標準仕様書 型式：MS3971
型式：MS3971
ベース取付型 絶縁２出力 熱電対温度モジュール（仕様プログラム設定型）

概19.5

要MS3971 熱電対温度モジュールは、熱電対センサからの mV入力信号に対して冷接点補償、増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された 2 チャンネルの DC 出力信号に変換する製品です。PC からプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラム設定型です。
▽ 冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト機能付き▽ 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連ベース取付▽ 入力―第 1 出力―第 2 出力―電源各間を絶縁▽ 電源ライン上にヒューズを標準装備

ご 発 注 形 式

MS3971-□（□～□）-8□□-B□└②┘

仕③④様電源部仕様
供 給 電 源電 源 感 度電 源 ﾋ ｭ ｰ ｽ ﾞ
最大消費電流53%1/(#+.
47082(mm)出力部仕様

型式番号①MS3900

24V DC±10%
出力値の±0.1%以内（電源電圧 10%変動時）
300mA ヒューズ
55mA 以下 ＠DC24V

入力部仕様① 入 力 信 号 入力信号（測定温度範囲） ················ 注文コード( ご 指 定 下 さ い ) ■ K 熱電対（-200～1200℃） ················ K■ E 熱電対（-200～800℃） ··················· E■ J 熱電対（0～750℃） ··························· J■ T 熱電対（-200～350℃） ··················· T■ B 熱電対（600～1700℃） ··················· B■ R 熱電対（0～1600℃） ······················· R■ S 熱電対（0～1600℃）························· S■ N 熱電対（-200～1200℃） ················ N■ W97Re3-W75Re25（ASTM E988）（0～2000℃） ················· W97■ W95Re5-W74Re26（ASTM E988）（0～2000℃） ················· W97＊上記以外の特殊仕様は別途ご相談下さい。
②測定温度範囲 上記温度範囲内で、測定温度範囲を( ご 指 定 下 さ い ) ℃にてご指定下さい。
入 力 抵 抗 1MΩ以上 （停電時 1MΩ＠定格入力）
入 力 許 容 電 圧 25V DC max. 連続冷接点補償方式 冷接点補償専用センサにて、専用ベース（RC3900A-□□AI、RC3900-□□AI）の入力端子に密着取付冷接点補償精度 ±0.5℃以内(25±15℃において)リ ニ ア ラ イ ザ 内蔵（プログラム）
工場出荷時設定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定
は、入力 コード： K，測 定温 度 範囲：0～1200℃になります。

③ 出 力 信 号 第 1 出力信号/第 2 出力信号········· 注文コード( ご 指 定 下 さ い ) ■ 1～5V DC/1～5V DC※1 ··················V1■ 0～5V DC/0～5V DC※1 ··················V5■ 0～10V DC/0～10V DC※1 ··············V6■ 1～5V DC/4～20mA DC※2 ············ C1※1：出力モード設定可能※2：固定出力のためモード設定はできません。ご注文時指定となります。
最 大 出 力 負 荷 電圧出力：2mA 以下
電流出力：300Ω以下
バ ー ン ア ウ ト 検出電流 約 25nA
バーンアウト時間 20s 以内
工場出荷時設定 電圧出力タイプで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は、出力コード：Ｖ１(1～5V DC/1～5V DC)、バーンアウト上昇となります。
④ バ ー ン ア ウ ト ■ 上昇 ························································U( ご 指 定 下 さ い ) ■ 下降 ························································D

ソフト設定内容
ソ フ ト 設 定 ・ 熱電対種別
可 能 項 目 ・ ADC レンジ(入力レンジ)
・ 測定温度範囲
・ バーンアウト・ 出力信号レンジ
・ ゼロ点・スパン調整範囲（スパンの約±4%）・ PAUSE 状態（いずれもRS-232Cを介して、パソコンより設定）

MS3971 仕様書 Rev.1.6(MQDDK-110826-19).doc

Page:1/2

標準仕様書

型式：MS3971 ベース取付型 絶縁２出力 熱電対温度モジュール （仕様プログラム設定型）

基準性能
規

準材質

精度 入力精度+出力精度

熱電対入力精度

出力精度

Ｋ

1400℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02 %±0.04 %以下

Ｅ

1000℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02 %±0.04 %以下

Ｊ

750℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02 %±0.04 %以下

Ｔ

550℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03 %±0.04 %以下

Ｒ

1600℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.04 %±0.04 %以下

本 体 ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂
基板 ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防 湿 処 理 ヒューミシールコーティング：
HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）

端 子 配 列PRG TCMODEL MS3971
INPUT

Ｓ

1600℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.04 %±0.04 %以下

Ｂ

1100℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.06 %±0.04 %以下

Ｎ

1400℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.02 %±0.04 %以下

Wre3-25

2000℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03 %±0.04 %以下

WRe5-26

2000℃(固定)÷入力ｽﾊﾟﾝ(測定温度)×±0.03 %±0.04 %以下

TAG.

コンフィグレータ
接続用コネクタ

FAIL＊入力精度は、入力スパンに反比例します。
＊最小入力スパンは、3mV 以上の温度範囲。
温 度 特 性 100ｐｐｍ/℃応 答 速 度 260ms 以下（0→90%）@100%ステップ入力
CM
R
R 100dB 以上（500V AC、50/60Hz）
配線抵抗の影響 100Ωに対して±5μV 以下
信 号 絶 縁 入力―第１出力―第２出力―電源各間
絶縁絶 縁 抵 抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力―第１出力―第２出力―電源各間
耐電圧 ［入力、設定用 RS-232C ポート］―［第１出力、第２出力、電源］間:1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
第１出力―第２出力―電源各間:500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力―設定用 RS-232C ポート間
:50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 －10～60℃

取付・形状取付方配線

方外質形

寸

法 専用ベース（RC3900A-□□AI、RC3900-□□AI）に取付
法 専用ベース（RC3900A-□□AI、RC3900-□□AI）に配線
法 W19.5×H53×D82mm
量 70g

モジュール
取り付けネジCOM

状態表示 LED

RUN

Mtt

ブ ロ ッ ク 図
状態表示 シリアルポート
ランプ

絶縁回路

冷接点
センサ

A

①

B

②C

⑤

D

④⑥

バーンアウト機能付
デジタル演算回路

第１出力回路

冷接点
補償回路

第2出力回路

OUT-1
23
OUT-2
4

ゼロスパン調整

51電源回路

電源

96

専用ベース

コネクタ、LEDコネクタ、LED
ＣＯＭ（コンフィグレータ接続用コネクタ）
シリアル通信（RS-232C）により PC との接続をする。
通信ケーブルは専用ケーブル：MS-CBL01(MTT 製)を使用します。
（PC 側 DSub９ピン メス）
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MS-CBL01 と USB 変換アダプタ：REX-USB60F（ラトックシステム社製）をご使用ください。

コネクタ・ピンアサイン
ピン番号
12
3
45678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED
表示パターン
モジュール
ステータス

内容

LED

青（RUN）
赤（FAIL）
INIT 状態●●
RUN 状態●‐PAUSE 状態
全コマンド同様◎‐ERROR 状態
ADC 異常‐◎DA 出力異常‐◎バーンアウト‐◎
電源異常‐◎
HALT 状態
WDT‐
●
メモリ‐
●
電源異常‐
●
【注意】1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25sec

補足

点滅パターン：●●●●○○○○
点滅パターン：●●●●○○○○●○
点滅パターン：●●●●○○○○●○●○
点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○点滅パターン：●●●●○○○○
消灯の場合あり消灯の場合あり消灯の場合あり

MS3971 仕様書 Rev.1.6(MQDDK-110826-19).doc

Page:

2/2