No.99MAM019J1

ユーザーズマニュアル

ja

USBフットスイッチアダプタ

3． 本商品の接続方法

4． 測定データの取り込み方法

本商品をフットスイッチ（オプション）のプラグとPCの USB ポートに接続します。

専用ソフトウェアの USB-ITPAK（オプション）を起動し、測定データを取り込みます。フットスイッチ（オプション）を押すと、USB-ITPAKで指定したUSBインプットツールを介して出力された測定デー
タが、PC 上のExcel などのソフトウェアに取り込まれます。
詳細については、USB-ITPAK の取扱説明書をご参照ください。

PCには本商品を介して複数台のフットスイッチを接続することもできます。
1

Microsoft Windows、Windows Vista、Excel は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2
USB2.0

1

2

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

10.00

注記MS-Excel• 切削油、水、塵などの影響を直接受ける場所でのご使用は避けてください。
• 直射日光、熱風の当たる場所でのご使用、炎天下の車中、火のそば等への放置は避けてください。
• 過度の力や落下等の衝撃を加えますと破損する場合があります。お取り扱いには十分注意してください。
• 分解、ショートの恐れがあることは行わないでください。
• 本商品の汚れは、繊維の抜けない布か紙にアルコールをしみ込ませて拭いてください。
シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

注記

複数台のフットスイッチ（オプション）を接続する場合は、PC に台数分の USB ポートが必要です。台数分のUSB ポートが無い場合は、USB ハブ（市販品）をご使用ください。
USB ハブ（市販品）

1． 概要
本商品は、フットスイッチ（オプション：.937179Tまたは 12AAJ088）を PC に接続するための機器です。フットスイッチを使用すると、USB インプットツールダイレクト（オプション）または USB インプットツール（オプション）に接続された測定機器の測定データを、お使いの PC に足元の操作で取り込むことができます。

注記

本商品単体で は 使用できません。 フットスイッチ（オプション）および 専用ソフトウェアのUSB-ITPAK（オプション）が必要です。
詳細については、各オプションの取扱説明書をご参照ください。

2． 各部の名称と機能
12

裏面
31 USBコネクター（Aプラグ）
PCのUSBポートまたはUSBハブ（市販品）に接続します。
2 フットスイッチ側ジャック
オプションのフットスイッチに接続します。

3 ラベル
本商品の Code No. などが記載されています。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan5． 困ったときは

6． 仕様

本商品が正常に動作しない場合は、下記に示す現象に該当するものが無いかご確認ください。
下記の対策で不具合が解決しない場合は、お求めの販売店または営業所までご連絡ください。

現象認識されない

PC 本体からUSBコネクター（Aプラグ）経由で+5Vを供給
Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 、Windows 10（ Windows 10 Mobile は 保 証 外）、Windows 11コネクター規格

USBコネクター（Aプラグ）対策• 本商品 を PC に 接続しても • 本商品を PC から外し、約 10 秒後に再度接続してください。PC
PCに認識されないの認識途中に本商品とPC の操作はしないでください。以下の• PC が サスペンド（スリープモード、スタンバイモード）から復帰した時に本商品が電源対応OS

PC 操作で本商品とPC が接続されていることを確認します。
(1)［デバイスマネージャー］画面を開きます。
Windows 7 の場合スタートボタンを押したあと、［コントロールパネル］→［システムとセキュリティ］→［システム］の［デバイスマネージャー］の順に開きます。
Windows 8/8.1/10/11 の場合
Windowsロゴキーを押しながらXキーを押したあと、［デバイスマネージャー］を選択します。
(2)［ヒューマン インターフェイス デバイス］を開いたあと、USBコネクターを抜き差しして、［USBヒューマン インターフェイス デバイス］または［USB入力デバイス］が1 つ増減することを確認します。

W 16.6 mm × H 7.5 mm

外形寸法（USBコネクター寸法）
ケーブル長160 mm

ケーブル径

ø4.2 mm

質量約60 g

使用温度0 °C〜 40 °C

保存温度-10 °C 〜 60 °C

適合規格

USB 規格: USB2.0 認証、通信速度 : 12 Mbps (Full Speed)

CE マーキング／
UKCA マーキング

EMC 指令／電磁両立性規制: EN IEC 61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2Emission limit: Class B
RoHS指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制:
EN IEC 63000

増減しない場合は、以下の対策を試してください。
• 予備の PCまたは USB ハブがある場合は、入れ替えて確認してください。
• USB ハブに USB ハブを接続する場合は、接続台数を 2 台までにしてください。

お 使 い の PC や USB ハ ブ 等• 本製品は、静電気による電磁妨害により、一時的に表示がちらついたり、消える場合がありますが、電磁妨害解消後は正常に復帰します。

• 本商品の PC接続台数は、Windows XPは 100台以内、WindowsVista以降は 20台以内にしてください。

• 外部電源の機種は、交流または直流電源ラインへの電磁妨害により、正常な測定結果が得られない場合があります。
その場合は、電源ラインの周囲を確認し、再度測定を行ってください。

本商品は EMC 指令に適合していますが、すべての PC や USB ハ• 外部電源の機種は、供給電源に電圧低下が生じた場合、自動的に OFFとなりますが、電圧復帰後は本機も正常に復帰します。に本商品を接続したときに、 ブ等の接続に対して動作を保証するものではありません。ノイノイズによる障害が発生する ズによる障害が発生した場合は、以下のノイズ対策を試してくだ（例：測定器の基点（ゼロ）が さい。
ずれてしまう）• 本商品のケーブル（USBコネクター近辺）にフェライトコアを取り付ける。
• USBハブをセルフパワー（専用アダプター接続）で使用する。
• PC筐体のフレームグランドを接地する。
（アースをとる。）

注記

本商品は、サスペンド（スリープモード、スタンバイモード）機能に対応しています。ただし、すべてのPC、USBハブに対して動作を保証するものではありません。
サスペンド機能での動作に支障がある場合は、動作中にサスペンドにならないように、PC の電源管理を設定してください。

7． 外部信号を入力する場合についてフットスイッチ（オプション）の代わりに、外部信号を使用することも可能です。
・プラグの2 端子間をショートすると、フットスイッチONと同じ状態になります。
・下記のように、トランジスタを使用した回路でもスイッチ操作が可能です。
MONO (φ3.5)
2-CON. MINIATURE PLUG
US Type

トランジスタ
コレクタ+3.3V
USB-FSW22K

ベース22K

スイッチ ON: Hi
スイッチ OFF: Low エミッタ
GND

GND

入力信号として約150 μA程度の電流を引き込める素子であれば問題ありません。
推奨回路にてスイッチをONにするには、トランジスタのベースをON（Hiの状態）にします。
スイッチをOFF にするには、トランジスタのベースをOFF（Lowの状態）にします。
※ 信号は20 ms以上入力してください。
※ ノイズに過敏な端子です。誤動作防止のため必要に応じてノイズ対策を実施してください。
適合プラグ（オス）：MONO(ø3.5) 2-CON. MINIATURE PLUG US Type株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan