อะแดปเตอร์ EVSE

KEW 8602

อะแดปเตอร์เฉพาะสําหรับการตรวจสอบการติดตัง้
การบํารุงรักษาและการแก้ไขปัญหา EVSE(อุปกรณ์จา่ ยไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า)อะแดปเตอร์ขนาดกะทัดรัดสําหรับการทดสอบ
Mode 3 AC EVSE อย่างสมบูรณ์

● การทดสอบ EVSE ภายใต้สถานการณ์จาํ ลองต่าง ๆ・การจําลองสถานะ CP / สถานะ PP・การจําลองข้อผิดพลาด CP / ข้อผิดพลาด PE● ทัชแพดสําหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้า PE● ขัว้ การวัด L1, L2, L3, N, PE
สําหรับการทดสอบทางไฟฟ้าของ EVSE● ขัว้ สัญญาณ CPสําหรับการตรวจสอบสัญญาณ CP● ซ็อกเก็ตหลักสําหรับการทดสอบกระแสโหลด (สูงสุด 10A)
● พิกดั CATⅡ 300V

สิ่ งที่ คุณสามารถทําได้ขัว้ การวัด
KEW 8602

PE, N, L1 (หนึ่งเฟส)PE, N, L1, L2, L3 (สามเฟส)LED มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไฟจะติดขึ้นเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า

ขัว้ เอาต์พตุ สัญญาณ CPขั้วสําหรับวัดสัญญาณ CP ด้วยออสซิลโลสโคป เป็นต้นPE ก่อนการทดสอบทัชแพดเพื่อทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เป็น
อันตรายบน PEปุม่ การจําลองข้อผิดพลาด CPสามารถจําลองกรณีข้อผิดพลาดของการลงดิน
ในสาย CP ได้ ขณะที่กดปุ่มนี้ เอาต์พุต EVSEจะหยุดปุม่ การจําลองข้อผิดพลาด PEปุ่มนี้สามารถใช้เพื่อจําลองกรณีที่สายดินขาดได้ขณะที่กดปุ่มนี้ เอาต์พุต EVSE จะหยุดขนาดจริง

ตัวเลือกสถานะCP(Control Pilot)ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ จะสามารถจําลองสถานะการเชือ่ มต่อของยานพาหนะได้ตัวเลือกสถานะPP(Proximity Pilot)ตัวเลือกนี้สามารถใช้เพื่อจําลองพิกัดความจุของสายเคเบิลใน EVSE แบบไม่มีสายได้

ภาพรวมการทดสอบ EVSE โดยใช้KEW 6516 ซีรสี ์*สามารถใช้กับเครือ่ งทดสอบความต้านทานฉนวน, DMM ฯลฯดําเนินการทดสอบภายใต้
เงือ่ นไขกําหนดเวลา(CP สถานะ A)การทดสอบฉนวน (สําหรับสายเคเบิล)เมือ่ เชือ่ มต่อสายตัวนําทดสอบเข้ากับขัว้ ของอะแดปเตอร์ จะสามารถวัด
ความต้านทานฉนวนของสายเคเบิลสําหรับ EVSE ทัง้ แบบเฟสเดียวและ
แบบสามเฟสได้ (*ไม่สามารถวัดฉนวนระหว่างสาย (N, L1, L2, L3) ทีไ่ ม่ใช่ PE ได้)การทดสอบความต่อเนื่องของสายดิน (200mA)สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขัวั ชิน้ ส่วน้ PE ของอะแดปเตอร์กบโลหะภายนอกหรือสายดินของวงจรไฟฟ้าได้

การทดสอบสายดิน (3-สาย และ 2-สาย)สามารถวัดความต้านทานของสายดินทีเ่ ชือ่ มต่อกับ EVSE ได้ดําเนินการทดสอบภายใต้
เงือ่ นไขสายทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลผ่าน (CP สถานะ C, D)แรงดันไฟฟ้าสามารถวัดแรงดันไฟฟ้า/ความถีร่ ะหว่างขัว้ แต่ละขัว้ ได้ลําดับเฟส

สามารถวัดลําดับเฟสของแหล่งจ่ายไฟแบบสามเฟสได้อิมพีแดนซ์ลปู (ฟังก์ชนั ลูป ATT)สามารถวัดอิมพีแดนซ์ลปู ระหว่างสาย-สายดินได้เครือ่ งมือวัดโดยทัวไปได้รบั การออกแบบมาเพือ่ วัดอิมพีแดนซ์ลปู ในวงจรทีต่ ดิ ตัง่้RCD ทีก่ ระแสไฟฟ้าทีไ่ ม่ตดั วงจร RCD ซึง่ มีพกิ ดั อยูท่ ี่ 30mAอย่างไรก็ตาม เครือ่ ง RCD DC 6mA ทีต่ ดิ ตังี่ า่้ ใน EVSE มักจะตัดวงจรแม้ทคกระแสไฟฟ้านี้ ดังนั้นซีรสี ์ KEW 6516 จึงมีชว่ ง EVSE เฉพาะที่ใช้วดั อิมพีแดนซ์ลปู แม้ในค่ากระแสไฟฟ้าทีต่ า� กว่าด้วยการทดสอบ RCDสามารถทําการทดสอบ RCD DC 6mA ในตัวของ EVSE เพือ่ การใช้งานได้สามารถทดสอบขัว
้ (+,-), x1/2, x1 และ x5 ครัง้ โดยอัตโนมัตไิ ด้สามารถทําการทดสอบ RCD ของประเภท AC, A, B และ F ได้เช่นกันการเชือ่ มต่อไปยังEVSE ประเภทที่ 1EVSE ประเภทที่ 1 สามารถทดสอบโดยใช้
อะแดปเตอร์แปลงเสริม(KEW 8603) ได้ซ็อกเก็ตหลักซ็อกเก็ตนี้สามารถใช้ทดสอบกระแสโหลด
สูงสุดถึง 10A ได้*ซ็อกเก็ตมีในประเภท EU และ UK

● ข้อมูลจําเพาะ KEW 8602

● อุปกรณ์เสริมIEC 62196-2 ประเภทที่ 2AC 250V สูงสุด (หนึ่งเฟส)แรงดั น ไฟฟ้ า พิ กั ดAC 430V สูงสุด (สามเฟส)50/60Hzความถี่พิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัด/AC 10A/250Vกระแสไฟฟ้าของซ็อกเก็ตหลัก ※ 8602(EU): ซ็อกเก็ตประเภท E, 8602(UK): ซ็อกเก็ตประเภท BF
พิกัดฟิวส์
AC 10A/250V, φ5×20mm
ปลั๊ กช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการใช้งานช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการเก็บรักษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องระดับความสูงความยาวสายเคเบิลขนาดน�าหนัก
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมทางเลือก

0 – 40℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)-10 – 50℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)IEC 61010-1 CAT Ⅱ 300V, IEC 61010-2-030,
IEC 61851-1, IEC 60529(IP40)
2000ม. หรือน้อยกว่า
ประมาณ 250mm
หน่วย: 172(L) x 105(W) x 57(D) mm
ส่วนปลั๊ก: 175(L) x 60(W) x 53(D) mm
ประมาณ 840g

9202กล่องใส่ของแบบพกพา

8930 (ฟิวส์)9202 (กล่องใส่ของแบบพกพา)คู่มือคําแนะนํา8603 (อะแดปเตอร์แปลงประเภท 1 เป็น ประเภท 2)

8930
ฟิวส์

● การทดสอบที่วัดได้โดย KEW 8602 เท่านั้น หรือวัดร่วมกับ MFT(KEW 6516/6516BT)

ขั้วPE ก่อนการทดสอบข้อผิดพลาด CPข้อผิดพลาด PEซ็อกเก็ตหลัก
ความต่อเนื่องเฉพาะ 8602
A, B, C, D
เปิด, 13A, 20A, 32A, 63A
E, N, L1, L2, L3, CP✓✓✓
10A/250V-ฉนวน-สถานะ CPสถานะ PPสายดิน-อิมพีแดนซ์ลูปโวลต์

-RCD-ลําดับเฟส-● อุปกรณ์เสริมทางเลือก8602+6516 หรือ 6516BT(MFT)✓✓(ระหว่างตัวนําไฟฟ้ากับสายดิน)✓(2W, 3W)

8603
ประเภท 1 เป็น ประเภท 2อะแดปเตอร์แปลง

✓✓✓(AC, A, B, F, 6mA DC)✓● ชุดชุด
1

KEW 6516-EV2
KEW 6516×1, KEW 8602×1

ชุด2

KEW 6516BT-EV2
KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนกันยายน 2023 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KEW_8602-2E_Sep23_SS_1_th