ペーパーレス レコーダ

新製品

ISO９００１ Certified
J Q A − 2 0 5 5

GR-100 シリーズ

紙要らず, インク要らず, 環境を大切に,これからの記録計のスタイルです。

ＧＲ-１００シリーズは， 各チャネルの測定データを，必要に応じて様々な画面表示で，5.5形ＴＦＴカラー液晶画面に表示することができ，内部メモリ，3.5形フロッピーディ
スクへデータのＳａｖｅ／Ｌｏａｄができるペーパレスレコーダです。
Ｓａｖｅしたデータは，パラメータ設定ソフトウェア[ＰＡＳＳ３]で変換し，エクセル，ロータス等の市販アプリケーションソフトウェアで利用することができます。
また，上位通信には，ＭＯＤＢＵＳ(オプション)を利用しており，ホストコンピュータ，ネットワークへの接続も簡単に行えます。

多彩な画面表示

対話式の簡単操作[トレンド画面]，[バーグラフ画面]，[データ画面]，[マルチ画面]等を操作は，メニュー画面から選択項目を選択し，メッセージに従い設必要に応じて選択することができます。

定する対話形式の簡単操作です。

また，記録したデータを再生する[再生画面]，現在と過去の測定デー

また，エンジニアリングポートとパソコンを接続し，パラメータ設タの比較ができる[並列画面]，各チャネルデータの瞬時値，最大値，定ソフトウェア[ＰＡＳＳ３]を使用することにより，パソコンから簡最小値，平均値等を表示した[日報画面]，警報の発生，警報の解除時単に各パラメータの設定ができます。

間，警報の種類等をまとめて表示する[アラームサマリ画面]等も表示できます。

通信機能の充実

測定データの保存

通信インタフェース(オプション)は，ＲＳ-２３２Ｃ，ＲＳ-４２２Ａ，測定データは，1.25MBの内部メモリに最大654000個のデータを記憶

ＲＳ-４８５を用意しています。

することができます。

プロトコルは，ＭＯＤＢＵＳを採用しており，ＭＯＤＢＵＳプロト

また，3.5形フロッピーディスクに内部メモリのデータをコピーする

コル対応製品と簡単に接続することができ，システムの構築が容易ことができ，メッセージ，アラームサマリを各々200まで記憶するこにできます。( ＭＯＤＢＵＳはＳＣＨＮＥＩＤＥＲ社の登録商標です。)とができます。

連続入力仕様,間欠入力仕様を用意

連続入力仕様：測定周期約0.1秒／4点，間欠入力仕様：測定周期約5秒／6点を用意しておりますので，測定対象により機種を選定することができます。

パッケージソフトウェアを用意
データ収録ソフトウェア[ＫＩＤＳ３]，パラメータ設定ソフトウェア[ＰＡＳＳ３]を用意していますので，パソコンでデータ管理が簡単に行えます。
・デ ー タ 収 録 ソ フ ト ウ ェ ア ：ＫＩＤＳ３(Windows 95／98，NT版)
・パラメータ設定ソフトウェア ：ＰＡＳＳ３(Windows 95／98，NT版)

安全規格に適合ＵＬ，ＣＳＡ規格の認定品です。
ＣＥマーキングに適合しています。
前面部はＩＰ５４の保護構造です。

■各部の名称

192837456

１ ：表示画面□５.５インチのTFTカラー液晶画面
２ ：エンジニアリングポート□

パソコンを使用して, 各パラメータの設定等ができます。

■形名説明□：フロッピーディスクドライブ
３ＧＲ−１０□，□□□
１２
入力点数 ３４６Ａ１Ａ２
Ａ３Ｃ４Ｃ５Ｃ
Ｃ４４Ｃ４５Ｃ５４
オプション
Ｃ５５Ｃ０４Ｃ０５ＣＡＡＤ
ＤＲＦ
ＨＤ
ＨＭ

シリーズ名：ＧＲ-１００（W144×H144×D257mm）
１点（連続入力）
２点（連続入力）
３点（連続入力）
４点（連続入力）
６点（間欠入力）
モスリレー警報出力6点＋外部駆動
警報出力／
メカリレーc接点警報出力6点＋外部駆動
外部駆動
メカリレーa接点警報出力6点＋外部駆動
RS-422A
通信機能
RS-485
RS-232C
RS-422A（上位）＋RS-422A（下位）
RS-422A（上位）＋RS-485
（下位）
２ポート
RS-485（上位）＋RS-422A
（下位）
通信機能
RS-485（上位）＋RS-485（下位）RS-232C（上位）＋RS-422A（下位）
RS-232C（上位）＋RS-485
（下位）
演算機能
積算機能
日報ファイル
携帯形
高所取付形

３.５形フロッピーディスク（2HD 1.44MB MS–DOS フォーマット）の挿入口です。

□：フロッピーディスク運転表示ランプ
４

点滅時：読込み／書込み中です。
消灯時：読込み／書込み終了です。

□：切替え／設定／操作キー
５

各パラメータの設定, カーソルの移動等を行います。
６ ：イジェクトボタン□

フロッピーディスクを取り出すときに押します。
７ ：スクロールキー□

カーソル（黄色）を左右に移動させ, 運転画面およびメモリ操作の切替えに使用します。
８ ：エントリーキー□

アイコンが画面に表示していない時に押すと, アイコンが表示されます。
また, アイコンをカーソルで選択して, エントリーキーを押すと, 選択した画面表示に切替わります。
９ ：アイコン□

各画面の表示切替え時に使用します。

■標準仕様
測定点数

いずれか指定・GR-101（連続入力：1点），GR-102（連続入力：2点），GR-103（連続入力：3点），GR-104（連続入力：4点），GR-106（間欠入力：6点）

入

マルチレンジ方式（種類は選択可能）
・熱 電 対：K，E，J，T，R，S，B，N，WWRe0-26，WWRe5-26，PR5-20，PR20-40，Ni-NiMo，AuFe-Cr，Platinel，U，L・測温抵抗体：Pt100（1997），旧Pt100（1989），JPt100，Pt50，Pt-Co・直 流 電 圧：±13.8mV，±27.6mV，±69.0mV，±200mV，±500mV，±2V，±5V *，±10V *，±20V *，±50V *（*：分圧抵抗内蔵）・直 流 電 流：250Ω，または20Ω
（シャント抵抗を外付けで対応）

力

レンジ設定
スケール設定測定周期
最大入力電圧キー操作により入力の種類，範囲を設定
キー操作によりスケールの最小値，最大値，単位を設定
約5秒／6点（間欠入力），約0.1秒／4点（連続入力）
熱電対入力（バーンアウトなし），直流電圧入力（±2V以下のレンジ）：最大 DC ±10V
直流電圧入力（±5〜50Vのレンジ）：最大 DC ±60V
熱電対入力（バーンアウトあり），測温抵抗体入力：最大 DC ±6V

K，E，J，T，N，Platinel：±0.5℃以下
基準点補償精度（RJ） R，S，WWRe0-26，WWRe5-26，Ni-NiMo，AuFe-Cr，U，L ：±1.0℃以下（RJ内部の場合は，上記誤差を精度に加算する。）
入力抵抗
許容信号源抵抗
内部メモリ容量
記憶周期
記憶情報
記憶測定データ

内部メモリへの記憶方法

外部記録媒体
記録方法
表示部

運転画面

表示更新周期
スキップ機能スクロール機能
再生機能

熱電対入力，直流電圧入力（±2V以下のレンジ）：約8MΩ
直流電圧入力（±5〜50Vのレンジ）：約1MΩ
熱電対入力（バーンアウトなし），直流電圧入力（±2V以下のレンジ）：1kΩ以下
直流電圧入力（±5〜50Vのレンジ）：100Ω以下
測温抵抗体入力（Pt100，旧Pt100，JPt100）：1線あたり10Ω以下（3線共通）
1.25MB
0.1，0.2，0.5，1，2，3，5，10，15，20，30秒（3秒以下は，連続入力仕様のみ）
1，2，3，5，10，15，20，30，60分
測定データ（同時記憶は最大5ファイル），メッセージ（1ファイル），警報の発生／解除（1ファイル），設定パラメータ（1ファイル）
2バイトバイナリ／1データ
記憶周期が測定周期より遅い場合は，測定値の最小値，最大値の両方を記憶する。
（間欠入力仕様の記憶周期が5秒以外の場合，連続入力仕様の記憶周期が0.1秒以外の場合）
下記条件をキー設定により選択
・マニュアル操作（キー操作）
・トリガ信号（外部駆動，警報発生）
・導通信号ON中の記録（外部駆動）
・時刻によるスタート／ストップ（ストップはキー操作も可能）
3.5形フロッピーディスク（2HD：1.44MB MS-DOSフォーマット）
キー操作により内部メモリからフロッピーディスクにコピーする。
5.5形ＴＦＴカラーＬＣＤ（320×240ドット），表示面積：111.36mm（横）×83.52mm（縦）トレンド表示色：10色
任意設定（赤，青，緑，茶，紫，橙，灰色，水色，黄緑，黄色）
スクロールキー，エントリーキー操作にて画面を切替えます。
アラームサマリー画面を除き5グループ切替え表示が可能（最大6チャネル／1グループ）・トレンド表示画面 ：リアルタイム／ヒストリカル／デュアルトレンドの選択，時間軸方向の縦／横選択，データ表示のあり／なし選択，スクロール機能等が可能。
・バーグラフ表示画面 ：データ表示あり／なし選択が可能
・データ表示画面：データ＋タグ＋単位＋警報発生ステータス
・マルチ画面：リアルタイムトレンド表示画面＋バーグラフ表示画面＋データ表示画面
・アラームサマリー ：現在の警報出力状態，警報の発生，警報の解除履歴（チャネル，レベル，警報の発生，警報の解除時刻）
トレンド表示：時間軸設定による。
（但し，最短1秒）
データ表示 ：約1秒
（連続入力仕様），約5秒（間欠入力仕様）トレンド表示画面，データ画面でグループごとに表示スキップするチャネルを設定する。
トレンド表示画面で，カーソルの操作により過去のデータの参照が可能。
ファイル指定により再生（データ取込みは継続）

データサーチ機能

再生ファイルのデータから下記設定条件に適合するトレンド表示位置を自動的に検索してカーソルを移動させる機能。
検索条件：CH Aのデータ＝CH Bのデータ
CH Aのデータ＜CH Bのデータ
CH Aのデータ＜特定データ（任意設定）CH Aのデータ＞特定データ（任意設定）
特定データ１（任意設定）≦CH Aのデータ≦特定データ２（任意設定）

メッセージ表示

キー操作，または外部駆動接点入力によりメッセージをトレンド記録上に表示すると共に，メッセージ情報ファイルとして記憶する。
（最大200件）
再生トレンド上にも表示／記憶が可能。
メッセージの事前登録が可能（最大10メッセージ，最大30文字／メッセージ）

ＬＣＤセーバ機能

キー操作を一定時間行わないと，バックライトを暗くし，スクリーンセーバ表示に切替わります。
1〜60分の間で任意に切替え時間を設定できます。

警設 定 数：各チャネル最大4設定
警 報 種 類：上限，下限，差上限，差下限，変化率上昇限，変化率下降限警報メモリ：警報発生／解除時刻，警報の種類を記憶。チャネル共通で最新のデータ200個を記憶する。

報

絶縁抵抗

2次端子−接地端子間
DC 500V 20MΩ以上
1次端子−接地端子間
DC 500V 20MΩ以上
1次端子−2次端子間
DC 500V 20MΩ以上
警報端子(メカリレーc接点)−他の2次端子間 DC 500V 20MΩ以上
1次端子：電源端子，警報端子(モスリレー，メカリレーa接点)
2次端子：測定入力端子，警報端子(メカリレーc接点)，外部駆動信号端子，通信端子

耐 電 圧

2次端子−接地端子間
AC 500V 1分間
1次端子−接地端子間
AC 1500V 1分間
1次端子−2次端子間
AC 2300V 1分間
警報端子（メカリレーc接点）−他の2次端子間 AC 1000V 1分間
1次端子：電源端子，警報端子（モスリレー，メカリレーa接点）
2次端子：測定入力端子，警報端子（メカリレーc接点），外部駆動信号端子，通信端子

電源電圧
許容電圧変動範囲
周囲温度
周囲湿度
質量

AC 100〜240V，50／60Hz
AC 90〜264V
0〜50℃
20〜80％RH（結露不可）
約3.2kg材

前 面：枠（ABS樹脂），前面板（強化ガラス）
ケース：普通鋼板

質

色
取付方式
外形寸法

ケース：グレー，前面色：ダークグレー
制御盤埋込方式
144×144×257mm（Ｗ×Ｈ×Ｄ）■オプション仕様
いずれか指定・[オプション記号：A1]----- モスリレー警報出力6点＋外部駆動
・[オプション記号：A2]----- メカリレーc接点警報出力6点＋外部駆動（国際安全規格非適合）
・[オプション記号：A3]----- メカリレーa接点警報出力6点＋外部駆動
外部駆動：接点入力4点，コモン2点信号により，データメモリトリガ，データメモリ信号，メッセージ表示，警報出力，外部駆動
積算演算リセットの操作が可能（パラメータ結線）[Ａ□]
警報出力：警報発生時に個別出力（6点）が可能
出力----- 半導体a接点出力
接点容量：AC／DC 240V 50mA（抵抗負荷）
リレー接点出力（国際安全規格非適合）
接点容量：AC 100V 0.5A（抵抗負荷），AC 240V 0.2A（抵抗負荷），DC 100V 0.3A（抵抗負荷）
いずれか指定・[オプション記号：C4]----- RS-422A
・[オプション記号：C5]----- RS-485
・[オプション記号：C]------ RS-232C
MODBUSプロトコル（RTU／ASCII）
機
能：データ送信，パラメータ設定，操作，データ通信入力

通信機能[Ｃ□]

いずれか指定・[オプション記号：C44]----- RS-422A（上位）＋RS-422A（下位）・[オプション記号：C45]----- RS-422A（上位）＋RS-485（下位）・[オプション記号：C54]----- RS-485（上位）＋RS-422A（下位）
２ポート通信機能・[オプション記号：C55]----- RS-485（上位）＋RS-485
（下位）
[Ｃ□□]
・[オプション記号：C04]----- RS-232C（上位）＋RS-422A（下位）・[オプション記号：C05]----- RS-232C（上位）＋RS-485（下位）
上位通信は，[オプション：通信機能]と同じ。下位通信は計器と接続し，計器からのデータをデータ通信入力として処理。
測定データに加減乗除，開平，対数（自然，常用），指数演算，最大，最小，平均，温湿度演算の演算処理を行う。
また，演算結果データへの演算処理も可能。

演算機能[ＣＡ]

測定データや演算結果データの積算を行う。
・インターバル----- 1分〜24時間，または無し
・開始時刻設定----- 0時0分〜23時59分
取込チャネル，取込時刻（任意時刻最大24点），瞬時値，区間最大値，区間最小値，区間平均値，1日最大値，1日最小値，1日平均値等の項目を指定して，日報ファイルを作成することができます。
取っ手，折畳式スタンド，ゴム足がGR-100に付加されています。
前面板が強化ガラス仕様から偏光ガラス仕様に変更されます。

積算機能[ＡＤ]日報ファイル[ＤＲＦ]
携帯形[ＨＤ]
高所取付形[ＨＭ]

■外形寸法

■端子配列

18 18
電源端子部

137

161

通信端子部
（オプション）

外部駆動端子部（オプション）

18 18
□144

19

警報出力端子部（オプション）257（＊1：263）291 ＊2＊1：［オプション：A3］を付加した場合＊2：［オプション：C□, C□□］を付加した場合■パネルカット

200200138＋10

入力端子部

138＋10■測定レンジ，測定精度，分解能
入力

レン

ジー200 〜 300 ℃
ー200 〜 600 ℃
ー200 〜 1370 ℃
ー200 〜 200 ℃
Eー200 〜 350 ℃
ー200 〜 900 ℃
ー200 〜 250 ℃
Jー200 〜 500 ℃
ー200 〜 1200 ℃
ー200 〜 250 ℃
Tー200 〜 400 ℃
0 〜 1200 ℃
R
0 〜 1760 ℃
0 〜 1300 ℃
S
0 〜 1760 ℃
B
0 〜 1820 ℃
0 〜 400 ℃
N
0 〜 750 ℃
0 〜 1300 ℃
WWRe0ー26 0 〜 2320 ℃
WWRe5ー26 0 〜 2320 ℃
PR5ー20 0 〜 1800 ℃
PR20ー40 0 〜 1880 ℃
0 〜 290 ℃
NiーNiMo 0 〜 600 ℃
0 〜 1310 ℃
AuFeーCr 0 〜 300 Kー100 〜 350 ℃
Platinel ー100 〜 650 ℃
ー100 〜 1390 ℃
ー200 〜 250 ℃
Uー200 〜 500 ℃
ー200 〜 600 ℃
ー200 〜 250 ℃
Lー200 〜 500 ℃
ー200 〜 900 ℃
ー140 〜 150 ℃
Pt100 ー200 〜 300 ℃
ー200 〜 850 ℃
ー140 〜 150 ℃
旧Pt100 ー200 〜 300 ℃
ー200 〜 649 ℃ー140 〜 150 ℃
JPt100 ー200 〜 300 ℃
ー200 〜 649 ℃
Pt50 ー200 〜 649 ℃■各種画面表示
測測定精度

定K

熱 電 対

測温抵抗体

PtーCo

直流電圧

4 〜 374 K

ー13.8 〜 13.8mVー27.6 〜 27.6mV
ー69.0 〜 69.0mVー200 〜 200 mVー500 〜 500 mV
ー2 〜2 Vー5 〜5 Vー10 〜 10 V
ー20 〜 20 V
ー50 〜 50 V

±0.1％±1デジット
但し，ー200〜0℃は±0.2％±1デジット［トレンド画面］
分解能
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
1℃

［データ画面］

0.1℃±0.1％±1デジット
但し，R，S： 0〜400℃は±0.2％±1デジット
B ： 400〜800℃は±0.15％±1デジット（400℃未満は精度保証外）±0.15％±1デジット
但し，WWRe0ー26： 0〜300℃は±0.3％±1デジット±0.2％±1デジット
但し，PR5ー20 ： 0〜100℃は±4％±1デジット
100〜400℃は±0.5％±1デジット
PR20ー40 ： 0〜300℃は±1.5％±1デジット
300〜800℃は±0.8％±1デジット
AuFeーCr ： 0〜 20Kは±0.5％±1デジット
20〜 50Kは±0.3％±1デジット±0.15％±1デジット±0.15％±1デジット
但し，ー200〜0℃は±0.3％±1デジット±0.1％±1デジット
但し，ー200〜0℃は±0.2％±1デジット±0.15％±1デジット±0.1％±1デジット
但し，700〜850℃は±0.15％±1デジット±0.15％±1デジット±0.1％±1デジット±0.15％±1デジット±0.1％±1デジット±0.1％±1デジット±0.15％±1デジット
但し，4〜50Kは±0.3％±1デジット±0.1％±1デジット

1℃

0.1℃
0.1℃
1℃
1℃
1℃
1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1K
0.1℃
0.1℃
1℃

［バーグラフ画面］［設定画面］

0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

［アラームサマリ画面］［マルチ画面］

0.1K
10μV
10μV
10μV
100μV
100μV
1mV
1mV
10mV
10mV
10mV

■その他
データ収録ソフトウェア［KIDS3］, パラメータ設定
ソフトウェア［PASS3］, 接続ケーブル［CB-GR001］,トランスミッター電源6チャンネル［P-GR106］等も用意しております。

・このカタログの内容は2000年9月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄の営業所（出張所），または販売店までお気軽にご連絡ください。

９０４０１ GR