8CHカウンタ・タイマ
NCT08-01B
取扱説明書
3091(改訂1/2010.07.09)

APPLICATIONOFELECTRONIC

DEVICESツ ジ 電 子 株 式 会 社〒 300-0013 茨 城 県 土 浦 市 神 立 町 3739
TEL.029-832-3031( 代 )FAX.029-832-2662
URL
http://www.tsujicon.jp/
E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp

ＮＣＴ０８−０１B コマンド表（ＬＡＮ，ＵＳＢ対応）
コマンド

コマンド内容内 容 詳 細ＡＬＭ？

alarm readｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ内容の問合せ

ＣＬＡＬ

clear all

全ｶｳﾝﾀ、ﾀｲﾏｸﾘｱ

ＣＬＰＣclear preset counter

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ(ch7)ｸﾘｱ

ＣＬＴＭ

clear timer

ﾀｲﾏｸﾘｱ

ＣＬＣＴｘｘclear counter xx

ｶｳﾝﾀｘｘｸﾘｱ

ｘｘ：00-07

ＣＬＣＴｘｘｙｙ

clear counter xx to yy

ｶｳﾝﾀxx to yy ｸﾘｱ

ｘｘ、ｙｙ：00-07

ＣＰＲ？

counter preset data read

ｶｳﾝﾀﾌﾟﾘｾｯﾄ値ﾘｰﾄﾞ
応答 １０進数で８桁で（Kcts単位）（例：０００１００００）

ＣＰＲF？

counter preset data read

ｶｳﾝﾀﾌﾟﾘｾｯﾄ値ﾘｰﾄﾞ
応答 １０進数で８桁で（cts単位）（例：０００１００００）

ＣＴＲ？xｘcounter xx read

ｶｳﾝﾀxxﾘｰﾄﾞｘｘ：00-07

応答 10進１０桁
ＣＴＲ？ｘｘｙｙ

counter xx to yy read

ｶｳﾝﾀxx to yy ﾘｰﾄﾞｘｘ、ｙｙ：00-07

応答 10進１０桁 区切りはスペース
ＤＳＡＳ

disable auto stop

自動停止禁止（STOPｺﾏﾝﾄﾞまでｶｳﾝﾄ)ＥＮＣＳ

enable counter stop

ｶｳﾝﾀ停止有効ＥＮＴＳ

enable timer stop

ﾀｲﾏｰ停止有効ＭＯＤ？

mode read

ﾓｰﾄﾞの問合せ

ＲＤＡＬ？

read all counter and timer

全ｶｳﾝﾀ・ﾀｲﾏﾘｰﾄﾞ

ＳＣＰＲｄｄｄｄ・・・・

set counter preset data

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値ｾｯﾄ(Kcts単位)

ＳＣＰＲＦｄｄｄｄ・・・・

set counter preset data

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ値ｾｯﾄ（cts単位）

ＴＰＲ？

timer preset data read

ﾀｲﾏﾌﾟﾘｾｯﾄ値ﾘｰﾄﾞ(ms単位）

ＴＰＲF？

timer preset data read

ﾀｲﾏﾌﾟﾘｾｯﾄ値ﾘｰﾄﾞ(μs単位）

ＳＴＯＰ

stop counter

ｶｳﾝﾀｽﾄｯﾌﾟ

ＳＴＰＲｄｄｄｄ・・・・

set preset counter to dddd・・・・

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値ｾｯﾄ(ms)単位

ＳＴＰＲＦｄｄｄｄ・・・・

set preset counter to dddd・・・・

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀｲﾏ値ｾｯﾄ(μs)単位

ＳＴＲＴ

start counter

ｶｳﾝﾀｽﾀｰﾄ

ＴＭＲ？

timer read

ﾀｲﾏﾘｰﾄﾞＶＥＲ？

version information readﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報ﾘｰﾄﾞ

REST

reset and start

ﾓｼﾞｭｰﾙのﾘｾｯﾄｽﾀｰﾄ。電源再投入と同じです。

FROM?

using rom number read

現在使用中のrom番号を読出します

FROM０，FROM1

choose rom

新たに使用するromを指定します。REST後有効。

FLG?x

read internal flag

内部状態ﾌﾗｸﾞの読出しを行います

GATE信号同期、タイマクロック同期データ収集コマンド
データ収集準備コマンド
ＣＬＧＳＤＮ
CLGSAL
ＧＳＤＮｄｄｄ・・・

Clear Gate Synchronous

現在データ番号クリア（データ格納開始番地を

Data Number

ゼロにする）

Clear Gate Synchronous

現在データ番号・全データクリア

acquired All data

（格納開始番地をゼロに、全データメモリクリア）

Gate Synchronous Data

現在データ番号（データ格納開始番地）セット

acquisition data Number set to
1/20

GSDN?
ＧＳＥＤｄｄｄ・・・
GSED?

Gate Synchronous Data

現在データ番号読み出し

acquisition data Number read

reply : ０ 〜 ９９９９Gate Synchronous acquisition

測定最終データ番号セット

End data Number set to（この番号までデータを取得後測定自動終了）

Gate Synchronous acquisition

測定最終データ番号読出し

End data Number read

reply : ０ 〜 ９９９９

GATE信号同期データ収集関連コマンド
ＧＳＴＲＴ

Gate synchronous data

ゲート同期データ収集スタート

acquisition STaRT（電源投入直後は、停止状態です）

タイマ（内部生成）クロック同期データ収集関連コマンド
ＧTRUNddd・・・
ＧTRUN？

Gate Timer synchronous

ゲートタイマ ON 時間設定

RUN time（μｓ単位で設定可）

Gate Timer synchronous

ゲートタイマ ON 時間読み出し

RUN time read
ＧTOFFddd・・・
ＧTOFF？

Gate Timer synchronous

ゲートタイマ同期データ収集OFF時間

OFF time（μｓ単位で設定可）

Gate Timer synchronous

ゲートタイマ同期データ収集OFF時間読出し

OFF time read
ＧTＳＴＲＴ

Gate Timer synchronous data

ゲートタイマ同期データ収集スタート

acquisition STaRT（電源投入直後は、停止状態です）

同期データ収集動作共通コマンド
ＳＴＯＰ
GSTS?

ｇate synchronous data

ゲート同期データ収集中強制ストップ

acquisition STOP

（カウンタストップ"STOP"と共通です）

Gate synchronous data

ゲート同期データ収集状態読み出し

acquisition Status read
GSDAL?

Gate synchronous data

全データ読み出し（０〜現在データ番号まで）

acquisition all data read
Gate synchronous data read
GSDRD?xxxxyyyy

from xxxx to yyyy
目

１．製品仕様

指定範囲データ読み出し

次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

１-１．製品概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

１-２．外 観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

１-３．ブロック図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

２．ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

２−２−２．ﾈｯﾄﾜｰｸの設定変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

２−２−３．パソコンの設定を元に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

２−２−４．接続テスト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

２−３．ＵＳＢ通信の設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

２−１．ｶｳﾝﾄ入力信号ﾚﾍﾞﾙの選択
２−２．LAN通信の設定
２−２−１．準備２−３−１．準備２−３−２．接続テスト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４．信号ケーブル接続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４−１．通信ケーブル接続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2/20

9

２−４−２．カウント信号接続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４−３．スタート信号(TTL正論理)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４−４．ストップ信号(TTL正論理）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４−５．ゲート信号（TTL正論理）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

２−４−６．ＲＵＮ（ｶｳﾝﾄ中）信号出力（TTL正論理）
３．カウントコマンド解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

３−１．通信コマンドについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３−２．カウンタ設定と設定状態読み出しコマンド
３−２−１．カウント値停止有効
３−２−２．タイマー値停止有効

10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10
10
10

３−２−３．カウンタ停止・タイマー停止無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３−２−４．モードの問合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３−２−５．プリセットカウンタの設定と読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10
11

３−２−６．タイマプリセット値の設定と読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

３−３．カウンタ操作コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

３−３−１．カウンタスタート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３−３−２．カウンタストップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11
11

３−４．カウンタ・タイマ現在データ読み取り・クリアコマンド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
３−４−１．全カウンタ・タイマ読み取りクリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
３−４−２．カウンタ読み取りクリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
３−４−３．タイマ読み取りクリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３−５．オーバーフロー内容問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

３−６．バージョン情報の容問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

３−７．その他のコマンド

４．カウントデータ収集コマンド解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４−１．カウントデータ収集コマンドについて

12

14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

４−２−１．現在データ番号クリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

４−２−２．現在データ番号・全データクリア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

４−２−３．現在データ番号セットと読出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

４−２−４．測定最終データ番号セットと読出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

４−３ GATE信号同期データ収集コマンド

15

４−２．データ収集準備コマンド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４−４ 内部生成クロック同期データ収集関連コマンド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

４−４−２ ゲートタイマ OＦＦ 時間設定と読み出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

４−４−３ ゲートタイマ同期データ収集スタート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

４−５−１．カウンタストップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

４−５−２．ゲート同期データ収集状態読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

４−５−３．全データ読み出し（０〜現在データ番号まで） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

４−４−１ ゲートタイマ ON 時間設定と読み出し

４−５ 同期データ収集動作共通コマンド

４−５−４．指定範囲データ読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

５．ファームウェアのバージョンアップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．複数のカウンタの同時制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．カウンタの使用注意事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８．外部機器との接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
９．性能・仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3/20

17
18
18
19
20

取扱説明書１．製品仕様
１-１．製品概要
8チャンネルの高速３２ビットカウンタと１チャンネルのタイマからなる汎用カウンタ／タイマです。
タイマの設定時間内の入力またはカウンタの設定カウント数内の入力を同時にカウントします。
設定時間は0.000001秒〜4,294.967秒まで、設定カウント数は1cts〜4,294,967Kctsまで任意に設定できます。NIM 1unitケースに収納されており複数のﾓｼﾞｭｰﾙをRUN→GATE IN(TTL)接続する
ことにより、８×n チャンネルのカウンタとしても使用できます。
LANまたはUSBで外部通信できます。
GATE IN信号のON/OFFまたは、内部クロック（ON時間、OFF時間設定可）に同期してデータを最大１００００回まで収集できます。
１-２．外 観③
COUNTER/TIMER
NCT08-01
TTL IN
START
COUNT

①

STOP

②
CH0

GATE

CH1

TTL OUT
RUN

CH2

USB

⑤

CH3

LAN

⑥

④

⑦

CH4
CH5
CH6
CH7

①

ｶｳﾝﾄｽﾀｰﾄ状態を表すﾗﾝﾌﾟです。ﾗﾝﾌﾟ点灯はｶｳﾝﾀｹﾞｰﾄ開を表します。

②

ｶｳﾝﾀ入力ｺﾈｸﾀです。０CH〜７ＣＨまであります。７CHはﾌﾟﾘｾｯﾄ可能のｶｳﾝﾀです。

③

外部からのTTL(3.3-5V)信号を入力します。
START:"H"の立上りでｶｳﾝﾀのｽﾀｰﾄﾊﾟﾙｽになります。
ｵｰﾌﾟﾝでは"L"となります。
ﾀｲﾑｱｯﾌﾟ停止やｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ停止が選ばれていて、ﾀｲﾑｱｯﾌﾟやｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ
状態ではｽﾀｰﾄできません。ｽﾀｰﾄ状態は前ﾊﾟﾈﾙのﾗﾝﾌﾟで確認できます。

STOP:"H"の立上りでｶｳﾝﾀのｽﾄｯﾌﾟﾊﾟﾙｽになります。
ｵｰﾌﾟﾝでは"L"となります。

GATE:"L"で動作中のｶｳﾝﾀを一時停止できます。"H"にもどすと再ｽﾀｰﾄします。
ｵｰﾌﾟﾝでは"H"と同じになります。
4/20

④

ｶｳﾝﾀ動作中のＴＴＬ(5V)出力です。
他のﾓｼﾞｭｰﾙのGATEに入力することで最上位のｶｳﾝﾀによる同期運転ができます。
START, STOP, GATE, RUN の信号は内部DIP SWで論理反転することができます。
出荷時は、正論理になっています。 基板上のＤＳＷ２の当該スイッチを ON→OFFにすると、負論理になります。 出荷時は正論理（ON)になっています。

⑤

USBｺﾈｸﾀです。

⑥

ETHERNET（ＬＡＮ）接続用ｺﾈｸﾀです。10BASE-T,100BASE-Tで接続できます。

⑦

NIM ｺﾈｸﾀです。 電源はＮＩＭ BINから供給されます。

１-３．ブロック図RUN(TTL OUT)START(TTL IN)
STOP(TTL IN)

on/offSW

ＣＰＵ

GATE(TTL IN)

タイマ

ｹﾞｰﾄ

μs
clock

ｶｳﾝﾀ7

ｹﾞｰﾄ

TTL orNIM

PULSE IN(CH7)

ｶｳﾝﾀ6

ｹﾞｰﾄ

TTL orNIM

PULSE IN(CH6)

ｶｳﾝﾀ1

ｹﾞｰﾄ

TTL orNIM

PULSE IN(CH1)

ｶｳﾝﾀ0

ｹﾞｰﾄ

TTL orNIM

PULSE IN(CH0)

LAN
USB

２．ご使用の前に
２−１．ｶｳﾝﾄ入力信号ﾚﾍﾞﾙの選択
NCT08-01Bはｶｳﾝﾄ入力信号をTTLか、NIMﾚﾍﾞﾙをﾁｬﾝﾈﾙ毎に選択できます。
ｹｰｽの正面から見て左側の蓋を４つのﾌﾟﾗｽﾈｼﾞをはずして開きます。
正面ﾊﾟﾈﾙの入力ｺﾈｸﾀの近くにある信号選択ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁで信号ﾚﾍﾞﾙを選択します。
ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ横に書かれている文字(TTL,NIM)に従って設定してください。
出荷時はTTLレベルになっています。
２−２．LAN通信の設定
２−２−１．準備
LANからのコントロールは、10Base-T/100Base-T通信ケーブルにより、ＴＣＰ／ＩＰコネクションによる
telnetプロトコルで行います。
ネットワークに接続するためにはIPアドレス、サブネットマスク、Port番号が設定されてなければなりません。NCT08-01Bの出荷時の設定は、 IP:192.168.1.55 サブネットマスク：255.255.255.0
Port番号：７７７７です。
5/20

パソコンと１：１で接続するにはクロスケーブルが必要ですが、ハブを介せばその必要はありません。
パソコンとの１：１接続テストは以下のように行います。
パソコンのＩＰアドレス、サブネットマスクを設定します。
たとえば、ＩＰアドレス：１９２．１６８．１．１０ サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０ としてみてください。
設定の仕方は、各パソコンのマニュアルをご覧下さい。
MS-DOSプロンプトを選択し、MS-DOSプロンプト内で ｐｉｎｇ を起動します。
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞ｐｉｎｇ １９２．１６８．１．５５
Ｐｉｎｇｉｎｇ １９２．１６８．１．５５ ｗｉｔｈ ３２ ｂｙｔｅｓ ｏｆ ｄａｔａ：
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞などと返ってくれば物理的な接続は、正しく行われています。
接続が正しくない場合、以下のようになります。
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞ｐｉｎｇ １９２．１６８．１．５５
Ｐｉｎｇｉｎｇ １９２．１６８．１．５５ ｗｉｔｈ ３２ ｂｙｔｅｓ ｏｆ ｄａｔａ：
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｒｅｑｕｅｓｔ ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ．
Ｃ：￥Ｗｉｎｄｏｗｓ＞
この場合は、接続を確認してもう一度実行してみてください。
２−２−２．ﾈｯﾄﾜｰｸの設定変更
接続が正しいことを確認したら、次にＮＣＴ０８−０１Bのネットワーク上での新たなＩＰアドレス、
ｔｅｌｎｅｔポート番号の変更を行います。（デフォルトのままで良ければ省略できます）
デフォルトでは、ＩＰアドレス：１９２．１６８．１．５５ ポート番号：７７７７に設定されています。
ＩＰアドレスはお使いのネットワークに合わせて設定してください。
ポート番号は変更する必要がなければそのまま「７７７７」でお使い下さい。
変更する必要がある場合は １００００〜１０９９９ を使われることをおすすめします｡
Windowsの画面でスタート→ファイル名を指定して実行とし、ファイル名にｔｅｌｎｅｔ １９２．１６８．１．５５ ９９９９と入力します。 ここで ９９９９ はＮＣＴ０８−０１B内の設定用ポート番号になっています。
ＯＫボタンをクリックすると直ちにｔｅｌｎｅｔの画面になり6/20

ＭＡＣ ａｄｄｒｅｓｓ ００２０４Ａ８０Ｆ１Ｂ６← 機種により違いがあります。

Ｓｏｆｔｗａｒｅ ｖｅｒｓｉｏｎ ０１．５（０３１００３）ＸＰＴＥ← 機種により違いがあります。

Ｐｒｅｓｓ Ｅｎｔｅｒ ｔｏ ｇｏ ｉｎｔｏ Ｓｅｔｕｐ Ｍｏｄｅと出ますので、３秒以内にリターンキーを押します。
３秒以内に押さないと回線は自動切断されます。このときはもう一度行ってください。
次に、・・・・・・
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ

Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？

と出るので０を選び
IP Address : (192) 192.(168) 168.(001) 1.(55) 50
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)Change telnet config password (N) NなどとIPｱﾄﾞﾚｽを設定します。（上記は 192.168.1.50 と設定した例です）
Gateway IPｱﾄﾞﾚｽは必要に応じて入力して下さい。
Netmaskは、255.0.0.0のとき24, 255.255.0.0のとき16, 255,255.255.0のとき8などとします。
telnetの画面で入力文字が２重に表示される場合は、ターミナル→基本設定でﾛｰｶﾙｴｺｰのﾁｪｯｸをはずしてみて下さい。
再び、・・・・・・
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ

Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？

と出るので１を選び
Ｂａｕｄｒａｔｅ（３８４００）？

・・・・・そのままリターン

Ｉ／Ｆ Ｍｏｄｅ（４Ｃ）？

・・・・・そのままリターン
7/20

Ｆｌｏｗ（００）？

・・・・・そのままリターン

Ｐｏｒｔ Ｎｏ（７７７７）？

・・・・・ｔｅｌｎｅｔのポートアドレスを入れてリターン（デフォルトは７７７７，変更するときは１００００〜１０９９９を推奨）

ＣｏｎｎｅｃｔＭｏｄｅ（Ｃ０）？

・・・・・そのままリターン

Ｒｅｍｏｔｅ ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ：（０００）．（０００）．（０００）．（０００）・・・・・そのままリターン（続けて３回）
Ｒｅｍｏｔｅ Ｐｏｒｔ （０）？

・・・・・そのままリターン

ＤｉｓＣｏｎｎＭｏｄｅ（００）？

・・・・・そのままリターン

ＦｌｕｓｈｕＭｏｄｅ （８０）？

・・・・・そのままリターン

Pack Cntrl

・・・・・そのままリターン(１０）？

ＤｉｓＣｏｎｎＴｉｍｅ（００：００）？ ・・・・・無通信自動切断時間ｍｍ：ｓｓ設定（デフォルトは００：００で５９９９秒＝９９分５９秒）
ＳｅｎｄＣｈａｒ １ （０Ｄ）

・・・・・そのままリターン

ＳｅｎｄＣｈａｒ ２ （０Ａ）

・・・・・そのままリターン

再び下のメニューにより ９ を選んで書き込み終了します。
Ｃｈａｎｇｅ Ｓｅｔｕｐ：
０ Ｓｅｒｖｅｒ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
１ Ｃｈａｎｎｅｌ １ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
３ Ｅ−ｍａｉｌ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
５ Ｅｘｐｅｒｔ ｓｅｔｔｉｎｇｓ
６ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
７ Ｆａｃｔｏｒｙ ｄｅｆａｕｌｔｓ
８ Ｅｘｉｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｓａｖｅ
９ Ｓａｖｅ ａｎｄ ｅｘｉｔ

Ｙｏｕｒ ｃｈｏｉｓｅ ？

この中で、最低限変更が必要な項目はＩＰアドレスのみです。 不必要な変更はできるだけ避けてください。もし、間違って変更してしまった場合は上の例の通りに設定を戻してください。
２−２−３．パソコンの設定を元に戻す
パソコンの設定を変更した場合は初期の設定値に戻します。
２−２−４．接続テスト
ｔｅｌｎｅｔ等のＷｉｎｄｏｗｓ付属のソフトを使って接続テストをしてみてください。
ＤＯＳプロンプト画面で ｔｅｌｎｅｔ １９２．１６８．１．５５ ７７７７などと入力します。
（新たに設定した値を使います）
ｔｅｌｎｅｔの画面が立ち上がったら、”ＶＥＲ？”コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、”1.00 10-06-25 NCT08-01B"などと返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。
ｔｅｌｎｅｔは、ハード的な接続のほかにソフト的な接続が行われますので、接続を切るときは必ず、ｔｅｌｎｅｔによって行い、そのあとでケーブル接続を切って下さい。
２−３．ＵＳＢ通信の設定
２−３−１．準備
ＵＳＢ(Universal Serial Bus)からのコントロールは、ドライバソフト（ホームページからダウンロードできます）のインストゥールによりＣＯＭポートと見なしたコントロールができます。
NCT08-01Ｂに電源を入れてＵＳＢｹｰﾌﾞﾙをパソコンと接続すると、新しいハードウェアが見つかったと言うメッセージボックスが現れます。ドライバのインストゥールを促す画面の指示に従って、
ダウンロードしたドライバのフォルダを指定して下さい。
ドライバのインストゥールが正常に行われたら、
8/20

スタート→設定→コントロールパネルを開いて、「システム」アイコンをクリックします。
システムのプロパティ画面が現れたら、デバイスマネージャを選びます。更に「種類別に表示」
を選ぶと、ツリーの中の「ポート(COMとLPT)」の中に「USB Serial Port(COM3)」などとインストゥールされているのが確認できます。
これを指定してプロパティを開き、Port Setting画面を出し、Advancedをクリックすると、ＣＯＭポート番号の変更画面が現れ、変更が出来ます。この画面の下部にある
Disable PNP □のチェックボックスにﾁｪｯｸをしておくと、USBケーブルを再接続したときの立ち上げ時間が早くなります。
２−３−２．接続テスト
パソコンに付属のハイパーターミナル等のRS232C通信ソフトを立ち上げます。
前項の準備で設定したCOMポート番号を指定して、通信ができるかどうか確認します。
USBを仮想的にCOMポートに見なしているだけなので、ボーレートの設定は関係ありません。
"VER?"コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、"1.00 10-06-25 NCT08-01B"等と返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。
２−４．信号ケーブル接続
２−４−１．通信ケーブル接続
裏面パネルのUSBコネクタかLANコネクタのどちらかに通信用のケーブルを接続します。
両方に接続する必要はありませんが、両方に接続しても問題はありません。
両方の通信で制御する場合は最新のコマンドが有効になります。
２−４−２．カウント信号接続
前面パネルのＣＨ０〜ＣＨ７のLEMOコネクタにカウントする信号を接続します。
最大８ＣＨの信号が同時にカウントできます。
カウントする信号に合わせて(TTL or NIM)信号選択スイッチを切り換えておく必要があります。
（２−１参照）
２−４−３．スタート信号(デフォルト：TTL正論理)
TTL正論理パルスを与えるとカウンタがスタートします。
パルス幅は１００ｎｓ以上与えてください。
前面パネルのLEDランプ点灯で状態が確認できます。
スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。
入力しない場合は、通信ラインからスタートできます。
２−４−４．ストップ信号(デフォルト：TTL正論理）
TTL正論理パルスを与えるとカウンタがストップします。
パルス幅は１００ｎｓ以上与えてください。
前面パネルのLEDランプ消灯で状態が確認できます。
スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。
入力しない場合は、通信ラインからストップできます。
２−４−５．ゲート信号（デフォルト：TTL正論理）
TTL正論理のゲート信号になります。
”Ｌ”で全カウンタとタイマは一時停止状態になります。
”Ｌ”の間に入った信号はｶｳﾝﾄしません。
前面パネルのLEDランプは”Ｌ”のとき消灯します。
ＬＥＤはｶｳﾝﾀｽﾀｰﾄ状態でｹﾞｰﾄ信号”Ｈ”のときに点灯になります。
9/20

入力しない場合（ｺﾈｸﾀ接続ｵｰﾌﾟﾝ）は”Ｈ”入力と見なされます。
ゲート同期データ収集モードではゲートがOFFになると、そこまでのデータをメモリーに格納します。
メモリーは最大１００００回までのデータを格納できます。

２−４−６．ＲＵＮ（ｶｳﾝﾄ中）信号出力（デフォルト：TTL正論理）
ｶｳﾝﾀがｽﾀｰﾄしていて、ｹﾞｰﾄ信号が”Ｈ”のとき（＝ＬＥＤ点灯時）にＴＴＬﾚﾍﾞﾙの”Ｈ”信号が出力されます。
２台以上のﾓｼﾞｭｰﾙをご使用になる場合にこの信号を２台目のｹﾞｰﾄ信号とすることにより、１台目のﾓｼﾞｭｰﾙの制御で２台目の制御が行えます。
（２台目のﾓｼﾞｭｰﾙは常にｽﾀｰﾄ状態にしておき、ｹﾞｰﾄ信号でｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟを制御します）

３．カウントコマンド解説
３−１．通信コマンドについて通信に使用するコマンドは全てＡＳＣＩＩデータのみ処理します。
通信のデリミタは、送受信ともにＣＲ＋ＬＦコードとします。

３−２．カウンタ設定と設定状態読み出しコマンド
３−２−１．カウント値停止有効
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ENCS

カウント値停止を有効とします
プリセットカウンタ（ＣＨ７）が設定値までカウントするとカウンタを自動停止します。 GATEﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞでは、無効になります。

３−２−２．タイマー値停止有効
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ENTS

タイマ値停止を有効とします
タイマが設定値までカウント（タイムアップ）するとカウンタを自動停止
します。GATEﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞでは、無効になります。

３−２−３．カウンタ停止・タイマー停止無効
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
DSAS

カウンタ停止・タイマ値停止を無効とします
GATEﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞでは、自動的にｶｳﾝﾀ停止・ﾀｲﾏ停止が無効になります。
カウンタを停止させるには、ＳＴＯＰコマンドか、TTLのＳＴＯＰ信号入力
または、GATEﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞの停止条件が必要です。

３−２−４．モードの問合せ
問合せｺﾏﾝﾄﾞ形式
MOD?

カウンタの現在のモードを読出します。

回答
R̲SN̲T̲O

R: remote mode (fixed)
SN: single mode (fixed)
T: T/timer stop mode, C/counter stop mode, N/not stop mode
（電源投入時は前の状態を維持し、GATE同期ﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞでは"N"になります）
O: O/counter On, F/counter off（電源投入時は、counter offになります）
10/20

３−２−５．プリセットカウンタの設定と読み出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＳＣＰＲdddd・・・・

プリセットカウンタに１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はKctsです。
最大4,294,967Kctsまで設定できます。

ＳＣＰＲＦdddd・・・・

プリセットカウンタに１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はctsです。
最大4,294,967,295ctsまで設定できます。

問合せｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＣＰＲ？

ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀのｾｯﾄ値を読出します。

回答
０００１００００
ＣＰＲF？

１０進数８桁でＫcts単位で返送されます。（８桁を越えると自動延長）
ﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀのｾｯﾄ値を読出します。

回答
０００１００００

１０進数８桁でcts単位で返送されます。（８桁を越えると自動延長）

３−２−６．タイマプリセット値の設定と読み出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＳＴＰＲdddd・・・・

タイマにプリセット値を１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はmsです。 最大1,099,511,627msまで設定できます。

ＳＴＰＲＦdddd・・・・

タイマにプリセット値を１０進数でdddd・・・・を設定します
単位はμsです。 最大1,099,511,627,775μsまで設定できます。

問合せｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＴＰＲ？

タイマプリセット値を読出します。

回答
０００１００００
ＴＰＲＦ？

１０進数８桁でms単位で返送されます。（８桁を越えると自動延長）
タイマプリセット値を読出します。

回答
０００１００００

１０進数８桁でμs単位で返送されます。（８桁を越えると自動延長）

３−３．カウンタ操作コマンド
３−３−１．カウンタスタート
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
STRT

カウンタをスタートします。

３−３−２．カウンタストップ
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
STＯＰ

カウンタをストップします。

３−４．カウンタ・タイマ現在データ読み取り・クリアコマンド
３−４−１．全カウンタ・タイマ読み取りクリア
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＲＤＡＬ？

全カウンタ・タイマの現在値を読み取ります。

回答
１２３４５６７８９０ ２３４５６７８９０１ ３４５６７８９０１２ ・・・・・ ０１２３４５６７８９
11/20

１０進数１０桁でＣＨ０〜ＣＨ７，タイマの順に返送されます。
カウンタはcts単位、タイマはμｓ単位です。
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＣＬＡＬ？

全カウンタ・タイマをクリアします。

３−４−２．カウンタ読み取りクリア
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＣＴＲ？ｘｘ

カウンタｘｘ（００〜０７）の現在値を読み取ります。

ＣＴＲ？ｘｘｙｙ

カウンタｘｘ（００〜０６）からyy（０1〜０7）の現在値を読み取ります。

回答例
１２３４５６７８９０
１２３４５６７８９０ ２３４５６７８９０１ ３４５６７８９０１２ ・・・・・ ０１２３４５６７８９
１０進数１０桁で順に返送されます。
カウンタはcts単位です。
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＣＬＣＴｘｘ

カウンタｘｘ（００〜０７）の現在値をクリアします。

ＣＬＣＴｘｘｙｙ

カウンタｘｘ（００〜０６）からyy（０1〜０7）の現在値をクリアします。

ＣＬＰＣ

カウンタ０７（プリセットカウンタ）の現在値をクリアします。

３−４−３．タイマ読み取りクリア
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＴＭＲ？

タイマの現在値を読み取ります。

回答例
１２３４５６７８９０
１０進数１０桁で返送されます。
タイマ値はμｓ単位です。
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＣＬＴＭ

タイマの現在値をクリアします。

３−５．オーバーフロー内容問い合わせｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＡＬＭ？

オーバーフロー内容を問い合わせます。

回答例
overＸＸＸＸ−−

タイマが正常overＸＸＸＸＴＭ

タイマがオーバーフロー

ＸＸＸＸはカウンタのオーバーフローを１６進数で表します（１６ＣＨカウンタ互換のため４桁です）
例）
ｏｖｅｒ０００１−−

CH0がオーバーフローしていることを表します

ｏｖｅｒ０００９−−

CH0とCH３がオーバーフローしていることを表します。

ｏｖｅｒ００３９−−

CH0,CH３,CH4,CH5がオーバーフローしていることを表します。

ｏｖｅｒ０００ＡTM

ＣＨ１とCH３及びタイマがオーバーフローしていることを表します。

ｏｖｅｒ００００−−

オーバーフローはありません。

12/20

３−６．バージョン情報の容問い合わせｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＶＥＲ？

バージョン情報を問い合わせます

回答例
1.00 10-06-25 NCT08-01B
バージョン番号 日付 型式の順で返されます
３−７．その他のコマンド
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＦＬＧ？０

ＦＬＧ？１

ＦＬＧ？２
それぞれ内部フラグ８ﾋﾞｯﾄの状態を二桁の１６進数でを返します。

FLG?0 への回答

０４ などと返され以下の内容になります。

ｂ７：
ｂ６：
ｂ５：
ｂ４：
ｂ３： カウンタ３オーバーフロー
ｂ２： カウンタ２オーバーフロー
ｂ１： カウンタ１オーバーフロー
ｂ０： カウンタ０オーバーフロー
FLG?１ への回答

０４ などと返され以下の内容になります。

ｂ７：
ｂ６：
ｂ５：
ｂ４：
ｂ３：
ｂ２： カウンタ６オーバーフロー
ｂ１： カウンタ５オーバーフロー
ｂ０： カウンタ４オーバーフロー
FLG?２ への回答

０４ などと返され以下の内容になります。

ｂ７：
ｂ６： RUN OUT
ｂ５： COUNTER ON
ｂ４： タイマーオーバーフロー
ｂ３： カウンタ７オーバーフロー
ｂ２： TTL GATE
ｂ１： TTL STOP
ｂ０： TTL START
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＦＲＯＭ？

現在実行中のファームウェアが格納されているフラッシュＲＯＭ番号を調べます
詳細は ４．ファームウェアのバージョンアップを 参照下さい。

回答例
ＦＲＯＭ０， ＦＲＯＭ１ などと返されます。

13/20

ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＦＲＯＭ０

ファームウェアが格納されているフラッシュＲＯＭ番号を指定します。

ＦＲＯＭ１

詳細は ４．ファームウェアのバージョンアップを 参照下さい。

４．カウントデータ収集コマンド解説
４−１．カウントデータ収集コマンドについて
このコマンド群は、カウンタの時々刻々のデータの変化をメモリーに貯えて収集しようとする機能です。
収集するタイミングは、GATE信号を利用して外部からタイミングをとる方法と、内部タイマによる方法の２つがあります。 下図のタイミング図のように、カウント時間内のカウント数分増加したデータがメモリーに順次貯えられ（記憶され）ます。
START(COMM)

カウント時間（１０ｍｓ以上）
休止時間(200ns以上）

GATE（TTL IN)

COUNTING

COUNTING

COUNTING

または、内部タイマ
LATCH DATA(INTERNAL)MEMORY SAVE(INTERNAL)SAVE TIME

SAVE TIME

SAVE TIME

SAVE TIME >= 10ms が望ましいので、カウント時間＋休止時間 >= 10ms としてください。

４−２．データ収集準備コマンド収集されたデータはメモリー（０〜９９９９番地）に格納されます。
格納開始番地と格納終了番地が指定できます。
格納終了番地に達すると、データ収集は自動停止します。
現在収集中の格納番地が読み出せます。

４−２−１．現在データ番号クリア
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
CLGSDN

現在データ番号（データ格納開始番地）クリア
開始番地をゼロに設定します。

４−２−２．現在データ番号・全データクリア
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
CLGSAL

現在データ番号・全データをクリアます
データ格納開始番地をゼロに、全データメモリをクリアします。

４−２−３．現在データ番号セットと読出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
GSDNddd・・・

現在データ番号（データ格納開始番地）を１０進数でセットします。
ddd・・・ ： ０ 〜 ９９９９

問合せｺﾏﾝﾄﾞ形式
14/20

ＧＳＤＮ？

現在データ番号（データ格納開始番地）を読出します。

回答
０ 〜 ９９９９４−２−４．測定最終データ番号セットと読出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＥＤddd・・・

測定最終データ番号をセットします。
この番号までデータを取得後測定（データ収集）は自動終了します。

問合せｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＥＤ？

測定最終データ番号を読出します。

回答
０ 〜 ９９９９

１０進数で返送されます。

４−３ GATE信号同期データ収集コマンド
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＴＲＴ

ゲート同期データ収集スタート（電源投入直後は停止状態です）
４−２項の一連の準備の後でこのコマンドを与えると
GATE信号同期データ収集が開始されます。
GATE信号に同期して現在データ番号と最終データ番号で設定されたデータ数だけ収集されます。
STOPコマンドでデータ収集途中の強制停止もできます。

４−４ 内部生成クロック同期データ収集関連コマンド
NCT08-01Bの内部で生成したクロックに同期してデータが収集されます。
データ収集開始前に、クロックのON時間とOFF時間を設定しておく必要があります。
この動作を行うときには外部入力GATE信号は通常のGATE信号として働きます。
したがって、内部発生クロックに同期したデータのみを収集をする場合は GATE ONにしておきます。
（GATE ON ＝ 入力オープン:正論理時/デフォルトは正論理です）
４−４−１ ゲートタイマ ON 時間設定と読み出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＴＲＵＮddd・・・

ゲートタイマＯＮ時間設定（μｓ単位で１μｓから最大４，２９４，９６７，２９５μｓまで設定可能です）
設定範囲は OFF 時間との合計が１００００（＝１０ｍｓ）以上を推奨します。
データを収集するのに必要な時間を確保するためです。

ＧＴＲＵＮ？

ゲートタイマＯＮ時間読み出し

回答
２００００

２０ｍｓの場合、２００００などとμｓ単位で読み出せます。

４−４−２ ゲートタイマ OＦＦ 時間設定と読み出しｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＴＯＦＦddd・・・

ゲートタイマＯＦＦ時間設定（μｓ単位で０μｓから最大４，２９４，９６７，２９５μｓまで設定可能です。
０μｓのときは約２００ｎｓになります）
設定範囲は OＮ 時間との合計が１００００（＝１０ｍｓ）以上を推奨します。
データを収集するのに必要な時間を確保するためです。
15/20

ＧＴＯＦＦ？

ゲートタイマＯＦＦ時間読み出し

回答
２００００

２０ｍｓの場合、２００００などとμｓ単位で読み出せます。

４−４−３ ゲートタイマ同期データ収集スタート
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＴＳＴＲＴ

ゲートタイマ同期データ収集をスタートします。
電源投入直後は、停止状態です。
４−２−１〜３項、および４−３−１〜２の一連の準備の後でこのコマンドを与えるとゲートタイマ同期データ収集が開始されます。
ゲートタイマ信号（内部生成）に同期して設定されたデータだけ収集されます。
"STOP"コマンドでデータ収集中の強制停止もできます。

４−５ 同期データ収集動作共通コマンド
GATE IN 同期、 内部タイマクロック同期の双方のデータ収集に関する共通コマンドです。
４−５−１．カウンタストップ
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
STＯＰ

カウンタをストップします。
GATE同期、タイマ同期のデータ収集も停止します。

４−５−２．ゲート同期データ収集状態読み出し
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＴＳ？

ゲート同期データ収集状態を読み出します。

回答
Gate mode ON

ゲートモードでデータ収集中

Timer Gate mode ON タイマゲートモードでデータ収集中
Gate mode OFF

ゲートモードオフ

４−５−３．全データ読み出し（０〜現在データ番号まで）
ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＤＡＬ？

収集された全データ（０〜現在データ番号の一つ前まで）を読み出します。
データ収集直後の現在データ番号は最終データ＋１番になっています。
ch0

回答例

ch1

ch2 ・・・・

ch7

timer

00123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号０のデータ

00123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号１のデータ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
00123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号ｎのデータ（ｎ：最終番号）

データは１行に８つのカウンタ（ｃｈ０〜ｃｈ７）とタイマの順で出力されます。
各データは、５桁以下は頭にゼロをつけて５桁になるように出力されます。
５桁を超えると桁数にあわせたデータになります。

４−５−４．指定範囲データ読み出し
16/20

ｺﾏﾝﾄﾞ形式
ＧＳＤＲＤ？ｘｘｘｘｙｙｙｙ

データの指定範囲（xxxx〜yyyy番号まで）を読み出します。

ｘｘｘｘ, yyyy ：４桁以下は頭にゼロを並べて４桁で指定してください。
例） ＧＳＤＲＤ？01234567
123番から４５６７番までの出力を指定した例です
ch0
回答

ch1

ch2 ・・・・

ch7

timer

02123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号123のデータ

03123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号124のデータ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
04123, 00456, 07890, ・・・・・ , 01234, 234567← 番号4567のデータ

データは１行に８つのカウンタ（ｃｈ０〜ｃｈ７）とタイマの順で出力されます。
各データは、５桁以下は頭にゼロをつけて５桁になるように出力されます。
５桁を超えると桁数にあわせたデータになります。
５．ファームウェアのバージョンアップ
NCT08-01Ｂはﾌｧｰﾑｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが通信環境を使って行えます
大まかな手順は以下の通りです
USBまたはLANのどちらをお使いいただいても結構です。
http://www.tsuji-denshi.co.jp/manual̲pdf/pm16c̲04xd̲vup̲soft.pdf にダウンロード用ソフト取扱説明書、
http://www.tsuji-denshi.co.jp/download̲file/lan̲rs̲file̲send.EXE にダウンロード用ソフトをアップロードしてありますので、ご利用ください。
ここではﾌﾘｰｿﾌﾄのTeraTermでLANを使ってｲﾝｽﾄｩｰﾙすることとして説明します① ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ用のﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙをツジ電子のHPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、解凍しておきます② TeraTerm を起動します
LANの場合はTCP/IPを選択しNCT08-01BのIPｱﾄﾞﾚｽとﾎﾟｰﾄ番号を入力します
USBの場合はSERIALを選択しUSBが確保したPORT番号(COMX)を選びます。
SETUP -> TerminalでNew-lineの設定をReceive Transmit 共に CR+LF にします
Local echoにﾁｪｯｸﾏｰｸを入れて OK とします
VER?と入力して答が返ってくれば正しく接続されています③ TeraTermの File -> Send fileをｸﾘｯｸするとﾌｧｲﾙ選択窓が開きますので、①で用意したﾌｧｲﾙを指定し、開くﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが開始されます④ TeraTermによりﾌｧｲﾙがNCT08-01Bに送られる様子がﾊﾟｿｺﾝの画面でご覧になれます
NCT08-01B側では受信中のｻｲﾝ"COUNT"ﾗﾝﾌﾟがゆっくり点滅します⑤ 約20秒でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが終わると"COUNT"ﾗﾝﾌﾟが速い点滅に変わり、ROM書き込みを開始します
約5秒で書き込みが完了すると"COUNT"ﾗﾝﾌﾟは消灯して、書き込み完了となります⑥ TeraTermを終了してTCP/IPまたはUSBの接続を切ってからNCT08-01Bの電源を切り、再びNCT08-01Bの電源を入れるとﾊﾞｰｼﾞｮﾝが新しくなって立ち上がります
電源を切らずに、"REST"コマンドでも再スタートできます。
NCT08-01B内には２つのフラッシュROM（以下FROM)が搭載されており、新しいﾌｧｰﾑｳｪｱは
現在使われていないFROMに書き込まれ、書込が終了すると新しく書き込まれたROMが指定されます。
17/20

従って、書込終了後に"REST"ｺﾏﾝﾄﾞや電源再立ち上げで新しいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがｽﾀｰﾄします。
"FROM?"ｺﾏﾝﾄﾞでどちらのFROMが使われているかを知ることができます。
"FROM0", "FROM1"などと応答があります。
"FROM0", "FROM1" ｺﾏﾝﾄﾞでROMを指定することもできます。
指定した後で"REST"ｺﾏﾝﾄﾞや電源再立ち上げで指定したFROMのﾊﾞｰｼﾞｮﾝでｽﾀｰﾄします。
古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝでの動作と比較してみたい場合などにこの機能をお使い下さい
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞに失敗してﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが立ち上がらなくなったら内蔵ROMに古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝが入っているのでこれを立ち上げて回復できます
以下にその手順を示します
１．電源を切って左側蓋を開け、ﾌﾟﾘﾝﾄ基板 上のﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの2をON側にします(1はOFFのままです）
２．裏面ﾊﾟﾈﾙのGATE入力をｼｮｰﾄしながら電源を入れると、"COUNT"LEDが約15秒点滅し、その後LEDの消灯状態になって終了します
３．再び電源を切ってﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの2をOFFにします（1はOFFのままです）
４．電源を再投入するとV1.00のﾌｧｰﾑｳｪｱで立ち上がります
ここから先はもう一度最新のﾌｧｲﾙを上記①から⑥の手順で書き込んでください
６．複数のカウンタの同時制御２台以上のカウンタを同時制御できます。
NCT08-01Bは、８ＣＨのカウンタが内蔵されていますが、９ＣＨ以上のカウンタを同時制御で使いたい場合
複数のNCT08-01Bを使って実現することができます。
概略は以下のようになります。
１台目のカウンタのRUN(TTL OUT)を２台目のカウンタのGATE(TTL IN)に接続します。
同様に３台目以降も可能です。
２台目以降のｶｳﾝﾀに"DSAS"ｺﾏﾝﾄﾞで自動停止禁止を送っておきます。
２台目以降のｶｳﾝﾀを"STRT"ｺﾏﾝﾄﾞでｽﾀｰﾄさせます。
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀに外部からのｹﾞｰﾄ信号を入力します。
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀにﾀｲﾏ停止の準備をします（"CLTM"、"ENTS","STPRdddd")
必要ならば１台目のｶｳﾝﾀにｶｳﾝﾀ停止の準備をします（"CLPC"、"ENCS","SCPRdddd")
１台目のカウンタを"STRT"ｺﾏﾝﾄﾞでｽﾀｰﾄさせます。
この手順で複数台のﾀｲﾏを同じﾀｲﾐﾝｸﾞでｶｳﾝﾄ開始・停止できます。
同様に、ゲート信号同期データ収集機能により、複数台のNCT08-01Bにより８×nチャンネルのデータ収集が、可能です。
７．カウンタの使用注意事項
NCT08-01Bは高速でｶｳﾝﾄする途中経過を正しく把握するために、ｶｳﾝﾄの途中でﾃﾞｰﾀ読み出しｺﾏﾝﾄﾞがあると、約１２０nsｶｳﾝﾄを停止し、３２ﾋﾞｯﾄのﾃﾞｰﾀをﾗｯﾁします。 同時にﾀｲﾏも停止されます。
毎秒２０回読み出しが行われると、毎秒 １２０ns×２０＝２．４μs 時間ｶｳﾝﾀが停止することになります。
１回の読み出しに要する停止時間は皆同じで、たとえ一つのｶｳﾝﾀの読み出しであっても、全てのｶｳﾝﾀとﾀｲﾏは同時に停止しますので、少ないｺﾏﾝﾄﾞでたくさんの情報を読み出した方が安全です。
ﾀｲﾏ停止ﾓｰﾄﾞやｶｳﾝﾄ値停止ﾓｰﾄﾞでは、読み出しによるｶｳﾝﾀ停止にに伴う誤差は無いものと考えられます。
外部からのｹﾞｰﾄ信号内のﾊﾟﾙｽをｶｳﾝﾄする場合は、ｹﾞｰﾄ信号から読み出し時間を引いた分だけｶｳﾝﾄ
時間が短くなりますので注意が必要です。
ｶｳﾝﾄの途中でｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀを読み出さない場合はこれらの注意は必要ありません。

18/20

複数台のｶｳﾝﾀを同時制御で使う場合（６．複数のｶｳﾝﾀの同時制御 参照）のご注意
複数台のｶｳﾝﾀを同時制御でお使いになる場合、それぞれのｶｳﾝﾀの途中経過を読み出す場合には読み出されるｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）のみが、読み出し毎に１２０ns の時間、ｶｳﾝﾄを停止します。
従って、ｶｳﾝﾄﾊﾟﾙｽの状況と読み出しﾀｲﾐﾝｸﾞや読み出し回数のばらつきにより、各ｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）間のｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀに誤差が生じることになりますので、注意が必要です。
例） あるｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）のみ毎秒２０回読み出した場合読み出されたｶｳﾝﾀ（ﾓｼﾞｭｰﾙ）の時間は毎秒 １２０ns×２０＝２．４μs 遅れます。
また、ｶｳﾝﾄ誤差が ２．４μs／１s (0.00024%)発生します。
８．外部機器との接続

５Ｖ
LEMO

10K

TTL ICGATE INPUT
GND

LEMO

TTL ICSTART, STOP
GND

10K
GND

SLIDE SW

TTL LEVELLEMO
CH0〜CH8
COUNT IN

TTL IC

10K
GND

GND
51

NIM LEVEL

GND

19/20

NIM LEVELRECEIVER

９．性能・仕様
電源ｶｳﾝﾀ入力NIM DC +6V 0.５A以下, -6V 0.3A以下
TTL ﾚﾍﾞﾙ入力 電圧ﾚﾍﾞﾙ 3.3V or 5V
Ｚin = 10KΩ(3.3V〜5V)

ｶｳﾝﾄ周波数 １５０ＭＨz以上

NIM ﾚﾍﾞﾙ入力

電流ﾚﾍﾞﾙ -12mA〜-36mA:"1" -4mA〜+20mA:"0"Ｚin = 50Ω
ｶｳﾝﾄ周波数 ３００ＭＨz以上

ﾀｲﾏ機能

入力ｺﾈｸﾀLEMO ERA00250CTL 相当

ﾁｬﾝﾈﾙ数
桁あふれ信号

０〜７ﾁｬﾝﾈﾙ (ＣＨ７はﾌﾟﾘｾｯﾄｶｳﾝﾀ）
ｶｳﾝﾀがｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰしたときに"over"ﾃﾞｰﾀ返送

ｶｳﾝﾄ桁数

３２ﾋﾞｯﾄ（０〜４，２９４，９６７，２９５）

ﾁｬﾝﾈﾙ数
分解能・精度

１ﾁｬﾝﾈﾙ ４０ﾋﾞｯﾄ １〜１，０９９，５１１，６２７，７７５μs
0.000001秒(1μs)
精度 0.005%

設定時間

1〜 １，０９９，５１１，６２７，７７５μs または ms 単位設定可

fixedｶｳﾝﾀ機能 ﾁｬﾝﾈﾙ数
設定ｶｳﾝﾄ数

１ﾁｬﾝﾈﾙ CH７ 固定
1〜 ４，２９４，９６７，２９５cts または Ｋcts 単位設定可

ｶｳﾝﾄﾓｰﾄﾞ

ｽﾀｰﾄﾄﾘｶﾞまたは"STRT"ｺﾏﾝﾄﾞで、設定時間または設定
ｶｳﾝﾄ数内の入力ﾊﾟﾙｽを１回だけｶｳﾝﾄしますsingle mode

ｽﾄｯﾌﾟﾄﾘｶﾞまたは、"STOP"ｺﾏﾝﾄﾞで途中停止できます
設定時間停止、設定ｶｳﾝﾄ数停止を禁止するとｽﾄｯﾌﾟﾄﾘｶﾞ
ｶｳﾝﾄﾃﾞｰﾀ
収集ﾓｰﾄﾞ

TTL ｹﾞｰﾄ IN

ｶｳﾝﾄ中LED
ｶｳﾝﾄ中OUT

ｺﾝﾄﾛｰﾙ入力
通信機能
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ｹｰｽ

または"STOP"ｺﾏﾝﾄﾞで停止するまでｶｳﾝﾄします
GATE同期GATE信号に同期してGATE ON時間毎の累計データを自動ﾃﾞｰﾀ収集ﾓｰﾄﾞ 収集します。 最大１００００ﾃﾞｰﾀ。
内部ﾀｲﾏｸﾛｯｸ

GATE ON時間とOFF時間の合計は10ms以上必要です
内部ﾀｲﾏｸﾛｯｸに同期してｸﾛｯｸ ON時間毎の累計データを同期ﾃﾞｰﾀ収集
ﾓｰﾄﾞ

自動収集します。 最大１００００ﾃﾞｰﾀ。
ｸﾛｯｸ ON時間とOFF時間の合計は10ms以上必要です

外部GATE入力により、全ｶｳﾝﾀ及びﾀｲﾏに同時ｹﾞｰﾄがかけられます。
ｵｰﾌﾟﾝまたは"H"でｶｳﾝﾄします。内部スイッチで論理反転できます。
GATE同期データ収集モードの同期信号になります。
ｶｳﾝﾄ中を示すLED(緑)があります
ｶｳﾝﾄ中を表すTTL出力があります。
複数のﾓｼﾞｭｰﾙを使用する場合この出力を次の段のﾓｼﾞｭｰﾙのTTLｹﾞｰﾄINに入力することにより最上位のﾓｼﾞｭｰﾙで同時にｺﾝﾄﾛｰﾙできます
内部スイッチで論理反転できます
ｶｳﾝﾀｽﾀｰﾄ入力(TTL IN 立上り) ｶｳﾝﾀｽﾄｯﾌﾟ入力(TTL IN 立上り）
内部スイッチで論理反転できますLAN, USB
通信回線を通したﾌｧｰﾑｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ機能があります
NIM 1 UNIT
その他ご不明の点は、下記宛お問い合わせ下さい。
ツジ電子株式会社 開発・設計部〒300-0013 茨城県土浦市神立町３７３９
TEL 029-832-3031（代表） FAX 029-832-2662
E-mail : info2@tsuji-denshi.co.jp

20/20