スウェーデン式サウンディング
⾃動貫⼊試験機

ジオカルテⅡ
スウェーデン式サウンディング試験を、コンピュータ制御により、初めて⾃動化したジオカルテがさらに進化。充実した機能により、さらに快適で正確な貫⼊試験を実現します。

⾃動貫⼊試験機 ジオカルテ Ⅱ■仕様

SS202型
スウェーデン式サウンディング試験⽅法に準じたコンピュータ制御による⾃動貫⼊試験
⾃沈状態を⾃動検出し、4段階で⾃動切り換え 0.25、0.50、0.75、1.0kN
⾃動でロッドをチャッキング、⼿動でチャック解除
φ19×750mm溝付き 外周3ヵ所に溝加⼯
約25.0rpm（通常モード時 *1） 16.1rpm（パワーモード時 *2）
205.9N・m（パワーモード時 *2）
159.1mm／秒（通常モード時 *1） 119.4mm／秒（パワーモード時 *2）
マイコン制御（32ビット制御⽤マイコン使⽤）
標準モード：⾃沈時 状態変化で記録、ロッド回転時 250mm毎記録
内蔵プリンタを使⽤して印刷 通信（RS-232C）を使⽤してパソコン等に出⼒
コンパクトフラッシュに出⼒（試験年⽉⽇、時間、試験番号）
試験データ出⼒内容 試験情報
試験データ（貫⼊量、荷重、半回転数、観察記録、ロッド回転トルク等）
50ポイント分（10m貫⼊、⾃沈なしの場合）
データ記憶容量
ビルドブロック式（5つのユニットに分割され、各ユニットの質量は25Kg以下）
試験機構造
W630×D900（1100）×H1290 カッコ内は⾞輪引き出し時（試験時）
試験機寸法103kg（おもり無し） 147kg（おもり含む）
試験機質量W300（410）×D300×H410 カッコ内は運搬⽤取⼿部を含んだ最⼤寸法
制御装置寸法20kg
制御装置質量単相 AC100V±5% 23A 50／60Hz（関東／関⻄共⽤）
電源仕様
0〜45℃
使⽤温度
*1）通常モードとは、負荷が⼩さい場合に⾼速で動作します。負荷が⼤きくなれば⾃動的にパワーモードに切り替わります。
*2）パワーモードとは、負荷が⼤きい場合に低速で動作します。負荷が⼩さくなれば⾃動的に通常モードに切り替わります。
・延⻑コードは2.0mm 以上、20m以内でご使⽤下さい。
・発電機の場合、AC100V2.3kw以上インバータ仕様をご使⽤下さい。
（ジオカルテⅡ本体単独でご使⽤の場合はAC100V1.6kwインバータ仕様でも可）・9ピンのシリアルポートをもつパソコンの場合、RS-232C通信ケーブル（9ピン〜25ピンのリバースケーブル）をご使⽤下さい。
型式
試験⽅式
試験荷重の変更
チャック開閉⽅式
貫⼊ロッド
最⼤ロッド回転速度
ロッド最⼤回転トルク
最⼤昇降速度
制御⽅式
試験データ記録
試験データ出⼒システムアップ製品●GクローラーⅢ

本体概算質量：約200kg

調査状態●ロッド引き抜き装置
⼿動タイプ

2

■外観寸法図 単位：mm

⾃動タイプ
チャック台ユニット
昇降ユニット

1 2 5 Nおもり
補正おもり

コラムユニット

スクリューポイント

摩耗検査器具）●溝付き貫⼊ロッド（1組10本）

ペグ

運びやすい
ビルドブロック構造●組⽴、分解が容易で⼈⼒での運搬ができ、狭い場所への搬⼊にも対応できます。

載荷台ユニット

当社専⽤ロッド 750mm※⼿作業⽤1000mmもあります

434630900200

制御システム事業部

おもりコラムユニット

制御装置※1ブロックの質量は25kg以下 ※⼀般的なバンタイプ⾞積載可能 ※組⽴時間は2分以内（1⼈で対応した場合）●スクリューポイント
⽌まりゲージ（スクリューポイントのスタンドユニット

昇降ユニット チャック台ユニット

JISメートル並目ねじM14載荷台ユニット

092 貫⼊ロッド
1

スタンドユニット●スクリューポイント（1箱5本）

http://www.nittoseiko.co.jp/

商品に関するお問い合せは・・・カスタマーセンタ：TEL（0773）43-1670

制御システム事業部 〒６２３-００４１ 京 都 府 綾 部 市 延 町 野 上 畑 3０
東 京 ⽀ 店 〒２２３-００５２ 横 浜 市 港 北 区 綱 島 東６- ２- ２１
北 関 東 営 業 所 〒３７０-０５２３ 群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥１２２１- ３
⼤ 阪 ⽀ 店 〒５７８-０９６５ 東 ⼤ 阪 市 本 庄 ⻄ １ - ８ ６
九 州 出 張 所 〒８１６-００９７ 福 岡 市 博 多 区 半 道 橋１- ６- ４６
名 古 屋 ⽀ 店 〒４６５-００２５ 名 古 屋 市 名 東 区 上 社５ｰ４０５（0773）42-3151（代）Fax（0773）42-3155（045）545-5326（代）Fax（045）545-2710（0276）63-8157（代）Fax（0276）63-8480（06）6745-8361（代）Fax（06）6745-8355（092）411-1724（代）Fax（092）411-9883（052）709-5064（代）Fax（052）709-5065

再⽣紙を使⽤し、環境にやさしい植物性⼤⾖油インクを使⽤しています。

●性能向上のため、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。
HO 050210

地盤調査を快適に科学する ジオカルテ Ⅱ
試験、測定記録を正確に⾃動化●貫⼊ロッドの回転数計測、⾃沈検出と荷重変更0.25、0.50、0.75、1KNを⾃動制御。データの記録ミス、事務所での転記、⼊⼒ミスがなく、試験の信頼性を⾼めます。
⼿作業

ジオカルテ

貫⼊量1mあたりの半回転数（Nsw）
荷重（Wsw）
KN

0 0.50 1

R

貫⼊量1mあたりの半回転数（Nsw）

当社独⾃のロッドロック⽅式で空回りを防⽌●ロッドは簡単、確実に⾃動チャッキング。
継ぎ⾜し時に⼯具は必要なく、チャック解除もワンタッチです。（特許取得済）

標準貫⼊試験

荷重（Wsw）
KN

N値

0 0.50 1

正確、迅速なデータ処理を実現●試験データのプリント出⼒により現場で結果確認ができます。
●当社の貫⼊試験結果表
⽰ソフト“ Gグラフ”を使⽤しますと、試験結果のグラフ表⽰、報告書の作成が素早くできます。

【パソコン上での試験結果表⽰例】※GグラフはWindows95・98・NT・ME・2000・XPの動作する市販パソコンが必要です Windowsは⽶国マイクロソフト社の商標です※ジオカルテからパソコンへデータ転送する場合、市販の通信ケーブルが必要です●現場から携帯電話によるデータ転送ができ、データ処理のスピードアップが図れます。
m）c（量⼊貫m）c（量⼊貫※この場合、市販のパソコン及び携帯電話⽤FAXモデムカード、FAXソフトなどが必要ですm）c（量⼊貫●GPS機能（オプション）により、地盤データベース化が図れます。
【試験データのプリント出⼒例】【Gグラフによる試験データの印字例】

バックライト付
⼤型液晶画⾯採⽤

簡単、安全なロッドへの打撃処理
⼒仕事の負担を減らし作業効率を⼤幅に向上●荷重変更はコンピュータ制御のため、⼈⼿によるおもりの上げ下ろしは不要。
従来のきつい作業を快適にします。
●迅速な貫⼊ロッドの継ぎ⾜しができ貫⼊試験の所要時間は1/3以下（砂地10m貫⼊14分：当社実績⽐）になります。

●漢字表⽰なので⾒やすく、リアルタイムで動作内容が確認できます。

●ロッド専⽤打撃キャップで確実な打撃処理が可能です。

■ご使⽤例

プリンタ

安全性に優れた構造●昇降部に落下防⽌ブレーキ。
機⾼が低く（1,290mm）、倒れにくい安全設計です。

ファクシミリ

携帯電話強⼒な回転トルク、ロッド引抜（約1 5 0 k g ※）が可能

5 0 /6 0 H z 電源周波数を共⽤※おもりを取り除いた場合●地域に関係なく安⼼してご使⽤
いただけます。

●パワーアップにより、作業の省⼒化が図れます。

パソコン
コンパクトフラッシュによるデータ転送