TC-3200

2 CHANNEL DIGITAL THERMOMETER MANUAL

TC-3200

注意

2チャンネルデジタル温度計
取扱説明書

取扱いを誤った場合に、取扱者が障害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

2 CHANNEL DIGITAL THERMOMETER MANUAL
e.セッティングモード(熱電対/オートパワーオフ/サンプリングタイム/データクリア)
1)

測定中に「Setting/Logger」ボタンを5秒以上押し続けると、セッティングモードに入ります。
2) 熱電対種類選択（サブ液晶にKおよびJと表示）「FUNCTION」ボタンを押すとK型, J型の変更が可能です。
選んだのちに決定の場合は「REC/ENTER」ボタンを、スキップする場合は「Setting/Logger」ボタンを押してください。
3) オートパワーオフON/OFF（サブ液晶にと表示）「FUNCTION」ボタンを押すとYES,NOでオートパワーオフ（無操作時は10分後に電源オフ）を使用するかどうかを変更できます。
決定の場合は「REC/ENTER」ボタンを、スキップする場合は「Setting/Logger」ボタンを押してください。
4) データ記録時のサンプリングタイム変更（サブ液晶にと表示）「FUNCTION」ボタンを押すとオート設定（1, 2 , 5, 10, 30, 60,600, 1800, 3600）とマニュアル設定(0)に変更可能です。
設定することでデータ記録間隔を設定期間毎の自動記録もしくは「Setting/Logger」ボタンによる手動記録を行えるようになります。
変更する数値にあわせ「REC/ENTER」ボタンを押すと決定します。
スキップする場合は「Setting/Logger」ボタンを押してください。
5) 空きメモリ確認（サブ表示にと表示）
最大容量1600のうち残っている空き容量を表示します。
1600と表示されていれば未使用です。
「REC/ENTER」ボタン、「Setting/Logger」ボタンで次に進みます。
6） メモリ全消去(サブ表示にと表示)「FUNCTION」ボタンでNOからYESに切り替えて「REC/ENTER」
ボタンを2回押すと、記録データを全て消去できます。
スキップする場合は「Setting/Logger」ボタンを押してください。
7） 未使用設定画面(サブ表示にと表示)
こちらは本器では使用しません。
「POWER/ESC」ボタンを押してセッティングモードを終了します。
表示が点滅し変更可能と「REC/ENTER」ボタンでなりますが変更しないで下さい。
8） セッティングモード途中終了方法
上記の方法以外にセッティングモード途中でも「POWER/ESC」ボタンを押すことで通常の測定画面に戻ります。
その際も「REC/ENTER」ボタンで設定した変更は保持されます。

●お問い合わせは下記まで

この度は当社のデジタル温度計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス
webtrade@line.co.jp
ホームページ
https://www.line.co.jp

a.測定方法

ご使用上の注意

1) 電池を挿入してください（6. 電池交換を参照）。
2) プローブ接続部T1に熱電対プローブ(別売)を接続してください。
3) 「POWER/ESC」ボタンを押して電源を入れてください。
4） プローブのハンドルを持って、センサ部を測定対象に向けてください。
5) 表示部(メイン)に現在の測定温度が表示されます。
6) 測定後、「POWER/ESC」ボタンを押すと電源が切れます。

1.本器使用上のご注意
・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・電池を確実にケースに入れて使用してください。
・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

3.機能操作a.測定モード切替(２種類の熱電対プローブの測定値表示)
1)2.熱電対プローブ使用上のご注意
・プローブにはそれぞれ使用限界温度が決まっていますので、その温度範囲を越えないようにしてください。
・プローブは非絶縁形ですから感電の恐れのある箇所の測定には使用しないでください。
・プローブの材質を腐食させる気体、液体または半固形物、半粘性物の測定は避けてください。
・プローブコネクタ部に上下から強い力を加え、曲げないようにしてください。
・測定プローブを曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないよう充分に気を付けてご使用ください。
・表面形プローブを使用して表面温度を測定する場合、物体表面に垂直に当たるようにしてください。
また油などを塗布し密着度をよくすると、正しい温度に近くなります。
・非金属の表面温度測定は熱伝導が遅いため、測定時間を長くとってください。
・測定後は、プローブを乾いた布などできれいに拭き取って保管してください。

T1,T2表示
T1

K
T1の値

T2

K

T1の値

T1-T2表示K

T1-T2
T1からT2を引いた値

T1表示
T1-K
T1の値T1の値

T1,T2に挿入する熱電対プローブはどちらも同じタイプ(K型, J型いずれか)をご使用ください。K型, J型2種類のプローブを同時に表示することは出来ません。

※b.測定値ホールド
1)2)

測定中に「FUNCTION」ボタンを押すと、現在測定値が保持されます。
保持されている間は、表示部に”HOLD”と表示されています。
再び「FUNCTION」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され、現在の測定値が表示されます。

c.REC(最大値/最小値/データ記録)

本体裏面

※

記録したデータの書き出しはPC及び専用ソフト/USBケーブル(別売)が必要です。本体上では記録データの確認は出来ません。
"REC"中は測定表示切替/測定値ホールド/オートパワーオフ/セッティングモードは機能しません。
※2 "MAX" "MIN"の表示中はサブ表示は計測を停止します。
※111)

10234589

1. 表示部

本体下部

6. プローブ接続部T16 2. 「POWER/ESC」ボタン 7. プローブ接続部T2

8. 外部電源ソケット※
9. RS-232出力
5. 「Setting/Logger」ボタン
ケーブル接続部
10. 電池ケース
3. 「FUNCTION」ボタン

7 4. 「REC/ENTER」ボタン※ 外部電源は専用品以外使用しないでください
外部電源は本器の電源を切ってから接続してください

2.測定方法
初期設定値･ センサ種類:熱電対K型･ オートパワーオフ:オン･ サンプリングタイム:2秒

86
K

7

54

REC MAX MIN HOLD T1

312

測定中に「REC/ENTER」ボタンを押すと、表示部に”REC”と表示され、最大値と最小値を記録します。
2) 「REC/ENTER」ボタン押すと、表示部に"MAX"と表示され、REC中のメイン表示のデータの最大値が表示されます。
3) 再度「REC/ENTER」ボタン押すと、表示部に"MIN"と表示され、REC中のメイン表示のデータの最小値が表示されます。
4) "MAX" "MIN"の表示は「FUNCTION」ボタンを押すと解除できます。
5) REC中に「Setting/Logger」ボタンを押すと、サンプリングタイムを設定している場合、設定時間毎にビープ音を鳴らしデータ記録を行います。
6) 再度「Setting/Logger」ボタン押すことでデータ記録を解除できます。
解除するまで他の操作はできません。
7) サンプリングタイムをマニュアル(0で設定)している場合、「Setting/Logger」ボタンを押した際にデータ記録を行います。
8） 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、記録を停止します。
9） 記録可能な最大容量は1600点です（2プローブ使用時は１回の記録で2点）。
""が点滅表示された場合、内部メモリがいっぱいになっています。
それ以上記録することが出来ません。
d.記録データのPCへの書き出し(USBケーブルとデータ取込ソフトウェアは別売)
1)2)

1. メイン表示
2. サブ表示3. 熱電対種類
4. 測定モード表示
5. データホールド表示
6. データ記録表示
7. 記録データMAX/MIN表示
8. ローバッテリー表示

3)
4)
5)
6)

4.お手入れ・本体の汚れやほこりは、乾いた布で拭きとってください。

注意・ベンジンやシンナー等で拭くことはおやめください.
本体にくもりやひび割れ等が生じる恐れがあります.

"HOLD"中は測定表示切替/REC/セッティングモードは機能しません。

※

本体側面

T2,T1表示T2の値

T2の値

1.各部の名称および機能
本体正面

本器はプローブ接続部(T1,T2)に２種類の熱電対プローブを挿入することにより、メイン表示とサブ表示に２種類のプローブの計測値を同時表示できます。
表示部の測定値は「FUNCTION」ボタンを2秒以上押し続けるたびに下図のように変わります。

2)

記録完了後「POWER/ESC」ボタンを5秒以上押し続けるとサブ表示に""と表示されます。
この状態で専用USBケーブルにて本体とPCを接続し、PC上で専用ロギングデータ取込ソフトを立ち上げます。
ソフトウェア画面上の「Start」をクリックし、"Data File Check"のアラートが表示されたら「はい」をクリックします。
温度計本体の「POWER/ESC」ボタンを押すと記録データがソフトウェアに書き出されます。
ソフトウェア画面上の「View Data」をクリックするとデータの閲覧が行えます。
本体の「FUNCTION」ボタンを押すと通常の測定表示に戻ります。

TC-3200

入力式

TC-3200

数

2 (T1, T2 / T2, T1 / T1 - T2 / T1のみ)

セ ン サ 種 類
測定

範

囲測定

周

期

熱電対 K型, J型
熱電対K型 : -199.9 - +1300.0°C
熱電対J型 : -199.9 - +1100.0°C

センサ用コネクタ

約1秒(シリアル出力は表示更新と同期)
1, 2 , 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600秒
もしくは「Setting/Logger」ボタンにて手動
2チャンネル測定, データホールド,オートパワーオフ, データ記録,
液晶部:44mm x 28mm
文字高:メイン14mm, サブ7mm
オーバーレンジまたはプローブ未接続時""
熱電対用ミニチュアコネクタ x 2

通能

RS-232シリアルインターフェイス

源

006P (DC9V)乾電池 x 1個

ロ ギ ング 周 期
測定

表機
示

能部

エ ラ ー 表 示
信機

電電池

寿命

約87時間

消費

電流

約5.5mA

使用温湿度範囲

0 - 50°C, 80%RH以下

寸 法 ・ 質 量

寸法:135(H)x60(W)x33(D)mm
質量:約196g(電池含む)付品

006P乾電池:1個 取扱説明書:1部

格CE, RoHS

適属合規

センサ種類 分解能

温度範囲

確度±(0.4%+1°C)±(0.4%+0.8°C)±(0.4%+1°C)±(0.4%+0.8°C)

熱電対K型

0.1°C

-199.9 - -50.1°C-50.0 - +1300.0°C

熱電対J型

0.1°C

-199.9 - -50.1°C-50.0 - +1100.0°C

測定条件：23±5℃の環境下で測定※5.RS-232 PCシリアルインターフェイス
PC上で温度計本体の表示温度および表示温度変化グラフの確認を行えます。専用USB出力ケーブル(別売)を使用して、パソコンへの出力を行ってください。
※ 専用通信ソフト(別売)及びロギングデータ取込ソフト(別売)もご用意しております。

通信設定(RS-232)
9600
なし

ボーレート
パリティ

8 bit
1 bit

デ ータ長
ストップ b i t

通信フォーマット
D15

STX(ASCIIコード)

D144(固定)D13

メイン表示(upper)を送信する場合 = 1
サブ表示(lower)を送信する場合 = 2

D12 D11

Annunciator for Display °C=01
Polarity
0=Positive, 1=Negative
Decimal Point(DP), position from right to the left
0=No DP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP
Display reading D8=MSD, D1=LSD(Ex : If the display reading is 1234, then D8 to D1 is : 00001234)

D10D9D8 - D1D0CR(ASCIIコード)【例】HEX
02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 34 32 0d
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0°C

lower:2様(本体）形

能upper:1

5.製品仕様仕性STX 4※10+ DP
101Display (value)
00000242 CR

出力タイミングは、表示更新と同期しております。

6. 電池交換

1.) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を行ってください。
2.) 下図のように電池カバーを開けてください。
3.) 下図のように006P乾電池をケースに入れてください
4.) 下図のように電池カバーを閉めてください。
※ ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保障できませんので、速やかに電池を交換してください。
電池カバーを開ける※

電池を入れる電池カバーを閉める

電池カバーセット時、断線にご注意ください

7.保管

湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所での保管は避けてください。
また長期間使用しないときは電池を取り外してください。

8.アクセサリー (別売)

・熱電対プローブ・専用通信ソフト(リアルタイム表示)：U801
・専用ロギングデータ取込ソフト ：DL2005
・専用USB出力ケーブル：USB-01・専用AC/DCアダプタ：ZTC9021
本紙は2021年07月15日現在のものです。4LU020B
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2021,LINE SEIKI CO.,LTD.