室内形センサ

DSW

温度
CO2 濃度

湿度

温湿度
CO 濃度

■センサの種類
対 象
温度

測定範囲
0～50

出 力
100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
湿度5～90 %RH
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
0～1 V DC (4 線)
温度: 100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
温度0～50
湿度: 0～1 V DC (4 線)
湿度5～90 %RH
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (2 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (4 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 0～1 V DC (4 線)CO
0～250 ppm4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
CO2360～2000 ppm
4～20 mA DC(センサ補正機能
0～20 mA DCあり)
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC360～5000 ppm
4～20 mA DC(センサ補正機能
0～20 mA DCあり)
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
0～2000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
0～5000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC(*): 防湿処理無しの場合[0]，防湿処理ありの場合[1]になります。

線 色
赤白白
赤白
赤白茶黒
橙黄橙黄茶黒橙黄茶黒赤白白橙黄茶黒赤白
橙黄赤白
橙黄茶黒赤白
橙黄茶黒赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白

形 名
DSW-100-TR
DSW-100-TA
DSW-100-TA W4
DSW-100-H
DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4
DSW-100-TRHV W4

電源電圧無し24 V DC±10 %24 V DC±10 %24 V DC±10 %DSW-100-TAH
DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4
DSW-200-CO-1 (*)
DSW-200-CO-2 (*)
DSW-200-CO-3 (*)
DSW-200-CO-4 (*)
DSW-200-CO-5 (*)
DSW-200-CO2-11 (*)
DSW-200-CO2-12 (*)
DSW-200-CO2-13 (*)
DSW-200-CO2-14 (*)
DSW-200-CO2-15 (*)
DSW-200-CO2-21 (*)
DSW-200-CO2-22 (*)
DSW-200-CO2-23 (*)
DSW-200-CO2-24 (*)
DSW-200-CO2-25 (*)
DSW-200-CO2-31 (*)
DSW-200-CO2-32 (*)
DSW-200-CO2-33 (*)
DSW-200-CO2-34 (*)
DSW-200-CO2-35 (*)
DSW-200-CO2-41 (*)
DSW-200-CO2-42 (*)
DSW-200-CO2-43 (*)
DSW-200-CO2-44 (*)
DSW-200-CO2-45 (*)

24 V DC±10 %24 V DC±10 %

■仕 様
出 力

温度湿度
CO，CO2100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式4～20 mA DC (0～50 に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
4～20 mA DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
0～1 V DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
4～20 mA DC, 0～20 mA DC 最大許容負荷: 550 Ω 以下
1～5 V DC, 0～5 V DC 最大許容負荷: 5 kΩ 以上
0～1 V DC 最大許容負荷: 1 kΩ 以上< CO2 濃度センサの出力仕様について>
図 1 測定範囲 360～2000ppm

図2

測定範囲 0～2000ppm
出力 4～20mA の場合

0360

出力 4～20mA の場合

CO2 濃度の各レンジに対し、リニアに出力します。ただし測定範囲 360～2000ppm(または 360～5000ppm)を選択した場合、測定値 360ppm 以下では測定値 360ppm に対応した値を出力します。

(mA)(mA)20.00

20.00

6.88

6.88

4.00

4.00
0

消費電力

素子の種類
測定方法

温度, 湿度
CO
CO2温度
湿度
CO
CO2性 能温度360

2000 (ppm)2000 (ppm)

2 線式: 約 550 mW(4～20 mA DC 出力)，4 線式: 約 3 W[100 Ω / 0 (Pt100)出力] 約 4 W(4～20 mA DC 出力)
約2W
約3W
測温抵抗体 100 Ω / 0 (Pt100) (IEC 60751 級)
静電容量変化型
電気化学式
非分散型赤外線分析法(NDIR)
精 度
応答特性
100 Ω / 0 (Pt100)出力: ±(0.1＋0.0017|t|)
1 分以内 63 %応答(1.5 m/s の風速の場
4～20 mA DC 出力: ±0.5合)
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ
時間 60 分において。
この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。

湿度

センサ補正
外形寸法
質 量取付方式
使用環境

保存環境

付属品

±5 %RH(at 5～45 ) 5～45 範囲外の場合，最大±8%RH
約 20 秒[30⇔85 %RH を 100 %とした時
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ の 90 %到達時間。ただし，エアフロー時間 60 分において。
この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。 5 l/min(0.16 m/s)] (防水フィルタ実装済み)
CO±5 ppm 以内(0～100 ppm) (標準ガス校正時)
120 秒以内±20 ppm 以内(100～250 ppm) (標準ガス校正時)
ウォームアップ時間 60 秒(ウォームアップ中は，出力下限値を出力)
初期安定時間 10 分
CO2±(50 ppm+測定値の 3 %)。ただし，300 ppm 以下は±100 ppm
120 秒以内
ウォームアップ時間 30 分※記載されている精度につきましては、工場出荷時の精度となり、以降の精度を保証するものではありません。
CO245 日を 1 周期とし、その期間内で測定値が 400ppm を下回った場合、その期間内の最低値と 400ppm との差分を次の周期の測定値に加算します。
（測定範囲 360～2000ppm または 360～5000ppm 選択時のみ）
W90×H90×D32 mm (リード線を除く)
温度, 湿度 約 90 g
CO, CO2
約 100 g
ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7 mm)への取付
温度
温度: 0～50 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: 0～50 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
CO
温度: -10～50 ，湿度: 10～95 %RH(結露不可)
CO2
温度: 0～50 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 結露の生じる環境では使用しないでください。
塩素系，硫化系の気体が生じる環境では使用しないでください。湿度センサの薄膜が劣化します。
温度
温度: -20～60 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: -20～60 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
CO
温度: -10～50 ，湿度: 10～95 %RH(結露不可)[注 意] 長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管するとセンサが劣化します。
酸素がない状態(窒素のみある場合)で放置すると，センサ値に誤差が生じます。
CO2
温度: -30～70 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 本器取り扱い時(保管および設置時)，Cavity(ゴールド部分)に持続的圧力や衝撃が加わらないようにしてください。
長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管すると，Cavity 内部の湿気が除去されるまで，初期測定値が若干高くなることがあります。
本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本，スプリングワッシャ 2 個)，取扱説明書 1 部■結 線
リード線: 300 mm，断面積 0.5 mm2
リード線の色: 白(WHT)，赤(RED)，黒(BLK)，茶(BRW)，黄(YLW)，橙(ORG)
DSW-100-TR

DSW-100-TA
DSW-100-TR

温度受信計器AB

DSW-100-TA

直流電源

+

B

-

温度受信計器+-WHT RED

WHT WHT RED

DSW-100-TA W4

DSW-100-H
直流電源

DSW-100-TA-+

DSW-100-H

温度受信計器

+-+

直流電源

-

湿度受信計器+-BRW
BLK
YLW ORG

WHT RED

DSW-100-H W4, DSW-100-HV W4

DSW-100-H W4DSW-100-HV W4DSW-100-TRHV W4DSW-100-TRHV W4直流電源

湿度受信計器+BLK+-+-直流電源

湿度受信計器BRW-+-YLW ORG

BRW
BLKWHT WHT RED

温度受信計器YLW ORGAB

BDSW-100-TAH

DSW-100-TAH W4, DSW-100-TAHV W4

DSW-100-TAH

直流電源

-+

温度受信計器DSW-100-TAH W4DSW-100-TAHV W4直流電源+直流電源

BLK++-

湿度受信計器YLW ORG WHT RED-+-BRW

湿度受信計器YLW ORG WHT RED-温度受信計器-++-DSW-200-CO

直流電源

CO 受信計器++-300■外形寸法図(単位: mm)

DSW-200-CO--32

7.5

WHT RED BLK BRW9078

DSW-200-CO2直流電源

DSW-200-CO2+-+

9078

BRW

CO2 受信計器

BLK
RED WHT

202002 J08