デジタル防水温度計

WATER PROOF DIGITAL THERMOMETR

TC-330WP

防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能
食品の温度管理に便利な中心温度計として最適です
ホールド・MAX・MIN機能付
Best for various applications, from Food Control (HACCP)to industrial applications,can be used even on wet condition environments with the Waterproof (IP65) protection.
Equipped with Hold, Max/Min functions.

TC-330WP(プローブ別売)(Probe sold separetely)■

防水レベルIP65対応
IP65 Protection" or "IP65 Front Panel Protection■

K熱電対防水用プローブ（別売）Type K Thermocouple Probe(Sold separetely)■マルチファンクション
Multi‑Function

Functions

機 能使 用 限 界 温 度 先端形状
プローブコネクタ接続部Thermocouple Probe Input Socket

MIN値表示ホールド表示MAX値表示オートパワーオフ無効表示

MAX.Read Display

Auto-Power Off disable indicator

ローバッテリー表示

熱電対種類表示

Thermocouple Probe Type Display

KMAXMIN

HOLD

AUTO OFF

データ極性表示

Data Limit Display℃
MEM

REC

MAX/MIN記録表示

REL

MAX / MIN Record Display

データ表示

Measurement Display

ON/OFFキー

ON / OFF Key

MAX/MIN記録キー

MAX / MIN Record Function Key

Low Battery Display

ケーブル

Resolution

Tip Shape

300℃

注射針状 ストレート Straight
Slanted L=1,000

Cable

300℃

Unit of Measurement Display

OFFHOLD

ホールドキーREC
MAX‑MIN

DATA
CALL

REL

SUS304パイプ型

K型

SUS304

K Type

パイプ型

100

φ1.6

KB-102WP
600℃(mm)

ストレート Straight
L=1,000

針状

Pointed

HOLD Function Key

TC-330WP

Protection Pipe(mm)100

リラティブ表示

MEMORY Data Recall
Function Display

K型

K Type

保護管

Material100

注射針状 ストレート Straight
Slanted L=1,000

単位表示

メモリデータ表示
ON

素材

Sensor Type

φ3.2

KB-101WPRELATIVE Function Display
AUTO POWER OFF

センサタイプ

150

HOLD Function Display

MIN.Read Display

Probe(Sold separately)

専用プローブ

K型

100

リラティブ表示選択キー

SUS316

K Type

シース型

100

RELATIVE Function Key

MAX/MINメモリ読出しキー
MAX / MIN Memory Recall
Function Key

KS-103WP

φ2.3700℃

丸封じ ストレート StraightSpherical L=1,000(mm)K型

SUS316

K Type300

シース型

40TC-330WP

KS-104WP(注）・ 熱電対プローブは付属しておりません。別途お買い求め下さい。

(Note)* Thermocouple probes are not included to TC-330WP.

(mm)

φ1

針状800℃

Pointed

ストレートStraight
L=1,000

K型

K Type150100(mm)General Specifications

仕 様(本体）
式

Model

入力数

Probe Input Socket

セ ン サ 種 類
Sensor Type

TC-330WP

K

Burn-Out

Low Battery

熱電対 K

表

Thermocouple K

Display

示部

能Accuracy (at 25°C± 5°C)

温 度 係 数HOLDRECMAX MIN
MEM

199.9°C and below: 0.1°C

200 ℃以上：1℃
200°C and above: 1°C

使用温度範囲

0〜199.9℃ : ±(指示値の0.1％+0.7℃)

使用湿度範囲

0~199.9°C : +0.1% of reading + 0.7°C

確度 (25±5℃にて)

AUTO OFF

REL

199.9℃以下：0.1℃

解Sensor Typeローバッテリー1Measurig Range

Resolution

センサ種類
バーンアウト

測 定 範 囲分

シース型

φ3.2

KS-105WP形

SUS316‑ 0.1℃以下 : ±(指示値の0.2％+1℃)-0.1°C or less: +0.2% of reading + 1°C

200℃以上 : ±(指示値の0.2％+1℃)

Operating Temp.
Operating Humidity

電オートパワーオフ無効
Auto-Power Off disable

データホールド
Data Hold

偏差データ・基準データ
Relative Measurement

最大・最小データメモリ
Max/Min Data Recording

最大・最小メモリデータ
Max/Min Data Memory

任意メモリデータ
Recorded Memory Data

0〜50℃
0〜90％RH

0 ~ 90%RH at 0 ~ 35°C

源

006P乾電池

200°C above: +0.2% of reading + 1°C

Power Supply

006P (9V) Battery±(指示値の0.015％+0.06℃)/℃

電 池 寿 命約500時間Temperature Coefficient+_ 0.015% of reading + 0.06°C / °C

測 定 周 期

1.2秒/回寸 法 ・ 質 量

Measuring Cycle

Approx. 1.2 sec. /reading

Dimensions / Weight

リニアライズ方式

デジタルリニアライズ

センサ用コネクタ

Linearize Method

Digital Linearize

Input Connection

オートパワーオフ(有効/無効の切換可)
データホールド、最大・最小・任意データメモリ
リラティブ(偏差データ)

保 護 構 造IP65 （IEC60529の第1号、第2号に整合）

操 作 機 能付取扱説明書：1部

Function

Auto-Power Off, Data Hold, Data Record(Max/Min/Memory), Relative Measurement

Approx. 500 Hours

Battery Life

防水コネクタWaterproofing Connector

Protection

属品

Accesories

IP65 (IEC60529)

006P乾電池：1個

Instruction Manual , One battery 006P (9V)

本社

大阪

Overseas
本紙はは2011年04月26日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2011,LINE SEIKI CO.,LTD.

166(H) x 68(W) x 35(D)mm、210g

Sales Dept.
E-mailURL〒152-0001
東京都目黒区中央町2-37-7
TEL:03-3716-5151(代)
FAX:03-3710-4552〒550-0015
大阪市西区南堀江4-30-16
TEL:06-6538-0365(代)
FAX:06-6538-0315
37-7 , Chuo-Cho 2-Chome , Meguro-ku ,Tokyo , 152-0001 Japan
TEL:+81-3-3716-5151
FAX:+81-3-3710-4552
webtrade@line.co.jp
http://www.line.co.jp