G90-305 / G95-305
注意

大型電子カウンタ/表示器 取扱説明書

Large Electronic Counter / Display Instruction Manual

G90-305 / G95-305

ATTENTION

この度は当社のG90-305 / G95-305をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになってください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。
Thank you for purchasing our G90-305 / G95-305.
Please read this instruction manual carefully before using to ensure the correct usageof this device.
Please keep this instruction manual for future reference.

・・

ご使用上の注意

LINE SEIKI CO., LTD.
本社〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
Head Oﬃce
37-7 Chuo-cho, 2-Chome, Meguro-ku,Tokyo 152-0001 Japan
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認ください
Please visit our company website for contact details.
メールアドレス Email webtrade@line.co.jp ホームページ https://www.line.co.jp
Website https://www.lineseiki.com

本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
本器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。
本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
本器の外装の汚れをシンナーなどの有機溶剤で拭かないようにしてください。
定格以外の電圧を印加しますと内部回路が破損する恐れがあります。

EN/IEC規格対応上のご注意

電源-入力間は基礎絶縁です。
強化絶縁(二重絶縁)を確保するためには外部回路側で基礎絶縁を確保してください。

形式

ATTENTION･

Do not use this device near machines that emit strong electromagnetic ﬁelds or objects
that store static electricity.
Do not drop or subject this device to strong impact.
Do not use or store this device where it will be exposed to water or in places with wet conditions.
Do not use or store this device where it can be exposed to direct sunlight, dust, hightemperature and high humidity.
Do not attempt to disassemble or modify this device.
Do not use organic solvents such as thinners etc. They will damage the external ﬁnish.
Internal circuit may be destroyed if a voltage outside the rated voltage is applied.

･
･
･
･
･
･

Conformance to EN/IEC standards･･

Basic insulation is provided between Power supply - Input circuit.
When reinforced insulation (Double insulation) is required,apply basic insulation to the external-circuit-side.

MODELS

形式

Model

桁数

No. of Digits

質量

Weight端子接続図
端子番号 No. 接続

Customer Service●お問い合わせは下記まで

G90-305

G95-305

6 (文字サイズ Digit Size : 56.8(H) mm x 32.4(W) mm)

6 (文字サイズ Digit Size : 101.6(H) mm x 60.0(W) mm)

約1.5kgapprox. 1.5kg

約3kg

チャンネル番号TERMINAL CONNECTIONSConnection

端子番号 No. 接続

1

COM+

9

有接点入力B 20Hz IN B (Contact Input)

2

COM-

10

GND

CHANNEL NUMBER

3

未使用 N.C (No Connection)

11

入力禁止

INH (Input Inhibit)

4

GND

12

リセット

RES (Reset)

5無接点入力A 1kHz IN A (Non-contact Input)

13

入力選択 IN SEL(Input Selection)

6無接点入力B 1kHz IN B (Non-contact Input)

14

+12V

7

+12V

15

電源

8

有接点入力A 20Hz IN A (Contact Input)

16(AC100-240V)

The device channel number (No.1 to 8) is set by the DIP Switch mounted in the
G90-305/G95-305 counter.
･ リモコンの【SETUP】ボタン

Power

SETUP

of the remote control is pressed for longer than 1 second.
チャンネル番号 Channel Number
4

5

-

1

2

3

1

OFF

ON

OFF ON OFF

2

OFF OFF3

OFF OFF OFF OFF ON

ON

6

7

ON OFF OFF ON

4

---

5

---

6

---

8

ON OFF ON
ON

ON

ON
ON

ON
OFF

未使用ボタン
Unused Button

ENTER/SAVE

ENTER/
SAVE● 小数点位置設定
DECIMAL POINT SETTINGS･ 0または0.0または0.00または0.000
Select dp 0, dp 0.0, dp 0.00 or dp 0.000を長押し(1秒以上)することにより、

The channel number can be displayed for 1 second when the SETUP button

・ 本体の設定は付属のリモコンにより行います。
The device settings can be conﬁgured using the remote control.
8 を1秒以上押すことにより設定モードに入ります。
・ 本体で設定したチャンネル番号に対応したリモコンの数字ボタン 1
To enter settings mode, press the channel number 1of the device for >1 second.
8
・ リモコンの上下ボタンにより、設定項目を変更します。
Use upand down
buttons to navigate the diﬀerent settings menu.
・ リモコンの左右ボタン
により、設定内容を変更します。
Use left and right buttons to change the setting option.
・ リモコンの【ENTER / SAVE】ボタンを押すと変更を反映して動作モードに戻ります。
Press ENTER / SAVE button
to go back to running mode.

● 計数方式 INPUT SETTINGS･ 加算減算個別または90°
位相差Single input (AdSu) or Quad input

SETUP

本体にチャンネル番号を1秒間表示します。

設定モード SETTINGS MODE

● タイプ設定 TYPE SETTINGS･ カウンタタイプまたは表示器タイプ
Counter type or Display typeapprox. 3kg･ 本体のDIPスイッチによりリモコンのチャンネル番号(No.1から8)を設定します。

Connection

ディップスイッチ番号
DIP Switch No.

・
・
・
・
・
・
・

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。
Please note that misuse of this device may lead to injury to the user
or damage to the device.
Please observe all safety precautions and warnings in this instruction manual.

VOL-

VOL+
PREV

SETUPボタン
SETUP Button◀ボタン
Left Button▼ボタン
Down Button

STOP/
MODE

SETUP

ENTER/
SAVE

CH-

0
10+

数字ボタン
Number Button
(0〜9)

CH+

NEXT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1-

ENTER/SAVEボタン
ENTER/SAVE Button

1、2、3、4、5、6の順に押すと数字が左にシフトします。
Press 1, 2, 3, 4, 5, then 6.
Digit shifts to the left.

● 書き込み/表示値入力 WRITE OR DISPLAY VALUE･ 書き込み値(リセット時の初期値)設定(カウンタタイプ時)
Write Reset Value for Counter type･ 表示値設定(表示器タイプ時)
Display Value for Display type
● パリティビット設定(通信設定)
PARITY BIT SETTINGS (Communication setting)･ パリティなし(non)、偶数パリティ追加(even)
または奇数パリティ追加(odd) 選択
Set parity bit to none, even or odd.
● IDナンバー設定(通信設定)
ID NUMBER (Communication setting)･ 00-99の範囲内でシリアル通信時のIDナンバーを設定します。
Set ID number for RS485 communication

STOP/MODE ボタン
STOP/MODE Button▲ボタン
Up Button▶ボタン
Right Button

STOP / MODE
ボタンを押すと、左端の桁がマイナス表示に置き換えられます。
Press STOP/MODE
to toggle negative sign.
First digit is replaced.
STOP/
MODE

STOP/
MODE

0
10+

１の桁

ONES

10の桁
0

9

TENS

9 で数を変更します。
ボタンで桁数を、数字ボタン 10+
Use thebuttons to change the number of digits,
0
use the Number buttons 10+
tochangethe number.
9

シリアルコミュニケーション SERIAL COMMUNICATION
本器はRS485シリアルインターフェースにてASCIIコードで制御することが可能です。
RS485の2本のデータバス（及びコモン線）により、ホストコンピュータと複数のカウンタ間でデータの送受信が行えます。
接続するカウンタは、ユーザーが設定した個別のIDナンバー（ID#）を持っており、
コンピュータ1台に対して最大32台のG90/G95-305カウンタを接続することが可能です。
The device can be controlled thru RS485 serial communication using ASCII code.
This allows bi-directional communication and addressing of multiple devices on a single two-wire bus. (COM+, COM-)
Each device is individually addressed via a user programmable ID number. Up to 32 G90/95-305 counters can be connected directly to the bus.

● 送信フォーマット TRANSMISSION FORMAT
> ID#

① ②

コマンド

（数値データ） チェックサムCOMMAND (numerical data) CHECKSUM

③④

⑤

⑥

● 応答承認フォーマット RESPONSE RECOGNITION FORMAT

2本の通信線に並列接続された個々のカウンタ/表示器は、
自分のID#と送信ID#が一致しない場合コマンドには応答しません。
ID#が一致しコマンドとチェックサムが有効な場合、そのコマンドを実行し下記のフォーマットによる応答を返します。
The counter/display does not respond to a command unless thetransmitted ID number matches its programmed ID number.
If the ID number match and the command and checksum are valid, thecontrol executes the command and transmits a response as shown below.

(cr)

⑦

①スタートキャラクタ：ASCII 62（＞）。すべてのコマンドに必要です。
Message start character: ASCII 62 (>). Require for all commands.
②10進数による2桁のIDナンバー（ID#）。
Two digit device ID# in decimal.
③コマンド：RDD、WRD、RES
Serial Command: RDD, WRD or RES④サブコマンド：TC、WV、DV
Sub commands: TC,WV,DV⑤書き込み値または表示値（10進数6桁）。WRDコマンドに必要です。
Write value or Display value in decimal, 6digits. Require for WRD command.
機能
Function
呼び出し
Read

コマンド
COMMAND

サブコマンド
数値データ
SUBCOMMAND Numerical Data

RDD

書き込み
Write

WRD

リセット
Reset

RES

TC

ー

WV

xxxxxxDV

xxxxxxTC

ー

RDDコマンド COMMAND
WRDコマンド COMMAND
RESコマンド COMMAND① ACK ② DATA *1
A TC
dddddddA
A③ CHECKSUM *2 ④ (cr)
xx
(cr)
(cr)
(cr)

：スペース Space
ddddddd ：本器表示部の小数点を含めたデータ7桁（右詰め）
Displayed data (7 digits) including the decimal point .
(right-justiﬁed)
本器の表示部に小数点がない場合と非表示桁はスペース（ ）として扱われます。
Without decimal point and the blank digits are treated as
space ( ).
：ASCIIコードの合計値の下位2桁（16進数）*2 xx
Two least signiﬁcant digits of this sum in hexadecimal.

説明
Description
カウント値・表示値呼び出し
Read Count or Display value
リセット時の初期値書き込み（カウンタタイプ）
Set initial value at reset (Counter type)
表示値書き込み（表示器タイプ）
Set display value (Display type)
カウント値リセット（カウンタタイプ）
Reset Count value (Counter type)*1⑥チェックサム。チェックサムは[ID#]、[コマンド]、（数値データ）[]のASCIIコード値を合計した値（16進数）の下位2桁となります。
The checksum is calculated by adding the ASCII values of all preceding
characters except for the start character.
Checksum is the last two signiﬁcant digits of total sum in hexadecimal.

⑦ASCIIコード（10進数で13）でキャリッジリターンの意味です。すべての通信の最後に必要です。
(cr) is the ASCII carriage return (13 decimal) transmitted at all commands.

① 承認キャラクタで、何らかの有効コマンドを受信し実行した時に送信されます。
[A] is the acknowledge character sent when any valid command is received
and executed.
② 要求されたデータの返答を送信します。(RDD TCコマンド）[DATA] is sent in response to request data. (RDD TC command)③ カウント値・表示値呼び出しコマンド（RDD）の時だけ送信します。
②[データ]の全キャラクタ（スペースも含む）のASCIIコード値を加算した合計（16進数）の下位2桁の数字がチェックサムとなります。
[CHECKSUM] is sent only when data is requested. (RDD command)
The checksum is calculated by adding the ASCII value of all preceding
characters (including the spaces).
The checksum is the two least signiﬁcant digits of this sum in hexadecimal.
④ ASCIIコードのキャリッジリターンの意味です（10進数で13）。
全ての応答の最後に通信します。
(cr) is the ASCII carriage return (13 decimal) transmitted at the end of allcommands.

例1：IDナンバー（ID#）8のカウント値を呼び出す場合、次のようなコマンドを送信します。
Example1: To read the total value of device #8, send the RDD command as follows:

例1：A(cr) = コマンドの承認を応答（WRDコマンド、RESコマンドの時）
Example1: A(cr) = Command acknowledged (WRD command, RES command)

チェックサムの計算式 CHECKSUM CALCULATION
1
0
R
D D
T
C
49 +48 +82 +68 +68 +84 +67 = 466（10進数) (Dec.)
1D2（16進数) (Hex.)
16進数の下位2桁（D2）をチェックサムとします。
スタートキャラクタ
（＞）とキャリッジリターン（cr）は、計算に入れません。
Checksum is the last two digit of hexadecimal (D2).
The start character (>) and carriage return (cr) are not used in calculation.

＞ 08 RDD TC D9 (cr)
① ② ③④ ⑥ ⑦※このコマンドは、⑤数値データを使用しません。
This command does not use (⑤numerical data).

例2：IDナンバー（ID#）10の表示値に”１２３４５６”を書き込む場合、次のようなコマンドを送信します。
Example2: To write the display value of device #10, send the WRD command as follows:＞ 10 WRD DV 123456 1D (cr)
① ② ③④⑤ ⑥ ⑦※スペースは文章内容を明確にするために入れているもので、実際の送信時には入れません。
Spaces are for clarity only and must not be transmitted.

例2：ATC123456 4C(cr) = コマンドの承認と表示値(123456)を応答（RDDコマンドの時）ATC-12.3 28(cr) = コマンドの承認と表示値（-12.3）を応答（RDDコマンドの時）
Example2:
ATC123456 4C(cr) =Command acknowledged + displayed value (123456) (RDD command)ATC-12.3 28(cr) =Command acknowledged + displayed value (-12.3) (RDD command)● エラー応答フォーマット ERROR RESPONSE FORMATIDナンバーが一致したにも関わらず、コマンドが無効又は実行できない場合は、カウンタは“N”(未承認）とこれに続く下記のエラーコード及び（cr）を送信し、コマンドは無視します。
If the ID numbers match but the command is not valid or cannot be executed, the counter ignores the command
and responds by sending an ASCII "N" (not acknowledged), followed by one character and carriage return.

* エラーコード一覧 ERROR CODE
NFF : カウント値がオーバーフロー又はアンダーフロー中
オーバーフローエラー表示、又はアンダーエラー表示中は通信が行えません。
OVERFLOW or UNDERFLOW FOR COUNT VALUECHECKSUM ERROR
It is impossible to communicate under displaying of overﬂow error or underﬂow error.
Received checksum does not match the calculated check sum.
※ 例外として、エラー解除の為のRESコマンドのみ通信可。
It is possible to communicate by reset command for error cancellation
N05 : 無効データ
as the exception.
桁数が不的確な数、又は不適当なキャラクタをデータフィールド内で受信した時、エラーになります。
N02 : チェックサムエラー
受信したチェックサムがカウンタのチェックサム計算値と一致しない為、通信エラーと判断します。

《注意

INVALID DATA
Incorrect number of digit or illegal characters received in data ﬁeld.

NOTE》

・カウント入力パルスが最高計数速度を超えると、通信できなくなることがありますのでご注意ください。
There are cases that communication is not possible if the count input
speed goes over the max. count speed.
・通信では全て大文字のキャラクタを使用してください。
（小文字のキャラクタには対応していません。）
Use only the character of capital letter in communication.

N13 : 設定モード中
設定モード中は、エラーになります。
SETTINGS MODE IS ACTIVE
Cannot enter serial program mode if in the settings mode.

配線 WIRING[電源 POWER SOURCE]
15 16[シリアルコミュニケーション SERIAL COMMUNICATION (RS485)]

端子15と16に AC100 - 240Vを入れてください。
Supply 100 - 240VAC to terminals No.15 and 16.

1

2

COM+ COM--2-

COM+・COM-のデータラインを端子番号1・2に接続します。
Connect COM+ and COM- data lines to terminals No. 1 and 2.
※ 通信機器間のGNDを接続してください。
Connect GND of communication devices.

[入力 INPUT]

オープンコレクタ入力
Open Collector Input

接点入力 Contact Input
減算 Sub

加算 Add 減算 Sub

加算 Add4

8

GND

IN A IN B
20Hz 20Hz

9
4

5

6

電圧(PNP)入力 **Voltage (PNP) Input

13番端子は入力タイプ選択用です。
オープンコレクタ入力の場合は14番端子に、電圧(PNP)入力の場合は10番端子にそれぞれ結線してください。

加算 AddTerminal No.13 is used for selecting the Input type.
If Open Collector Input, connect it to Terminal No.14.
If Voltage Input, connect it to Terminal No.10.

減算 Sub4

5

6

GND IN A IN B
1kHz 1kHz[リセットと入力禁止 RESET AND INPUT INHIBIT]
オープンコレクタ Open Collector
入力禁止 Input Inhibit

入力禁止 Input Inhibit

リセット Reset

10 11 125

6

7

GND IN A IN B 12V
1kHz 1kHz** 入力接続側のGNDと4番端子を接続してください
Connect GND of
input signal to
Terminal No.4.

10

13

GND

IN
SEL

ダブルパルスセンサー
Double Pulse Sensor

13 14

4

IN
SEL

GND IN A IN B 12V
1kHz 1kHz

12V

5

6

7

電圧(PNP)出力センサ入力
Voltage (PNP) Output Sensor Input
パルスセンサー
Pulse Sensor

加算 Add* 電圧(NPN)入力接続可(最大12V)
Voltage (NPN) Input
available (12V max.)
13 14
IN 12V
SEL

電圧(PNP)出力90°
位相差入力
Voltage (PNP) Output 90°
Quadrature Input

パルスセンサー
Pulse Sensor

ダブルパルスセンサー
Double Pulse Sensor

減算 Sub4

5

6

7

GND IN A IN B 12V
1kHz 1kHz

10

13

GND

IN
SEL

7

10

13

GND IN A IN B 12V
1kHz 1kHz

4

5

6

GND

IN
SEL

● リセット RESET
10番・12番端子を短絡することにより表示値を0にリセットします。
書き込み設定使用時は、リセット時に書き込み設定値が表示されます。
Connecting Terminals No.10 and 12 will reset the display.
When using “Write“ setting, the initial value is displayed upon reset.
● 入力禁止 INPUT INHIBIT
10番・11番端子を短絡している間はパルスが入ってもカウントしません。
Connecting Terminals No.10 and 11 will cause the counter not to count even if input signals are present.

10 11 12GND INH RES

パルスセンサー
Pulse Sensor

4

IN 12V
SEL

オープンコレクタ90°
位相差入力*Open Collector 90°Quadrature Input

減算 Sub

13 14

GND IN A IN B
1kHz 1kHz

リセット Reset

パルスセンサー
Pulse Sensor

加算 Add

無接点入力
Non-contact Input

接点 Contact

オープンコレクタ出力センサ入力*
Open Collector Input Sensor Input

GND INH RES

小数点位置指定 DECIMAL POINT

注意事項 CAUTION

小数点位置指定は任意の小数部分の位に小数点を点灯する機能です。
Decimal point position is a function that lights up the decimal point at the placeof any decimal part.
トータルカウンタとしてご使用時、カウント値は指定した小数点位置にかかわらず、
本器表示部の1桁目から加算/減算します。
If this device is used as a total counter, the count value is added / subtracted fromthe ﬁrst digit of the display of this device regardless of the speciﬁed decimal point position.
例「: 0.0」の小数点位置を指定した場合、カウント値は0.1, 0.2…と加算されます。
Example: If the decimal point position of "0.0" is speciﬁed, the count value will be added as 0.1, 0.2 ...

1. 入力端子とリセット端子はシールド線をご使用ください。本体および信号線をノイズ発生源から離してください。
Use shielded wires for the Input terminal and Reset terminal. Separate
the Counter and wiring for I/O signals from source of noise.
2. ブラケット金具が適切に取り付けられており、ネジ留めされていることを確認してください。
Make sure that mounting ﬁxtures are installed properly and screws are tightened.
3. 配線完了後、端子カバーが正しく取り付けられており、ネジ留めされていることを確認してください。
After completion of settings, make sure that terminal cover is properlyattached and screwed.

取付方法 MOUNTING● 吊り下げ / 壁掛け Suspended / Hanging / Wall Mounting
付属の吊り下げ用取付金具一式を使用してください。
(右図に示すように)側面上部に吊り下げ用ブラケット(ｘ2)をワッシャーとネジを使って取り付けてください。
Use the metal ﬁxtures and accessories included in the package to mount the device.
Attach the Hanging Brackets (x2) on both sides of the device(as shown in Figure) using the Allen Screws and Spring Washers (x4).
● 台上に据付け Desktop Mounting
付属の据え付け用取付金具一式を使用してください。
(右図に示すように)側面下部に据え付け用ブラケット(ｘ2)をワッシャーとネジを使って取り付けてください。
Use the metal ﬁxtures and accessories included in the package to mount the device.
Attach the Base-mounting Brackets (x2) on both sides of the device(as shown in Figure) using the Allen Screws and Spring Washers (x4).

外形寸法図 DIMENSIONS (mm)ディップスイッチ(6P) 16ピン端子台
6P Dipswitch
16 Pin Terminal Block

G90-305

製品銘板
ディップスイッチラベル 端子ラベル
リモコン受光部
Product Nameplate Switch Label
Terminal Label
IR Sensor

吊り下げ / 壁掛けSuspended / Hanging / Wall Mounting
吊り下げ用ブラケット(左)Hanging Bracket (Left)

付属品 Accessories:
1. 吊り下げ用ブラケット (左) ……1
Hanging Bracket (Left)
2. 吊り下げ用ブラケット (右) ……1
Hanging Bracket (Right)
3. 据え付け用ブラケット……2
Base-mounting Bracket
4. 六角穴付ボルト……4
Allen Screw
5. スプリングワッシャー……4
Spring Washer
6. リモコン……1
Remote Controller
7. 取扱説明書……1
Instruction Manual88

六角穴付ボルト
Allen Screw
スプリングワッシャー
Spring Washer

台上に据付け Desktop Mounting
据え付け用ブラケット
Base-mounting Bracket

88

スプリングワッシャー
Spring Washer
六角穴付ボルト
Allen Screw

ディップスイッチ(6P)
6P Dipswitch

G95-305

製品銘板
Product Nameplate

16ピン端子台
16 Pin Terminal Block

リモコン受光部IR Sensor

端子ラベル
Terminal Label

ディップスイッチラベル
Switch Label

149
68

132

195
114

178

20
401

47

40
20

12

2.3

20

40
20

13

20.5

52

据え付け用ブラケット Base-mounting Bracket
2.3

40

40
20

13

文字サイズ Digit Size
G95-305

G90-305
5.
80° 5

2.3

32

20

2-12.5
40

139

20

24.5

2- 5.5

20

139

20

13.5

2.3

20

12
16

52

24.5

2- 5.5
13.5

40

20.5

20

16
90°

2.3

20
47

626

80°

32.4

101.6

2.3 40吊り下げ用ブラケット(右) Hanging Bracket (Right)

56.8

吊り下げ用ブラケット(左) Hanging Bracket (Left)

2-5.5

90°

90°

-3-

60

10

仕様 SPECIFICATIONS
形式
Models
表示
Display
桁数
No. of Digits
電源
Power
消費電力
Power Consumption
入力
Input

入力端子
Connection
小数点位置指定
Decimal Point
計数速度
Count Speed
計数方式
Count Mode
パルス幅
Pulse Width
計数範囲
Count Range
表示範囲(表示器機能時)
Display Range(Display Type)
書き込み範囲(カウンタ機能時)
Write Range(Counter Type)センサ電源
Power Source for Sensor
リセット
Reset
入力禁止
Input Inhibit
メモリ
Memory
エラー表示
Error Display
通信方式
Communication

通信コマンドCommunication Commands
設定方法
Means of Setting
使用湿度範囲Operating Humidity
使用温度範囲Operating Temperature
保存温度範囲Storage Temperature
高度
Altitude
設置環境
Installation Environment
耐電圧
Withstand Voltage
絶縁抵抗
Insulation Resistance
耐ノイズ
Noise Immunity
ケース材質
Casing
コーティングCase Coating
適合規格
ComplianceG90-305 / G95-305
赤色 LED ゼロサプレス方式 RED LED Zero Suppressing
G90-305 : 56.8(H) mm x 32.4(W) mm / G95-305 : 101.6(H) mm x 60.0(W) mm
6AC100 - 240V / -15% - +10% 50/60Hz
約 6VA
Approximately 6VA
無接点入力 :
Non-contact Input :オープンコレクタ入力 : L < 2V (流出電流約7mA)
Open Collector Transistor : L < 2V (Sink Current 7mA)
電圧入力 : L : 0 - 5V H : 10 - 30V (入力インピーダンス1.6KΩ)Voltage Input : L : 0 - 5V H : 10 - 30V (Input Impedance 1.6KΩ)接点入力 :
リレー, マイクロスイッチ, その他(流出電流約10mA)
Contact Input :Relay, Microswitch, etc. (Sink Current 10mA)
入力 : ネジ端子 / 電源 : ネジ端子 / RS485 : ネジ端子 (COM+, COM-, GND)
Input : Terminal Screw Power : Terminal Screw RS485: Terminal Screw (COM+, COM-, GND)
0.0 / 0.00 / 0.000 (リモコンで選択可)(Selectable through remote controller)
無接点入力 : 1kHz / 接点入力 : 20Hz
Non-contact : 1kHz Contact : 20Hz90°位相差入力 / 加算減算個別入力 (リモコンで選択可)
90°Quadrature Input Add/Subtract (Individual) (Selectable through remote controller)
無接点入力 : 最小500µsec / 有接点入力 : 最小25msec (メーク比1:1)
Non-contact Input : 500µsec min. Contact Input : 25msec min. (Duty 1:1)
-99999 - +999999-99999 - +999999 (マイナス表記はリモコンで設定可)(Set the negative sign (-) in the settings mode using the remote controller)-99999 - +999999 (マイナス表記はリモコンで設定可)(Set the negative sign (-) in the settings mode using the remote controller)
DC12V 100mA
外部リセット : 最小100msec / L < 2V (流出電流約10mA) 電源リセット及びボタンリセット : 無External Reset : 100msec min. / L < 2V (Sink Current 10mA) Power Reset & Push Button Reset : None
通信コマンドリセット (RS485)
Serial command reset (RS485)
入力禁止 : L< 2V (流出電流約10mA)
Input Inhibit : L < 2V (Sink Current 10mA)
EEPROM データ保持 : 約10年 / 書換回数 : 100,000回まで
EEPROM Data Retention : Approx. 10 years Memory Frequency : 100,000 times maximum90°
位相差入力時, カウント範囲を超えた場合はエラーメッセージが表示されます(+999999を超えた場合 : o-Er / -99999を下回った場合 : u-Er)
In 90°Quadrature mode, error message will be displayed if the count range is exceeded(overﬂow error : o-Er underﬂow error : u-Er): ASCIIコード / スタートビット : 1ビット, データビット : 8ビット (パリティビット : 1ビット), ストップビット
RS485シリアルインターフェース 通信フォーマット
: ASCII code/Start bit: 1 bit, Data bit: 8 bit (Parity bit: 1 bit), Stop bit
Format(半二重、調歩同期式): 9600 bps (固定)
ボーレート
RS485 Serial Interface: 9600 bps (Fixed)
Baud Rate(Half duplex, Asynchronous): パリティ無し / 奇数 / 偶数（選択指定）
パリティビット: NONE/ODD/EVEN (Selectable)
Parity: 2ms (固定)
通信遅延時間設定方法
Communication Delay Time : 2ms (Fixed)
カウント値・表示値呼び出し
Read Count or Display Value
カウント値リセット(カウンタタイプ時)
Reset Count Value (if Counter type)
リセット時の初期値書き込み(カウンタタイプ時)
Write Initial Value at Reset (if Counter type)
表示値書き込み(表示器タイプ時)
Write Display Value (if Display type)
赤外線リモコン
Remote Controller
45 - 85%RH (結露しないこと)
45 - 85%RH (Non-Condensing)-10 - +50°
C (氷結しないこと)-10 - +50°
C (Should not be frozen)-20 - +60°
C (氷結しないこと)-20 - +60°
C (Should not be frozen)
2,000m 以下
2,000m max.
過電圧カテゴリⅡ 汚染度２(IEC61010-1)
Over-voltage category II , Pollution degree 2 (IEC61010-1)
AC1500V 1分間
AC1500V 1minute
最小100MΩ (DC500V メガー)
100MΩ min. (DC500V Megger)
ノイズシミュレーターからの正方波ノイズ
電源端子 : ±2.0kV / 入力端子 : ±500V
Square Wave Noise from Noise Simulator
Power Terminals : ±2.0kV / Input Terminals : ±500V
メタルケースとプラスティックジョイント
Metal Case with Plastic Joints
ブラックアルマイト塗装
Anodized BlackCE, RoHS* 屋内用 / 屋外でご使用いただけません
Indoor use only. / Not for outdoor use.

通信ソフトウェア COMMUNICATION SOFTWARE
本器には通信ソフトウェアが用意されています。
本ソフトウェアをお使いになると、PCからRS485シリアル通信により本器の数値の表示や書き込み・リセットを行えます。
(PCと本器の端子接続には市販のRS485シリアル通信機器が必要です)
ソフトウェアは、弊社ホームページから無償でダウンロードできます。
本ソフトウェアは、Windows 10/11上で動作します。
This device has a dedicated Communication software downloadable from our website free of charge.
This software will enable RS485 serial communication between the PC and this device.
It checks, writes, and resets the displayed value.
The device should be connected to the terminal of the PC using an RS485 serial communication device available in the market.
The software runs on Windows 10, 11 OS.

本紙は2023年02月16日現在のものです。記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。4G95002B
This manual was last revised Feb. 16 2023. Specifications and printed contents are subject to change without prior notice.
All Rights Reserved, Copyright C 2023, LINE SEIKI CO., LTD.

-4-