70

80

90

1 00

1 10

1 20

1 30

1 40

0
5

0.05mm

61

0.5

0.5

禁止行為
Prohibited actions
Unzulässige Handlungen
Actions interditesAzioni proibite
Acciones prohibidas
Verboden acties
Förbjudna åtgärder
Ações proibidas
Czynności zabronione

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Yasak eylemler
Zakázané činnostiЗапрещенные действия
금지 행위
禁止行为
禁止行為
ข้อห้ามปฏิบัติ
Các hành động bị nghiêm cấm
Tindakan-tindakan yang dilarang
Tindakan terlarang• 本尺、特に基準端面にはきれいな油を塗布してください。基準面を保護し、ス
ライダの摺動を良くします。
• 使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。

いつでも見られるように本書を大切に保管してください。
詳しい説明は、https://manual.mitutoyo.co.jpをご覧ください。

• Be sure to check the zero point by following points to notice below.
- Do not perfom the adjustment at sites where the temperature will change abruptly. Thermallystabilize the instrument sufficiently at room temperature.
- Before measuring, wipe chipping/dust/dirt off the sliding surfaces, measuring faces, and graduatedsurfaces.
- Before taking measurements with the depth gage, make sure that zero lines of the vernier and main
scales coincide when the measuring face and reference surface are set even on a surface plate.
• Before using this product for the first time, wipe the rust preventive oil from the product with a soft
cloth soaked with cleaning oil.
• If rust preventive oil oil is dried, the product might not operate smoothly. Wipe a sliding surface with acloth and then apply a little oil to use the product. This can make the product operate smoothly.
• Apply clean oil to the sliding surfaces especially the reference surfaces. Lack of oil may cause
scratches on the critical surfaces, resulting in unsmooth slider movements.
• After use, take corrosion prevention measures. Corrosion can cause the instrument to malfunction.

A

8
60

6 1 2 3 4 5
9

A

70

70

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

90 0 10

80

20

B

50

50

.001”
527-311-50
SHOCK PROOF
MADE IN JAPAN

10 0 90.001”
527-311-50
SHOCK PROOF
MADE IN JAPAN

10 0 90

A : 2.6in+ B : 0.034 in
T : 2.634 in

60
70
80

70

80

20

30
40

50

50

40
30
20

B

90 0 10

60

30
40
50

40
30
20

20

60

6

50

90 0 10

30
40

40
30
20

60

For more information, refer to https://manual.mitutoyo.co.jp.

80

.001”
527-311-50
SHOCK PROOF
MADE IN JAPAN

10 0 90

A : 5.5in+ B : 0.037 in
T : 5.537 in

60
70
80

5

m

0
5

0.05m

60

Precautions for Use -----------------------------------------------------------------------------------

4

0.5

SHO

OOF
8 M527C-3K01PR
ADE IN -50
JAPAN 72
0.5

50

- 急激な温度変化は避け、部屋の温度に十分なじませてください。
- 測定面及び目盛面の切粉・ゴミを取り除いてください。
- デプスゲージをご使用の前には、必ず定盤等で測定面と基準面を合わせ、本尺とバーニヤのゼロ点が合致していることを確認してください。
• 本商品を初めて使用するときは、油を染み込ませた柔らかい布などで本商品に塗られている防錆油を拭き取り、付属の電池を本商品にセットしてください。
• 防錆油が乾燥して作動が重くなる場合があるので、布で摺動面を拭き、さらに油を少し塗布してご使用ください。良好な作動が得られます。

0.2 in

60

3

3

4
9

0.5

• 使用前に下記事項に注意して必ずゼロ点を確認してください。

0.001 in2

使用上の注意 -------------------------------------------------------------------------------------Do not commit an act which could, directly or indirectly, violate any law or regulation of Japan, yourcountry, or any other international treaty, relating to the export or re-export of any commodities.

0.05 mm7080

1►Notes on Export Regulations

0.05 mm X 100 = 5 mm

3 1 2 3 4 5 6►海外移転に関するご注意

0.5

9

0.5

61

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions andspecifications given in this User's Manual. Non-conformance to the instructions may compromisesafety.

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

40

en

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあり
ます。

0.5

SHOCK PROOF

8 527-301-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

8

150

B

61

7

140

0.5

0.5

5

130

0.5

4

120

SHOCK PROOF

8 527-301-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

3

110►Safety Precautions

8 527-301-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

2100

Dial Depth Gage61
0.05mm

0.5

1

90

ja

0.5

SHOCK PROOF

0.5

49

0.5

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

0.5

0.05mm05

0.5

SHOCK PROOF

70

50

B

0
5

0.5

A : 50mm+ B : 1.35 mm
T : 51.35 mm

90.5

8 527-301-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

60

0.05mm

0.5

8

49

0.5

0ºC/32ºF

50

61

7

►安全に関するご注意

0.5

49

0.5

ダイヤルデプスゲージ

0
5

0.5

49

40

A : 30mm+ B : 3.55 mm
T : 33.55 mm

40

0.5

0.5

61

DVD15
DVD20
DVD30
DVD6"
DVD8"
DVD12"
0.5

40ºC/104ºF

A

1 50

8

60

7

0
5

A

50

0.5

0.05mm

0.5

SHOCK PROOF

8 527-301-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

50

6

49

0.5

5 mm

0.05mm

70

70

60

1 2

1
40

User’s Manual

Dial Depth Gage

No. 99MAC001M

40

ユーザーズマニュアル

ダイヤルデプスゲージ

60

No. 99MAC001M

0.001 in X 200 = 0.2 in

0.001 in

1

0.5

0.5
0.5

0.05mm05

0.5

SHOCK PROOF

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

0.5

0.05mm

0.5

61

0.5

61

61
0.05mmSHOCK PROOF

0
5

0.5

0.5

0.5

0.5

SHOCK PROOF

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2

0
5

49

0.5

0.5

49

2

0

49

2
0.5

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2
0.5

No. 142115
10 - 20 mm

3

4

0.5

0
5

6

OK

0.5

61

49
0.5

5

0.05mmSHOCK PROOF

0.5

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2
0.5

0.5

0
5

0.5

0.05mmSHOCK PROOF

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2
0.5

0.5

0.5

49

61

49

0.5

0.5

0
5

0.05mmSHOCK PROOF

0.5

0.5

61

49

0.5

0.5

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2
0.5

0
5

0.5

61
0.05mmSHOCK PROOF

0.5

8 505-633-50 7
3 MADE IN JAPAN 2
0.5

https://manual.mitutoyo.co.jp
Mitutoyo Corporation+81 (0) 44 813-8230

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8533, Japan

Printed in Japan
Date of publication: September 1, 2020 (1)No. 99MAC001M
Tiefenmesser mit Messuhr►Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, ist das Gerät unter Befolgung der invorliegender Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Spezifikationen zu bedienen.
Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit beeinträchtigen.

deBegehen Sie keine Handlungen, die bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren mittel- oderunmittelbar die Gesetze oder Vorschriften Japans, Ihres Landes oder ein internationales Abkommen verletzen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung --------------------------------------------------• Unbedingt Nullpunkt überprüfen und dabei folgende Hinweise befolgen:- Nicht an Orten einstellen, die plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind. Dem Messgerät
ausreichend Zeit lassen, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen.
- Vor dem Messen Späne, Staub und Schmutz von den Gleitflächen, Messflächen und gestuften Flächen
abwischen.
- Vor dem Messen mit dem Tiefenmesser sicherstellen, dass die Nulllinien des Nonius und der Hauptskalenübereinstimmen, wenn die Messfläche und die Referenzfläche auf einer flachen Grundplatte abgeglichen
werden.
• Den Messschieber vor der ersten Verwendung mit einem weichen, in Reinigungsöl getränkten Tuch abwischen,um ihn von Rostschutzöl zu säubern.
• Eingetrocknetes Rostschutzöl kann die Leichtgängigkeit des Messgeräts beeinträchtigen. Vor Verwendung desMessgeräts die Gleitflächen mit einem Tuch abwischen und dann ein wenig Öl auftragen. Auf diese Weise wird
das Gerät wieder leichtgängig.
• Reinigungsöl auf die Gleitflächen und insbesondere auf die Referenzflächen auftragen. Ungeölte kritische
Oberflächen fördern die Kratzerbildung und können die Leichtgängigkeit der Schieberbewegungenbeeinträchtrigen.
• Messgerät nach Gebrauch vor Korrosion schützen. Korrosion kann die Funktionstüchtigkeit des Messgeräts
beeinträchtigen.

DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Für weitere Informationen siehe: https://manual.mitutoyo.co.jp.

esAbstenez-vous de toute action pouvant constituer, directement ou indirectement, une infraction aux lois etréglementations du Japon ou de tout autre pays, ou à nimporte quel autre traité international, en lien avec
l'exportation ou la réexportation de toute marchandise.

Précautions d'utilisation ---------------------------------------------------------------------------• Assurez-vous de vérifier le point zéro en respectant la procédure ci-dessous.
- Le réglage doit être effectué dans un endroit non soumis à des variations brutales de température.
Patientez suffisamment pour que la température de l'instrument se stabilise à la température de la pièce.
- Avant de procéder à la mesure, essuyez les surfaces de glissement, les surfaces de mesure et lessurfaces graduées pour éliminer les copeaux/la poussière/la saleté.
- Avant d'effectuer des mesures avec la jauge de profondeur, assurez-vous que les graduations du vernieret de la règle principale coïncident lorsque la surface de mesure et la surface de référence sont disposées
à plat sur un marbre.
• Avant la première utilisation, essuyez le pied à coulisse avec un chiffon doux imbibé d'un produit nettoyant
pour le débarrasser de l'huile anti-rouille.
• La présence d'huile anti-rouille séchée peut entraîner un dysfonctionnement du produit. Essuyez lessurfaces de coulissement avec un chiffon, puis appliquez une pointe d'huile avant d'utiliser le produit. Cela
contribue à un fonctionnement sans à-coup.
• Appliquez de l’huile propre sur les surfaces de glissement, en particulier les surfaces de référence. Un
manque d'huile peut favoriser la formation de rayures sur les surfaces critiques et être ainsi à l'origine demouvements irréguliers du coulisseau.
• Après utilisation, appliquez des mesures de prévention de la corrosion. La corrosion peut entraîner undysfonctionnement de l'instrument.

CONSERVEZ CE DOCUMENT AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Pour plus d'informations, consultez le site https://manual.mitutoyo.co.jp.

Profondimetro a quadrante►Precauzioni di sicurezzait

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare questo strumento in conformità
con le indicazioni e le specifiche fornite in questo manuale d'uso. La mancata osservanza delle
istruzioni può compromettere la sicurezza.

►Note sui regolamenti in materia di esportazione

Non commettere alcun atto che possa, direttamente o indirettamente, violare qualsiasi legge oregolamento del Giappone, del paese di residenza o di qualsiasi altro trattato internazionale
relativo all'esportazione o alla riesportazione di merci.
Precauzioni per l'impiego --------------------------------------------------------------------------• Assicurarsi di controllare il punto zero secondo i seguenti punti:- Non effettuare la regolazione in luoghi in cui la temperatura cambia bruscamente. Stabilizzare
termicamente lo strumento a temperatura ambiente.
- Prima di misurare, rimuovere trucioli / polvere / sporco dalle superfici di scorrimento, dalle superfici dimisurazione e dalle superfici graduate.
- Prima di eseguire misurazioni con l'asta di profondità, assicurarsi che le linee zero del calibro a corsoio ele scale principali coincidano quando la faccia di misurazione e la superficie di riferimento sono impostate
uniformemente su un piano di riscontro.
• Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, rimuovere l'olio antiruggine con un panno morbido
imbevuto di olio detergente.
• Se l'olio antiruggine è seccato, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Pulire la superficie discorrimento con un panno e quindi applicare una piccola quantità di olio per utilizzare il prodotto. In questo
modo il prodotto funzionerà correttamente.
• Applicare olio pulito sulle superfici di scorrimento, in particolare sulle superfici di riferimento. La mancanzadi olio può causare graffi sulle superfici critiche, causando movimenti irregolari del cursore.
• Dopo l'uso, adottare misure per la prevenzione della corrosione. La corrosione può causare ilmalfunzionamento dello strumento.

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER CONSULTAZIONI FUTURE.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a https://manual.mitutoyo.co.jp.

Dieptemeter met meetklok►Veiligheidsmaatregelennl

Om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, gebruikt u dit instrument inovereenstemming met de richtlijnen en specificaties in deze gebruikershandleiding. Het niet
naleven van de instructies kan de veiligheid in gevaar brengen.

Djupmått med urtavla►Säkerhetsföreskriftersv

För att säkerställa användarens säkerhet ska detta instrument användas i enlighet
med anvisningarna och specifikationerna i denna användarhandbok. Bristande överensstämmelse
med anvisningarna kan äventyra säkerheten.

►Notas sobre los reglamentos de exportación►Opmerkingen over exportregelgeving

No cometa ningún acto que pueda, directa o indirectamente, infringir alguna ley o normativa deJapón, su país o de cualquier otro tratado internacional relativo a la exportación o reexportaciónde cualquier producto.

Doe geen handeling die direct of indirect in strijd is met wet of regelgeving van Japan, uw land of
enig ander internationaal verdrag met betrekking tot de export of doorlevering van goederen.

Precauciones para el uso ---------------------------------------------------------------------------

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ------------------------------------------------------------

Försiktighetsåtgärder vid användning ---------------------------------------------------------• Controleer zeker het nulpunt door de vermelde punten hieronder te volgen.
- Voer de instelling niet uit op plaatsen waar de temperatuur abrupt verandert. Stabiliseer het instrument
voldoende bij kamertemperatuur.
- Veeg voordat u gaat meten schilfers/stof/vuil weg van de glijvlakken, meetvlakken en gegradueerde
oppervlakken.
- Voordat u metingen met de dieptemeter uitvoert, moet u ervoor zorgen dat nullijnen van de Nonius en
de hoofdschalen samenvallen wanneer het meetvlak en het referentieoppervlak even zijn ingesteld op
een oppervlakteplaat.
• Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, veegt u de roestwerende olie van het product af met
een zachte doek gedrenkt in reinigingsolie.
• Als de roestwerende olie is opgedroogd, werkt het product mogelijk niet soepel. Veeg een glijdend
oppervlak af met een doek en breng een beetje olie aan om het product te gebruiken. Daarna kan het
product weer soepel werken.
• Breng schone olie aan op de glijdende oppervlakken, vooral op de referentievlakken. Gebrek aan olie kan
krassen veroorzaken op de kritische oppervlakken, wat resulteert in onaangename schuifbewegingen.
• Neem na gebruik maatregelen voor corrosiepreventie. Corrosie kan een storing veroorzaken.

• Kontrollera nollpunkten genom att följa punkterna nedan.
- Gör inte justeringen på platser där temperaturen kan ändras hastigt. Stabilisera instrumentet
tillräckligt varmt i rumstemperatur.
- Torka av flis/damm/smuts av glidytorna, mätytorna och de graderade ytorna innan du mäter.
- Innan du gör mätningar med djupmåttet, se till att nollstrecken på vernierskalan och huvudskalansammanfaller när mätytan och referensytan är jämnt inställda på en ytplatta.
• Innan du använder det här skjutmåttet för första gången, ska den rostskyddande oljan torkas av frånmätaren med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsolja.
• Om den rostskyddande oljan torkar ut kan det leda till att produkten inte fungerar optimalt. Torka en
glidyta med en trasa och applicera sedan lite olja för att använda produkten. Detta kan göra att
produkten fungerar optimalt.
• Applicera ren olja på glidytorna, framför allt på referensytorna. Brist på olja kan orsaka repor på dekritiska ytorna, vilket kan leda till ojämna glidrörelser.
• Utför korrisionsskyddande åtgärder efter användning. Korrosion kan leda till att instrumentet inte
fungerar som det ska.

• Asegúrese de verificar el punto cero siguiendo los puntos a continuación.
- No realice el ajuste en lugares en los que la temperatura puede cambiar bruscamente. Estabilice térmicamente el
instrumento a temperatura ambiente de forma adecuada.
- Antes de realizar la medición, limpie las rebabas, polvo y suciedad de las superficies deslizantes, las caras demedición y las superficies graduadas.
- Antes de realizar mediciones con el medidor de profundidad, asegúrese que las líneas cero del vernier y de lasreglas principales coinciden cuando la cara de medición y la superficie de referencia están en la mesa de granito(referencia).
• Antes de utilizar este calibrador vernier por primera vez, limpie el aceite anticorrosivo del instrumento con un paño
suave empapado en alcohol isopropílico.
• Si el aceite anticorrosivo está seco, es posible que el instrumento no funcione adecuadamente. Limpie la superficie
deslizante con un paño y luego aplique un poco de aceite para usar el instrumento. Esto ayuda a que el instrumento
funcione adecuadamente.
• Aplique el aceite de limpieza en las superficies deslizantes, en especial en las superficies de referencia. La falta deaceite puede provocar rasguños y marcas en las superficies críticas, dando como resultado un movimiento irregulardel vernier.
• Después del uso, adopte medidas para prevenir la corrosión. La corrosión puede causar fallos en el instrumento.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para obtener más información, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp.

Medidor de profundidade com relógio►Notas sobre os Regulamentos de Exportação

Não cometa qualquer ato que possa, direta ou indiretamente, violar qualquer lei ou regulamento do Japão, do seu
país ou qualquer outro tratado internacional, relacionado com a exportação ou reexportação de quaisquer
mercadorias.

Precauções de utilização ----------------------------------------------------------------------------• Certifique-se de que verificou o ponto zero seguindo os pontos do aviso abaixo.
- Não efetue o ajuste em locais onde a temperatura possa mudar bruscamente. Deixe o instrumento
estabilizar a nível térmico durante tempo suficiente à temperatura ambiente.
- Antes de medir, limpe as lascas/poeira/sujidade das superfícies deslizantes, faces de medição esuperfícies graduadas.
- Antes de fazer medições com o paquímetro com vernier, verifique se as linhas zero das escalas vernier e
principal coincidem quando o bico está fechado e se não é observável qualquer fenda no bico contra a luz.
- Antes de fazer medições com o medidor de profundidade, verifique se as linhas zero das escalasvernier e principal coincidem quando a face de medição e a superfície de referência estão tocando
uniformemente numa superfície de referência.
• Não use o paquímetro com vernier numa peça de trabalho que esteja girando; isso é perigoso e as faces
de medição ficarão desgastadas.
• Antes de usar este produto pela primeira vez, retire o óleo de proteção antioxidante do produto com um
pano macio embebido em óleo de limpeza.
• Se o óleo antioxidante estiver seco, o produto pode não funcionar suavemente. Limpe uma superfície
deslizante com um pano e depois aplique um pouco de óleo antes de usar o produto. Isso pode fazer comque o produto funcione sem problemas.
• Aplique óleo limpo nas superfícies deslizantes, especialmente nas superfícies de referência. A falta de óleopode causar arranhões nas superfícies críticas, daí podendo resultar movimentos pouco suaves do cursor.
• Após a utilização, tome medidas de prevenção da corrosão. A corrosão pode causar o mau funcionamento
do instrumento.

Głębokościomierz czujnikowy►Środki ostrożności

pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora należy używać niniejszego przyrządu zgodnie
z wytycznymi i specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń
podanych w niniejszej instrukcji może stać się przyczyną zagrożenia.

►Uwagi dotyczące przepisów eksportowych

Nie należy naruszać, w sposób bezpośredni lub pośredni, przepisów prawnych obowiązujących w Japonii,
kraju użytkownika oraz wszelkich innych umów międzynarodowych dotyczących wywozu lub reeksportu
towarów.

Pokyny k použití --------------------------------------------------------------------------------------• Zkontrolujte nulový bod podle níže uvedených pokynů.
- Neprovádějte nastavení v místech, kde dochází k náhlé změně teploty. Přístroj dostatečně tepelně
stabilizujte při pokojové teplotě.
- Před měřením otřete z kluzných ploch, měřicích ploch a stupnic třísky, prach a nečistoty.
- Před měřením pomocí hloubkoměru zkontrolujte, že jsou nulové čáry nonia a hlavní stupnice připřiložení měřicí plochy a referenční plochy k pracovní desce zarovnané.
• Před prvním použitím tohoto posuvného měřítka setřete z jeho povrchu měkkou utěrkou navlhčenou
v čisticím oleji původní antikorozní olej.
• Pokud dojde k vyschnutí antikorozního oleje, posuvník výrobku se nemusí pohybovat hladce. Předdalším použítím výrobku otřete kluznou plochu utěrkou a poté na ni naneste malé množství oleje.
Tím můžete obnovit hladký pohyb posuvníku výrobku.
• Na kluzné plochy, a zejména na referenční plochy, naneste čistý olej. Nedostatek oleje může způsobit
poškrábání kritických povrchů, což může mít za následek nerovnoměrný pohyb posuvníku.
• Po použití proveďte ošetření proti korozi. Koroze může způsobit nesprávnou funkci přístroje.

ULOŽTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Více informací naleznete na stránkách https://manual.mitutoyo.co.jp.

带表深度尺
安全须知

zh-CN

为确保操作者安全，请按照本用户手册中的指示和规范使用本仪器，不遵守这些
说明可能会危及安全。

出口管制条例应同意并遵守不得直接或者间接违反日本或客户方国家的法律，以及任何有关
此商品出口、再出口的其它国际协议的行为约定。
使用注意事项 ------------------------------------------••务必按照下列注意点检查零点。
-•请勿在温度可能突然变化的地方进行调节。在室温下使仪器充分地热稳定。
请擦去滑动面、测量面和刻度面上的碎屑/ 灰尘/ 污垢。
-•在测量之前，须将测量面和基准面在平板上对齐，且确保游标尺和-•在用深度尺进行测量之前，主标尺的零线重合。
••首次使用本产品前，请用浸有清洗油的软布擦除产品上的防锈油。
如 果防锈油已干燥，产品可能使用不顺畅。使用产品前，请用布擦拭滑动面，然后涂•••
抹少量油。此操作可以使产品使用顺畅。
••请在滑动面尤其是基准面上涂抹清洁油。缺油可能会在表面上造成刮擦，从而导致尺框运动不顺畅。
••使用后应采取防腐措施。腐蚀可能导致仪器失灵。

保管好本手册以备将来参考。
有关更多信息，请参见 https://manual.mitutoyo.co.jp。

Kadranlı Derinlik Ölçer
►Güvenlik ÖnlemleriГлубиномер с круговой шкалой
►Правила техники безопасностиДля обеспечения безопасности оператора используйте инструмент в соответствии синструкциями и спецификациями, указанными в руководстве пользователя.
Несоблюдение данных указаний может привести к угрозе безопасности.

rutr►Примечания к правилам экспортаНе совершайте действий, которые могли бы прямо или косвенно нарушать какие-либо законы илинормативные акты Японии, вашей страны или какие-либо другие международные договора,касающиеся экспорта или реэкспорта любых товаров.

Operatörün güvenliğini sağlamak için, cihazı bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen talimat
ve yönetmeliklere uygun olarak kullanın. Talimatlara uyulmaması, güvenliği tehlikeye atabilir.

►İhracat Düzenlemeleri Hakkında Notlar

Herhangi bir malın ihracatı veya yeniden ihracatı ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak
Japonya'nın, ülkenizin veya diğer herhangi bir uluslararası antlaşmanın yasalarını veya
düzenlemelerini ihlal edebilecek bir harekette bulunmayın.
Kullanım Önlemleri ------------------------------------------------------------------------------------BU KILAVUZU GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.
Daha fazla bilgi için https://manual.mitutoyo.co.jp sitesini ziyaret edin.

安全注意事項

zh-TW

使用本測器時，請遵守說明書上記載的規格、功能和使用注意事項，超出使用範圍會影響本測器的安全性能。不按規定使用將不能確保安全。

有關出口管制的注意事項

應同意並遵守不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律，以及任何有關此
商品出口、再出口的其他國際協定的行為約定。
使用注意事項 ------------------------------------------• 請務必按照以下注意要點檢查零點。
- 請勿在溫度急劇變化的場所進行調整，並在室溫下使儀器充分恆溫。
- 量測前，請拭除滑動表面、測定面和刻度表面上的碎屑/灰塵/污垢。
- 使用深度計進行量測之前，請確認測定面和基準面平放在平台上時，游標和主尺刻度的零線重合。
• 首次使用本產品前，請用浸有油的軟布將本產品上的防鏽油拭除。
• 若防鏽油已變乾，本產品可能無法順利操作。用布擦拭滑動表面，然後在本產品上
塗抹少許油後再使用，這可使產品順利操作。
• 在滑動表面，尤其是基準面上塗抹清潔油。缺油可能會導致表面刮傷，造成滑尺移動不順。
• 使用完畢後，請採取防鏽措施。生鏽會導致儀器故障。

請保存此手冊以供日後參考。
如需更多資訊，請參見https://manual.mitutoyo.co.jp.

ko▶안전 예방 수칙▶해외 이전에 관한 주의상품의 수출 또는 재수출과 관련하여 일본과 한국 또는 기타 국제조약에 관한법률이나 법규를 위반할 수 있는 행위를 범하지 마십시오.

Меры предосторожности при эксплуатации ------------------------------------------------------------

사용 상 주의사항 -----------------------------------------------------------------------• Обязательно проверяйте точку отсчета, следуя примечаниям, приведенным ниже- Не выполняйте настройку прибора в местах со значительными колебаниями температуры. Перед
использованием выдержите прибор при комнатной температуре для его стабилизации.
- Перед проведением измерений сотрите пыль/стружку/загрязнения с поверхностей скольжения, шкал иизмерительных поверхностей прибора.
- Перед выполнением измерений с помощью штангенглубиномера убедитесь, что нулевые линии нониусной иосновной шкал совпадают, когда измерительная и базовая плоскости выставлены по уровню на поверочной
плите.
• Прежде чем использовать этот штангенциркуль в первый раз, сотрите антикоррозионное масло с прибора
салфеткой из мягкой ткани, смоченной в чистящем масле.
• При высыхании антикоррозийного масла прибор может перемещаться рывками. Протрите скользящую
поверхность тканью, а затем нанесите небольшое количество масла перед использованием прибора. Этопоможет обеспечить плавную работу прибора.
• Нанесите чистое масло на поверхности скольжения, особенно на базовые поверхности. Нехватка масла может
привести к появлению царапин на рабочих поверхностях, что приведет к заеданию рамки при перемещении.
• После использования прибора применяйте противокоррозионные средства для предотвращения появления
ржавчины. Ржавчина может привести к неисправности прибора.

• 아래 주의사항에 따라 영점을 확인하십시오.
- 본 제품을 온도 변화가 급격한 장소에서 사용하지 마십시오. 사용 전에 상온에서 제품의 열적 특성을 안정화하십시오 .
- 측정면 및 눈금면에 묻은 오일과 먼지는 거즈 혹은 섀미 가죽을 사용하여 제거하십시오.
- 뎁스 게이지를 사용하기 전에 반드시 정반 등으로 측정면과 기준면을 맞추어 어미자와 버니어의 영점이 일치하는지 확인하십시오 .
• 본 제품을 처음 사용하는 경우 클리닝 오일을 적신 부드러운 천 등으로 제품에 묻어 있는 방청제를 닦아내 주십시오.
• 방청제가 건조되면 제품이 부드럽게 작동하지 않을 수 있습니다. 슬라이딩면을천으로 닦은 다음 약간의 오일을 바르고 제품을 사용하십시오. 이렇게 하면 제품이 원활하게 작동할 수 있습니다 .
• 슬라이딩면, 특히 기준면에 클리닝 오일을 바르십시오. 오일이 부족하면 표면이긁혀 슬라이더가 부드럽게 움직이지 않을 수 있습니다.
• 사용 후에는 방청 처리를 해 주십시오 . 부식으로 인해 오작동 할 수 있습니다 .

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

향후 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 보관해 주십시오.

Дополнительную информацию можно получить, посетив веб-страницу
https://manual.mitutoyo.co.jp.

자세한 내용은 https://manual.mitutoyo.co.jp 를 참조하십시오.

เกจวัดความลึกชนิดไดอัล

Tolok Kedalaman Dail►ข้ อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

thเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้ใช้เครื่ องมือนี้ตามค�าแนะน�าและข้อมูลจ�าเพาะที่ระบุไว้ในคู่มือ
ผูใ้ ช้น้ ี การไม่ปฏิบตั ิตามวิธีใช้งานอาจท�าให้ความปลอดภัยลดลง
►หมายเหตุเกีย่ วกับกฎระเบียบการส่ งออกห้ามกระท�าการใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมที่อาจละเมิดกฎหมายหรื อกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น
ประเทศของท่าน หรื อสนธิสญั ญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกหรื อการส่ งกลับสิ นค้าข้ อควรระวังในการใช้ งาน ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ต้องมัน่ ใจว่าได้ตรวจสอบจุดศูนย์ตามข้อแนะน�าด้านล่าง
- ห้ามปรับจุดอ้างอิงในบริ เวณที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ปรับอุณหภูมิของเครื่ องมือให้อยูท่ ี่อุณหภูมิหอ้ ง- ก่อนท�าการวัด ให้เช็ดเศษตัด/ฝุ่ นผง/สิ่ งสกปรก ออกจากพื้นผิวของส่ วนสไลด์ พื้นผิวที่ใช้วดั และพื้นผิวที่มีขีดวัด
- ก่อนใช้เกจวัดความลึกเพื่อท�าการวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นศูนย์ของเวอร์เนียร์และสเกลหลักอยูต่ รงกัน
ในขณะที่พ้ืนผิวที่ใช้วดั และพื้นผิวอ้างอิงตั้งได้ระนาบกันบนแท่นระดับ
• ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ใช้ผา้ เนื้อนุ่มชุบน�้ามันท�าความสะอาด เช็ดน�้ามันกันสนิมออกจากผลิตภัณฑ์
• หากน�้ามันกันสนิมแห้ง ผลิตภัณฑ์อาจท�างานได้ไม่ราบรื่ น ให้เช็ดพื้นผิวของส่ วนสไลด์ดว้ ยผ้า แล้วทาน�้ามันเล็กน้อย
ก่อนใช้งาน จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทา� งานได้อย่างราบรื่ น• ทาน�้ามันท�าความสะอาดบนพื้นผิวของส่ วนสไลด์ โดยเฉพาะบนพื้นผิวอ้างอิง น�้ามันที่ไม่เพียงพออาจท�าให้เกิดรอย
ขีดข่วนบนพื้นผิวส�าคัญต่างๆ และส่ งผลให้สไลเดอร์เคลื่อนที่ได้ไม่ราบรื่ น• ให้บา� รุ งรักษาด้วยวิธีการป้ องกันการเกิดสนิมหลังเสร็ จการใช้งาน เพราะการเกิดสนิมสามารถท�าให้เครื่ องมือวัด
ท�างานผิดปกติ

เก็บคู่มอื เล่ มนีไ้ ว้ เพือ่ ใช้ อ้างอิงในอนาคต

附錶深度規다이얼 뎁스 게이지제품을 사용할 때, 기재된 사양ㆍ기능ㆍ주의사항에 따라서 사용해 주십시오.
기재된 목적 이외의 용도로 제품을 사용할 경우, 안전을 해칠 우려가 있습니다.

Thước đo độ sâu đĩa số►Biện pháp an toànms►Pengawasan Keselamatan

Untuk memastikan keselamatan pengendali, gunakan instrumen ini dengan mematuhi panduan
dan spesifikasi yang diberikan dalam Buku Panduan Pengguna ini. Kegagalan mematuhi arahanboleh menjejaskan keselamatan.

►Nota mengenai Peraturan Eksport

Jangan lakukan tindakan yang boleh, secara langsung atau tidak langsung, melanggar
mana-mana undang-undang atau peraturan Jepun, negara anda, atau mana-mana triti
antarabangsa lain, berkenaan eksport atau eksport semula sebarang komoditi.
Pengawasan Penggunaan ------------------------------------------------------------------------• Pastikan titik sifar diperiksa dengan mengikuti perkara-perkara yang diberitahu di bawah.
- Jangan melakukan pelarasan di tapak di mana suhu akan berubah secara mendadak. Dengansecukupnya menstabilkan instrumen pada suhu bilik.
- Sebelum mengukur, bersihkan serpihan/habuk/kotoran permukaan gelangsar, muka pengukur dan
permukaan bersenggat.
- Sebelum mengambil pengukuran dengan pengukur kedalaman, pastikan garis sifar vernier dan skala utama
bertepatkan apabila permukaan pengukur dan permukaan rujukan ditetapkan samaan pada plat permukaan.
• Sebelum menggunakan produk ini buat kali pertama, lap minyak pencegah karat daripada produk
dengan kain lembut yang direndam dengan minyak pembersih.
• Jika minyak pencegah karat kering, produk mungkin tidak beroperasi dengan lancar. Lap permukaan
gelangsar dengan kain dan kemudian sapu sedikit minyak untuk menggunakan produk. Ini
membolehkan produk beroperasi dengan lancar.
• Sapu minyak bersih pada permukaan terutamanya permukaan rujukan. Kekurangan minyak boleh
menyebabkan permukaan bercalar, menjadikan pergerakan gelangsar tidak lancar.
• Selepas digunakan, ambil langkah-langkah pencegahan kakisan. Kakisan boleh menyebabkan
instrumen tidak berfungsi.

SIMPAN BUKU PANDUAN INI UNTUK RUJUKAN MASA DEPAN.

ส� าหรับรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาดูจาก https://manual.mitutoyo.co.jp.

• Aşağıdaki noktalara dikkat ederek sıfır noktasını kontrol ettiğinizden emin olun.
- Sıcaklığın aniden değişeceği yerlerde ayarlamayı gerçekleştirmeyin. Cihazı yeterince bir süre oda
sıcaklığında bekletin.
- Ölçüm yapmadan önce, kayan yüzeyler, ölçüm yüzleri ve kademeli yüzeylerdeki talaşı/tozu/kiri
temizleyin.
- Derinlik mastarı ile ölçüm yapmadan önce, ölçüm yüzü ve referans yüzey, bir yüzey plakası
üzerinde düzgün durduğunda vernierin sıfır çizgilerinin ve ana ölçeklerin kesiştiğinden emin olun.
• Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce temizleyici yağa batırılmış yumuşak bir bez kullanarak pasönleyici yağı üründen giderin.
• Pas önleyici yağın kuruması halinde ürün düzgün çalışmayabilir. Kaygan bir yüzeyi bezle silin veürünü kullanmak için biraz yağ uygulayın. Bu, ürünün sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.
• Kayma yüzeylerine, özellikle referans yüzeylere temiz yağ sürün. Yağ eksikliği kritik yüzeylerdeçiziklere neden olabilir ve bu da kayma hareketlerinin bozulmasına neden olabilir.
• Kullanımdan sonra korozyona karşı önlemler alın. Korozyon kumpasın arızalanmasına neden
olabilir.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Nepřipusťte jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo porušovat jakýkoli zákon nebo nařízení
Japonska, vaší země nebo jiné mezinárodní smlouvy týkající se vývozu nebo následného vývozu
jakýchkoli komodit.

Se https://manual.mitutoyo.co.jp för mer information.

Środki ostrożności podczas użytkowania -----------------------------------------------------

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://manual.mitutoyo.co.jp.

►Poznámky k vývozním předpisům

BEHÅLL DENNA ANVÄNDARHANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK.

• Sprawdzić punkt zerowy zgodnie z poniższymi wskazówkami.
- Nie wykonywać regulacji w warunkach zmiennej temperatury. Odczekać, aż przyrząd osiągnie
temperaturę pokojową.
- Przed pomiarem usunąć wióry, pył i zanieczyszczenia z powierzchni ślizgowych, powierzchni
pomiarowych i powierzchni z podziałką.
- Przed wykonaniem pomiaru przy użyciu głębokościomierza upewnić się, że linie zerowe noniusza i
głównej podziałki pokrywają się, gdy powierzchnia pomiarowa i powierzchnia odniesienia są
wyrównane na płycie traserskiej.
• Przed pierwszym użyciem przyrządu usunąć olej antykorozyjny miękką ściereczką zwilżoną olejem
czyszczącym.
• Zaschnięty olej antykorozyjny może wpływać na płynny ruch przyrządu. Przed użyciem przyrządu
należy wytrzeć powierzchnie ślizgowe ściereczką, a następnie nanieść niewielką ilość oleju. Pozwoli to
przywrócić płynny ruch przyrządu.
• Nanieść czysty olej na powierzchnie ślizgowe, szczególnie na powierzchnie odniesienia. Brak oleju
może powodować zarysowania na krytycznych powierzchniach, wpływając na płynny ruch przyrządu.
• Po zakończeniu pracy z przyrządem należy go zabezpieczyć przed korozją. W innym przypadku
przyrząd może nie działać prawidłowo.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, používejte tento přístroj v souladu s pokynya specifikacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit
bezpečnost.

▲

Para garantir a segurança do operador, use este instrumento em conformidade com as instruções eespecificações apresentadas no Manual do Utilizador. A não conformidade com as instruções pode comprometera segurança.

Ga naar https://manual.mitutoyo.co.jp voor meer informatie.

Utför inte en handling som direkt eller indirekt kan bryta mot någon lag eller förordning i Japaneller i ditt land eller något annat internationellt avtal som gäller export eller återexport av varor.

cs►Bezpečnostní pokyny▲►Precauções de segurança

pt

BEWAAR DEZE HANDLEIDING TER REFERENTIE.

►Anmärkningar om exportföreskrifterČíselníkový hloubkoměr

▲Para garantizar la seguridad del operario, utilice el instrumento de conformidad conlas instrucciones y especificaciones que constan en este Manual del usuario. El
incumplimientode las instrucciones puede poner en riesgo la seguridad.

Pour éviter tout risque de blessures, veillez à respecter les instructions et consignes qui
figurent dans ce document. Dans le cas contraire, la sécurité peut être compromise.

fr▲►Precauciones de seguridad►Consignes de sécurité►Remarques relatives à la législation en matière d'exportation►Hinweise zur Exportkontrolle

Medidor de profundidad con carátula

Jauge de profondeur avec comparateur

User’s Manual

Dial Depth Gage

No. 99MAC001M

ユーザーズマニュアル

ダイヤルデプスゲージ

Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada https://manual.mitutoyo.co.jp.

viĐể đảm bảo an toàn cho người vận hành, khi sử dụng dụng cụ này, hãy tuân thủ
theo các hướng dẫn và thông số kỹ thuật được cung cấp trong Hướng dẫn sửdụng này. Nếu không tuân thủ theo hướng dẫn có thể không đảm bảo an toàn.

►Ghi chú về các quy định xuất khẩuKhông được thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạmcác điều luật hoặc quy định của Nhật Bản, quốc gia của bạn, hay bất kỳ hiệp ướcquốc tế nào khác liên quan đến xuất khẩu hay tái xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào.
Lưu ý khi sử dụng ------------------------------------------------------------------------------------

Pengukur Kedalaman dengan Jarum►Peringatan Keselamatan

id

Untuk memastikan keselamatan operator, gunakan instrumen ini sesuai dengan arahan dan spesifikasi
dalam Panduan Pengguna ini. Ketidakpatuhan terhadap petunjuk dapat membahayakan keselamatan.

►Catatan Mengenai Peraturan Ekspor

Jangan lakukan tindakan yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat melanggar
undang-undang atau peraturan di Jepang, di negara Anda, atau perjanjian internasional lainnya,
yang berkaitan dengan ekspor atau ekspor ulang komoditas apa pun.
Peringatan Penggunaan ----------------------------------------------------------------------------• Đảm bảo kiểm tra điểm 0 bằng cách làm theo các điểm chú ý sau.
- Không thực hiện điều chỉnh ở những nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Ổn định nhiệtđầy đủ cho sản phẩm ở nhiệt độ phòng.
- Trước khi đo, hãy lau sạch mạt/bụi/vết bẩn khỏi các bề mặt trượt, mặt đo và bề mặt chia độ.
- Trước khi đo bằng thước đo chiều sâu, hãy đảm bảo các vạch 0 của du xích và
các thang đo chính trùng khớp nhau khi mặt đo và bề mặt tham chiếu được đặt
ngang bằng trên một bàn vạch dấu.
• Trước khi sử dụng sản phẩm này lần đầu, hãy lau dầu chống rỉ sét khỏi sản phẩmbằng vải mềm thấm dầu làm sạch.
• Nếu dầu chống rỉ sét bị khô, sản phẩm khó có thể vận hành trơn tru. Lau bề mặtthước trượt bằng vải, sau đó tra một ít dầu để sử dụng sản phẩm. Điều này sẽ giúp
sản phẩm vận hành trơn tru.
• Tra dầu làm sạch lên các bề mặt trượt, đặc biệt là bề mặt tham chiếu. Thiếu dầu có
thể gây ra vết trầy xước trên bề mặt khiến thanh trượt chuyển động không trơn tru.
• Sau khi sử dụng, hãy thực hiện các biện pháp chống ăn mòn. Tình trạng ăn mòn có
thể làm hư hỏng dụng cụ này.

• Jangan lupa melakukan pemeriksaan titik acuan dengan memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut.
- Jangan melakukan penyesuaian di tempat-tempat yang mungkin mengalami perubahan suhu
mendadak. Stabilkan suhu instrumen pada suhu kamar.
- Sebelum mengukur, bersihkan serpihan/debu/kotoran dari permukaan geser, permukaan ukur, dan
permukaan bergerigi menggunakan lap.
- Sebelum mengukur dengan pengukur kedalaman, pastikan garis nol jangka sorong dan skala utama
berimpit ketika permukaan ukur dan permukaan acuan diratakan pada pelat permukaan.
• Sebelum menggunakan produk ini untuk pertama kalinya, lap oli pencegah karat pada produk
menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan oli pembersih.
• Jika oli pencegah karat mengering, produk mungkin tidak dapat beroperasi dengan lancar. Lap
permukaan geser menggunakan kain, kemudian oleskan sedikit oli agar produk dapat digunakan.
Langkah ini dapat memperlancar kerja produk.
• Berikan oli bersih ke permukaan geser, khususnya permukaan acuan. Kurangnya oli dapat menyebabkangoresan pada permukaan, yang mengakibatkan penggeser tidak bergerak dengan lancar.
• Setelah penggunaan, lakukan langkah-langkah untuk mencegah korosi. Korosi dapat menyebabkan
instrumen tidak berfungsi.

GIỮ LẠI SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI.

SIMPAN PANDUAN INI UNTUK BAHAN ACUAN SEWAKTU-WAKTU DIPERLUKAN.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://manual.mitutoyo.co.jp.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://manual.mitutoyo.co.jp.

Para mais informações, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp.

Mitutoyo Corporation+81 (0) 44 813-8230

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8533, Japan

Printed in Japan
Date of publication: September 1, 2020 (1)