●お問い合わせは下記まで

この度は当社の電子プリセットカウンタをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全にご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

〒152-0001
東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス
webtrade@line.co.jp
ホームページ
https://www.line.co.jp

・ 本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・ 本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・ 本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避け てください。
・ 本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。
・ 本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
・ 本器はフロントパネルに取り付けた状態で使用してください。
（屋内用）・ フロントパネルの汚れをシンナーなどの有機溶剤で拭かないようにしてください。
・ 定格以外の電圧を印加しますと内部回路が破損する恐れがあります。

オートリセット/ワンショット出力
設定値62計数■ 仕様

・ 電源投入後、100msはカウント入力及びリセット入力は受け付けませんのでご注意ください。
・ 加算信号と減算信号は同時入力は不可です。
・ 信号線(入出力線)はシールド線をご使用ください。
・ 配線は，信号線と電源線をできるだけ離して配線するようにしてください。
・ 短絡用の配線はできるだけ短く配線してください。
・ 信号線や電源線にノイズが乗っている場合はノイズキラーや電源ノイズフィルターをお取付けください。

表示

6桁 7セグメント赤色LED 10.16 mm (H) x 5.54 mm (W)

設定方法

デジスイッチ

設定段数

1段

計数方式

90°位相差入力 / 加算減算個別入力(同時入力は不可)■ 配線方法

計数速度

オープンコレクタトランジスタ入力: 10kHz / 接点入力: 30Hz

パルス幅

オープンコレクタトランジスタ入力: 50μs / 接点入力: 16.6 ms

メーク比1:1• 入力■ 動作例

ご使用上の注意■ 使用上の注意

01234521034( 1 ) 90° 位相差入力（ロータリーエンコーダなど）

GND

510

桁数

設定段数

メモリ

E10-166M

61〇ーE10-166MR

61〇〇■ フロントパネル

01232345445

出力表示

+12V

加算

減算

GND

1240123340

123RESET

1 2 3 4 5 60.1 1S

設定スイッチ
リセットボタン ※1※1 フロントパネルのリセットは、E10-166MRモデルのみで使用できます。

■ 動作選択方法

ABCAB
C

オートリセット/ワンショット出力
オーバーラン/ワンショット出力
オーバーラン/自己保持(∞)出力

ご使用前に、表示動作と出力動作の選択をフロントパネル右側にある
スライドスイッチにて行ってください。

■ 出力時間の調整

0.1 1S

動作選択スライドスイッチで、AまたはBを選択した場合は、スライドスイッチ下にあるボリュームにて0.1〜1Sec間で出力時間調整を行ってください。

0.1 - 1 sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持

出力遅延時間432⑩ ⑪ 番を接続

13加算

減算GND

124101213

11⑩ ⑪ 番を接続

⑫ ⑬ 番を接続■ 端子番号表
No.

接続

1

入力A（加算）2

入力B（減算）

3

DC12V

4GND

5

外部リセット（GNDと短絡時リセット）

6

GND

7COM.

8

N. O.

9

N. C.

10

入力選択
(11と接続時加算減算個別入力 、開放時90°位相差入力)

11

入力選択用GND

12速度選択用GND13

速度選択(12と接続時30Hz、開放時10kHz)

14

未使用

15AC220/200V

16AC110/100V

17AC0V

10kHz: < 10 msec

有接点出力30Hz: < 25 msec

オープンコレクタトランジスタ入力(シンク電流 10mA max.)
自動リセット
自動リセット式 (設定値到達時、出力と同時に表示リセット)
オーバーラン式 (設定値到達後も計数入力があればカウント)
EEPROM 1回当たり記憶時間：約20年間
記憶回数：10万回

電源電圧

AC100/110V or AC200/220V, 50/60 Hz

消費電力

4.3 VA

センサ用電源DC12V, 60mA MAX.

使用温度範囲-10°C - +50°C (但し氷結しないこと)

使用湿度範囲35 - 85 % RH (但し結露しないこと)

耐電圧

AC1500V (1分間)

絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)(電源回路と非充電金属部間)
ノイズシュミレータによる方形派ノイズ

耐ノイズ±2.0kV (電源端子間),±500V (入力端子間)

誤動作: 10 - 55 Hz, 複振幅 0.5mm

耐振動

耐久: 16.7 Hz, 複振幅 4mm
誤動作: 100 m/s 2 (10G)

耐衝撃

耐久: 300 m/s 2 (30G)※ 設定変更を有効にするには、電源を入れ直してください。

重量• 出力※2 ゼロ設定の場合は表示値＞0の状態から減算して表示値が0になると出力します。

550g※3 フロントパネルのリセットは、E10-166MRモデルのみで使用できます。

( 1 ) 接点出力（リレー出力）

■

リレー出力

有接点出力

接点入力 (100 ms以上)

メモリ時間

リセット

動作選択
スライドスイッチ
出力時間調整ボリューム

出力時間

11( 3 ) 加算減算個別入力（有接点入力）5

出力動作中赤色LED点灯

動作方式

10124

リレー出力 1C, AC250 V, 2A (125VA), DC220V 2A (60W) cosφ=1

出力表示

フロントリセット ※3

3⑫ ⑬ 番を開放

5出力

外部リセットリセット

4接点入力：リレー、マイクロスイッチなど(シンク電流7mA max.)

リセット入力出力AB
C11計数入力

13出力

計数

100

設定値4カウント表示

入力 B0 ~ 999999 ※2
オープンコレクタトランジスタ入力 L : 0 - 2V (シンク電流 7mA max.)

リセット

4オーバーラン/自己保持出力
OUT

入力 A4( 2 ) 加算減算個別入力（オープンコレクタ入力）

設定値4計数

3⑫ ⑬ 番を開放

リセット

フロントリセット

2120出力■ 形式

1⑩ ⑪ 番を開放

1オーバーラン/ワンショット出力

形式

センサ

設定範囲

789COM.

N. O.

N. C.

外形寸法図
72 ±0.1• 外部リセット

8107.5 ±0.1

9.5 ±0.2

OUT

56RESET1 2 3 4 5 6⑤ ⑥番をマイクロスイッチなどで短絡またはオープンコレクタ入力によりリセットされます。

568 +0.7
06数字寸法• 電源

5.54
AC 110/100V

160V

17AC100Vでご使用の場合は⑯ ⑰番に接続してください。
AC 220/200V

156桁パネルカット寸法

68 +0.70E10 Series

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

72 ±0.1

取扱説明書

10.16

電子プリセットカウンタ

注意

E10 SERIES MANUAL

0V17AC200Vでご使用の場合は⑮ ⑰番に接続してください。

本紙は2022年10月13日現在のものです。4E10001C
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2022,LINE SEIKI CO.,LTD.