ問

２

放射線の量とその単位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問

４

放射線の測定の用語に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）吸収線量は、電離放射線の照射により、単位質量（１）放射線が気体中で１個のイオン対を作るのに必要の物質に付与されたエネルギーをいい、単位はＪ/㎏な平均エネルギーをＷ値といい、気体の種類にはあで、その特別な名称として Gy が用いられる。

まり依存せず、放射線のエネルギーに応じてほぼ一（２）照射線量は、エックス線などの光子の照射により、定の値をとる。

単位質量の空気中で発生したすべての電子が空気中で（２）放射線が半導体中で１個の電子・正孔対を作るの完全に停止するまでに作るイオンの正又は負のどちに必要な平均エネルギーをＧ値といい、１００ eVらか一方の全電荷の絶対値であり、単位は C/ kg である。

程度である。

（３）カーマは、エックス線などの間接電離放射線の照（３）ＧＭ計数管の特性曲線において、印加電圧の変動射により、単位質量の物質中に生じた二次荷電粒子が計数率にほとんど影響を与えない領域をプラトーの初期運動エネルギーの総和であり、単位は J / kgといい、ＧＭ計数管の定格使用電圧は、プラトー領で、その特別な名称として Gy が用いられる。

域の中央部より高い電圧に設定されている。

（４）等価線量は、人体の特定の組織・臓器当たりの吸（４）ＧＭ計数管で放射線を計数するとき、分解時間内収線量に、その組織・臓器の相対的な放射線感受性に入射した放射線は計数されないため、その分、計を示す組織荷重係数を乗じたもので、単位は J/ kg で、数値が減少することを数え落しという。

その特別な名称として Sv が用いられる。

（５）線量率計の積分回路の時定数は、線量率計の指示（５） eV (電子ボルト)は、放射線のエネルギーの単位の即応性に関係した定数で、時定数の値を大きくすとして用いられ、１ eV は約１.６×１０ −１９ Ｊに相ると、指示値の相対標準偏差は大きくなるが、応答当する。

速度は速くなる。

ｴｯｸｽ線Ｂ
２／４
問５

気体の電離を利用する放射線検出器の印加電圧と生問

じる電離電流の特性に対応した次のＡからＤまでの領

８ＧＭ計数管式サーベイメータにより放射線を測定し、１０５０ cps の計数率を得た。

域について、出力電流の大きさが入射放射線による一ＧＭ計数管の分解時間が２００ µ s であるとき、真の次電離量に比例し、放射線の検出に利用される領域の計数率(cps)に最も近い値は、次のうちどれか。

組合せは(１)〜(５)のうちどれか。

（１）

８３０８７０

Ａ

再結合領域

（２）

Ｂ

電離箱領域

（３）１１６０

Ｃ

比例計数管領域（４）１２７０ＤＧＭ計数管領域（５）１３３０（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ

問

９

被ばく線量測定に用いる放射線測定器とこれに関係の深い事項との組合せとして、誤っているものは次の問

６

次のＡからＤまでの放射線検出器について、その出うちどれか。

力が放射線のエネルギーの情報を含むもののすべての（１）フィルムバッジ ……………………………… 潜像

組合せは(１)〜(５)のうちどれか。

（２）電離箱式ＰＤ型ポケット線量計 …………… 充電Ａ

比例計数管（３）半導体式ポケット線量計 ………………… 空乏層

Ｂ

ＧＭ計数管

（４）電荷蓄積式(ＤＩＳ)線量計 ……… ＭＯＳＦＥＴ

Ｃ

半導体検出器Ｄシンチレーション検出器（５）光刺激ルミネセンス(ＯＳＬ)線量計………… グロー曲線（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｂ，Ｃ（３）Ａ，Ｃ，Ｄ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ

問１０

熱ルミネセンス線量計(ＴＬＤ)と蛍光ガラス線量計(ＲＰＬＤ)に関する次のＡからＤまでの記述について、

問７

エックス線の測定に用いるサーベイメータの特徴に関する次の文中の内に入れるＡからＣの語句の正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

ルシウムなどが、ＲＰＬＤでは炭素添加酸化アル

ただし、ＮaI(Ｔl)シンチレーション式サーベイメー
タは、エネルギー補償型ではないものとする。

ミニウムなどが用いられる。
Ｂ「電離箱式サーベイメータ、ＧＭ計数管式サーベイメータ及びＮaI(Ｔl)シンチレーション式サーベイメ

Ｃ

Ｂによって素子から情報が消失してしまうため、１式サーベイメータである。

また、方向依存性が最も小さいものはＣ回しか行うことができない。
式サーベイメータである｡｣
Ａ

線量の読み取りは、ＲＰＬＤでは繰り返し行うことができるが、ＴＬＤでは線量を読み取ること式サーベイメータ、測定可能な最低線量率が最も低いものは線量読み取りのための発光は、ＴＬＤでは加熱により、ＲＰＬＤでは紫外線照射により行われる。

ータのうち、エネルギー依存性が最も小さいものはＡ

素子には、ＴＬＤではフッ化リチウム、硫酸カＤ

ＴＬＤの素子は１回しか使用することができないが、ＲＰＬＤの素子は、使用後加熱処理を行うＢＣことにより、再度使用することができる。

（１）電離箱ＧＭ計数管

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ（１）Ａ，Ｂ（２）電離箱NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ

電離箱（２）Ａ，Ｃ（３）ＧＭ計数管

電離箱

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ（３）Ｂ，Ｃ（４）NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ

電離箱（４）Ｂ，Ｄ（５）NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ

ＧＭ計数管

ＧＭ計数管

（５）Ｃ，Ｄ

ｴｯｸｽ線Ｂ（次の科目が免除されている方は、問１１〜問２０は解答し３／４ないで下さい。）（エックス線の生体に与える影響に関する知識）
問１１

放射線感受性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問１４

エックス線被ばくによる放射線皮膚炎の症状に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組（１）細胞分裂の周期のＳ期(ＤＮ Ａ合成期)初期の細胞合せは(１)〜(５)のうちどれか。
ちょうは、Ｓ期後期の細胞より放射線感受性が高い。

Ａ

０.２ Gy の被ばくでは、皮膚の充血や腫 脹 がみられる。

（２）細胞分裂の周期のＧ １ 期 (ＤＮＡ合成準備期 )後期の細胞は、 Ｇ ２ 期(分裂準備期)初期の細胞より放射Ｂ線感受性が低い。

３ Gy の被ばくでは、一過性の紅斑や一時的な脱毛がみられる。
ほう（３）皮膚の基底細胞層は、角質層より放射線感受性が高い。
じゅうＣ

５ Gy の被ばくでは、水疱や永久脱毛がみられる。

Ｄ

３０ Gy の被ばくでは、難治性の潰瘍がみられる。

か（４）小腸の 絨 毛先端部の細胞は、腺窩細胞(クリプト細胞)より放射線感受性が低い。
（５）神経組織の放射線感受性は成人では低いが、胎児では高い。

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ

問１２

放射線被ばくによる白内障に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問１５

放射線の線量とその生体に与える影響との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）放射線により眼の角膜上皮細胞が障害を受けると、（１）確率的影響では、被ばくした集団中の影響の発生白内障が 発生する。

確率は、被ばく線量の増加とともに増加する。

（２）白内障は、潜伏期が２〜４週間程度で、早期影響（２）確定的影響では、被ばく線量と影響の発生確率とに分類される。の関係が、シグモイド曲線で示される。

（３）白内障の潜伏期の長さは、被ばく線量に依存しな（３）確定的影響の発生確率は、実効線量により評価さい。

れる。

（４）白内障の重篤度は、被ばく線量に依存する。

（４）遺伝的影響は、確率的影響に分類される。

（５）白内障発生のしきい線量は、急性被ばくでも慢性（５）しきい線量は、確定的影響には存在するが、確率被ばくでも変わらない。

的影響には存在しない。

しょう

問１３

エックス線被ばくによる末梢血液中の血球の変化に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）被ばくにより赤色骨髄中の幹細胞が障害を受けると、末梢血液中の血球数は減少していく。
（２）人の末梢血液中の血球数の変化は、２５µ G y 程度の被ばくから認められる。
（３）末梢血液中の血球は、一般に造血器官中の末分化な段階のものより放射線感受性が低いが、リンパ球は末梢血液中でも放射線感受性が高く、被ばく直後から減少が現れる。
（４）末梢血液中のリンパ球以外の白血球は、被ばく直後一時的に増加することがある。
（５）末梢血液中の血球のうち、被ばく後減少が現れるのが最も遅いものは赤血球である。

問１６

放射線による生物学的効果に関する次の現象のうち、放射線の間接作用によって説明することができないものはどれか。
（１）生体中に存在する酸素の分圧が高くなると放射線の生物学的効果は増大する。
（２）温度が低下すると放射線の生物学的効果は減少する。
（３）生体中にシステインやシステアミンなどのＳＨ基をもつ化合物は放射線の生物学的効果を軽減させる。
（４）溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量の放射線を照射するとき、不活性化される酵素の分子数は酵素の濃度に比例する。
（５）溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量のエックス線を照射するとき、酵素の濃度が減少するに従って、酵素の全分子数のうち、不活性化される分子の占める割合は増大する。

ｴｯｸｽ線Ｂ
４／４
問１７

放射線の生体影響等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１) 組織荷重係数は、各組織・臓器の確率的影響に対問１９どれか。
（１）着床前期に被ばくして生き残った胎児には、発育する相対的な放射線感受性を表す係数であり、組織荷重係数の合計は１である。

不全がみられる。
（２）胎内被ばくを受け出生した子供にみられる発育不（２）平均致死線量は、被ばくした集団のうち５０％の個体が一定の期間内に死亡する線量である。

全は、確率的影響に分類される。
（３）胎内被ばくのうち、奇形の発生するおそれが最も（３) 半致死線量は、被ばくした集団のすべての個体が一定の期間内に死亡する最小線量の５０％に相当す大きいのは、胎児期の被ばくである。
（４）胎内被ばくにより胎児に生じる奇形は、確定的影る線量である。
（４）生物学的効果比(ＲＢＥ)は、基準となる放射線と胎内被ばくに関する次の記述のうち、正しいものは響に分類される。
（５）胎内被ばくによる奇形の発生のしきい線量は、ヒ問題にしている放射線について、各々の同一線量をトでは５ Gy 程度である。

被ばくしたときの集団の生存率の比により、線質の異なる放射線の生物学的効果の大きさを比較したものである。
（５）倍加線量は、放射線照射により、突然変異率を自然における値の２倍にする線量であり、その値が大きいほど遺伝的影響は起こりやすい。

問１８

放射線によるＤＮＡの損傷と修復に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）放射線によるＤＮＡ損傷には、塩基損傷とＤＮＡ鎖切断があるが、エックス線のような間接電離放射線では、塩基損傷は生じない。
（２）ＤＮＡ鎖切断のうち、二重らせんの片方だけが切れる１本鎖切断の発生頻度は、両方が切れる２本鎖切断の発生頻度より高い。
（３）細胞には、ＤＮＡ鎖切断を修復する機能があり、修復が誤りなく行われれば、細胞は回復し、正常に増殖を続けるが、塩基損傷を修復する機能はない。
（４）ＤＮＡ鎖切断のうち、２本鎖切断はＤＮＡ鎖の組

問２０

下図は、マウスの全身に大線量のエックス線を一回照射した後の平均生存日数と線量との関係を示したものである。
図中のＡからＣの領域に関する(１)〜(５)の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）ＬＤ50/30に相当する線量は、Ａの領域にある。
（２）Ａの領域における主な死因は、消化器官の障害である。
（３）被ばく線量３ Gy は、Ｂの領域にある。
（４）Ｂの領域における平均生存日数は、１月程度であり、線量にかかわらずほぼ一定である。
（５）被ばく線量１０ Gy は、Ｃの領域にある。

換え現象が利用されるため、１本鎖切断に比べて容易に修復される。
（５）ＤＮＡ鎖切断の修復方式のうち、非相同末端結合は、ＤＮＡ切断端同士を直接再結合する修復であるため、誤りなく行われる。

（平均生
存
日数対数
目盛ＡＢＣ）Gy
線量 （対数目盛）（終り）