E48
PRESET COUNTER

S

E

RIE

S

IN CONFORMANCE TO CE
RoHS COMPLIANT
DIN 48 x 48 PRESET COUNTER
EASY EDITING (INDIVIDUAL DIGIT KEYS)
BLUE STN LCD WITH WHITE BACKLIGHTPRESCALE
KEY LOCKWRITE FUNCTION
ＣＥマーキング／ＲｏＨＳ適合／
48ｍｍ x 48ｍｍプリセットカウンタ／
簡単操作（桁別キー方式）／
バックライト付ＬＣＤ／プリスケール機能／
キープロテクト機能／書き込み機能

プリセットカウンタ

E48シリーズ

形式／MODELS

オープンコレクタ出力タイプ
OPEN COLLECTOR OUT PUT
TYPE

リレー出力タイプ
RELAY OUT PUT TYPE

形式/Models

桁数

プリセット

電源

Digit

PresetPower source

E48-101
6
E48-102

１段1 level preset

6E48-301

2 level preset
１段 + 予報設定

AC100 - 240V

出力/Output

接点/オープンコレクタ/電圧入力（選択可）

リレー出力 (1c接点):
Relay output (1c)AC250V 5A / DC30V 5A MAX

Contact / Open collector/ Voltage input(SELECTABLE)

1 level preset + prewarn

E48-1116

１段

1 level preset

E48-112AC100 - 240V
DC12 - 24V

２段

E48-211
6※

DC12 - 24V

２段

E48-201

E48-311AC100 - 240V

入力/Input

2 level preset
１段 + 予報設定

AC100 - 240V

リレー出力
(主設定: 1c, 副設定: 1a)
Relay output (Main: 1c, Sub: 1a)
AC250V 5A / DC30V 5A MAX

本体長さ

Body length
標準サイズ

100 mm
短胴サイズ

64 mm

標準サイズ

100 mm

標準サイズ

100 mm

接点/オープンコレクタ/電圧入力（選択可）

Contact / Open collector/ Voltage input(SELECTABLE)

NPNオープンコレクタ出力
NPN Open Collector output
DC45V 100mA MAX

短胴サイズ

64 mm

標準サイズ

100 mm1 level preset + prewarn
全種類形式末尾にKを加えた外部端子でのキープロテクト対応の機種もご用意しております。(例 : E48-101K)”K type (with key locking function by terminal)” is available with all models. Each model number should be followed by a letter ”K”. (example : E48-101K)

仕様
形

SPECIFICATIONS
式

MODEL

表

E48-101, E48-111

示

DISPLAY

E48-102, E48-112

E48-201, E48-211

E48-301, E48-311

バックライト付LCD 文字色 : 白色 文字寸法 : 10mm x 5mm / Blue STN LCD with white backlight ; Digit Size : 10mm x 5mm

表示

桁数6設

定

桁数6設

定段数設定

範

囲

NO. OF DIGITS

NO. OF DIGIT SETTING KEYS

1段 / 1 Level

PRESET LEVEL

1段 / 1 Level

2段 / 2 Levels

1段+予報設定/1 level preset + prewarn-99999 - +999999

SETTING RANGE

予報設定（PW)

0 - 999999

PREWARN FEATURE

入

力

方式

接点 / オープンコレクタ / 電圧入力 (選択可) Contact / Open Collector / Voltage (selectable)

入力信号

オープンコレクタ入力 (流出電流約11mA) L : 0 - 4V / 電圧入力 (入力インピーダンス7K ) L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流２線式センサ直結可Open Collector (Sink current approx. 11mA) L : 0 - 4V / Voltage (Input impedance 7K ) L : 0 - 4V H : 6 - 30V (Available to duplex wire DC sensor.)

計

数

速度

30Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz (選択可/selectable)

計

数

方式

加算 / 減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力) Add / Subtract (Add/Subtract individual input, 90° quadrature input)

計数

範

囲-99999 - +999999

INPUT MODE

INPUT SIGNAL

COUNT SPEED
COUNT MODE

COUNT RANGE

プリスケール0.001 - 99.999 (0設定は不可) / 0.001 - 99.999 (0 setting is not available)

小数点位置設定

0.0, 0.00, 0.000, または小数点なし / 0.0, 0.00, 0.000, or No decimal point

PRESCALE

DECIMAL POINT POSITION

書き込み (リセット時の初期値の設定)
WRITE (Setting of initial value at resetting)-99999 - +999999

リ セ ッ ト

フロントパネルリセット、リモートリセット、オートリセット / Front panel reset, Remote reset, Auto-reset

RESET

リモートリセット時間

2ms または 20ms (選択可) / 2ms or 20ms (selectable)

REMOTE RESET TIME

動作

方式

A, B, C, D, E, F, G動作が選択可 (スタンダード出力以外の出力の場合Ａ動作に固定)
Any Operation Mode (A,B,C,D,E,F or G) can be selected for Standard Output mode. For other output modes, only Mode A is available.

OPERATION MODE

メ モ リ

E2 PROM (10年、記憶回数 : 100,000回 / 10 years, Overwrites : 100,000 times)

MEMORYE48-□0□ : リレー出力 (Relay output) /30Hz : 17ms MAX. / 1kHz,5kHz,10kHz : 12ms MAX.
E48-□1□ : オープンコレクタ出力 (Open collector output) / 30Hz : 7ms MAX. / 1kHz,5kHz,10kHz : 2ms MAX.

出力遅れ時間OUTPUT DELAY

出力方式

1段設定 :スタンダード、一致、下限、上限2段設定 : スタンダード、一致、上下限、上上限
1段設定+予報 : スタンダード、一致OUTPUT MODE

出力時

間OUTPUT TIME

キープロテクトKEY LOCKエラー表示

ERROR DISPLAY

電源

POWER SUPPLY

スタンダード出力 : ワンショット (10 - 9990ms/10ms単位)とホールド (1段目と予報はホールド1、ホールド2)の選択可
スタンダード出力以外 : カウント値が設定値の条件を満たしている間ホールド
Standard output : One shot (10 - 9990ms / 10ms step) or HOLD (or HOLD 1 or HOLD 2 in E48-201 / E48-211 model and E48-301 / E48-311 model) (selectable)
For other output modes : HOLD while the count value meets the conditions
ディップスイッチにて可能 (標準モデル) Available by DIP SW (Standard model)
外部端子にて可能 (Kタイプモデル | 例 : E48-101K) Available by Terminal (K-Type model | example : E48-101K)
90° 位相差入力時、計数範囲を超えるとLCDにエラー表示されます。
（ オーバーフローエラー :アンダーフローエラー :)In 90° quadrature mode, error message will be displayed on the LCD if the count range is exceeded (overflow error :underflow error :)AC100 - 240V
DC12 - 24V
AC100 - 240V
AC100 - 240V-15%, +10%-15%, +10%-15%, +10%-15%, +10%

センサ電源

DC12V 100mA

SENSOR POWER SOURCE

消費

電力

使用温度範囲DC12V 100mA

DC12V 100mA

約7VA (AC240V時)
Approx. 7VA for AC240V

約7VA (AC240V時)
Approx. 7VA for AC240V-10°C - +50°C (但し、氷結しないこと) 45 - 85%RH (但し、結露しないこと) / -10°C - +50°C (non-freezing) 45 - 85%RH (non-condensing)

OPERATING TEMPERATURE
ALTITUDE

約2.5W (DC24V時)
Approx. 2.5W for DC24V

約7VA (AC240V時)
Approx. 7VA for AC240V

POWER CONSUMPTION高

1 Level Preset : Standard, Equal, Lower Limit, Upper Limit
2 Level Preset : Standard, Equal, Upper-Lower Limit, Upper-Upper Limit
1 Level Preset + Prewarn : Standard, Equal

2,000m以下
2,000m max.
過電圧カテゴリⅡ、汚染度2 (IEC61010-1)
Over-voltage category II, Pollution degree 2 (IEC61010-1)度設置環境保護構

造IP54 (表面パネル / panel surface)

適合規

格CE, UL (UL508), RoHSINSTALLATION ENVIRONMENT
DEGREE OF PROTECTIONCOMPLIANCE

質

WEIGHT

量約160g / Approx. 160g

約160g / Approx. 160g

約120g / Approx. 120g

外形寸法図 DIMENSIONS
Short Body Version (DC model)

44.5

48

付属品 (ガスケット、クリップ、端子カバー)

短胴サイズ (DC 電源タイプ)

標準サイズ (AC 電源タイプ)

Standard Size (AC Models)Front Panel (common to AC and DC models)Accessories (Gasket, Clip, and Terminal Cover)

44.5

フロントサイズ (AC / DC タイプ共通)

RESET

48
パネルカット寸法
Panel Cut Size

6.2
: 45

99.8

+0.6+0.6x 45 00

https://www.line.co.jp〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
メールアドレス webtrade@line.co.jp

6.263.8

クリップの外形寸法は47.5mm x 60.5mmです。
カウンター後部から取り付け、しっかりと固定されるまで押してください。

The dimension of the clip is 47.5 x 60.5mm.Install
the clip into the rear of the counter, push forward
and clamp into place while holding the counter
firmly against the direction of the clip.

Global Website : https://www.lineseiki.com
37-7,Chuo-cho 2 Chome, Meguro-ku,Tokyo, 152-0001 Japan
Please visit our company website for contact details
E-mail:webtrade@line.co.jp●このカタログは2022年02月02日現在のものです。●記載の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真は撮影条件・印刷等により実際のものと異なって見える場合があります。
This catalog was last revised as of Feb. 2, 2022. *Specifications and printed contents are subject to change without prior notice. All Rights Reserved, Copyright2022, LINE SEIKI CO., LTD.