受験番号

ガンマ線透過写真撮影作業主任者試験Ａ

ガンマ線Ａ
１／４

（ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識）問

１

ガンマ線透過写真撮影作業における 外部被ばくの防問

４

放射線検出器（線量計）の検出原理に関する次のＡ
か ら Ｄ ま で の 記 述 に つ い て、 正 し い も の の 組 合 せ は護に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(１)〜(５) のうちどれか。

（１） 夜間作業は、環境や人的状況からの注意不足をまねき、思わぬ被ばくにつながるおそれがあるのででＡ

比例計数管の検出原理は気体の電離作用である。

きるだけ避けること。

Ｂ

半導体検出器の検出原理は蛍光作用である。

（２）ガンマ線は、線源からの距離の自乗に逆比例してＣ

フィルムバッジの検出原理は写真作用である。

弱くなるので、線源と人体の距離をできるだけ大きＤ

熱ルミネッセンス線量計の検出原理は化学反応である。

くすること。
（３）作業能率を優先するのではなく、作業を合理的に（１）Ａ，Ｂ行い、不必要な放射線に被ばくすることをできるだ（２）Ａ，Ｃけ避けること。

（３）Ｂ，Ｃ（４）被ばく線量は、被ばく時間の自乗に比例して増加（４）Ｂ，Ｄするので、被ばく時間をできるだけ短くすること。

（５）Ｃ，Ｄ（５）線源と人体の間に遮へい物を置くと効果的であるが、遮へい物の効果は、遮へい物の材質と厚さによって異なることに留意すること。

問２

放射線等の単位に関し、次のうち誤っているものは

問

５

熱ルミネッセンス線量計 の特徴として、次のうち 誤っているものはどれか。

どれか。

（１）一度読み取りを行った場合、再度の読み取りは不（１）Gyは、エックス線とガンマ線のみに用いられる吸可能である。

収線量の単位である。

（２）アニーリングすれば、繰り返し使用することがで（２）照射線量の単位にはC/㎏が用いられ、１C/㎏は、きる。

エックス線又はガンマ線の照射を受けた１㎏の空気（３）線量読み取り装置を定期的に校正しておく必要が中に生じた正（又は負）のイオンの総電荷が１Ｃある。

であるときの線量をいう。

（４）最低検出線量は、フィルムバッジより大きい。

（３）Svは、放射線防護のために用いられる等価線量、（５）線量当量とルミネッセンス量との比例性がよい。

実効線量などの単位である。
（４）eVはエネルギーの単位で、１eVは真空中の電子が１Ｖの電位差で加速されて得るエネルギーをいう。
（５）放射能の単位にはBqが用いられ、１Bqは、１秒間に１個の割合で原子核が崩壊することを意味している。
問
問

３

シンチレーション式サーベイメーターの特徴として、次のうち誤っているものはどれか。

（１）ＧＭ管式サーベイメーターよりエネルギー特性は劣る。
（２）１００keV以下のガンマ線の測定には不向きである。
（３）数え落しが多い。
（４）放射された蛍光を、光電子増倍管でパルス電流に変換している。
（５）シンチレータの種類によって、ガンマ線のほか、アルファ線やベータ線も測定できる。

６

管理区域設定のための外部放射線の測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）測定箇所については、壁等の構造物によって区切られた境界の近辺の箇所を含むこと。
（２）測定結果は、バックグラウンド値を差し引いた値とすること。
（３）測定を行ったときは、測定日時、測定方法等について記録すること。
（４）測定器は、方向依存性が少ないものであること。
（５）測定点の高さは、作業床面上約３０cmの位置とすること。

ガンマ線Ａ
２／４

問

７

固定さ れた位置に １９２ Irの点 状線源を置いて、一定の問

９３７ ０GBqの ６０ Co線源 から ５ｍの 距離 での１ cm 線量方向に１回平均３分間の照射を１週間につき８０回実

当 量 率 の 概 算値 は 次 の う ち ど れ か 。 た だし 、 ６０ Co の施する場合、照射方向における線源から管理区域の境

１cm 線 量当 量率 定数は 、０ .３ ５４ μSv･ｍ２/(MBq･h)

界までの距離として、最も短いものは次のうちどれか。とし、散乱線は無いものとする。

ただし、線源から照射方向に５ｍの距離に設けた遮（１）２.６mSv/h

へい物による減衰率を０.６、線源から１ｍの距離にお（２）５.２mSv/h

ける照射時の１cm線量当量率は２６mSv/hとし、線源容（３）１３mSv/h器等からの散乱線等の影響は無視するものとする。ま（４）２６mSv/h

た、３月は１３週とする。

（５）４２mSv/h（１）２０ｍ（２）２５ｍ（３）３０ｍ（４）３５ｍ（５）４０ｍ問

８あるガンマ線照射装置のガンマ線の空気カーマ率が、ガンマ線源から１ｍ離れた点で、２４０μGy/hであった。
このガンマ線照射装置を用い、照射条件を変えないで、厚さ１mmの鋼板と厚さ１６mmのアルミニウム板にそれぞれ別々に照射したところ、これを透過したガンマ線の空気カーマ率は、同じ測定点で、いずれも６０μGy/hであった。
照射 条件 を変 えな いで、 厚さ １.５mmの 鋼板と 厚さ

問１０

事故に対する処置等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１） 事故処理の責任者には、 多数の者を指名し、 関係者が必ず連絡で きる体制にしておく。
（２）放射線作業に伴う各種の事故を想定し、日ごろから訓練しておく。
（３）人命及び身体の安全を第一とし、物損は第二とする。

８mmの アル ミニウ ム板 を重ね 合わ せ９.５mmとし 、こ（４）事故が発生したときは、第一発見者は、付近にいれを照射したとき、同じ測定点における透過後のガンる者、事故現場の責任者、放射線管理の責任者に速マ線の空気カーマ率は次のうちどれか。

やかに通報する。

ただし、ガンマ線は細い線束とし、鋼板及びアルミニウム板を透過した後の実効エネルギーは、透過前と変わらないものとする。
（１）１５μGy/h（２）３０μGy/h（３）４５μGy/h（４）６０μGy/h（５）７５μGy/h（５）事故発生時は、放射線被ばくを抑えるための応急の措置をとる。

ガンマ線Ａ
３／４（関係法令）
問１１

製造業の事業場における安全衛生管理体制に関する

問１３

緊急作業時における被ばく限度に関する次の文中の内のＡからＣに入れる数値として、正しいもの

次の記述のうち、誤っているものはどれか。の組合せは（１）〜（５）のうちどれか。

（１）常時３００人以上の労働者を使用する事業場では、「緊急作業に従事する間に受ける男性の線量は、実総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

効線量についてはＡ

mSv、眼の水晶体に受ける等

価線量についてはＢ

mSv、皮膚に受ける等価線量（３）常 時 ５ ０ 人 以 上 の 労 働 者 を 使 用 す る 事 業 場 で は 、についてはSvを超えないようにしなければなら第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管ない。」（２）常 時 ５ ０ 人 以 上 の 労 働 者 を 使 用 す る 事 業 場 で は 、安全管理者を選任しなければならない。

ＡＢ

Ｃ（１）１００３００

１（２）１００

５００

１（３）１００５００

５（４）３００５００

５（５）３００

１０００

５

理者を選任しなければならない。
（４）常 時 ５ ０ 人 以 上 の 労 働 者 を 使 用 す る 事 業 場 で は 、産業医を選任しなければならない。
（５）常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事
業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

問１２

次の文中のＣ内のＡからＣに入れる数値として、正しいものの組合せは（１）〜（５）のうちどれか。
「放射線装置室については、労働者が常時立ち入る場 所 に お け る 外 部 放 射 線 に よ る 実 効 線量 と 空 気 中 の放 射 性 物 質 に よ る 実 効 線 量 と の 合 計 を１ 週 間 に つ きＡ

問１４

mSv以下としなければならない。

また、ガンマ線照射装置を放射線装置室以外の場所

線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ｍ（１）１日における外部被ばくによる１cm線量当量が１以内の場所は原則として立入禁止区域としなければな

mSvを超えるおそれのある労働者については、線量のらない。

測定結果を毎日確認しなければならない。

で使用するときは、放射線源及び被照射体からＢ

なお、放射線源が線源容器から脱落する事故が発（２）男性の放射線業務従事者の実効線量については、

生 し た と き は 、 そ の 事 故 に よ っ て 受 ける 実 効 線 量 が原則として３月ごと、１年ごと及び５年ごとの合計

ＣmSvを超えるおそれのある区域から直ちに労働者を退避させなければならない。」

を算定し、記録しなければならない。
（３）放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量につＡＢＣ

いては、６月ごと及び１年ごとの合計を算定し、記（１）

１５１０

録しなければならない。

（２）

１５１５（３）

１１０１５（４）３５１０（５）

３１０１０（４）放射線業務従事者についての線量の算定結果の記録は、原則として３０年間保存しなければならない。
（５）放射線業務従事者について記録した線量は、遅滞なく、各人に知らせなければならない。

ガンマ線Ａ
４／４

問１５

男性の放射線業務従事者が管理区域内で受ける外部

問１８

ガンマ線透過写真撮影を行う作業場における作業環

被ばくによる線量を測定するための放射線測定器の装境測定に関し、次のうち誤っているものはどれか。

着部位として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）測定は、外部放射線による線量当量率又は線量当量について行わなければならない。

（１）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位がけい

胸･上腕部であり､次に多い部位が頭･頸部である場合…………………………………… 胸部のみ

（２）測定は、当該作業場のうち立入禁止区域として標識（２）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が（３）３ .７ GBq以 下 の ガ ン マ線 源 を 装 備 し て い る ガ ン

により明示された区域について行わなければならない。

たい

腹･大腿部であり､次に多い部位が胸･上腕部である場合……………………… 腹･大腿部及び胸部

マ線照射装置を使用するときは、６月以内ごとに１（３）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が（４）放射線測定器を用いて測定することが著しく困難

頭･頸部であり、次に多い部位が手指である場合………………………… 頭･頸部及び胸部回、定期に測定を実施しなければならない。

なときは、計算によって算出することができる。
（５）測定の結果の記録は、５年間保存しなければならない。

（４）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭･頸部であり､次に多い部位が腹･大腿部である場合…………………… 頭･頸部及び腹･大腿部

問１９のはどれか。

（５）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が手指であり､次に多い部位が胸･上腕部である場合……………………………… 手指及び胸部

電離放射線健康診断に関し、次のうち誤っているも（１）電離放射線健康診断の項目のうち、「被ばく歴の有無の調査及びその評価」については、いかなる場合も省略することができない。
（２）放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に問１６

立ち入らない者に対しては、電離放射線健康診断を放射線源送出し装置及び 自動警報装置を 有する透過行う必要はない。

写真撮影用ガンマ線照射装置について、放射線源を交換したときに実施が義務づけられている点検事項に該（３）放射線業務に従事しない労働者で、管理区域に一時的に立ち入る者に対しては、電離放射線健康診断

当しないものは次のうちどれか。

を行う必要はない。

（１）線源容器のシャッター及びこれを開閉するための装置の異常の有無（４）短期間雇用の労働者で、放射線業務に常時従事し、（２）自動警報装置の異常の有無

管理区域に立ち入る者に対しては、雇入れ時の電離（３）線源容器のしゃへい能力の異常の有無

放射線健康診断を省略することができる。

（４） 放射線源送出し装置 の異常の有無（５）電離放射線健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として３０年間保存（５） 放射線源のホルダーの固定装置の 異常の有無しなければならない。

問１７

ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務として、電問２０

ガンマ線照射装置構造規格により、線源容器の見や離放射線障害防止規則に規定されていないものは次のすい箇所に表示すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

うちどれか。

（１）伝送管の移動及び放射線源の取出しが適切に行われているかどうかについて確認すること。
（２）放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
（３）作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検すること。
（４）作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能を点検すること。

（１）製造者名及び製造年月（２）半径２.５cm以上の放射能標識（３）「放射性同位元素」の文字（４）線源容器に収納してある放射性同位元素の名称及びその数量（５）最大の数量の放射性同位元素を線源容器に収納した場合の放射線源から１ｍの距離における最大の空気カーマ率（５）１月以内ごとに１回、定期に、放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無について検査すること。

（午前終り）

受験番号

ガンマ線透過写真撮影作業主任者試験Ｂ

ガンマ線Ｂ
１／４

（ガンマ線照射装置に関する知識）問

１

透過写真撮影用ガンマ線照射装置（携帯式）につい問

４て、エックス線装置（携帯式）と比較した場合の特徴

うち誤っているものはどれか。

として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）半減期は、約７４日である。
（２）放射されるガンマ線のエネルギーは ６０ Co に比べて（１）撮影時間は比較的短い。
（２）照射範囲は、パノラマ撮影が可能なものもある。

高い。

（３）狭い場所でも使用できる。

（３）β壊変を行う放射性核種である。

（４）解像度は比較的劣る。

（４）金属イリジウムを原子炉内で放射化して製造され（５）線源の種類に応じ、撮影可能な鋼板等の厚さに下る。

限がある。

問

透過写真撮影用ガンマ線源の核種 １９２ Irに関し、次の２線源送り出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装（５）ステンレス鋼製のカプセルに溶接密封されている。

問

５置に関し、次のうち正しいものはどれか。

同位体（アイソトープ）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）線源容器の中心部にガンマ線源が固定されている。

（１）陽子数は異なる。

すい（２）円錐状の限られた角度しか撮影できない。

（２）質量数は異なる。

（３）線源容器から離れた高所やパイプの中では、撮影（３）原子の電子配置が同じである。

できない。

（４）化学的性質はほぼ同じである。

（４）ガンマ線が不必要な方向に照射されるおそれがな（５）安定な同位体と不安定な放射性同位体とがある。

い。
（５）遠隔操作が行える。

問

３

ガンマ線照射装置の線源容器に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。

（１）線源容器は、線源を収納する容器で、ガンマ線を遮へいして漏れ線量率を少なくする。

問

６

ある核種の放射能が２０年で１/１０００に減衰した。
この核種のおよその半減期は次のうちどれか。

（１） １年（２） ２年（２）線源容器は、一般に輸送容器も兼ねている。

（３） ３年（３）シャッターが設けられているガンマ線照射装置に（４） ４年は、開閉の状態を安全に確認できる装置が備えられ（５） ５年ている。
（４）線源容器には、迷路が設けられているものもある。
（５）線源容器の材料は、主として、鉛とステンレス鋼が使用される。

ガンマ線Ｂ２／４

問７

ガンマ線と物質との相互作用及びガンマ線の減弱に問９っているものはどれか。

関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）光電効果は、物質の原子番号が大きいほど生じやすい。
（２）コンプトン散乱の結果、ガンマ線のエネルギーは減少し、波長が長くなる。
（３）ガンマ線が、１.０２MeV以上のエネルギーを持っ太い線束の ガンマ線の再生係数に関し、次のうち誤（１）線束の広がりに応じて異なる値をとる。
（２）ガンマ線源の放射能の量に応じて異なる値をとる。
（３）吸収体の物質の種類に応じて異なる値をとる。
（４）吸収体の厚さに応じて異なる値をとる。
（５）再生係数は１より大きい。ていないと、電子対生成は生じない。
（４）ガンマ線は、光電効果やコンプトン効果により、原子を直接的に電離するので、直接電離放射線とよばれる。
（５）細い 線束の ガンマ線の半価層の値は、ガンマ線のエネルギーや透過する物質の種類によって異なる。

問

８線源送り出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装

問１０

線源送り出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装

置の取り扱いに関する次の記述のうち、誤っているも置の 付属装置 等に関し、次のうち誤っているものはどのはどれか。

れか。

（１）出庫時には、シャッターや線源脱落防止装置など（１）警報装置は、照射装置のシャッターが開かれたとの異常の有無を点検するとともに、放射線測定器をきや線源が所定の位置から移動したときに、その状用いて装置の漏れ線量率を測定する。

態を周知させるための装置である。

（２）照射装置の運搬時には、線源容器、伝送管、操作（２）操作器は、一般には線源容器と一緒に移動して使器などを輸送容器の所定の位置に収納し、輸送容器用するが、制御室に設置して操作するものもある。
らには鍵をかける。
（３）作業前に伝送管を設置するときは、途中の伝送管を小さな輪の状態に曲げて、引張力がかかってもよい状態にする。

（３）伝送管は、鋼やリン青銅の線を螺旋状に巻いたフレキシブルな管で、線源容器と操作器とを接続するものである。
（４）コリメーターは、伝送管の先端に取り付けて利用すい（４）作業終了時には、伝送管や操作管などを取り外して運搬容器に格納する前に、線源の確実な収納等について点検を行う。
（５）保管に際しては、線源がガンマ線照射装置に格納されていることを確認するとともに、保管する施設の境界における漏れ線量率も測定して異常のないことを確認する。

線錐の大きさを制限するとともに、利用線錐以外のガンマ線を減弱させるものである。
（５）線源脱落防止装置は、線源ホルダーを線源容器に格納したときに線源ホルダーを固定するものである。

ガンマ線Ｂ
３／４（この科目が免除されている方は、解答しないで下さい。）（ガンマ線の生体に与える影響に関する知識）
問１１

直接作用と間接作用及び放射線効果の修飾要因に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問１４（１）万一、ガンマ線源が破損しその中の放射性物質がこぼれ出た場合は、体内被ばくを受ける危険がある。

（１）直接作用とは、放射線が生体の細胞内高分子に電離あるいは励起によって直接作用して障害を起こす（２）放射性物質が体内に摂取される経路は、大別して経口、吸入、皮膚の３つである。

ことをいう。
（２）間接作用とは、放射線が生体中の水分子に作用し体内被ばくに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（３）物理学的半減期と生物学的半減期から求められる実効半減期が長い放射性物質は、危険性が高い。て種々のフリーラジカルが生じ、このフリーラジカ

ひルが細胞内高分子に作用して障害を起こすことをい（４）核種 ６０ Coは、肝臓や脾臓に蓄積しやすい。

う。

（５）骨に蓄積した放射性物質は、骨髄被ばくによって（３）生体のＤＮＡ分子は、直接作用によって損傷を受神経障害を引き起こす。

けるが、間接作用によっては損傷を受けない。
（４）生体中にシステインなどのＳＨ化合物が存在すると、放射線の影響が減じられる。
（５）生体中に存在する酸素の分圧が高くなると、放射線の影響が強く現れる。

問１２

ベルゴニー・トリボンドーの法則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）この法則によれば、形態及び機能において分化が進んだものほど、感受性が高い。
（２）この法則によれば、細胞分裂の頻度の高いものほど、感受性が高い。
（３）この法則によれば、将来行う細胞分裂の回数の多いものほど、感受性が高い。
（４）皮 膚 の 基 底 細 胞 層 は 角 質 層 よ り 放 射 線 感 受 性 が高いことは、この法則により説明される。
（５）骨の放射線感受性は成人では低いが胎児や小児では比較的高いことは、この法則により説明される。

問１５

放射線による影響の修復と回復に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）被ばくによりＤＮＡが多少損傷を受けても、その多くは酵素の働きにより修復が行われる。
（２） ＤＮＡの修復が不完全で、計画的な細胞死の機能も働かない場合は、がん細胞になる可能性がある。
（３）一般に、同一の線量を１回で被ばくするのと、何回かに分けて間隔をおいて被ばくするのとでは、分

問１３

確定的影響に関する説明として、誤っているものは次のうちどれか。

割して被ばくする方が影響が大きい。
（４）一般に、同じ線量を被ばくするとき、高い線量率（１）白内障、皮膚の紅斑、脱毛はこれに分類される。

で短時間被ばくする方が、低い線量率で長時間被ば（２）しきい値がある。

くするより、影響が大きい。

（３）障害の重症度は、被ばく量に依存する。

（５）ごく低線量率で長時間被ばくの場合は、現れた放（４）影響の評価は、実効線量により行う。

射線影響が被ばく時間中に回復することもある。

（５）線量−効果関係は、シグモイド曲線で示される。

ガンマ線Ｂ４／４

問１６

造血組織の放射線障害に関する次の記述のうち、誤問１９より厳しいものとなっているが、その理由は、次のうっているものはどれか。

ちどれか。

（１）造血組織は、生体中で放射線感受性が最も高いグループに分類される。

放射線業務従事者である女性の被ばく限度は、男性（１）女性は男性よりがんにかかりやすい。

しょう（２）血小板は、末梢血液の中で最も寿命が長く、被ばく後、数週間は減少しない。

（２）卵子は精子にくらべて、放射線感受性は高い。
（３）女性が被ばくしたときの方が遺伝的影響が起こりやすい。

（３）リンパ球は、被ばく後、末梢血液の中で最も早く減少する。
（４）赤血球は、被ばく後、数日間は減少しない。

（４）女性は男性より体力的に弱い。
（５）胎児の放射線感受性は非常に高い。

（５）白血病は、造血組織の細胞ががん化したものである。

問１７

放射線による身体的影響の潜伏期に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(１)〜(５) のうちどれか。
Ａ

眼の被ばくで起こる白内障は、潜伏期が平均約２〜３月程度であり、急性影響に分類される。

Ｂ

急性影響の潜伏期の長さには、被ばくした組織の幹細胞が成熟するまでの時間と成熟した細胞の寿命が関係する。

Ｃ

晩発性影響である発がんのうち、白血病は、一般にその他のがんに比べ潜伏期が短い。

Ｄ

放射線による皮膚障害のうち、脱毛は、潜伏期が約１年程度であり、晩発性影響に分類される。

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ

問２０

組織荷重係数に関する次のＡからＤまでの記述について、正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

組織荷重係数は、各臓器・組織の確定的影響のリスクに基づいて定められている。

Ｂ

組織荷重係数は、どの組織・臓器においても１より小さい。

問１８

放射線による遺伝的影響に関する次の記述のうち、

Ｃ

組織荷重係数が最も大きい組織・臓器は、生殖せん腺である。

誤っているものはどれか。
（１）遺伝的影響は、男女いずれの場合でも、その生殖Ｄ被ばくした組織・臓器の平均吸収線量に組織荷器官が被ばくし、生殖細胞が突然変異を起こしたと重係数を乗ずることにより、等価線量を得ることきに生じる可能性がある。

ができる。

（２）放射線による突然変異には、遺伝子突然変異と染色体異常とがある。
（３）生殖年齢以前の者が被ばくしても、遺伝的影響が生じることはない。
（４）遺伝的影響は、確率的影響である。

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｃ（３）Ｂ，Ｃ（４）Ｂ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ（５）遺伝的影響は、次世代だけでなく、それ以降の世代にも現れる可能性がある。
（終り）