ダイジェスト版・第3版

ライン精機総合カタログ
現場改善システム
現 場改善システム
数取器
数 取器
見える化製品
大型表示器
大 型表示器電 子カウンタ
タイムカウンタ
測長器
測 長器
ロータリーエンコーダ
電 磁カウンタ
メカニカルカウンタ
スライドリミットカウンタ
タコメータ
温 度計
測 定機器

安全機器

1

NEW 現場改善システム
現場改善システム・設備1台から始められる、現状把握の仕組み作り
NEW GEMBA REPORTERシリーズ
・シンプルな機器構成
・現場にサーバを設置する”買い切り型”=初期費用のみ・固定費なし
GB-1000 / スマートカウンタ

GB-1000

設備から生産数・稼働状況などを収集/収集データをベースステーションへ送信

無線通信

GB-2100と無線通信
カウント入力ウォッチドッグタイマ機能
タイムスタンプ機能
ステータス記録

GB-2100 / ベースステーション
スマートカウンタ(最大10台)から設備のデータを受信受信したデータを整理・保管→ ソフトウェア搭載/データの整理・保管・分析を実行→ 現場の生産情報をパソコン・各種モバイル端末へ提供

データ

データ
データ

データ
データ

GB-2100
最大10台のGB-1000と無線通信Google Chromeでデータ閲覧■ 生産予定を入力計画する(二次元バーコード対応)■ ガントチャートで隙間時間を表示■ 無理のない生産計画■ 設備の有効利用を促進■ 携帯端末/パソコンで記録開始

記録を始める■ ワンタッチ・ワンクリック■ 計画外の生産指示もその場で入力(二次元バーコード対応)■ 記録終了もワンタッチ・ワンクリック■ 最新の生産数と進捗状況を常時更新

現場を見守る■ 稼働・停止ステータスを常時更新■ 停止時にアラーム音で警告■ 停止理由をその場で記録■ 記録された生産情報を閲覧

履歴を見る■ 日付・設備名等で絞り込み■ 履歴をExcel・画像形式で取得■ 折れ線グラフ - 生産数の推移

ボトルネック発見!!!

■ 棒グラフ - サイクルタイム■ 棒グラフ - 良品数/単位時間■ ウォッチドッグタイマ作動時間帯

2

数取器
電子数取器
・交通量調査、研究機関での各種調査、工場での検査工程での分類計数に最適なツール
DK-5000 シリーズ
機能が異なった4タイプごとに5連式・10連式・30連式をラインナップAタイプ: 連式カウンタ / メモリ時にカウント値と日時を記録
Bタイプ: 多入力イベントタイムレコーダー / キー入力毎にカウント値と日時を記録
Cタイプ: 自動記録機能付連式カウンタ / 設定間隔毎にカウント値と日時を記録
DK-5005シリーズ

Eタイプ: プリセット連式カウンタ (ブザー付) / メモリ時にカウント値と日時を記録
USB経由でPCと通信しデータを閲覧・保存

DK-5010シリーズ

専用無償ソフトウェアは弊社ウェブサイトよりダウンロード可能
DK-5030シリーズ

3電源に対応 / 単4電池 x 4個、USBケーブル (別売)、ACアダプタ (別売)

DK-2300
ポケットにすっぽりと入る小型軽量の電子数取器 / 4桁、5桁表示 (機能による)
1台で4種類の使い方ができる多機能タイプ
加減算カウンタ / 3連式演算 (和・差) 表示加算カウンタ / 3択加算減算カウンタ
メモリ付加算カウンタ

DK-100 シリーズ
弊社最小サイズの電子数取器 / 4桁表示
用途に合わせて3タイプをラインナップ
DK-100H: シンプルな手持ちタイプ
DK-100D: シンプルな卓上タイプ
DK-100H

DK-100D

DK-100M

DK-100M: DK-100Dと連結して使うことで多連として使用可能 / オールリセット / ACアダプタ端子

機械式数取器・交通量調査、研究機関での各種調査、工場での検査工程での分類計数の定番ツール
H-102P シリーズ
H-102PM-6

樹脂カバータイプ / 4桁表示
H-102P: 手持タイプ・H-102PB: 台付タイプ
H-102PM-5 / 5連式台付タイプ・H-102PM-6 / 6連式タイプ
5連式台付タイプが3台収納可能なキャリングケースをご用意

H-102P

H-102PB

H-102 シリーズ
H-102M-10

金属カバータイプ / 4桁表示
H-102: 手持タイプ・H-102B: 台付タイプ
H-102M-□: 多連台付タイプ (2〜6連、8連、10連をラインナップ)

H-102BH-102

3見える化製品・大型電子カウンタ/表示器
見える化製品・機械・装置の稼働状況や製品の不良数を把握して、工場の「見える化」に役立ちます
DK-5005D / DK-5010D / DK-5030D
ステータス記録計
キー入力毎にステータス表示 (H/L) と日時を記録
USB経由でPCと通信しデータを閲覧・保存
DK-5005D

M16-600
センサ入力デバイス / DK-5000シリーズとUSBケーブルで繋げて使用します
DK-5000シリーズの1〜5の入力キーの替わりに、外部スイッチや近接センサ等を配線することで信号を取得できます

M16-601 / M16-602
無線通信付センサ入力デバイス / DK-5000シリーズとUSBケーブルで繋げて使用します
M16-600に無線通信機能を追加し、DK-5000シリーズのデータを無線通信によって離れた場所のパソコンで閲覧できますM16-601: EEE802.11b/g/n (Wi-Fi)、M16-602: EEE802.15.4

M16-301 / M16-302
無線通信機器 / DK-5000シリーズとUSBケーブルで繋げて使用します
DK-5000シリーズのデータを無線通信によって離れた場所のパソコンで閲覧できますM16-301: EEE802.11b/g/n (Wi-Fi)、M16-302: EEE802.15.4

M16-303
コーディネーター / M16-602又はM16-302と一緒に使用します

M13-215
アンドンセンサ / 表示灯の点灯・点滅を検知して、信号を出力
出力: NPNオープンコレクタ / 検出可能周波数: 0.5Hz〜4Hz

大型電子カウンタ・表示器
・生産現場で生産数等を表示して見える化に役立ちます
・生産現場の環境に合わせて、台置、吊り下げ、壁掛けが可能です
G90 シリーズ
視認性の高いLED表示採用 / 6桁表示 / フリー電圧電源 (AC100-240V)
入力は有接点・無接点両用 / 外形寸法: 401 x 137 x 47mm
書き込み / 表示器用BCD入力付 (G90-303のみ)
RS485シリアル通信機能・書き込み / 表示器用設定リモコン付 (G90-305のみ)

G95 シリーズ
視認性の高いLED表示採用 / 6桁表示 / フリー電圧電源 (AC100-240V)
入力は有接点・無接点両用 / 外形寸法: 626 x 178 x 47mm
書き込み / 表示器用BCD入力付 (G95-303のみ)
RS485シリアル通信機能・書き込み / 表示器用設定リモコン付 (G95-305のみ)

4電子カウンタ
電子カウンタ (プリセットカウンタ)
・生産現場や産業用機械で生産数等を計数し、簡易制御を行うのに最適です
E21 シリーズ
72 x 72mm / 通信機能付き (RS-485シリアル通信)
多機能タイプで生産現場の様々な制御に対応(プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み)

E21-401

プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可能 (E21-201 / E21-211のみ)
桁別キー方式で操作が簡単 / 視認性の高いLED表示採用 / 6桁表示
E21-101

フリー電圧電源 (AC100-240V)
1段出力タイプ、2段出力タイプ、4段出力タイプをラインナップ

G48 シリーズ48 x 48mm / バックライト付きLCD
多機能タイプで生産現場の様々な制御に対応(プリスケール、キープロテクト、小数点位置指定、書き込み)
桁別キー方式で操作が簡単 / 6桁表示
フリー電圧電源 (AC100-240V) タイプとDC電源タイプ (DC12-24V)
1段出力タイプ、2段出力タイプ(1段+予報タイプに切替可)をラインナップ

E60シリーズ
60 x 60mm / バックライト付きLCD
多機能タイプで生産現場の様々な制御に対応(プリスケール、キープロテクト、小数点位置指定、書き込み、入力禁止)
桁別キー方式で操作が簡単 / 6桁表示 / フリー電圧電源 (AC100-240V)
1段出力タイプ、2段出力タイプ、1段+予報タイプをラインナップ

E10 シリーズ
72 x 72mm / LED表示 / 6桁表示 / 1段出力タイプ
AC電源タイプ (100/110V・200/220V)

MD-144 シリーズ
72 x 72mm / LED表示 / 4桁表示 / 1段出力タイプ / 入出力とも有接点・無接点両用
AC電源タイプ (100/110V・200/220V)

5電子カウンタ・タイムカウンタ・長さ計測用センサ
電子カウンタ (トータルカウンタ)
MD-040 / MD-040M
72 x 72mm / LED表示 / 6桁表示 / 1段出力タイプ
AC電源タイプ (100/110V・200/220V)MDR-060M
72 x 72mm / LED表示 / 6桁表示 / 加減算 / 入出力とも有接点・無接点両用
AC電源タイプ (100/110V・200/220V)

セルフ電源カウンタ・タイムカウンタ
GR2 シリーズ48 x 24mm / 電池内蔵 / LCD表示 / 7桁表示
トータルカウンタ (GR2-C)、アワーメータ (GR2-H)、ミニッツメータ (GR2-M)、
セコンドメータ (GR2-S) をラインアップ
接点・オープンコレクタ入力タイプとフリー電圧入力タイプをラインナップ

GC2 / GH2 / GM2 / GS2 シリーズ
54 x 29mm / 電池内蔵 / LCD表示 / 6桁表示タイプ、8桁表示タイプ (GC2のみ)
トータルカウンタ (GC2)、アワーメータ (GH2)、ミニッツメータ (GM2)、セコンドメータ (GS2) をラインアップ
接点・オープンコレクタ入力タイプとフリー電圧入力タイプをラインナップ

タイムカウンタ・各種装置の稼働時間管理に最適
HK-46 シリーズ

アワーメータ / 48 x 48mm / 同期モーター駆動 / 7桁表示AC100Vタイプ、AC200Vタイプ
50Hzタイプ、60Hzタイプ(本製品に周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません)

長さ計測用センサ・織布、ベルト、金属板、合成樹脂フィルムの長さ計測用センサです
・計測用プーリー(車輪)の回転と共にパルスを発信し、電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組み合わせて使用します
CT1 シリーズ
内蔵センサ: マイクロスイッチタイプ・フォトセンサタイプ
分解能: 1m・10cm・1cm・1mm (型式による) / ゴムプーリー付属
出力: 接点・電圧出力・オープンコレクタ出力 / 1出力タイプ・2出力タイプ

CS-3:1内蔵センサ: リードスイッチタイプ
分解能: 1m / 出力: 接点 / ゴムプーリー付属

6

ロータリーエンコーダ・電磁カウンタ
ロータリーエンコーダ
・軸の回転に応じてパルス信号を出力するセンサで、回転数や回転速度の計測に使用します
CB シリーズ
高性能なインクリメンタルロータリーエンコーダ
100〜2500PPRまでラインナップ / 外形38mm
出力: オープンコレクタ出力・電圧出力・ラインドライバー出力 (型式による)供給電圧: (HC型) DC12〜24V (LV型) DC5〜12V (LD型) DC5V

電磁カウンタ・事務機器、自動販売機、印刷機器、遊戯機器、工作機械、各種産業機械の生産数や駆動回数の計数に最適です
MZ シリーズ[受注生産品 ロット100台〜]
リセット無しタイプ / 超小型 / 6桁タイプ・7桁タイプ / 最高計数速度: 20Hz
MZ-630

MZ-600/610
602/612

数字高さ: 3mm / 各種電圧タイプ (DC12V・DC24V) / リード線タイプ・ピン端子タイプ
各種取り付けタイプ (パネル・前面・底面・ベース・基板)

MZ-640
MZ-670

MZ-620ME シリーズ
リセット無しタイプ / 小型 / 6桁タイプ・7桁タイプ / 最高計数速度: 10Hz
数字高さ: 3.5mm / 各種電圧タイプ (DC12V・DC24V・AC100V) / リード線タイプ

ME-6000
ME-6040

各種取り付けタイプ (パネル・前面・底面・ベース)

ME-6020

ME-6030

ME-6070

MCU シリーズ
リセット無しタイプ / 中型 / 6桁タイプ・7桁タイプ / 最高計数速度: 10Hz
MCU-6S

MCU-6P

MCU-6C

数字高さ: 4.3mm / 各種電圧タイプ (DC24V・AC100V・AC200V) / リード線タイプ
各種取り付けタイプ (パネル・底面・ベース)

MCU-6CY

MCF シリーズ
リセットボタン付きタイプ / 4桁タイプ・6桁タイプ / 最高計数速度: 10Hz
数字高さ: 4mm / 各種電圧タイプ (DC12V・DC24V・AC100V・AC200V) / リード線タイプ
MCF-4X

MCF-6P

パネル取り付け(クリップバネタイプ・ネジ止めタイプ)
パネルカット: 4桁 37 x 25.5 mm 6桁 50.5 x 25.5 mm

MCR シリーズ
リセットボタン付きタイプ / 4桁タイプ・5桁タイプ・6桁タイプ / 最高計数速度: 15Hz
数字高さ: 5.4mm / 各種電圧タイプ (DC24V・AC100V・AC200V)
半田付け端子タイプ・リード線タイプ
各種取り付けタイプ (パネルネジ止めタイプ・ベースネジ止めタイプ)

MCR-5CN

MCR-6PNパネルカット: 68.4 x 44.6 mm

7メカニカルカウンタ・トータル長さ計
メカニカルカウンタ
・駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機械の回転数、往復運動回数を積算表示します
RS シリーズ
RS-204-5(III)
RS-204-5(IV)ラチェット式 (駆動軸40-45°往復1進) / 桁数: 4桁・5桁・6桁
右軸・左軸 (型式による) / リセット: ツマミ式 / 取り付け: ベース

RS-204-5(I)RS-204-5(II)

数字高さ: RS-204タイプ 4.8mm ・RS-4 / RS-5タイプ 4.4mm ・RS-303タイプ 6mm

RL-219-5(I)ロータリー回転式 (駆動軸1回転10進) / 桁数: 5桁
右軸 / リセット: ツマミ式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 6mm

SR-4
ロータリー回転式 (駆動軸1回転10進) / 桁数: 4桁
右軸 / リセット: 押しボタン式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 4.3mm

SP1-101シリーズ
レボリューション回転式 (駆動軸1回転1進) / 桁数: 4桁・5桁
左右両軸 / リセット: 押しボタン式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 6mm

SP1-101-4(I)SP1-102シリーズ
ロータリー回転式 (駆動軸1回転10進) / 桁数: 4桁・5桁
左右両軸 / リセット: 押しボタン式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 6mm

SP1-102-5(I)SP1-202シリーズ
右軸(R)
タイプ

ロータリー回転式 (駆動軸1回転10進) / 桁数: 4桁
片軸タイプ / リセット: 押しボタン式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 6mm

左軸(L)
タイプ

SP1-203シリーズ
右軸(R)
タイプ
左軸(L)
タイプ

[受注生産品]
特殊回転比 (駆動軸1回転15/20/30進) / 桁数: 4桁
片軸タイプ / リセット: 押しボタン式 / 取り付け: ベース / 数字高さ: 6mm

トータル長さ計・織布、ベルト、金属板、合成樹脂フィルムの長さの計測に最適です
・計測用プーリー (車輪) を接触回転させることで長さを計測し、積算表示します
MWCシリーズ
桁数: 5桁 / (I)型-右回転・(II)型-左回転 / 1m単位タイプ・10cm単位タイプ
数字高さ: 2〜5桁目 6mm 1桁目 4mm / リセット: ツマミ式 / ゴムプーリー付属
MWC-3:1-5(I)RY1シリーズ
桁数: 4桁・5桁 / (I)型-右回転・(II)型-左回転 / 10cm単位タイプ・1cm単位タイプ
数字高さ: 6mm / リセット: 押しボタン式 / ゴムプーリー付属
RY1-3:100-5(I)8スライドリミットカウンタ・デジタルタコメータ
スライドリミットカウンタ
・板金機械、工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです
SLC シリーズ
SLC-45シリーズ
駆動軸: 1回転10進 / 桁数: 4桁 / 取り付け: ベース
SLC-45

SLC-180

SLC-120

SLC-190

SLC-130

SLC-120, SLC-130, SLC-140, SLC-180, SLC-190シリーズ
上下限制御用接点付
駆動軸1回転1進・1回転10進 / 桁数: 4桁・5桁

SLC-140

取り付け: パネル

デジタルタコメータ
・モーター、発電機、撹拌機等の回転数や表面速度の計測に最適です
TM-7000 / TM-7010
レーザー式 / 検出距離最大1m
測定範囲: (非接触) 6.0〜99999.9r/min (接触) 6.0〜15000.0 r/min
TM-7000

TM-7010

TM-7000: シンプルな非接触デジタル回転計
TM-7010: プリスケール機能を搭載し、表面速度の演算が可能
最小値・最大値ホールド、25点メモリ等の機能満載

TM-7010K

接触測定用アダプタ (別売) / 電源: 単4アルカリ電池 x 4TM-7020
接触専用
測定範囲: 6.0〜6000.0 r/min /電源: 単4アルカリ電池 x 4
TM-7020

TM-7020K

TM-5000 / TM-5010
TM-5013(接触測定用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ)

TM-4015(延長光電ﾌﾟﾛｰﾌﾞ)

LED式 / 検出距離最大300mm / 測定範囲: 6.0〜99999.9r/min
TM-5000: シンプルな非接触デジタル回転計

TM-5000

TM-5010: 最小値・最大値ホールド、8点メモリ、周速・測定単位切替機能
接触測定用アダプタ (別売)、/ 狭い場所の測定に最適な光電プローブ (別売)
電源: 単4アルカリ電池 x 4

TM-5010
TM-5010K

F90 シリーズ
設置型 / 96 x 48 mm / 視認性の高いLED表示採用 / 6桁表示 / フリー電圧電源 (AC100-240V)
プリスケール機能により、あらゆる回転比、円周比に対応モニタータイプと上下限出力設定付きタイプをラインナップ

F90-101

周期演算方式で、低速から高速 (0.11Hz〜20kHz) までに対応

F90-2019デジタル温度計・測定機器
デジタル温度計
TC-350A
デジタル温度計 / センサ: 熱電対K / 測定範囲: K -160〜 +1,372℃
分解能: +199℃以下: 0.1℃、+200℃以上: 1℃
機能: オートパワーオフ、データホールド、最大・最小任意データメモリ、偏差データ
熱電対プローブ別売

TC-330AWP

電源: 006P乾電池 x 1 / 熱電対プローブ (別売)
デジタル防水温度計 / センサ: 熱電対K / 測定範囲: K -160〜 +1,372℃ / 保護構造: IP65
分解能: +199℃以下: 0.1℃、+200℃以上: 1℃
機能: オートパワーオフ、
データホールド、最大・最小任意データメモリ、偏差データ

防水熱電対プローブ別売

電源: 006P乾電池 x 1 / 熱電対プローブ (別売)

TC-3200
通信機能付デジタル温度計 / センサ: 熱電対K, J
測定範囲: K -199.9〜+1,300.0℃、J: -199.9〜+1,100.0℃ / 分解能: 0.1℃
機能: 2センサ同時測定、2センサ温度差表示、オートパワーオフ、
データホールド電源: 006P乾電池 x 1
熱電対プローブ別売

熱電対プローブ (別売)、ロギング用ソフトウェアキット (別売)、通信用ソフトウェアキット (別売)

TH-4000
通信機能付デジタル温湿度計 / 専用センサプローブ付属
測定範囲: 温度: 0〜80℃、露点: -25.3〜+48.9℃、湿度: 10〜95%RH
分解能: 温度、露点: 0.01℃、湿度: 0.01%RH
機能: オートパワーオフ、データホールド、最大・最小値表示
電源: 006P乾電池 x 1
通信用ソフトウェアキット (別売)

熱電対プローブ
KF-01AKF-02A

K型熱電対プローブを用途に合わせて30種類以上ご用意しております
詳しくは https://www.line.co.jp の計測器カタログをご覧ください

KF-03A
KB-101WP(防水タイプ)
KB-102WP(防水タイプ)

測定機器
EH-2000 / デジタルpH計
センサ: ガラス電極 (付属) / 測定範囲: pH1〜pH13 / 分解能: pH0.01
機能: オートパワーオフ、データホールド、最大・最小値表示
電源: 006P乾電池 x 1 / 標準緩衝溶液 (別売) で自主校正が可能

EL-2000 / デジタル照度計 + 温度計
センサ: シリコンフォトダイオード、熱電対K、J型 (別売)
測定範囲: 照度: 0〜20,000Lux、温度: K:-199.9〜+1,300.0℃ J:-199.9〜+1,100.0℃
分解能: 照度: 1Lux、温度: 0.1℃
電源: 006P乾電池 x 1
熱電対プローブ別売

機能: 照度・温度切替、オートパワーオフ、データホールド、最大・最小値表示

10〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
URL : https://www.line.co.jp

本紙は2023年10月のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright Ⓒ 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.