この度は当社のデジタル温度計TC-3200/温湿度計TH-4000用リアルタイム計測ソフトウェア「REAL-TIME MEASUREMENT SOFTWARE U801」
をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

ご使用上の注意

・ CD-ROM記録面を傷つけないでください。
・ CD-ROMを直射日光、ほこり、高温多湿で保管をしないでください。
・ 本ソフトの無断でのコピー・改造をしないでください。
●ソフト仕様
出力データ方式：データベース.mdb(自動記録) / テキストファイル.txt
サンプリングタイム：1 - 3,600秒
機能：データ記録 / 上下限アラーム設定 / テキスト出力 / チャート印刷

セットアップ●ご使用の前に...
・USB-01接続の際は同梱のドライバソフトをインストールして下さい。
・測定器本体にプローブが接続されているかをご確認ください。
また、専用USBケーブル:USB-01を介して測定器とPCが接続されている事もご確認ください。
※ ケーブルの切替スイッチを"PHOTO"側にしてご使用ください。
①.ソフトの起動
Program Files(x86)内にインストールした場合"Program Files(x86)-Datalogger"フォルダ内もしくはスタートメニューの"Datalogger-Datalogger.exe"を"右クリック-管理者として実行"を選んでください。
（または右クリックして"プロパティ-互換性"の"管理者としてこのプログラムを実行する"にチェックを入れても同様です)"ユーザーアカウント制御"のダイアログが表示されますのではいをクリックしてください。
起動後、ソフトウェア画面が表示されます。
その他のフォルダにインストールした場合フォルダ内もしくはスタートメニューの"Datalogger.exe"を起動してください。起動後、メインメニュー画面が表示されます。

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
TEL:03-3716-5151(代) FAX:03-3710-4552
メールアドレス
webtrade@line.co.jp
ホームページ
https://www.line.co.jp●システム必要条件
OS：Windows VISTA/7/8/8.1（日本語版、英語版）
CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブVGA Display 640×480Dot以上●インストール方法
CD-ROMの中"Setup.exe"を実行して、適当な場所にインストールしてください。
Program Files(x86)内にインストールした場合ソフト本体の起動に"右クリック-管理者として実行"が必要です。
（または右クリックして"プロパティ-互換性"の"管理者としてこのプログラムを実行する"にチェックを入れても同様です)
インストール時に"Change Directory"を選んでその他のフォルダにインストールした場合通常の操作でソフト本体を起動できます。

●アンインストール方法
Windowsの"コントロールパネル-プログラムと機能"を実行して、"Datalogger"を選択して削除を実行してください。

通信前のセットアップを行います。

eabcfdg
a .サンプリングタイムの選択[System Scan Rate]

記録可能レコード数を1-65535まで設定できます。
[Comm. Port]

USB-01を接続したCOMポートを選択してください。
※ 使用COMポートは「Com Port Detect」ボタンでデバイスマネージャーに移動して確認できます。
詳しくはUSB-01の付属ドライバの取扱説明書にてご確認ください。

d .ボーレート[baud rate]

ボーレートはデフォルトの9600で固定してください。

g .記録停止/開始

b .表示Channel数

j .手動記録

b .設定Channel数

h .上下限アラーム音ON/OF

c .測定値

k .チャート縦軸最大値/最小値

c .測定値

i .設定記憶d .測定単位l .チャートクリア

d .現在日時

j .チャート測定表示

e .サンプリングタイム

m .画面を閉じる

e .使用レコード数

k .アナログメーター測定表示

f .現在日時

n .テキスト測定表示へ

f .サンプリングタイム

l .終了

g .使用データベース名o .アナログメーター測定表示へ

上下限設定値がわかりやすいアナログメーター表示です。
この測定表示のPage SetupでのみChannel毎の上下限の設定が可能です。
設定した上下限設定は他の2種類の測定画面にも反映されます。
このモードでの上下限アラートは画面右下表示とアラーム音で行われます。

begfhaia 〜 e までの設定の変更を適応します。
[Exit][Setup(S)-Create New Data File]③.データベース新規制作
本ソフトウェアはリアルタイム測定画面(チャート, アナログメーター,テキスト)に入ると自動でデータベースに指定したサンプリングタイム毎の記録を開始します。デフォルトの“datafile.mdb”ファイルは本ソフトウェアがインストールされたフォルダ内の”Data”フォルダ内に生成されますが、新規に作成した別のファイルを指定することも可能です。その際は"Setup(S)-Create
New Data File"をクリックし、半角英字にてファイル名をを入力し「Create」ボタンをクリックしてください。そのあと「Exit」ボタンをクリックすると記録先データベースの変更を行います。既存のデータベースに戻す場合もデータベース名を指定し「Create」ボタンをクリックし、その後「Exit」ボタンをクリックすることで再度変更できます。
[Setup(S)-Exit]④.ソフトの終了

本ソフトウェアは・ チャート測定画面(データグラフを同時表示/1Channel専用)
・ アナログメーター測定表示(2Channel同時表示可能/上下限アラーム設定)
・ テキスト測定画面(テキスト表示のみ/2Channel同時表示可能)
上記３種類の測定画面で接続した計測器の表示値を見ることが可能です。
それぞれの画面を同時に表示することもできます。
[Monitor(M)-Chart Display]①.チャート測定画面
多Channel表示はできませんがテキスト表示と動作グラフの確認ができます。
RUNで自動記録の停止/開始、Save Dataでマニュアルでの記録、Set Y-Axis Min_Maxでチャート内の温度範囲設定、Clear Chartでチャートの削除が行えます。上下限のアラートは画面左上に表示されます。
※ 画面表示時はRUN(自動記録開始)となっています。

cdegfhijjrs[Report(R)-Data Query]

指定期間のデータの呼び出し、呼び出したデータのチャート表示やテキスト出力、チャートのプリントが行えます。

lamnbdegcopqfhkmoqtijlnpa .画面表示ごとの使用チャンネル設定

k .現在日時

a .データベース選択

b .設定Channel数

l .使用レコード数

j .終了

m .サンプリングタイム

b .表示channel選択

c .表示範囲最小値

k .グラフタイトル(上)d .表示範囲最大値

n .記録停止/開始

c .レコード数

l .グラフタイトル(下)o .上下限アラーム音ON/OFF

d .表示期間指定

e .目盛間隔(大)m .グラフ測定値最大値(縦軸)f .目盛間隔(小)p .上下限アラート表示

g .数字ラベル間隔

q .手動記録h .上下限設定(上限値)r .チャート測定表示

i .上下限設定(下限値)

s .テキスト測定表示

j .設定保存t .終了(設定変更時は必ずクリックして下さい)
上下限設定は測定画面の表示チャンネル数に関係なく設定可能
チャンネル全て（1ch-8ch）を監視します。使用しないチャンネルは g h を両方0に設定することで上下限設定を無効にできます[Monitor(M)-Text Display]③.テキスト測定画面
シンプルなテキスト表示です。2画面表示が可能です。
このモードでの上下限のアラートはアラーム音で行われます。
※ 画面表示時はRUN(自動記録開始)となっています。

daebcklmno

本ソフトウェアは測定画面での測定値をデータベースに保存します。
そのため、測定データを後から呼び出して確認することができます。
・ データベースログ表示＆グラフ印刷画面
・ 16チャンネル対応データベースログ画面(16チャンネル用の為、本ソフトでは使用しません)① .データベースログ表示

cdh .終了
セットアップを終了します。

b

データベースログ表示[Monitor(M)-Angular Display]②.アナログメーター測定画面

MeterはNormal Meterを選択してください。
g .設定保存
[Save]

サンプリングタイム(記録間隔)を選択してください。
[Max Record Data]b .レコード数の選択
c .ポートの選択

a .測定単位h .使用レコード数[Display Type / Chan.]e .画面数及びチャンネル設定
アナログメーター測定画面及びテキスト測定画面でのChannel表示数と、チャート測定画面(1チャンネルのみ表示)の表示Channelを指定できます。
[Meter].測定選択fahi .記録停止/開始k

リアルタイム通信測定画面[Setup(S)-System Setup]a .上下限アラート表示※ 画面表示時はRUN(自動記録開始)となっています。

Setup(S)-Exitもしくはメイン画面右上の×を押して終了します。

②.セットアップ画面

U801

REAL-TIME MEASUREMENT SOFTWARE MANUALREAL-TIME MEASUREMENT SOFTWARE MANUAL
リアルタイム計測ソフトウェア U801
(温度計 TC-3200 / 温湿度計 TH-4000 専用)
取扱説明書

fg
hi

jkle .データ呼び出しn .グラフ測定値最小値(縦軸)f .データ印刷

o .グラフ縦軸グリッド分割数

g .データテキスト出力

p .グラフ横軸グリッド分割数

h .データグラフ表示

q .グラフ設定反映

i .グラフクリア※ テキストデータ出力を行うと本ソフトウェアをインストールしたフォルダ内の"data"フォルダに"report.txt"の名前でデータを作成します。
２回目以降は自動で上書きを行いますので、必要に応じてデータを別の場所にコピーしてください。
【テキストデータ例】

Monitor Data Report
2014年9月11日
Page: 1Date
Time Display1 Unit Display2 Unit-------------------------------------------------------------------------------2014/09/11 15:48:38
30.0 DEGREE C
32.0 DEGREE C
2014/09/11 15:48:39
30.0 DEGREE C
32.0 DEGREE C
2014/09/11 15:48:40
29.1 DEGREE C
32.0 DEGREE C
2014/09/11 15:48:41
31.2 DEGREE C
28.6 DEGREE C
2014/09/11 15:48:42
31.2 DEGREE C
28.6 DEGREE C
2014/09/11 15:49:03
34.7 DEGREE C
34.2 DEGREE C※ TC-3200は電池・AC/DCアダプタ(別売)両用です。電池寿命を超える長時間の通信を行う場合はAC/DCアダプタをご使用ください。
※ データ出力とサンプリングタイムは非同期です。
取込時間の誤差が±数秒発生する場合があります。
※ 取込中はむやみにボタンを操作しないでください。
※ 本ソフトはTC-3200を複数台接続してのソフト複数起動・計測には対応しておりません。
本紙は2020年12月7日現在のものです。4LU028B
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2020,LINE SEIKI CO.,LTD.