ラック収納型絶縁信号変換器
MS2300シリーズ
取扱説明書
文書番号：MJ‑A1801

Rev. 1.0

1994年07月29日

この度は、MTT製品をご採用いただき、誠に有難うごさいます。
現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。万一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷などが発見されました場合には、速やかに、弊社営業所またはお買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
弊社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されておりますので、ご安心の上、お使いいただけるものと存じます。

記◆保証期間と保証範囲〔保証期間〕
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後３ヶ年といたします。
〔保証範囲〕
上記保証期間中に弊社の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を弊社の責任において行います。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 弊社以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、弊社の責にあらざる場合。
なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
※万一不良品が発生した場合は無償で修理致します。なお不良箇所につきましては、解析の上ご報告致します。

東 京 営 業 所：〒160

東 京 都 新 宿 区 三 栄 町 1 1 ‑ 403(5379)8641

FAX.03(5379)8648

筑 波 営 業 所：〒305

茨城県つくば市天久保1‑16‑10（三井生命筑波学園ビル）

0298(52)8521

FAX.0298(52)8523

大 阪 営 業 所：〒532

大阪市淀川区宮原2‑14‑14（新大阪グランドビル）

06 (391)8511

FAX.06 (391)8518

名 古 屋 営 業 所：〒450

名古屋市中村区名駅4‑23‑13（大同生命ビル）

052(561)1595

FAX.052(561)3375

ラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書

Rev. 1.0

1. はじめにこの取扱説明書は、エムティティ株式会社（以下MTT）の高密度実装ラック収納型絶縁信号変換処理システム「MS2300シリーズ」の設置および操作方法を説明するものです。

2. 製品概要
MS2300シリーズ
MTTの高密度実装ラック収納型絶縁信号変換処理システムです。カード･モジュール形式の絶縁信号変換器（信号変換モジュール）と、そのモジュールを収納するための専用収納ラック（RC2300）、加えてオプションの専用AC電源ユニット（PS2300）で構成されます。
信号変換モジュール
MS2300シリーズの信号変換モジュールは、カードモジュール形式の絶縁信号変換器です。入出力の種類別に機種が構成され、基本的に1chの入力に対して絶縁された1chの出力をもっています。機種により、収納ラックの1スロット分を占有する「シングル幅」の製品と、2スロット分を占有する「ダブル幅」の製品があります。各信号変換モジュールの入力―出力―電源は、一部の機種を除きトランスまたはフォトカプラにより絶縁されています。
RC2300MS2300シリーズの信号変換モジュールを収納するための専用収納ラックです。内部にバックプレーンを備えており、外部から一括で供給された駆動電源の各信号変換モジュールへの供給と、各信号変換モジュール出力信号のコネクタによる一括取り出しが可能です。機種により、信号変換モジュール収納スロ
ットの数、24V DC電源端子の有無、出力用コネクタの有無、型式、位置に違いがあります。
PS2300外部のAC電源をMS2300シリーズの信号変換モジュールに必要な24V DC電源に変換する専用AC電源モジュールです。RC2300の信号変換モジュール収納スペースに取り付けて使用します。同一のRC2300に2台取り付けると、どちらのPS2300がダウンしても、残りの一方が補助電源として動作します。1台につき信号変換モジュール収納スロットを2スロット占有しますので、その数だけ信号変換モジュールの収納可能台数が減少します。

2

ラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書
3. 各部の名称
信号変換モジュール
ゼロ点調整用トリマ
スパン調整用トリマ

カードエッジ

変換器固定用ネジ穴

入出力端子台BURN OUTUPDOWNSPAN
ZERO＋IN−

1234＋5OU

6−
GMS2301

ネジ端子
前面パネルRC2300

POWER ON

P.F＋P.S
DC24V−

電源供給カード

3Rev. 1.0

ラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書

Rev. 1.0

4. 接続の方法
4‑1. 入力の接続
各信号変換モジュールに対する入力の接続は、各モジュール前面パネルのネジ端子に対して行います。
機種ごとの端子配列については、『4‑4. 前面パネルへの接続』をご参照ください。
4‑2. 出力の接続
出力は、各信号変換モジュール前面パネルのネジ端子とカードエッジの両方に並列に出力されており、任意のどちらか一方に接続できます。
※ご注意： 外部からの接続を行わない側の出力端子の＋/−を短絡することは、絶対に避けてください。
これを行うと、外部接続を行った側からも正常な出力は得られません。

信号変換モジュール前面パネルのネジ端子に接続する場合の機種ごとの端子配列については、『4‑4.
前面パネルへの接続』をご参照ください。
カードエッジへの出力は、RC2300の出力用コネクタ（オプション）に接続されており、外部からの接続は、この出力用コネクタに対して行います。
コネクタの型式ならびにピン配列については、『付録A−RC2300に対する出力信号および電源の接続』をご参照ください。
※ご注意： 出力用コネクタはオプションで、RC2300にはこれを備えていない機種もあります。
この場合、コネクタによる一括出力はできません。

4‑3. 電源の接続
MS2300シリーズの全ての信号変換モジュールは、駆動電源として24V DCを必要とします。この駆動電源は、外部から直接それぞれの信号変換モジュールには供給せず、RC2300に対して一括供給します。
これにより、RC2300のバックプレーンを介して、同一ラック内の全ての信号変換モジュールに必要な駆動電源が供給されます。
外部に24V DC電源の得られる場合には、RC2300のDC電源入力用端子（オプション）に対して接続します。接続については『付録A−RC2300に対する出力信号および電源の接続』をご参照ください。
外部のAC電源を直接接続する場合には、RC2300のAC電源入力用端子（オプション）に対して接続するか、又は別途専用AC電源ユニットPS2300をご用意いただき、これをRC2300に取り付けて、前面パネルのAC電源入力用端子に対して接続します。RC2300のAC電源入力用端子へ接続する場合は『別付録A−RC2300に対する出力信号および電源の接続』を、PS2300へ接続する場合は『4‑4. 前面パネルへの接続』をそれぞれご参照ください。

4ラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書
4‑4. 前面パネルへの接続
MS2301MS2302/12

SPAN
ZERO＋−＋MS2303

SPAN
ZERO＋−＋OU−−GGOUTPUT

SPAN
ZERO

A

A

T
C

IN

B

B

C

B'＋＋OU
−−G

G

R
T
D

OUTPUT＋＋−−＋＋IN

OU

MS2301−−GGMS2305MS2306

S.POINT

EX. V
SPAN
ZERO

SPAN
ZERO

H
L＋＋1

EX＋＋IN
COM−2IN ＋3

IN −4EX−＋＋−＋＋−H

H＋OU
−−

OUTPUT
L

L
GG

OU−MS2305−MS2308

MS2308（標準タイプ）（2線式電源供給タイプ）

SPAN
ZERO

SPAN
ZERO

SPAN
ZERO＋＋＋3−−＋＋＋＋

4〜20mA

−IN＋

OU
−−GG

MS2307OUTPUT＋4〜20mA

2STRAINGAUGE

MS2306MS23071

OUTPUTMS2303MS2304/13/14/24/2404

IN

Rev. 1.0

OUTPUT

−IN

OU
−−GG

MS2308−＋OUTPUT−−GG

MS23085＋OU

OUTPUTラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書
4‑4. 前面パネルへの接続
MS2308MS2309MS2309（3線式電源供給タイプ）（標準タイプ）（2線式電源供給タイプ）

POLARITYPOLARITY

NORM
REV

NORM
REV

EX＋

11＋＋＋2＋2−−−

3−

3＋＋＋＋

SPAN
ZERO

Rev. 1.0

4〜20mA
IN

OU
−−G

G

OUTPUTMS2308OU−−

GG＋OUTPUTMS2309MS2309−−GGOUTPUTMS2309MS2311/11A

MS2310（3線式電源タイプ）＋

OU（標準タイプ）POLARITY
NORM
REV

SPAN
ZERO

1EX＋

A

A

2＋B

B

3−

C

B'＋＋＋
OU
−−

G

G

OUTPUTMS2309

＋

OU
−−

G

G

1P
O
T

OUTPUT

2＋

3−＋＋

OU

MS2310−−GG

OUTPUT

MS2311MS2311/11A

MS2311/ 11A（2線式電源供給タイプ）（3線式電源供給タイプ）

MS2316
TIME CONST.

1＋1EX＋2＋MIN
SPAN
ZERO

MAX

4〜20mA
2−＋＋−−＋＋IN
3＋＋OU
−−GG

MS2311OUTPUT

3−＋＋OU−−GG

MS2311OUTPUTOU−−GGMS2316

6OUTPUTラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書

Rev. 1.0

4‑4. 前面パネルへの接続
MS2319A

MS2319B

MS2319‑4

FILTER
23 41

SPAN
ZERO

5THR

SPAN
ZERO

INPUT

SPAN
ZERO

INPUT

＋−＋−

OUTPUT＋IN−OUTPUT＋−＋−MS2319‑2MS2319

PI2300＋INPUT−MS2319‑4MS2300‑TB

PS2300MS2300空気入力

ON

POWER
SPAN
ZERO＋＋OU−−

GGPI2300OUTPUT＋＋−−G

GIN

MS2300‑TB

7INPUTH
AC 100VNH

GGN

ラック収納型絶縁信号変換器 MS2300シリーズ 取扱説明書

Rev. 1.0

5. 信号変換モジュールのラックへの取り付け・取り外しモジュールの取り付け①

モジュールの取り付け②2
1

各カードエッジと対応するラックのコネクタ、ガイドの位置とを合わせ、モジュールをまっすぐ押し込んでくださプラスドライバを使用して2個のモジュール固定用ネジを締め付けてください。その後に、各ネジ端子に対してい。

接続を行ってください。

モジュールの取り外し①モジュールの取り外し②

12

最初に、各ネジ端子に接続されている配線等を外してカードエッジ等を傷つけないように、モジュールをまっ下さい。その後に、プラスドライバを使用して2個のモジュール固定用ネジを弛めてください。

すぐ引き抜いてください。

6. 使用上のご注意① 本機の設置は、ホコリ、金属粉、水分、腐蝕性ガス、振動等の存在しない場所に行って下さい。
② 電源、入力信号、出力信号の配線は、ノイズ源や、リレー駆動、高周波ラインの近くには行わないで下さい。
③ 本機による計測に先立って、念の為、約30分間のウォーミングアップを行って下さい。

8