ADAPTADOR DE EVSE

KEW 8602
Adaptador dedicado para EVSE
(Equipo de suministro de vehículos eléctricos)
inspecciones de instalación,mantenimiento y solución de problemas
Adaptador compacto para pruebas
completas Modo 3 CA EVSE
● Pruebas de EVSE en diversas simulaciones
・Simulación de estado CP / PP・Error CP / Simulación de error PE● Almohadilla táctil para la comprobación devoltaje PE● Terminales de medición L1, L2, L3, N, PE
para pruebas eléctricas de EVSE
● Terminales de señal CP
para monitoreo de señales CP● Toma de corriente para
prueba de corriente de carga (MÁX. 10A)
● Clasificación CAT Ⅱ 300V

Qué puede hacer con
Mediciónel KEW 8602
terminales
PE, N, L1 (monofásico)PE, N, L1, L2, L3 (trifásico)

LED activo
Se ilumina cuando el voltaje es VIVO.

Terminales desalida de señal CP
Terminales para medir las señales deCP con osciloscopio, etc.

PRUEBA PREVIA DE PE
Almohadilla táctil para comprobar laexistencia de tensiones peligrosas enel PE.

botón de simulación de error CPSe puede simular el caso de una falla atierra en la línea CP. Mientras se pulsa
este botón, se detiene la salida EVSE.

Botón de simulación deerror PE
Este botón se puede usar para simular elcaso de un cable de tierra roto. Mientras sepulsa este botón, se detiene la salida EVSE.

Tamaño real

CP(Control Pilot)
selector de estado

PP(Proximity Pilot)
selector de estado

Al operar este selector, sepuede simular el estado deconexión del vehículo.

Este selector puede utilizarse para
simular la capacidad nominal delcable en el EVSE no sincronizado.

Información general de la prueba deEVSE utilizando la Serie KEW 6516

*Se puede utilizar con otros probadores de resistencia al aislamiento, DMM, etc.

Pruebas realizados en condicionesde línea no utilizada (CP ESTADO A)
Prueba de aislamiento (para cable)
Al conectar la prueba al terminal del adaptador, la resistencia al aislamiento
de los cables puede medirse tanto para monofásico como trifásico deEVSE. (*No es posible la medición de aislamiento entre cables (N, L1, L2,L3) distintos del PE).
Prueba de continuidad de tierra (200mA)
Es posible comprobar la continuidad entre el terminal PE deladaptador y la parte exterior del metal o la tierra del circuito eléctrico.
Prueba de tierra (3 hilos y 2 hilos)
Se puede medir la resistencia de la tierra a la que está conectada la EVSE.

Pruebas realizados en condicionesde línea activa (CP ESTADO C, D)
Tensión
Se puede medir la tensión/frecuencia entre cada terminal.
Rotación de faseSe puede medir la rotación de fase de la fuente de alimentación de tres fases.
Impedancia de bucle (función de bucle ATT)
Se puede medir la impedancia de bucle entre la Línea-Tierra.
Los instrumentos de medición típicos están diseñados para realizar mediciones deimpedancia de bucle en circuitos donde se instalan los RCD, en corrientes que noproducen el disparo del RCD, que tiene una calificación de 30mA.
Sin embargo, los RCD de 6mA de CC incorporados en el EVSE a menudo sedisparan incluso en esta corriente, por lo que la serie KEW 6516 tiene un rango deEVSE dedicado que mide la Impedancia de bucle en corrientes incluso más bajas.
Prueba de RCDEl RCD de CC de 6mA incorporado del EVSE puede probarse para comprobarsu funcionamiento.
Las pruebas de polaridad (+,-), x1/2, x1 y x5 pueden probarse automáticamente.
También se pueden probar los RCD de tipo CA, A, B y F.

Conexión aTipo 1 EVSEEl EVSE del tipo 1 puedeprobarse utilizando eladaptador de conversión opcional(KEW 8603).

Toma de corriente
La carga de las pruebas decorriente de hasta 10A se
puede realizar con este
enchufe.

*Los enchufes están disponibles enTipos UE y Reino Unido.

● Especificaciones del KEW 8602
Enchufe

IEC 62196-2 Tipo 2

Tensión nominal

250V CA máx.(monofásico)
430V CA máx.(trifásico)Frecuencia nominal
Tensión nominal/corriente del toma de la red
principal
Clasificación de fusibles● Accesorios

50/60Hz
10A/250V de CA8602(EU):Enchufe tipo E, 8602(UK):Enchufe tipo BF
10A/250V CA, φ5×20mm

Tiempo de funcionamiento y rango de humedad 0 - 40 °C, HR 80 % o menos (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y rango de humedad -10 - 50 °C, HR 80 % o menos (sin condensación)

Normas aplicables

IEC 61010-1 CAT II 300V, IEC 61010-2-030,
IEC 61851-1, IEC 60529(IP40)

Altitud

2 000m o menos

Longitud del cable

Aprox. 250mm

Dimensión

Unidad: 172(L) x 105(An.) x 57(Prof.) mm
Pieza de enchufe: 175(L) x 60(An.) x 53(Prof.) mm

Peso

Aprox. 840g

Accesorios

8930 (Fusible)
9202 (Estuche de transporte)
Manual de instrucciones

Accesorios opcionales

8603 (adaptador de conversión TYPE1 a TYPE2)

8930
Fusible● Pruebas mensurables de KEW 8602 solamente o en combinación

con MFT(KEW 6516/6516BT)

Estado CP
Estado de PP
Terminal
PRUEBA PREVIA DE PE
Error CP
Error PE
Toma de corriente
Continuidad

Solo 8602
A, B, C, D
ABIERTO, 13A, 20A, 32A, 63A
E, N, L1, L2, L3, CP✓✓✓
10A/250V-

Aislamiento-Tierra-

Impedancia de bucle
Voltios-RCD-

Rotación de fase-9202
Estuche de transporte● Accesorios opcionales

8602+6516 ó 6516BT(MFT)✓✓(entre conductores y tierra)✓(2W, 3W)

8603
Del TIPO1 a TIPO2
adaptador de conversión✓✓✓(CA, A, B, F, 6mA CC)✓● KitsKIT
1

KEW 6516-EV2
KEW 6516×1, KEW 8602×1

KIT2

KEW 6516BT-EV2
KEW 6516BT×1, KEW 8602×1● Este folleto se publicó en septiembre de 2023. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

KEW_8602-2E_Sep23_SS_1_es