ISSN 2432-7654

JJADD
Sep. 2019

日本デジタル歯科学会誌
The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry

Vol.9 No.2
Sep. 2019

第10回日本デジタル歯科学会

The 10th Annual Meeting of the Japan Academy of Digital
Dentistry

第５回国際デジタル歯科学会

The 5th Annual Meeting of the International Academy for
Digital Dental Medicine

Program（Schedule and Abstracts）

10月4日（金）〜6日（日）2019年

奈良春日野国際フォーラム 甍第10回日本デジタル歯科学会

The 10th Annual Meeting of the Japan Academy of Digital
Dentistry

第５回国際デジタル歯科学会

The 5th Annual Meeting of the International Academy for
Digital Dental Medicine

Program（Schedule and Abstracts）

10月4日（金）〜6日（日）2019年

奈良春日野国際フォーラム 甍

大

会

長

末瀬一彦（大阪歯科大学）

実行委員長

矢谷博文（大阪大学）

準備委員長

中村隆志（大阪大学）

ࢸ ࣮ ࣐㸸 ᨾ▱᪂ ࠸࡟ࡋ࠼ࡢ㒔࡛᭱᪂ࡢࢹࢪࢱࣝࢹࣥࢸ࢕ࢫࢺ࣮ࣜࢆㄒࢁ࠺㸟኱ ఍ 㛗㸸ᮎ℩ ୍ᙪ㸦኱㜰ṑ⛉኱Ꮫ㸧ᐇ⾜ጤဨ㛗㸸▮㇂ ༤ᩥ㸦኱㜰኱Ꮫ㸧‽ഛጤဨ㛗㸸୰ᮧ 㝯ᚿ㸦኱㜰኱Ꮫ㸧‫ ڦ‬会場のご案内఍ሙࡢࡈ᱌ෆ ‫ڦ‬■■ዉⰋ᫓᪥㔝ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⏉㹼I࣭RA࣭KA㹼
ࠛ630-8212 ዉⰋᕷ᫓᪥㔝⏫ 101
TEL 0742-27-2630
࣭ᚐṌ㏆㕲ዉⰋ㥐 2 ␒ฟཱྀࡼࡾᚐṌ 20 ศ࣭ࣂࢫ㸦1㸧㏆㕲ዉⰋ㥐 5 ␒ฟཱྀࡼࡾዉⰋ஺㏻ࣂࢫ 1 ␒ࡢࡾࡤ
㸦2㸧JR ዉⰋ㥐ࡼࡾዉⰋ஺㏻ࣂࢫᮾཱྀ 2 ␒ࡢࡾࡤ
㸦1㸧
ࠊ
㸦2㸧࡜ࡶ
ࠕ᫓᪥኱♫ᮏẊࠖ⾜ࡁࠕዉⰋ᫓᪥㔝ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ⏉๓ࠖୗ㌴ࡍࡄཪࡣࠊ
ࠕᕷෆᚠ⎔㸦እᅇࡾ㸧ࠖࣂࢫࠕᮾ኱ᑎ኱௖Ẋ࣭᫓᪥኱♫๓ࠖୗ㌴ࠊ኱௖Ẋ஺ᕪⅬᮾ࡬ᚐṌ 3 ศ■ Access & Venue ■Venue: Nara Kasugano International Forum IRAKA
http://www.i-ra-ka.jp/en/

Address: Kasugano-cho, Nara 630-8212
TEL: +81-742-27-2630 FAX: +81-742-27-2634-2-

大会長挨拶
第 10 回日本デジタル歯科学会・
第 5 回国際デジタル歯科学会 開催にあたって
末瀬一彦（一社）日本デジタル歯科学会 理事長
第 10 回日本デジタル歯科学会・第 5 回国際デジタル歯科学会 大会長

Welcome to Nara in Japan!
Nara was the ﬁrst permanent capital of Japan, and we look back upon the past analog dental treatment,
and discuss the newest digital dentistry at this place.
Although dental treatment has been supported by analog technical capabilities from former times, we
can provide a patient with the safety, high quality and quickly supported with the scientiﬁc evidence andprogress of the latest digital technology from now.
In this scientiﬁc conference, it is a golden opportunity to get to know the current technology in the world
and check the position of Japan.
We will get much fresh information and would like you to enjoy this conference so that useful
information can be studied for tomorrowʼs dental treatment at the heart of Japanʼs history.
Everyone who participates in this conference should enjoy sightseeing in Nara.
Thank you!
October 2019
5 International Academy for Digital Dental Medicineth

10th Japan Academy of Digital Dentistry

President

Kazuhiko SUESE

このたび，奈良で学術大会を開催するにあたりまして本学会会員各位，賛助企業の皆様方をはじめ多くの関係者のご協力のおかげで盛大に開催できますことに心より厚く感謝申し上げます．
奈良の地は日本の起源であり，平城京として最初に日本が統治された地であります．多くの寺社仏閣があり，自然の美しさを楽しむことができ，日本酒の発祥の地でもあります．
日本デジタル歯科学会は 2010 年 3 月に日本歯科 CAD / CAM 学会として設立され，その後，東京，大阪，福岡，札幌，盛岡で時に応じた大会テーマのもと継続的に開催してまいりました．今回最初の節目として 10 回目の学術大会を迎えることは感慨もひとしおです．会員数も着実に増加し現在 700名を超え，本学会を側面から支えていただいております賛助企業も 50 社を超えています．歯科医療の潮流に合わせ，まさに成長期の学会であります．当初は，CAD / CAM システムが日本に導入されて間もないころでしたが，将来的には確実に補綴治療の中心的役割を果たすことを期待し，さらに画像診断，各種検査機器，治療機器そして電子カルテなどにもデジタル化が浸透してきたのをきっかけ-3-

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2に「日本デジタル歯科学会（Japan Academy of Digital Dentistry）」と改称し，一般社団法人格も取得してまいりました．現在の歯科医療においては，補綴治療，インプラント治療，矯正治療をはじめ多くの領域でデジタ
ルテクノロジーへのパラダイムシフトが行われ，患者に対して安全，安心，信頼できる歯科治療に発展してまいりました．世界に冠たる日本の医療保険制度においても画像診断や CAD/CAM 冠が導入され，今後ますま
す広範囲にわたってデジタルテクノロジーが提供されていくでしょう．
一方，2015 年にスイス チューリッヒで設立された国際デジタル歯科学会（International Academy for Digital

Dental Medicine）はプサン，ベルリン，上海で開催され，今回 5 回目の学術大会が奈良で開催されることになりました．2 年に 1 度ケルンで開催される IDS とともに，世界のデジタル歯科医療の現状が報告され，最新情報が提供されています．
日本の歯科医療は，元来「経験値に基づく技術力」が中心で，歯科技工を中心に世界に発信してまいりました．昔から継承されてきたアナログ的な技術力を大切にし，さらに，最新のデジタルテクノロジーをコラボレー
ションさせることによって，安全，高品質，迅速に歯科医療が実践されるようになってきました．
今回の学術大会では，これまで培われてきたアナログ的な卓越した技術を振り返りながら，新しいデジタル
テクノロジー，マテリアルを取り入れた歯科医療の粋を体験していただきたいと思います．デジタルデンティ
ストリーにおける世界の最新情報を研鑽するとともに，日本の立ち位置を考える機会にしたいと思います．
本学会に参加された皆様方にお楽しみ頂き，一つでも多く新鮮な情報を取得されますことを心より祈念申し
上げます．

Vol.9, No.2, 2019-4-

■タイムテーブル
1 日目

2019 年 10 月 4 日（金）第一会場

IADDM 展示会場

JADD
展示会場

JADD
理事会会場

IADDM 控室

本館 2 階 レセプションホール1

本館 2 階 会議室 3・4

別館 1階
レセプションホール2

別館 2 階
会議室 6

本館 小会議室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

JADD
理事会

11:00〜12:00

Registration
Welcome address

IADDM 会長講演

Wael Att（13:10〜13:50）

IADDM 特別講演 1

伴 清治（13:50〜14:30）
Coﬀee break

IADDM 特別講演 2
IADDM 特別講演 3

山下 恒彦（15:30〜16:10）
Coﬀee break

17：00

船登 彰芳（16:30〜17:10）

19：00

IADDM
企業展示

Her Soo-Bok（14:50〜15:30） 13:00〜17:00

16：00

18：00

IADDM
ポスター
貼付

受付

IADDM
ポスター
発表

13:00〜17:00

JADD
企業展示

13:00〜17:00

IADDM 特別講演 4
IADDM 特別講演 5

草間 幸夫（17:10〜17:50）

Welcome garden party
18:00〜20:00

20：00

-5-

IADDM
理事会

10:00〜12:00

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

2 日目

9：00

2019 年 10 月 5 日（土）
第一会場

第二会場

第三会場

第四会場

本館 2 階 レセプションホール1

本館 1階 能楽ホール

別館 2 階 会議室 5

別館 2 階 会議室 6

IADDM 特別講演 6

Jacob G. Park（9:00〜9:40）

10：00
11：00

IADDM 特別講演 7

Marco Ferrari（9:40〜10:20）
Coﬀee break

IADDM 特別講演 8

Clemens Schwerin（10:40〜11:20）

大会長講演

IADDM 特別講演 9

12：00
13：00

Anthony S.Mennito（11:20〜12:00）

15：00
16：00

ランチョンセミナー 2㈱トクヤマデンタル 12:20〜13:10

18：00

ランチョンセミナー 3

YAMAKIN ㈱小濱 忠一（13:20〜14:00）

土屋 賢司（14:00〜14:40）
Coﬀee break

夏堀 礼二（14:00〜14:40）
Coﬀee breakThomas F. Flemming（15:00〜15:40）

大久保 力廣（15:00〜15:40）

IADDM 特別講演 11

臨床セミナー 4

IADDM 特別講演 12
IADDM 特別講演 13

口腔内スキャナー
体験ルーム

臨床セミナー 5

13:30〜17:00

口腔内スキャナー
体験ルーム
13:30〜17:00

臨床セミナー 6

林 直樹（15:40〜16:20）

山田 尋士・橋場 千織（15:40〜16:40）

Yongsheng Zhou（16:20〜16:50）

IADDM 総会 17:00〜17:35
IADDM 閉会式 17:35〜17:50
雅楽 18:00〜18:30

19：00

懇親会 Gala Dinner

20：00

奈良ホテル

19:00〜20:30

コンペティション会場

IADDM 展示会場

JADD 展示会場

コンペティション会場

本館 1階 会議室1・2

本館 2 階 会議室 3・4

別館1階 レセプションホール2

別館 2 階 会議室 7

9：00

JADD ポスター貼付
9:00〜10:00

10：00
11：00
12：00
IADDM
企業展示

13：00

9:00〜17:00

14：00
15：00
16：00

IADDM
ポスター発表9:00〜16:30

JADD ポスター発表
JADD 企業展示
10:00〜17:00

口腔内スキャナー
コンペティション

CAD/CAM 技工作品
コンペティション展示

13:20〜17:00

13:20〜17:00

17：00

IADDM
ポスター討論16:30〜17:30

18：00
19：00
20：00

Vol.9, No.2, 201912:20〜13:10

臨床セミナー 3

Byung-Ho Choi（13:20〜14:00）

IADDM 特別講演 14

17：00

臨床セミナー 2

十河 基文（11:40〜12:20）

12:20〜13:10

IADDM 特別講演 10

14：00

臨床セミナー 1

金田 隆（11:00〜11:40）

ランチョンセミナー 1
㈱松鳳

10:20
JADD 開会式

末瀬 一彦（10:30〜11:00）

懇親会 Gala Dinner

奈良ホテル

19:00〜20:30

-6-

3 日目
8：00

9：00

2019 年 10 月 6 日（日）
第一会場

第二会場

第三会場

第四会場

本館 2 階 レセプションホール1

本館 1階 能楽ホール

別館 2 階 会議室 5

別館 2 階 会議室 6

シンポジウム 1

日本臨床歯科 CADCAM 学会（JSCAD）

10：00

高場 雅之
北道 敏行
佐々木 英隆（9:00〜10:40）

臨床セミナー 7

佐藤 博信（9:30〜10:20）

企業デモンストレーション

臨床セミナー 8（9:15〜11:15）

野林 勝司（10:20〜11:00）

11：00

柳 崇貴・㈱ヨシダ

口腔内スキャナー
体験ルーム

Coﬀee break

臨床セミナー 9

12：00

9:30〜13:00

林 直樹（11:10〜12:00）

ランチョンセミナー 5

ランチョンセミナー 4
㈱モリタ

13：00

12:00〜12:50

シンポジウム 2

日本臨床歯科学会（SJCD）

14：00

ストローマン・ジャパン㈱貞光 謙一郎
松川 敏久
木本 克彦（13:00〜14:40）

12:00〜12:50

臨床セミナー 10

水木 信之（13:00〜13:50）

臨床セミナー 11

西村 好美（13:50〜14:40）

企業デモンストレーション
樋口 鎮央・和田精密歯研㈱（13:00〜15:00）

臨床セミナー 12

15：00

佐藤 琢也（14:40〜15:30）
JADD 閉会式 15:30〜16:00

16：00

17：00

8：00

IADDM 展示会場

JADD 展示会場

コンペティション会場

本館 2 階 会議室 3・4

別館 1 階 レセプションホール2

別館 2 階 会議室 7

9：00
JADD ポスター発表
JADD 企業展示

10：00

9:00〜15:10

JADD ポスター討論
10:30〜11:15

11：00

12：00

IADDM
企業展示

IADDM
ポスター発表9:00〜15:10

9:00〜15:10

CAD/CAM 技工作品
コンペティション展示
9:00〜15:10

JADD のみポスター発表
JADD スポンサー企業展示

13：00

9:00〜15:10

14：00

15：00
IADDM
ポスター撤去

16：00

15:10〜16:00

JADD ポスター撤去
15:10〜16:00

CAD/CAM 技工作品
コンペティション撤去
15:10〜16:00

17：00

-7-

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

■ TimeTable
Day 1 2019.10/4（Friday）
Day 1

8:00

2019.10/4（Friday）
IADDM Session

IADDM
Poster and Exhibition

JADD
Poster and Exhibition

JADD Board Meeting

IADDM Board Meeting

Main Building 2F
Reception Hall 1

Main Building 2F
Meeting Room 3 ・ 4

Annex Building 1F
Reception hall 2

Annex Bulding 2F
Meeting Room 6

Main Building 2F
Small Meeting Room

9:00

10:00

IADDM
11:00

JADD
Board of directors
11：00-12：00

12:00

IADDM
PosterPreparation

Registration
13:00

Welcome address

Prof. Wael Att
President
LectureChairman's
Lecture(13:10(13 : 13:50)
10-13 : 50)
14:00

Prof. Seiji Ban
13：50-14：30
Coffee break

15:00

Dr. Her Soo-Bok
14：50-15：30

16:00

Mr. Tommy Yamashita
15：30-16：10

17:00

Dr. Akiyoshi Funato
16：30-17：10

IADDM
Exhibition
13：00-17：00

IADDM
PosterPresentation
13：00-17：00

JADD
Company display
13：00-17：00

Coffee break

Dr. Yukio Kusama
17：10-17：50
18:00

19:00

Welcome Garden Party
18：00～20：00

20:00

Vol.9, No.2, 2019-8-

Board meeting
10:00-12:00

Day 2 2019.10/5（Saturday）

Day 2

2019.10/5（Saturday）

8:00

IADDM Session

JADD Session

JADD Seminar

JADD Seminar

JADD Competition

IADDM Poster and Exihibiton

JADD Poster and Exihibition

JADD Competition

Main Building 2F
Reception Hall 1

Main Building 1F
Nogaku Hall

Annex Building 2F
Meeting Room 5

Annex Building 2F
Meeting Room 6

Main Building 1F
Meeting Room 1 ・ 2Main Building 2F
Meeting Room 3 ・ 4

Annex Building 1F
Reception Hall 2

Annex Building 2F
Meeting Room 7

9:00

Prof. Jacob Park
9：00-9：40

JADD
Poster attached

10:00

Prof. Marco Ferrari
9：40-10：20

9:00-10:00

Coffee break

10:20 ＪＡＤＤ Opening ceremony

11:00

Mr. Clemens Schwerin
10：40-11：20(10 : 30Prof.
KazuhikoSuese
Suese(10:30－
Dr．Kazuhiko

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Prof.
Prof.Anthony
AnthonyS.Mennito
Mennito11：20-12：00

Chairman's
lecturePresident lecture

Prof. Takashi Kaneda
11:00-11:40

Dr．Motofumi Sogou

IADDM

11:40-12:20

Luncheon Seminar 1

Luncheon Seminar 2

Luncheon Seminar 3

SHOFU Inc.

Tokuyama Dental Corp.

YAMAKIN Co., Ltd

12：20～13：10

12：20-13：10

12：20-13：10

Prof.Byung-Ho
Byungho Choi
Prof.
Choi
13:20-14：00

Dr．Tadakazu Obama

Dr. Kenji Tsuchiya
14：00-14：40

Dr．Reiji Natsubori

ＩADDＭ
Exihibition

PosterPresentation

9：0016：30

9：0017：00

13：20-14：00

10:00-17:00

14:00-14:40

Coffee break

Coffee break

Prof.
Prof.ThomasThomasF.Flemming
Flemming
15：00-15：40

OhkuboProf. Chikahiro Okubo

Mr. Naoki Hayashi
15：40-16：20

Dr．Hiroshi Yamada
Dr．Chiori Hashiba

Prof. Yongsheng Zhou

15：40-16：40

15：00-15：40

Intraoral scanner
Exihibition

Intraoral scanner
Experience

13:30-17:00

13:30-17:00

CAD/CAＭTechnical work
Competition display

Intraoral scanner
Competition
13:20-17:00

13:20-17:00

IADDM

16:20-16:50

17:00

JADD
Poster Presentation
andExibition

Poster

IADDM General Assembly

Discussion
16：30-17：30

17：00～17：35

Closing Ceremony
17:35～17：50

18:00

Gagaku18：00-18：30
19:00

Gala Dinner at Nara Hotel

20:00

19：00-20：30

Day 3 2019.10/6（Sunday）

Day 3

8:00

2019.10/6（Sunday）
JADD Session 1

JADD Session 2

JADD Seminar

JADD Seminar

IADDM Poster and Exhibition

JADD Poster and Exihibition

JADD Competition

Main Building 2F
Reception Hall 1

Main Building 1F
Nogaku Hall

Annex Building 2F
Meeting Room 5

Annex Building 2F
Meeting Room 6

Main Building 2F
Meeting Room 3 ・ 4

Annex Building 1F
Reception Hall 2

Annex Building 2F
Meeting Room 7

Prof.Hironobu Sato

YOSHIDA DENTAL TRADE
DISTR. Co., Ltd

9:00

Symposium 1

JADD
Poster Presentationand Exihibition(JSCAD)
10:00

Dr.Masayuki Takaba
Dr.Toshiyuki Kitamichi
Dr.Hidetaka Sasaki

9：00-10：40

9:30-10:20

Mr.Katsushi Nobayashi
10:20-11:00

11:00

9：00-15：10

3D Printer
Product and Demonstration
9：15-11：15

Mr.Naoki Hayashi

10:30-11:15

9:30-13:00

11:10-12:00
12:00

JADD
Poster Discussion

Intraoral Scanner
Experience Room

Coffee break

Luncheon Seminar 4

Luncheon Seminar 5

J. Morita Corp.

Institut Straumann AG

12：00-12:50

12：00-12:50

ＩADDＭ
PosterExihibition presentatio
9：00-15：10

n
9：00-15：10

13:00

Symposium 2（SJCD）
14:00

Dr.Kenichiro Sadamitsu
Dr.Toshihisa Matsukawa
Dr.Katsuhiko Kimoto

13：00-14：40
15:00

Dr.Nobuyuki Mizuki
13：00-13：50

Wada Precision Dental
Laboratories Co., Ltd

Mr.Yoshimi Nishimura

3D Printer
Product and Demonstration

13:50-14:40

CAD/CAＭTechnical work
Competition
Exhibition

IADDM

JADD
Poster Presentation
andExihibition

9：00-15：10

9：00-15：10

13：00－15：00

Dr.Takuya Sato
14:40-15:30

IADDM
PosterRemoval

JADD Closing Ceremony
15:30-16:00

15：10-16：00

16:00

17:00

18:00

-9-

JADD
Poster Removal
15：10-16：00

CAD/CAＭTechnical work
Removal
15：10-16：00

Ϝ‫ܣ‬ഒӈ‫ۈ‬Ϝ‫ܣ‬ഒӈ‫ۈ‬The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

本館 2Ｆ
Ϝ‫ܣ‬ഒӈ‫ۈ‬■ 会場案内図
本館 2Ｆ

Venue map
ＪＡＤＤ展示会場 1

本館 2Ｆ

2F
本館 2Ｆ Main Building
ＪＡＤＤ展示会場 1
ＩＡＤＤＭ
展示会場

1Ｆより ＪＡＤＤ展示会場第一会場
1 JADD Exhibition 1
ＪＡＤＤ展示会場 1（レセプションホール 1）（会議室 3・4）

ＩＡＤＤＭ
展示会場

1Ｆより

第一会場
（レセプションホール 1）（会議室 3・4）

ＩＡＤＤＭ
ＩＡＤＤＭ1Ｆより1Ｆより
展示会場
展示会場

第一会場 第一会場（レセプションホール 1）（レセプションホール 1）（会議室 3・4）（会議室 3・4）First venue

IADDM
Poster and Exhibition(Reception Hall 1)(Meeting Room 3･4)

本館
Main Building 1F
本館
1Ｆ1Ｆ
別館 2Ｆへ Annex Building 2F

別館 2Ｆ

別館 2Ｆへ
本館 1Ｆ

本館別館
1Ｆ2Ｆへ

別館 2Ｆ

別館 2Ｆへクローク 2

コンペティション
コンペティション
会場（会議室 1・2）

Cloakコンペティション
2
クローク 1Competition
venue
会場
2
2Ｆへ
（会議室
1・2） Room 1･2)
(Meeting

クローク 1
Cloak 1

クローク 2

コンペティション
2Ｆへ
会場

第二会場

2Ｆへ

（能楽ホール）

総合受付

総合受付

GeneralReception

総合受付（会議室 1・2）（能楽ホール）Second venue(Nogaku Hall)

2Ｆへ

第二会場

（会議室 7）（能楽ホール）

1Ｆへ

別館 2Ｆ
別館 2Ｆ Annex Building 2F

別館 1Ｆ（会議室 7）

1Ｆへ

本館 1Ｆより総合受付
Main Entrance
本館正面玄関本館正面玄関

コンペティション
第四会場
会場（会議室 6）

コンペティション会場

本館正面玄関クローク 1（会議室 5）

第二会場（能楽ホール）（会議室 1・2）
会場
クローク 2

クローク 1

第三会場

第二会場

本館

別館 1Ｆ Annex Building 1F

本館正面玄関第三会場（会議室 5）

第三会場

Third venue（会議室 5）(Meeting Room 5)

ＪＡＤＤ展示会場２
ポスター会場
会員休憩コーナー（レセプションホール 2）

第四会場

コンペティション
会場（会議室 6）（会議室 7）

1ＦへCompetition venue(Meeting Room 7)

別館 1Ｆ
Vol.9, No.2, 2019

別館 1Ｆ

(Reception Hall 2)

Fourth venue(Meeting Room 6)
2Ｆより

第四会場

コンペティション
会場

本館 1Ｆより Main Build. 1F（会議室 7）

1Ｆへ

JADD Poster and Exhibition
Free Drink Corner

ＪＡＤＤ展示会場２
ポスター会場
会員休憩コーナー（レセプションホール 2）（会議室 6）2Ｆより

本館 1Ｆより- 10 -

参加者へのご案内とお願い
１．学会参加のみなさまへ
１） 学会受付（本館１F 正面玄関前ロビー）
令和元年 10 月 4 日（金）12：00 から行います．
令和元年 10 月 5 日（土） 8：30 から行います．
令和元年 10 月 6 日（日） 8：30 から行います．
２） 会員の皆さまと参加費前納の方事前送付されております参加証を忘れずにご持参ください．
当日は事前登録者受付を 10 月 4 日（金）12：00 から本館１F

正面玄関前ロビーに設置いたしますので，参加証をご提示いただき，抄録集をお受け取りください．
※ 10 月 4 日（金）は国際デジタル歯科学会（IADDM）講演のみとなります．日本デジタル歯科学会（JADD）講演は 10 月 5 日（土）からとなります．
また，会場内では，参加証を必ず着用してください．未着用の方の入場はお断りさせていただく場合がございます．
３） 入会希望の方
学会事務局にて入会手続きを行っております．
演者ならびに共同演者は会員であることが条件となっておりますので，未入会の方は入会手続きを必ず行ってください．
【学会事務局】 日本デジタル歯科学会〒 170−0003

事務局

東京都豊島区駒込 1−43−9

TEL：03−3947−8891

一般財団法人 口腔保健協会内

FAX：03−3947−8341

４） 駐車場について
駐車場はございませんので，ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください．

２．質疑応答

質問は挙手にて座長の許可を得て，必ず所属，氏名を明らかにして所定のマイクでご発言ください．

３．座長の先生方へ

１） 座長は担当セッションの 10 分前までに所定の席（次座長席）へお越しください．
２） 質疑，討論は所定の時間内に終わるように定時進行にご協力をお願いいたします．

４．発表者の皆様へ●ポスター発表

１）ポスター受付について受付をお済ませの後，ポスターの貼付けをお願いいたします．ポスターの貼付・撤去は必ず指定された時間内に行ってください．
国際デジタル歯科学会（IADDM）・日本デジタル歯科学会（JADD）で発表の方
受付場所

本館 2 階

会議室 3・4 前

受付時間

10 月 4 日（金）12：00 〜 13：00

貼付時間

10 月 4 日（金）12：00 〜 13：00

閲覧時間

10 月 4 日（金）13：00 〜 17：00
10 月 5 日（土） 9：00 〜 16：30
10 月 6 日（日） 9：00 〜 15：10

撤去時間

10 月 6 日（日）15：10 〜 16：00- 11 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

日本デジタル歯科学会（JADD）のみで発表の方
受付場所

別館 1 階レセプションホール 2 前

受付時間

10 月 5 日（土） 9：00 〜 10：00

貼付時間

10 月 5 日（土） 9：00 〜 10：00

閲覧時間

10 月 5 日（土）10：00 〜 17：00
10 月 6 日（日） 9：00 〜 15：10

撤去時間

10 月 6 日（日）15：10 〜 16：00※撤去時間を過ぎても残っているポスターは，事務局で処分します．

２）作成ポスターについて
事務局が用意しているパネルのサイズは20cm

90cm（幅）× 210cm（高さ）です．
パネル上部の左側には大会事務局であらかじめ演題番号

70cm

演題番号 演題名・所属・発表者氏名・顔写真

20cm（20 ㎝× 20 ㎝）を掲示しますので，
該当パネルにポスターを掲示してください．

演題番号以外は各自でご用意ください

押しピンは各自ご用意ください（両面テープでは掲示はできません）．
ポスターはパネルの下部 20cm を空けて掲示してください．

ポスター本文３）ポスター発表について
フリーディスカッション形式となります．
発表時間には必ずポスター前に待機してください．

190cm
ポスター展示スペース

国際デジタル歯科学会（IADDM）・
日本デジタル歯科学会（JADD）で発表の方
発表時間：10 月 5 日（土）16：30 〜 17：30
日本デジタル歯科学会（JADD）のみで発表の方
発表時間：10 月 6 日（日）10：30 〜 11：15

５．懇親会
Welcome garden party
日時：令和元年 10 月 4 日（金）18：00 〜 20：00

会

場：奈良春日野国際フォーラム甍 庭園

参加費：無料懇親会 Gala Dinner
日時：令和元年 10 月 5 日（土）19：00 〜 20：30

会

場：奈良ホテル

参加費：12,000 円（当日）Vol.9, No.2, 2019- 12 -

下部20cmはブランクを作ってください６．ランチョンセミナー
１）ランチョンセミナーの整理券は各セミナー講演日の朝から企業展示ブース（本館 2 階および別館 1 階）
で配布いたします．下記協賛企業の展示ブースで整理券をお受取りください．
10 月 5 日（土）・ランチョンセミナー 1㈱松風［第一会場（本館 2 階 レセプションホール 1）定員 100 名］・ランチョンセミナー 2㈱トクヤマデンタル［第三会場（別館 2 階 会議室 5）定員 100 名］・ランチョンセミナー 3

YAMAKIN ㈱［第四会場（別館 2 階 会議室 6）定員 50 名］

10 月 6 日（日）・ランチョンセミナー 4㈱モリタ［第一会場（本館 2 階 レセプションホール 1）定員 100 名］・ランチョンセミナー 5

ストローマン・ジャパン㈱［第三会場（別館 2 階 会議室 5）定員 100 名］

２）会場の席数に限りがございます．定員になり次第，配布を終了いたします．
３）整理券はお一人様 1 枚とさせていただきます．参加証をご提示ください．
４）整理券はセミナー開始 10 分後をもって無効とし， 整理券を持たないキャンセル待ちの参加者の入場を認めます．お早めにご参集ください．

- 13 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

For overseas participants
1. Registration for participation
1F lobby in front of the main entrance, Nara Kasugano International Forum IRAKA
Oct.4 (Fri.) 12:00Oct.5 (Sat.) 8:30Oct.6 (Sun.) 8:30*If you have pre-registered

Please give your name at the “pre-registration desk” and receive your participation certiﬁcate and other abstracts.
*If you are registering on-site
Please go to the “on the day registration desk” and make payment to receive a participation certiﬁcate.
Please ﬁll out your afﬁliation and name on the participation certiﬁcate and be sure to wear it at the venue.
※ IADDM lectures only for Oct.4 (Fri.).

2. Welcome garden party
Venue: The garden at Nara Kasugano International Forum IRAKA
Date and time: October 4 (Fri.) 18:00-20:00
Fee: Free (if you have completed registration)
3. Gala Dinner
Venue: Nara Hotel
Date and time: October 5 (Sat.) 19:00 -20:30
Fee: 12,000YEN (on the day)
4. Luncheon seminars
Tickets for the luncheon seminars will be distributed on a ﬁrst-come, ﬁrst-served basis in the morning at the corporate exhibition booth (2nd ﬂoor of the main building and 1st ﬂoor of the annex building) at the Nara KasuganoInternational Forum IRAKA.
*Distribute up to one per person.
*Please bear in mind that your ticket becomes invalid if you are 10 or more minutes late for the seminar.
*Please note that we may not be able to serve lunch to you if you do not have a ticket.
*Please check at the venue on the day of the session as to whether you will be able to audit the session without aticket.
*Luncheon Seminars will be presented in Japanese.
October 5 (Sat.)

Luncheon Seminar 1 (Sponsored by SHOFU Inc.) Capacity 100
Luncheon Seminar 2 (Sponsored by Tokuyama Dental Corp.) Capacity 100
Luncheon Seminar 3 (Sponsored by YAMAKIN Co., Ltd) Capacity 50
October 6 (Sun.)

Luncheon Seminar 4 (Sponsored by J. Morita Corp.) Capacity 100
Luncheon Seminar 5 (Sponsored by Institut Straumann AG) Capacity 100

Vol.9, No.2, 2019- 14 -

5. Poster Presenter Guidelines
1）Poster reception◦Please set-up the poster after completing the reception.
◦Please remove posters in a deﬁned time.
2）Poster Presentation Schedule
IADDM and JADD Presenters (English Posters)

Reception CounterSet-up Posters
Viewing Time

Discussion Time
Remove Posters

Oct. 4 (Fri) 12:00-13:00
Main Building 2F Meeting Room 3, 4
Oct. 4 (Fri) 12:00-13:00
Oct. 4 (Fri) 13:00-17:00
Oct. 5 (Sat) 9:00-16:30
Oct. 6 (Sun) 9:00-15:10
Oct. 5 (Sat) 16:30-17:30
Oct. 6 (Sun) 15:10-16:00

JADD Presenters (Japanese Posters)

Reception CounterSet-up Posters
Viewing Time
Discussion Time
Remove Posters

Oct. 5 (Sat) 9:00-10:00
Annex Building 1F Reception Hall 2
Oct. 5 (Sat) 9:00-10:00
Oct. 5 (Sat) 10:00-17:00
Oct. 6 (Sun) 9:00-15:10
Oct. 6 (Sun) 10:30-11:15
Oct. 6 (Sun) 15:10-16:00* Posters left after the removal time will be disposed of by the congress staff.
20ｃｍ
70ｃｍ
3）Poster size
◦The board will be used vertically. Dimensions of the board are
PosterTitle, affiliation, name of presenter, photo
90cm (width) × 210cm (hight).
Number◦Presentation number, you receive in advance will be posted in
the top left corner of your poster.
Please prepare other than the presentation number.
◦Please prepare your own push pins (with no use of doublesided tape).
4）Poster discussion
Poster text
All delegates at the meeting have the opportunity to makecomments, or ask questions during the discussion time. Poster
presenters, please be sure to wait before the poster during the
Poster exhibition spacediscussion time.
5）Awards
IADDM and JADD award to top 3 winners, respectively.

Make a blank for the bottom 20cm

- 15 -

20ｃｍ

190ｃｍ

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

１日目

10 月 4 日（金）10：00 〜 12：00 国際デジタル歯科学会理事会（本館

11：00 〜 12：00 日本デジタル歯科学会理事会（別館２階 会議室６）

12：00 〜

受付（第一会場

本館２階

小会議室）

レセプションホール１）●第５回国際デジタル歯科学会（IADDM）
第一会場（本館２階

レセプションホール１）

13：00 〜 13：50

開会式・IADDM 会長講演
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「Disruptive Technologies In Dentofacial Rehabilitation」

Wael Att（IADDM president, Tufts University）
13：50 〜 14：30

IADDM 特別講演 1
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「3D-printing of dental prostheses made of ceramics」
伴

14：50 〜 15：30

清治（愛知学院大学歯学部歯科理工学講座）

IADDM 特別講演 2
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「Digital dentistry and A.I.」

Her Soo-Bok（Korean Academy of Digital Dentistry（KADD））
15：30 〜 16：10

IADDM 特別講演 3
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「Digital Zirconia Implant Restoration: Truth vs. Myth」

Tommy Yamashita（デンテックインターナショナル㈱）16：30 〜 17：10

IADDM 特別講演 4
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「The assimilation of digital and analog technology in Implant dentistry」
船登彰芳（なぎさ歯科クリニック）

17：10 〜 17：50

IADDM 特別講演 5
座長：馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学教室）「Digital solution expanding from IOS」
草間幸夫（（医）研整会 西新宿歯科クリニック）

Vol.9, No.2, 2019- 16 -

IADDM 展示会場（本館２階
13：00 〜 17：00

会議室 3・4）

IADDM ポスター発表（10 月 5 日 9：00 〜 16：30，10 月 6 日 9：00 〜 15：10 まで）
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html

I−1

Printing accuracy, mechanical properties, surface characteristics, and microbial adhesion of 3D-printed
resins with various printing orientations
Ji Suk SHIM 1, Jae Jun RYU 2
1
Korea University Ansan Hospital, 2 Korea University Anam Hospital

I−2

Evaluation of the relationship between occlusal curvatures and arch width in healthy Chinese adults: adigital measurement study
Ying ZHAI
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Chonnam National University, Gwangju, Korea

I−3

Colorimetry of natural teeth and multi-layered zirconia crowns using a spectral imaging device
Sachiko KONISHI 1, Kazumichi WAKABAYASHI 1, Masayuki OSUMI 2, Zhanyue WANG 1，
Fangfang JI 1, Jeison CARBAJAL 1, Shinya OKAMURA 1, Takashi NAKAMURA 3, Hirofumi YATANI 1
1
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of Dentistry2
Ofﬁce color science co.
3
Department of Oral Health Sciences, Otemae College

I−4

Digital approach integrating 3D facial scan and a virtual mockup for esthetic restorative treatment : A casereportHai Yen MAI，Yong-do CHOI，Hang-Nga MAI , Du-Hyeong LEE
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Institute for Translational Research in Dentistry,
Kyungpook National University, Daegu, Korea

I−5

Volume analysis of the piezographic impression using digital technology
Yuan GAO, Sattar AWUTI, Mariko HATTORI, Yujia WANG，Yuka SUMITA
Maxillofacial Prosthetics, Tokyo Medical and Dental University

I−6

The role of three-dimensional glasses in visualizing printed images: A potential approach for visualizing
maxillofacial prosthetics
Mahmoud ELBASHTI, Amel ASWEHLEE
Independent Dental Researchers, Tokyo, Japan

I−7

Effect of abutment superposition process of dental model scanner on ﬁnal virtual model
Beom-Young YU 1, 2, Keunbada SON 1, 2, Kyu-Bok LEE 2, 3
1
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea- 17 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I−8

Correlation study between grip strength and implant hand torqueJoon-Myung LEE 1, 2, Keunbada SON 2, 3, Kyu-Bok LEE 1, 2
1School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940,
Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea

I−9

A comparative study of the ﬁtness and trueness of a three-unit ﬁxed dental prosthesis fabricated using two
digital workﬂows
Keunbada SON 1, 2, Daehee JANG 3, Kyu-bok LEE 2, 3,
1
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeoldaero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea

JI−1 Digital dental planning & digital collaboration treatment
Masanori TODA
T&S Planning Inc.
JI−2 A novel design of mini-screw anchored maxillary molar distalizing device applying CAD/CAM technology
Shuji YAMAGUCHI
Deutsche Dental & Orthodontic Ofﬁce
JI−3 Fabrication of monolithic zirconia crowns using additive manufacturing technology
Yasuo UEDA 1，Taihiko YAMAGUCHI 1，Naoyoshi TARUMI 2 ，Takeshi FUJITA2，Eiji YAMAGA 2, 3
1Afﬁliation Crown and Bridge Prosthodontics, Dept. of Oral Functional Science, Faculty of Dent. Med.
and Graduate School of Dent. Med., Hokkaido University
2
SDL・HD CO., LTD, 3 Sapporo Dental Laboratory CO., LTD
JI−4 Deep learning approach to coloration of maxillofacial prostheses –optimization of hyper parametersNatsuki FUJIYOSHI 1, Yuichi MINE 2, 3, Toru EGUCHI 4, Takeshi MURAYAMA 2
1
Undergraduate School of Dentistry, Hiroshima University
2
Department of Medical System Engineering, Graduate School of Biomedical and Health Sciences,
Hiroshima University
3
Translational Research Center, Hiroshima University
4
Graduate School of Engineering, Hiroshima University

Vol.9, No.2, 2019- 18 -

JI−5 Usefulness of reconstructed panoramic image in the mixed dentition using cone beam CT
Yoshinobu HARA 1，Satoshi TOKUNAGA 1，Chihiro UEZATO 2，Tsuneyuki TSUKIOKA 1，
Taira KOBAYASHI 2，Takashi KANEDA 1
1
Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
2
Department of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Nihon University School of Dentistry at
Matsudo
JI−6 Aligners for MTM can be manufactured in clinic using digital technology
Masahiko MICHIDA
Michida Orthodontic Pediatric Dental Clinic, Ehime
JI−7 Patient satisfaction of complete dentures fabricated by CAD/CAM system
Katsura OHARA 1, Yukari ISSHIKI 1, Noriyuki HOSHI 1, Norishige KAWANISHI 1,
Shintaro NAGASHIMA 1, Makoto INOUE 1, Daijiro KUBO 1, Erika INOUE 2, Katsuhiko KIMOTO 1
1
Department of Oral Interdisciplinary Medicine (Prosthodontics & Oral Implantology) Graduate Schoolof Dentistry Kanagawa Dental University
2
Technical Department of Kanagawa Dental University Hospital
JI−8 Evaluation of color measurement accuracy using two non-contact type dental spectrophotometric devices
Tomonori ISOGAI，Shoko MIURA，Shohei TSUKADA，Daisuke TESHIGAWARA，
Masanori FUJISAWA
Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterial Sciences, Meikai
University School of DentistryJI−9 Efﬁcacy of experimental silane primer to enhance the bonding performance of dual-curable resin cement to
CAD/CAM resin
Kaho ABE, Takashi ASANO, Masanobu WAKAMI, Satoshi YOSHIZAKI, Osamu KOMIYAMADivision of Oral Function and Rehabilitation, Department of Oral Health Science, Nihon University
School of Dentistry at Matsudo
JI−10 Evaluation of edge stability of CAD/CAM glass ceramics
Ayaka FUJIMOTO, Tomohiro KUMAGAIGC Corporation
JI−11 Dimensional stability of dental model fabricated with vat photopolymerization
Hidekazu TAKAHASHI 1, Kazuyuki HANDA 1, Yashuhiro HOTTA 2, Naohiko IWASAKI 1,
Patcharanun CHAIAMORNSUP 1, Yumi TSUCHIDA 1
1
Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences2
Showa University, Faculty of dentistry- 19 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI−12 Effects of printing direction on the strain of 3D printed rectangular specimens
Tamaki HADA 1, Manabu KANAZAWA 1, Maiko IWAKI 2, Toshio ARAKIDA 1, Yumika SOEDA 1,
Ryosuke OTAKE 1, Awutsadaporn KATHENG 1, Kazuo ANDO 1, Shunsuke MINAKUCHI 1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate school of Medical and Dental Science, Tokyo
Medical and Dental University (TMDU)
2
General Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental
University (TMDU)
JI−13 Final impression and jaw registration with CAD/CAM try-in dentures
Yumika SOEDA 1, Manabu KANAZAWA 1, Maiko IWAKI 2, Toshio ARAKIDA 1, Tamaki HADA 1,
Ryosuke OTAKE 1, Awutsadapornk KATHENG 1, Kazuo ANDO 1, Shunsuke MINAKUCHI 1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate school of Medical and Dental Science, Tokyo
Medical and Dental University (TMDU)
2
General Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental
University (TMDU)
JI−14 Manufacturing of sports mouthguard by digital technology
Kazuhiro HIKITA 1, Takeo MAIDA 2, Yumiko ENAMI 3，Masahiro IIJIMA 3, Tun Sin PHYU 4,
Hiroshi CHUREI 4, Toshiaki UENO 4, Hidekazu TAKAHASHI 5
1
Division of Digital Dentistry, 2 Division of Advanced Prosthodontics, 3 Division of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
4Sports Medicine/Dentistry, 5 Oral Biomaterials Engineering, Graduate School of Medical and Dental
Sciences, Tokyo Medical and Dental University
JI−15 Fabrication of muco-compressive splint via VR simulation technique in patients with mandibular
reconstruction
Takuya KIHARA 1, Tomoko IKAWA 1, Yuko SHIGETA 1, Shuji SHIGEMOTO 1, Takahiro ITO 1,
Shinya HIRAI 1, Naohiko HARADA 2, Noboru KAWAMURA 2, Takumi OGAWA 1
1
Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University
2
Dental Technician Training Institute, School of Dental Medicine, Tsurumi University
JI−16 Reproducibility of scanned 5 impressions via a laboratory scanner
Mitsuhiko ITO, Tomoko IKAWA, Jiyun PARK, Takahiro ITO, Takuya KIHARA, Shuji SHIGEMOTO,
Takumi OGAWA
Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University
JI−17 Shock-absorbing capability of rubber-like and rigid 3D printing materials compared to commercial
mouthguard materials
Phyu Sin TUN 1, Hiroshi CHUREI 1, Gen TANABE 1, Thet Khaing AUNG 1, Shingo KAMIJO 2 ,Meiko OKI 2, Hidekazu TAKAHASHI 3, Kazuhiro HIKITA 4, Toshiaki UENO 1
1
Sports Medicine/Dentistry, 2 Basic Oral Health Engineering, 3 Oral Biomaterials Engineering,
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University,
4
Division of Digital Dentistry, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health Sciences,
University of Hokkaido

Vol.9, No.2, 2019- 20 -

JI−18 Classiﬁcation of partially edentulous arch using convolutional neural network for designing removablepartial denture
Toshihito TAKAHASHI 1, Kazunori NOZAKI 2, Tomoya GONDA 1, Kazunori IKEBE 1
1
Department of Prosthodontics, Gerodontology and Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate
School of Dentistry2
Division of Medical Information, Osaka University Dental Hospital
JI−19 Inﬂuence of abutment material color and cement color on the ﬁnal color of high translucent zirconia crowns
Shohei TSUKADA, Shoko MIURA, Tomonori ISOGAI, Kodai HASHIDO, Koki NAKAJIMA，
Masanori FUJISAWA
Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Materials Sciences, Meikai University
School of Dentistry
JI−20 Study on anisotropy of clasp fabrication using one-process molding by repeated laser sintering and highspeed milling
Toyoki NAKATA 1, Kazuya TAKAHASHI 1, Kazuki YOSHIDOME 1, Mana TORII 1,
Makoto ICHIMURA 2, Hidemasa SHIMPO 1, Chikahiro OHKUBO 1
1
Department of Removable Prosthodontics Tsurumi University School of Dental Medicine, Yokohama,Japan
2Matsuura Machinery Corporation, Fukui, Japan
JI−21 Evaluation of the ﬁt of CAD/CAM inlays fabricated by dental students
Yuiko NIIZUMA 1, Mikihiro KOBAYASHI 1, Rintaro SUGAI 1, Yasuhiro HOTTA 2,
Atsufumi MANABE 1
1
Department of Conservative Dentistry, Division of Aesthetic Dentistry and Clinical Cariology,
Showa University School of Dentistry2
Department of Conservative Dentistry, Division of Oral Biomaterials and Engineering, Showa
University School of Dentistry
18：00 〜 20：00

Welcome garden party- 21 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

２日目

10 月 5 日（土）●第５回国際デジタル歯科学会（IADDM）
第一会場（本館２階
9：00 〜 9：40

レセプションホール１）
IADDM 特別講演 6
座長：近藤尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）「CAD CAM Dentistry, Esthetics and Occlusion」

Jacob G. Park (Professor of Dentistry/Clinical at the School of Dentistry of UT
Health San Antonio)
9：40 〜 10：20

IADDM 特別講演 7
座長：近藤尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）「How intra-oral scanners (IOS) can change clinical behaviors to be used in a safe

modality」
Marco Ferrari (University of Siena Italy)
10：40 〜 11：20

IADDM 特別講演 8
座長：小峰太（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座）「“Import/Export” Data Management for the Digital Workﬂow」

Clemens Schwerin (Department of Prosthetic Dentistry, University Hospital, LMU
Munich, Germany)
11：20 〜 12：00

IADDM 特別講演 9
座長：小峰太（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座）「Quality and efﬁciency: Redeﬁne your practice with CAD/CAM dentistry」

Anthony Samuel Mennito (The Medical University of South Carolina)
12：20 〜 13：10

ランチョンセミナー 1「CAD / CAM システムを自由診療で活用する為の最新マテリアル」
高橋周平（㈱松風研究開発部）

共催：㈱松風
13：20 〜 14：00

IADDM 特別講演 10
座長：宮崎隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）「Full-Arch Edentulous Restorations: Immediate provisionalization and ﬁnal

titanium framework rehabilitation within two days」
Byungho Choi (Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Wonju
College of Medicine, Yonsei University, Korea)
14：00 〜 14：40

IADDM 特別講演 11
座長：宮崎隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）「The Harmony with Esthetic and Biology in Restorative Treatment」
土屋賢司（（医）賢誠会 土屋歯科クリニック＆ワークス）

Vol.9, No.2, 2019- 22 -

15：00 〜 15：40

IADDM 特別講演 12
座長：宮崎隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）「Disruptive Innovation in Oral Healthcare」

Thomas F. Flemmig (M.B.A., Dr. med. dent., Dr. med. dent. habil. Kingboard
Professor in Advanced Dentistry Dean, Faculty of Dentistry The University ofHong Kong)
15：40 〜 16：20

IADDM 特別講演 13
座長：宮崎隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）「The Link -Dentist_Technician_Patient-」
林
16：20 〜 16：50

直樹（Ultimate Styles Dental Laboratory）

IADDM 特別講演 14
座長：宮崎隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）「Research and Practice on Key Issues of Intelligent Design and Manufacturing for

Removable Partial Denture (RPD)」
Yongsheng Zhou, Yuchun Sun (Department of Prosthodontics, Peking University
School and Hospital of Stomatology & National Engineering Laboratory for
Digital and Material Technology of Stomatology & National Clinical ResearchCenter for Oral diseases)
17：00 〜 17：35

IADDM General Assembly

IADDM 展示会場（本館２階
16：30 〜 17：30

会議室３・４）IADDM ポスター討論●日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会（JADD）
第二会場（本館１階
10：20 〜 11：00

能楽ホール）
開会式・大会長講演
座長：矢谷博文（日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会 実行委員長）「（一社）
日本デジタル歯科学会の「温故知新」
─ 10 年を振り返って，さらに 10 年に向かって─」末瀬一彦（大阪歯科大学，（一社）日本デジタル歯科学会 理事長）

11：00 〜 11：40

臨床セミナー 1
座長：矢谷博文（日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会 実行委員長）「CT，MRI による顎骨領域のデジタル画像診断
金田

11：40 〜 12：20

基礎，臨床応用から AI まで」

隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

臨床セミナー 2
座長：矢谷博文（日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会 実行委員長）「CT データをインプラント治療に活かす〜デジタル一気通貫における CT の役
割〜」- 23 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

十河基文（大阪大学大学院歯学研究科イノベーティブ・デンティストリー戦略
室，㈱アイキャット）
13：20 〜 14：00

臨床セミナー 3
座長：小川匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）「インプラント治療におけるデジタル化の現状」
小濱忠一（日本臨床歯科医学会）
14：00 〜 14：40

臨床セミナー 4
座長：小川匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）「光学印象はアナログ印象を超えたか？」
夏堀礼二（夏堀デンタルクリニック，岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）
15：00 〜 15：40

臨床セミナー 5
座長：高橋英和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔機材開発工学分野）「有床義歯デジタル製作の現状と将来展望」
大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）

15：40 〜 16：40

臨床セミナー 6
座長：高橋英和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔機材開発工学分野）「歯科矯正治療における 3D デジタル技術の応用」
山田尋士（ヤマダ矯正歯科）「デジタル矯正装置を使用した治療結果について」
橋場千織（はしば矯正歯科）

18：00 〜 18：30
第三会場（別館２階
12：20 〜 13：10

雅楽
会議室５）
ランチョンセミナー 2
座長：佐々木克典（㈱トクヤマデンタル）「三浦教授が語るデジタルデンティストリーの最前線と今後」
三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）
共催：㈱トクヤマデンタル

第四会場（別館２階
12：20 〜 13：10

会議室６）
ランチョンセミナー 3「デジタルデンティストリーにおけるヤマキンの研究開発」
山添正稔（YAMAKIN ㈱）
共催：YAMAKIN ㈱Vol.9, No.2, 2019- 24 -

JADD 展示会場（別館１階
10：00 〜 17：00

レセプションホール２）

JADD ポスター発表（10 月 6 日 9：00 〜 15：10 まで）
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html

J−1 唾液に汚染されたセラミックスのレジンセメントとの接着強さに及ぼす新規清掃材の効果○吉田圭一 1，澤瀬 隆 2
1
長崎大学病院冠補綴治療室，2 長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野
J−2 大臼歯対応 CAD / CAM ブロックにおける機械的強度の評価○庄司拓未，上野貴之，熊谷知弘
株式会社ジーシー R&D.mfg
J−3 新規多層ジルコニア材料のロングスパンブリッジ症例における適合性評価○高橋周平，饗場理恵子，寺前充司㈱松風 研究開発部
J−4 新しく開発した「KZR-CAD ジルコニア グラデーション」の光学特性○成清久純，山添正稔
YAMAKIN 株式会社
J−5 蓄積された CBCT データを用いた歯牙形態の機械学習と予測○山田純華 1，中納治久 1，下元正義 2，槇宏太郎 11
昭和大学歯学部歯科矯正学講座，2 みずほ情報総研株式会社 事業戦略部
J−6 デジタル技術を用いた前歯部歯冠補綴装置への有用性〇井上絵理香 1, 2，清宮一秀 1, 2，古川辰之 1, 2，中静利文 1, 2，熊坂知就 3，川西範繁 3，長島信太朗 3，
一色ゆかり 3，永田紘大 3，井上 允 3，田中淳也 3，大橋 桂 4，星 憲幸 3，二瓶智太郎 4，
木本克彦 2, 3
神奈川歯科大学 1 総合歯科学講座，2 附属病院技工科，3 大学院歯学研究科口腔統合医療学講座，
4
大学院歯学研究科口腔科学講座
J−7 新規大臼歯 CAD / CAM 冠用ハイブリッドレジンブロックの曲げ強さとその耐久性に関する評価○藤村英史，寺前充司，吉本龍一㈱松風 研究開発部
J−8 レジン製矯正用ブラケットと CAD / CAM 用ハイブリットレジンとのせん断接着強さに関する研究（第 2 報）−水中保管によるレジンブロックへの影響−○若見昌信，浅野 隆，阿部圭甫，吉崎 聡，小見山 道
日本大学松戸歯学部健康科学講座・顎口腔機能治療学分野
J−9 CAD / CAM 義歯の積層造形角度が適合精度に及ぼす影響○吉留五喜 1，新保秀仁 1，高後 修 2，大久保力廣 1
1
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，2 三井化学
J−10 2 次重合法が Additive Manufacturing 用模型材料の機械的性質に与える影響○一志恒太 1，濵中一平 2，都築 尊 2，城戸寛史 3- 25 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2
1福岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室，2 福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野，

3

福岡歯科大学咬合修復学講座インプラント学分野

J−11 3D プリンター用クラウン・ブリッジ材料と切削加工材料の成形精度の違い○加藤裕樹，上野貴之，熊谷知弘
株式会社ジーシー
J−12 矯正治療に用いる 3D プリンター材料についての研究○加藤梨友 1，中納治久 1，片岡 有 2，堀田康弘 2，槇宏太郎 11
昭和大学歯学部歯科矯正学講座，2 昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門J−13 叢生量が光学印象採得の再現性にもたらす影響についての研究○榎並裕美子 1，疋田一洋 2, 富田侑希 1，飯嶋雅弘 1
1
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野，
2
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野
J−14 インプラント最終上部構造作製における Intra and Extra Oral Scanning Technique の有用性
○三田 公麿 1，安波 礼之 1，本田 覚 2，岡田 麻希 2，松﨑 達哉 3，松下 恭之 1，古谷野 潔 1
1
九州大学 インプラント・義歯補綴学分野，2 九州大学病院 医療技術部 歯科部門 歯科技工室，
3
九州大学 クラウンブリッジ補綴学分野
J−15 在宅医療における 3D スキャナと旧義歯活用によるデュプリケートデンチャーの症例◯瀧澤卓也 1，菅原克彦 2，瓜生博伺 3，末瀬一彦 41
神之木歯科医院，2 有限会社ケイエスデンタル，3 株式会社データ ･ デザイン，4 大阪歯科大学
J−16 異なるスキャンボディによる光学印象法でインプラント上部構造を製作した 3 症例
○福徳暁宏，田邉憲昌，野村太郎，塚谷顕介，野尻俊樹，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
J−17 インプラント補綴治療における口腔内スキャナーの有用性○永田紘大，淵上 慧，清宮一秀，中静利文，井上絵理香，星 憲幸，河奈裕正，二瓶智太郎，
木本克彦
神奈川歯科大学附属病院 口腔統合医療学講座
J−18 光学印象時のスキャン経路が全顎印象の真度および精度に及ぼす影響○黒田祥太，四ツ谷護，佐藤 亨，野本俊太郎，露木 悠，上川床俊彦，梅原一浩
東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座
J−19 「イニシャル LiSi ブロック」の表面処理の違いによるレジンセメントの接着耐久性評価○村上翔悟，有田明史，熊谷知弘
株式会社ジーシー
J−20 デジタルデータによるアンテリアガイダンスの検討（第一報）○川西範繁 1，星 憲幸 1，熊坂知就 1，一色ゆかり 1，長島信太朗 1，小原 桂 1，井上 允 1，
大橋 桂 2，井上絵理香 3, 4，清宮一秀 3, 4，古川辰之 3, 4，二瓶智太郎 2，木本克彦 1, 4
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 1 口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野，

Vol.9, No.2, 2019- 26 -

2

口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野，3 神奈川歯科大学歯学部総合歯科学講座，

4

神奈川歯科大学附属病院技工科

J−21 スキャンパウダーの有無による口腔内スキャナーの正確性に関する検討○深澤翔太，夏堀礼二，田邉憲昌，鬼原英道，高藤恭子，高橋敏幸，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
J−22 AR モジュールを併用したモーションキャプチャーナビゲーションシステム○松本彩子，加倉加恵，髙橋佳子，谷口祐介，柳 束，城戸寛史
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
J−23 前歯部症例におけるデジタルデバイスを応用した審美回復○川上紗和子，塩田 真
東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学分野
J−24 マルチレイヤー型ブロックを用いた CAD / CAM 冠と天然歯の色調適合性の検討○野田倫子，粠田恵梨華，進 千春，根本怜奈，大森 哲，瀧田美奈，三浦宏之
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野
J−25 インプラント補綴治療に CAD/CAM システムと下顎運動測定器を応用した 1 症例
○髙橋佳子 1，谷口祐介 1，一志恒太 2，松本彩子 1，加倉加恵 1，城戸寛史 1
1
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野，
2
福岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室
J−26 CAD / CAM を応用したカスタムメイド GBR 用チタンメッシュの開発○林 泰生，石浦雄一，山口菊江，宗像源博，尾関雅彦
昭和大学歯学部インプラント歯科学講座
J−27 口腔内スキャナーを応用した咬合採得法で全部床義歯を製作した一症例○米澤 悠，小林琢也，安藝紗織，小山田勇太郎，近藤尚知
岩手医科大学補綴・インプラント学講座
J−28 3D スキャナーを用いて評価した複製義歯の形態と咬合接触面積の再現精度○塩沢真穂 1，鈴木哲也 1，土田優美 2，大木明子 3，上條真吾 3，髙橋英和 212東京医科歯科大学大学院口腔機能再建工学分野，
東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学分野，
3
東京医科歯科大学大学院口腔基礎工学分野
J−29 暫間用補綴物への応用を目的とした切削加工用ポリカーボネートの評価○溝渕真吾 1, 2，山添正稔 1
1
YAMAKIN 株式会社，2 高知工科大学
J−30 ディープラーニングを応用した画像認識によるインプラント体識別の試み○小山田勇太郎，鬼原英道，高橋敏幸，髙藤恭子，佐藤宏明，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座- 27 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J−31 LCD-SLA 方式 3D プリンター「TRS 3D プリンター」の特徴と造形精度評価○山本恭平，黒岩良介，山添正稔
YAMAKIN 株式会社
J−32 片側性リテーナーの接着ブリッジによる上顎両側側切歯の欠損補綴に対してデジタル技術を応用した
症例○舞田健夫 1，疋田一洋 2，田村 誠 1，神成克映 1，垂水良悦 3，関口孝浩 41
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進補綴学分野，2 デジタル歯科医学分野，
3
札幌デンタルラボラトリー，4 メモリアル歯科
J−33 インレー症例における品質向上を図ることを目的とした加工テンプレートの改良○日浦拓也，井上智之，吉本龍一㈱松風 研究開発部
J−34 光学印象データを用いた新たな個人識別法の検討○伊澤 光 1，片岡 有 2，山下茂子 31
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，
2
昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門，3 株式会社デンタルデジタルオペレーション
J−35 デジタルアニメーション咬合を利用した天然歯歯冠形態デザインと全デジタルデータ上インプラント
補綴治療○竹内 葵，酒井明乃，鳥居秀平（医）悠和会 北野坂鳥居歯科医院
J−36 レーザー積層造形法で製作したパラタルストラップへの熱処理の影響○熊野弘一１，若杉俊通１，朝倉正紀２，樋口鎮央３ ，河合達志２，武部 純１
１
愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，２愛知学院大学歯学部歯科理工学講座，
３
大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科
J−37 シリコーン印象計測における支台歯の体積誤差○池内慶介，佐藤正樹，田中昌博
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
J−38 金属粉末レーザー積層造形で製作したチタンクラスプの適合性と維持力○高橋和也 1，鳥居麻菜 1，仲田豊生 1，河村 昇 2，新保秀仁 1，大久保力廣 1
1
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，2 鶴見大学歯科技工研修科
J−39 口腔内スキャナを用いた歯肉縁下フィニッシュラインの計測手法の開発
第一報 フィニッシュラインの位置が計測精度に及ぼす影響○西山貴浩 1，若林一道 1，カルバハルジェイソン 1，岡村真弥 1，中村隆志 2，矢谷博文 1
1
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座，2 大手前短期大学歯科衛生学科
19：00 〜 20：30

Vol.9, No.2, 2019

懇親会（Gala Dinner 奈良ホテル）- 28 -

３日目

10 月 6 日（日）●日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会（JADD）
第一会場（本館２階
9：00 〜 10：40

レセプションホール１）
シンポジウム 1
テーマ：「CAD / CAM システムを適用するにあたっての支台歯形成のポイント」
座長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野）「口腔内スキャナーを用いた CAD/CAM の臨床」
高場雅之（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）「歯科診療所における光学印象までの流れ」
北道敏行（きたみち歯科医院）「チェアサイド CAD/CAM システムを使用した前歯部形成デザインの考察」
佐々木英隆（エスデンタルオフィス）11：10 〜 12：00

臨床セミナー 9
座長：坂清子（クラレノリタケデンタル㈱）「The Link -Dentist_Technician_Patient-」林
12：00 〜 12：50

直樹（Ultimate Styles Dental Laboratory）

ランチョンセミナー 4「勤務医が感じるデジタルデンティストリー」
西川真登（きたみち歯科医院）
共催：㈱モリタ

13：00 〜 14：40

シンポジウム 2
テーマ：「デジタル機器を用いた次世代の修復治療」
座長：三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学
分野）「次世代の包括的治療を考察する」
貞光謙一郎（貞光歯科医院）「口腔機能回復のための三次元的診断，ガイデッドサージェリー，補綴治療計画」
松川敏久（松川歯科医院）「デジタル修復治療と今後の展望」
木本克彦（神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学）第二会場（本館１階
9：30 〜 10：20

能楽ホール）
臨床セミナー 7
座長：齊木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）「デジタルテクノロジーがもたらした歯科補綴の変革−この 7 年の変化と今後の展望−」
佐藤博信（福岡歯科大学口腔医療センター）- 29 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

10：20 〜 11：00

臨床セミナー 8
座長：齊木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）「歯科医師と歯科技工士のデジタルワークフロー」
野林勝司（㈱ NK DENTAL CRAFT）

13：00 〜 13：50

臨床セミナー 10
座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）「インプラントガイデッドサージェリーの進化，過去から現在そして未来へ〜デジタルソリューションによる安全・安心な治療〜」
水木信之（（医）信和会ミズキデンタルオフィス・インプラントセンター横浜）
13：50 〜 14：40

臨床セミナー 11
座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）「モノリシックジルコニアにおけるステインテクニックと注意事項」
西村好美（（有）デンタルクリエーションアート）
14：40 〜 15：30

臨床セミナー 12
座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）「インプラントの補綴・修復治療を成功させるための CAD / CAM とは」
佐藤琢也（デンタルインプラントセンター大阪）
15：30 〜 16：00

JADD 閉会式

第三会場（別館２階

会議室５）

9：15 〜 11：15

企業デモンストレーション
柳

12：00 〜 12：50

崇貴

㈱ヨシダ

ランチョンセミナー 5「IOS と CARES VISUAL を用いたインプラントサブジンジバルカントゥアの革新的な印象法〜 IEOS テクニックとストローマン CARES デジタルソリュー
ションの優位性〜」
笹田雄也（船越歯科歯周病学研究所）
共催：ストローマン・ジャパン㈱13：00 〜 15：00

企業デモンストレーション
樋口鎮央

JADD 展示会場（別館１階

和田精密歯研㈱レセプションホール２）

9：00 〜 15：00

JADD ポスター発表

10：30 〜 11：15

JADD ポスター討論

Vol.9, No.2, 2019- 30 -

Day 1 October 4 (Fri)◦Japan Academy of Digital Dentistry Board of Directors◦International Academy for Digital Dental Medicine Board of Directors● The 5th Annual Meeting of the International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM)
13：00〜13：50

Opening Ceremony - President Lecture of IADDM

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“Disruptive Technologies In Dentofacial Rehabilitation”

Prof. Wael Att (IADDM President, Tufts University)
IADDM Special Lecture
13：50〜14：30

IADDM Special Lecture 1

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“3D-printing of dental prostheses made of ceramics”

Prof. Seiji Ban (Aichi Gakuin University)
14：50〜15：30

IADDM Special Lecture 2

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“Digital dentistry and A.I.”

Dr. Her Soo Bok (Korean Academy of Digital Dentistry (KADD))
15：30〜16：10

IADDM Special Lecture 3

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“Digital Zirconia Implant Restoration: Truth vs. Myth”

Mr. Tommy Yamashita (DenTech International, Inc. in the USA)
16：30〜17：10

IADDM Special Lecture 4

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“The assimilation of digital and analog technology in Implant dentistry”

Dr. Akiyoshi Funato (Nagisa Dental Clinic)
17：10〜17：50

IADDM Special Lecture 5

Chair: Prof. Kazuyoshi Baba (Showa University School of Dentistry)“Digital solution expanding from IOS”

Dr. Yukio Kusama (Nishishinjuku Dental Clinic)
13：00〜17：00

IADDM Poster Viewing
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html- 31 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

Day 2 October 5 (Sat)● The 5th Annual Meeting of the International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM)
9：00〜9：40

IADDM Special Lecture 6

Chair: Prof. Hisatomo Kondo (Iwate Medical University School of Dentistry, Department of Prosthodontic and
Implantology)“CAD CAM Dentistry, Esthetics and Occlusion”

Prof. Jacob G. Park (Professor of Dentistry / Clinical at the School of Dentistry of UT Health San Antonio)
9：40〜10：20

IADDM Special Lecture 7

Chair: Prof. Hisatomo Kondo (Iwate Medical University School of Dentistry, Department of Prosthodontic and
Implantology)“How intra-oral scanners (IOS) can change clinical behaviors to be used in a safe modality”

Prof. Marco Ferrari (University of Siena, Italy)
10：40〜11：20

IADDM Special Lecture 8

Chair: Dr. Futoshi Komine (Nihon University School of Dentistry, Department of Fixed Prosthodontics)“Import / Export” Data Management for the Digital Workﬂow”

Mr. Clemens Schwerin (Department of Prosthetic Dentistry, University Hospital, LMU Munich, Germany)
11：20〜12：00

IADDM Special Lecture 9

Chair: Dr. Futoshi Komine (Nihon University School of Dentistry, Department of Fixed Prosthodontics)“Quality and efﬁciency: Redeﬁne your practice with CAD / CAM dentistry”

Dr. Anthony S. Mennito (The Medical University of South Carolina)
13：20〜14：00

IADDM Special Lecture 10

Chair: Prof. Takashi Miyazaki (Showa University School of Dentistry, Dental Preservation Course Dental
Science and Engineering)“Full-Arch Edentulous Restorations: Immediate provisionalization and ﬁnal titanium framework rehabilitation

within two days”
Prof. Byung-Ho Choi (Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Wonju College of Medicine,
Yonsei University, Korea)
14：00〜14：40

IADDM Special Lecture 11

Chair: Prof. Takashi Miyazaki (Showa University School of Dentistry, Dental Preservation Course Dental
Science and Engineering)“The Harmony with Esthetic and Biology in Restorative Treatment”

Dr. Kenji Tsuchiya (Tsuchiya Dental Clinic & Works)

Vol.9, No.2, 2019

- 32 -

15：00〜15：40

IADDM Special Lecture 12

Chair: Prof. Takashi Miyazaki (Showa University School of Dentistry, Dental Preservation Course Dental
Science and Engineering)“Disruptive Innovation in Oral Healthcare”

Prof. Thomas F. Flemmig (M.B.A., Dr. med. Dent., Dr. med. dent. habil. Kingboard Professor in Advanced
Dentistry, Faculty of Dentistry The University of Hong Kong)
15：40〜16：20

IADDM Special Lecture 13

Chair: Prof. Takashi Miyazaki (Showa University School of Dentistry, Dental Preservation Course Dental
Science and Engineering)“The Link -Dentist_Technician_Patient-”

Mr. Naoki Hayashi (Ultimate Styles Dental Laboratory)
16：20〜16：50

IADDM Special Lecture 14

Chair: Prof. Takashi Miyazaki (Showa University School of Dentistry, Dental Preservation Course Dental
Science and Engineering)“Research and Practice on Key Issues of Intelligent Design and Manufacturing for Removable Partial Denture(RPD)”
Prof. Yongsheng Zhou (Department of Prosthodontics, Peking University School and Hospital of Stomatology &National Engineering Laboratory for Digital and Material Technology of Stomatology & National ClinicalResearch Center for Oral diseases)
9：00〜16：30

IADDM Poster Viewing
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html

16：30〜17：30 IADDM Poster Discussion
17：00〜17：35

IADDM General Assembly● The 10th Scientific Meeting of the Japan Academy of Digital Dentistry (JADD)
10：20〜11：00

Opening Ceremony - President Lecture

Chair: Prof. Hirofumi Yatani (Executive Committee Chairman of Japan Academy of Digital Dentistry, Osaka
University Graduate School of Dentistry Crown Bridge Prosthodontics)“Looking back on the 10 years and toward 10 years of the Japan Academy of Digital Dentistry”

Prof. Kazuhiko Suese (Osaka Dental University, President of Japan Academy of Digital Dentistry)
11：00〜11：40

Clinical Seminar 1

Chair: Prof. Hirofumi Yatani (Executive Committee Chairman of Japan Academy of Digital Dentistry, Osaka
University Graduate School of Dentistry Crown Bridge Prosthodontics)“Digital Imaging Diagnosis using CT, MRI for the maxillomandibular region：Foundation, clinical application- 33 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

and Artiﬁcial Intelligence”
Prof. Takashi Kaneda (Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba,
Japan)
11：40〜12：20

Clinical Seminar 2

Chair: Prof. Hirofumi Yatani (Executive Committee Chairman of Japan Academy of Digital Dentistry, Osaka
University Graduate School of Dentistry Crown Bridge Prosthodontics)“Using CT data for all through the implant treatment in digital dentistry”

Prof. Motofumi Sogo (Ofﬁce of Strategic Innovative Dentistry, Graduate School of Dentistry OSAKA
University)
13：20〜14：00

Clinical Seminar 3

Chair: Prof. Takumi Ogawa (Tsurumi University Dental School Crown Bridge Prosthodontics Course)“The present situation of the digitization in the implant treatment”

Dr. Tadakazu Obama (Society of Japan Clinical Dentistry)
14：00〜14：40

Clinical Seminar 4

Chair: Prof. Takumi Ogawa (Tsurumi University Dental School Crown Bridge Prosthodontics Course)“Has the digital optical impression exceeded the analog impression?”

Dr. Reiji Natsubori (Director of Natsubori Dental Clinic, Department of Prosthodontics & Implantlogy, Iwate
Medeical University School of Dental Medicine)
15：00〜15：40

Clinical Seminar 5

Chair: Prof. Hidekazu Takahashi (Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Medical and Dental
Sciences)“Present status and future aspect of digital fabrications for removable prostheses ”

Prof. Chikahiro Ohkubo (Dept. of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine)
15：40〜16：40

Clinical Seminar 6

Chair: Prof. Hidekazu Takahashi (Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Medical and Dental
Sciences)“Application of 3D digital technology in orthodontic”

Dr. Hiroshi Yamada (Yamada Orthodontic Ofﬁce)“Treatment results using the digital orthodontic appliances”

Dr. Chiori Hashiba (Hashiba orthodontic ofﬁce)
12：20〜13：10

Luncheon Seminar 1 (First venue)“New material for CAD/CAM system utilized for self-pay medical services”

Mr. Shuhei Takahashi (SHOFU Inc.)

Vol.9, No.2, 2019- 34 -

Sponsored by: SHOHU Inc.
12：20〜13：10

Luncheon Seminar 2 (Third venue)

Chair: Mr. Katsunori Sasaki (Tokuyama Dental Corp.)“Forefront of digital dentistry and the future”

Prof. Hiroyuki Miura (Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental
University)
Sponsored by: Tokuyama Dental Corp.
12：20〜13：10

Luncheon Seminar 3 (Fourth venue)“Research and Development of dental material in YAMAKIN for digital dentistry”

Dr. Masatoshi Yamazoe (YAMAKIN Co., Ltd)
Sponsored by: YAMAKIN Co., Ltd
10：00〜17：00

JADD Poster Viewing
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html

18：00〜18：30

Gagaku (Japanese traditional music)

19：00〜20：30

Gala Dinner (Nara Hotel)

Day 3 October 6 (Sun)● The 10th Scientific Meeting of the Japan Academy of Digital Dentistry (JADD)
9：00〜10：40

Symposium 1 (JSCAD)

Theme: “Points of abutment tooth formation in applying CAD / CAM system”
Chair: Prof. Kazuhiro Hikita (Hokkaido University of Health Sciences, Department of Oral Function Repair andReconstruction, Digital Dentistry)“Clinical considerations of CAD / CAM using Intraoral Scanner”

Dr. Masayuki Takaba (Department of Prosthodontics Showa University School of Dentistry)“Flow of optical impression in dental clinic”

Dr. Toshiyuki Kitamichi (Kitamichi Dental Clinic)“Consideration of anterior teeth design using chairside CAD / CAM system”

Dr. Hidetaka Sasaki (es Dental Ofﬁce)
13：00〜14：40

Symposium 2 (SJCD)

Theme: “Next-generation repair treatment using digital devices”
Chair: Prof. Hiroyuki Miura (Department of Fixed Prosthodontics，Graduate School, Tokyo Medical and
Dental University)- 35 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

“Considering next generation comprehensive treatment”

Dr. Kenichiro Sadamitsu (Sadamitsu Dental Clinic)“Three Dimensional Diagnosis, Computer-Guided Surgery, and the Prosthodontic Treatment Planning for theOral Rehabilitation”
Dr. Toshihisa Matsukawa (Matsukawa Dental Clinic)“Digital restrative treatment and future prospects”

Prof. Katsuhiko Kimoto (Division of Prosthodontics & Oral Implantology, Department of Oral Interdisciplinary
Medicine, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University)
9：30〜10：20

Clinical Seminar 7

Chair: Mr. Kotaro Saiki (Laboratory of Principia)“Innovation of dental prosthodontics achieving by use of digital technology”

Prof. Hironobu Sato (Center for Oral Disease Fukuoka Dental College)
10：20〜11：00

Clinical Seminar 8

Chair: Mr. Kotaro Saiki (Laboratory of Principia)“Digital workﬂow of dentist and dental technician”

Mr. Katsushi Nobayashi (NK DENTAL CRAFT Co., Ltd)
11：10〜12：00

Clinical Seminar 9

Chair: Ms. Kiyoko Ban (Kuraray Noritake Dental Inc.)“The Link -Dentist_Technician_Patient-”

Mr. Naoki Hayashi (Ultimate Styles Dental Laboratory)
13：00〜13：50

Clinical Seminar 10

Chair: Dr. Masahiro Minami (Medical corporation Koryukai Minami dental clinic)“Evolution of Implant Guided Surgery, From the Past to the Present to the Future~Safe and Secure Treatment by Digital Solution~”
Dr. Nobuyuki Mizuki (Medical Corporation, Shinwakai Mizuki Dental Ofﬁce, Implant Center Yokohama)
13：50〜14：40

Clinical Seminar 11

Chair: Dr. Masahiro Minami (Medical corporation Koryukai Minami dental clinic)“Stain technique and notes on monolithic zirconia”

Mr. Yoshimi Nishimura (Dental Creation Art)
14：40〜15：30

Clinical Seminar 12

Chair: Dr. Masahiro Minami (Medical corporation Koryukai Minami dental clinic)“Implementing CAD/CAM technology in implantology”

Dr. Takuya Sato (Dental Implant Center of Osaka)

Vol.9, No.2, 2019- 36 -

12：20〜12：50

Luncheon Seminar 4 (First venue)“The dentist who is employed feels degital dentistry”

Dr. Masumi Nishikawa (Kitamichi Dental clinic)
Sponsored by: J. Morita Corp.
12：20〜12：50

Luncheon Seminar 5 (Third venue)“A novel digital impression technique for transferring subgingival contours around implants and the intaglio

surface of the pontic to deﬁnitive digital casts by using an intraoral scanner and CARES VISUAL. Clinicaladvantages of IEOS technique and Straumann CARES Digital Solutions”
Dr. Yuya Sasada (Funakoshi Research Institute of Clinical Periodontology)
Sponsored by: Institut Straumann AG
Company Demonstration
9：15〜11：15

YOSHIDA DENTAL TRADE DISTR. Co., Ltd

13：00〜15：00

Wada Precision Dental Laboratories Co., Ltd

9：00〜15：10

IADDM Poster Viewing

9：00〜15：10

JADD Poster Viewing
http://www.jaddent.jp/publication/abstract.html

10：30〜11：15

JADD Poster Discussion- 37 -

IADDM President Lecture

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

Disruptive Technologies In Dentofacial
Rehabilitation
Wael Att（IADDM President, Tufts University）

The progressive shift towards implementing digitally-driven technology in reconstructive dentistry is
obvious. Compared to conventional methods, the ultimate goal of digital technologies is to improve thequality and capabilities in examination, diagnosis, and treatment of the dental patient. It is still questionable,
however, whether such digital tools facilitate improved accuracy in data acquisition and assessment, superior
efﬁcacy in treatment planning, and more controlled and faster manufacturing process. This presentation will
provide an overview about disruptive technologies in dento-facial rehabilitation and discuss different
possibilities and advantages when using a conventional or a digital workﬂow.

Graduate
Dr. Att is a Professor and Chairman of the

Dentistry (ARAED).

Department of Prosthodontics, Tufts University

Dr. Att obtained his DDS degree in 1997 andSchool of Dental Medicine. He is also a Professor ofreceived the Dr Med Dent (2003) and PhD (2010)

Prosthodontics at the School of Dentistry, University

degrees as well as the title of extraordinary professorof Freiburg, Germany.

(2013) from the University of Freiburg.

Dr. Att is board-certiﬁed prosthodontist from theHe was a Visiting Assistant Professor from 2005 toGerman Society of Prosthodontics and Biomaterials

2007 at the Weintraub Center for Reconstructive(DGPro) and an active member of the European

Biotechnology, UCLA School of Dentistry and theAcademy of Esthetic Dentistry (EAED).

Director of Postgraduate Program in Prosthodontics in

He serves as President of the International Academy

Freiburg from 2007 to 2017.

for Digital Dental Medicine (IADDM), Past-President

Dr. Attʼs teaching and clinical activities focus onof the Prosthodontics Group of the International

perio-prosthetic rehabilitation of multidisciplinary

Association for Dental Research (IADR) as well ascases as well as the implementation of digital

President of the Arabian Academy of Esthetic

technologies in reconstructive dentistry.

Vol.9, No.2, 2019

- 38 -

IADDM Special Lecture 1

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

3D-printing of dental prostheses made ofceramics
Seiji Ban（Aichi Gakuin University）

Dental zirconia is generally manufactured by CAD / CAM milling system from a semi-sintered body andﬁnal ﬁring. On the other hand, 3D printers capable of forming ceramics in the industry have been developing
innovatively. Various ceramics such as alumina, zirconia, hydroxyapatite, tricalcium phosphate, silicon
nitride etc., have been reported to be producible. Indirect 3D printing is frequently employed to produce
high-deﬁnition parts. There are two types of indirect printing of ceramics, powder and slurry base molding.
In the slurry base molding, the slurry is a paste in which ceramic particles are dispersed in a photocurable
resin. Therefore, slurry base molding seems to be suitable for manufacturing small parts such as dental
prostheses, because ﬁne particles can be used and sintering density can be increased.
The Austria company Lithoz displayed the practical dental prostheses made of zirconia using a 3D printerat IDS 2019. The French company Prodways also showed a production example of a zirconia bridge. As
judged visually, the translucencies of both zirconia were less than those of conventional dental zirconia.
Furthermore, there is no disclosure of detailed characteristics and dimensional accuracy. So, it is difﬁcult to
immediately employ 3D printers as the production system for dental zirconia instead of the current CAD/
CAM milling system. However, 3D printing is a quite attractive fabrication system. And it can be expected tobe applicable to a wide range of zirconia restorations in the near future, if its ﬁnal properties can be
improved.

Education⃝

Master degree of Engineering from Nagoya Institute⃝of Technology, March 1976.
⃝

Doctor degree of Dentistry from Aichi Gakuin

Dentistry, Aichi Gakuin University, 1982-2001.
⃝

University, October 1987.
⃝

Doctor degree of Engineering from Nagoya Institute

Professor at Faculty of Dentistry, Kagoshima
University, 2001-2003.

⃝

Employment history
Research staff at Tokai Rika Denki Co. Ltd., 1976-

Visiting Lecturer at College of Dentistry, University
of Florida, 1988-1989.

⃝of Technology, March 1995.

⃝

Assistant professor and Lecturer at School ofProfessor at Graduate School of Medical and Dental
Sciences, Kagoshima University, 2003-2010.

⃝

1982.

Part-time lecturer at School of Dentistry, Aichi
Gakuin University, 2010 to present.

- 39 -

IADDM Special Lecture 2

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

Digital dentistry and A.I.
HER SOO-BOK（Korean Academy of Digital Dentistry（KADD））

CAD/CAM dentistry was considered synonymous with digital dentistry several years ago.
Although, CAD/CAM is a prominent feature of digital dentistry, the real core elements can be
Clinical data and Artiﬁcial intelligence.
Clinical data can be trained and integrated into Medical device and equipment.
A variety of AI based technology shows the growing importance of the data.
In dental ﬁeld, several companies are developing AI based auto image detection and analysis solutions.
AI eliminates human-induced mechanical errors and saves manual job.
I would like to introduce AI based automated cephalometric landmark detection techniques and automatedpanorama disease detection solution we have developed
I will discuss the accuracy and computational performances of two solutions.

Graduate

Seoul National University, School of dentistry

Ofﬁcial fellow of the Korean Academy of Oral and(SNUSD)

Maxillofacial Implantology

Intern, resident training (prosthodontics): Ewha

President of the Korean Society of Biomedical

Wamans University Medical Center (EUMC)

Zirconia (2008~2010)

Member of the Korean Academy of Prosthodontics

Director of research committee, SNUSD Alumni

M. S. D, Ph. D : Department of Biomedical Material

Association

Science, SNUDC

Executive Director of Korean Academy of Digital

Adjunct professor : SNUSD, SMC, EUMC

Dentistry

Vol.9, No.2, 2019- 40 -

IADDM Special Lecture 3

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

Digital Zirconia Implant Restoration:
Truth vs. Myth
Tommy Yamashita（Den Tech International, Inc. in the USA）

Implant treatment originated with an emphasis on function, but today, esthetics and physiologicalprostheses with longevity are also prioritized.
In recent years, this trend is also recognized within CAD/CAM dental technology as improvements ofzirconia discs require esthetics and accuracy.
However, there are mistakes and/or missing steps in the prosthetic procedures and methods, which as aresult, lead to numerous prosthetic complications, especially in full-mouth restorations during the fabrication
process or premature longevity of prostheses once seated in the oral cavity.
The cause is often attributed to the material or the manufacturer, but there has been very little research
conducted to ﬁnd the true cause.
In this lecture, I will discuss about the Truth and Myth of Digital Zirconia Implant Restoration and
Prosthetic Designs.

1995

Preceptor,

Maxillofacial

Implant

Prosthodontics, UCLA Dental School1998 Establishment of DenTech International, Inc. in

the USA2012 USC Faculty of Dentistry Japan Program

Course Director
2016 ISO/TC 106 USA Member
2018

ADA （ American

DentalAssociation ）Standards Committee- 41 -

IADDM Special Lecture 4

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

The assimilation of digital and analog
technology in Implant dentistry
Akiyoshi Funato（Nagisa Dental Clinic）

In maxilla edentulous cases, when an IOD (implant over denture) is being planned, the parallel
arrangement of implants is needed when considering the direction of IOD setting. Furthermore, minimum
invasive surgery should be applied with digital technology as much as possible. When a fixed removabledenture is being considered, we often need to think about lip support from the implant position. It is
important to use computer guided implant surgery for achieving suitable implant position. In addition, theutilizing of photofunctionlaized technology is effective for achieving early osseointegration when ISQ valueof implant placement stability is low in the soft bone or GBR cases
Recently, the application of an intra oral scanner makes it possible to achieve the simplicity of computer
guided implant surgery. I would like to show you my strategies for it in maxilla edentulous cases. The
accuracy of implant placement using it is necessary in partial edentulous cases. Because a screw retaining
superstructure is recommended when we will deal with implantits and open contact from the point of viewof implant prognosis.
When the placed implants achieve good stabilities, we are able to set immediate provisional restoration
with or without function. Digital technology has strong advantages of shortening of treatment time andreducing patientsʼ stress, when we prepare abutments and provisional restoration before surgery.
I would like to show you some cases regarding the above topics.

American Academy of Periodontology
Academy of Osseointegration
European Association for Osseointegration
European Academy of Esthetic Dentistry afﬁliate member
Japan Prosthodontic Society

Vol.9, No.2, 2019- 42 -

IADDM Special Lecture 5

Chair : Prof. Kazuyoshi Baba

Digital solution expanding from IOS
Yukio Kusama（Nishishinjuku Dental Clinic）

The attempt to apply digital data from intra-oral optical impressions in dental clinical practice began withceramic inlay restorations with CEREC 1, developed by Prof. Mörmann from the University of Zürich in1983. During the development in the following 30 years the challenge in the ﬁrst 20 years was to achieve

sufﬁcient accuracy. In the following 10 years indications extended to large restorations. Digital solutions in
implantology by merging data of additional digital devices as CT and attempts to send data to laboratories via
cloud services were put into practice and rapidly evolved until present. Although many companies now
provide intraoral scanner (IOS), they still do not meet the clinical needs regarding data sharing and quality.
The challenge to develop a completely open system has just begun.
In particular CEREC Primescan, which was just released on February 1, 2019, is a scanner that is one stepahead of the existing IOS. This scanner enables data sharing with CAD software of other companies such as
exocad®, in addition to its overwhelming performance as IOS device it offers easy cleanability required for a
medical devices, a sophisticated design with a touch monitor and touch pad, fast data acquisition speed anddepth of ﬁeld and a signiﬁcant improvement of accuracy. By resolving the issue of different data formats
among manufacturers, it will open up a new era where a true open system can be established.
With the release of CEREC Primescan digital dentistry is likely to evolve in various ﬁelds such as aligner,cross-arch implant cases and dentures. We would like to show the possibility of clinical application of
CEREC Primescan, including cases we experienced during a short period of using the device.

1979 Graduated from Josai Dental University
1991

EstablishedNishishinjuku

DentalDentsply Sirona Japan Instructor
Clinic,Medical Corporation Kenseikai
2006

International

Societyof

Ivoclar Vivadent Instructor
Ivoclar Vivadent Asian Opinion Leader

Computerized

Dentistry (ISCD) CEREC trainer
2007 Vice President of the Japanese Society ofComputer Aided Dentistry (JSCAD)CAMLOG Implant System Certiﬁed Instructor
Chairman of the Japanese Society for Computer Aided
Dentistry
Director, Japan Academy of Digital Dentistry2012 Chairman of JSCAD

Member and specialist dentist of the Japanese Society

2013 ISCD CEREC international trainerof Oral Implantology
Member and certiﬁed dentist of the Academy ofClinical Dentistry- 43 -

IADDM Special Lecture 6

Chair : Prof. Hisatomo Kondo

CAD CAM Dentistry, Esthetics andOcclusion
Jacob Park（Professor of Dentistry / Clinical at the School of Dentistry of
UT Health San Antonio）

Overview: This course is designed to aid the restorative dentist in providing more comprehensive
diagnostic treatment planning and clinical treatment skills. With the continued advances in technology,
techniques and materials, the future of dentistry is changing. CAD CAM dentistry is on the cutting edge ofadvanced restorative care. Although and increasing number of dentists are interested in offering this treatment
to their patient, there is not enough information available, especially regarding occlusion
Objective: Participants Will Understand... Digital Impression Systems, Complete Chair-side Systems, Case
Selection, Tooth wear (Abration, Erosion, NCCL, Attrition), Occlusal Adjustment, Parafunction and Bruxism,
Management of two step occlusion, Single visit restoration, Materials (CAD CAM Blocks & Bonding
Materials), Prep Designs for Veneers, Inlays, Onlays, Crowns and Bridge), Anterior Guidance and Multiple
Anterior Unit Techniques, Stain, Glaze, Characterization and Sintering
Dr. Jacob G. Park is a Professor of Dentistry/
Clinical at the School of Dentistry of UT Health San
Antonio. Also he is a Professor of Anatomy/Clinical at
the School of Medicine of UT Health San Antonio.
Dr. Park is a mentor in the Clinical Research
Foundation of Dr. Terry T. Tanaka of University ofSouthern California Dental School. Dr. Park hasstudied occlusion and management of TMD
extensively under the direction of Dr. Terry T. Tanaka.
Dr. Park is a member of the American Dental
Association, the Academy of General Dentistry andthe American Equilibration Society. Dr. Park holds
fellowship with the Academy of Dentistry
International, the International Congress of Oral
Implantologists and the International College ofDentists.
Dr. Park serves as the CAD CAM Acting Expert of
US TAG for ISO/TC 106 and the chairman of theAmerican Dental Association Standards Committee on
Dental Products Subcommittee 9/US Sub TAG 9,CAD CAM in Dentistry. Dr. Park manages andsupervises all activities of the following Working
Groups and select the future agendas.
1. ADA SCDP Working Group 9.65 on Dental CAD/CAM Machinable Blanks ( project completed, in
ﬁnaal due process)2. ADA SCDP Working Group 9.66 on Scanning
Accuracy of Dental Chair-side and Laboratory
CAD/CAM Systems (project completed, standard
published)
3. ADA SCDP Working Group 9.68 on CAD/CAM
Implant Surgical Guides (in progress)
4. ADA SCDP Working Group 9.69 on CAD/CAM
Bonding Cements (project completed, in ﬁnal due
process)
5. ADA SCDP Working Group 9.70 on Interface for
Dental CAD/CAM Systems (project completed, in
FDIS stage)

Vol.9, No.2, 2019

- 44 -

6. ADA SCDP Working Group 9.71 on CAD/CAM

Implant Abutments (project completed, in ﬁnal due
process)
7. ADA SCDP Working Group 9.72 on Accuracy of
CAD/CAM SLA Models (project completed, in
ﬁnal due process)8. ADA SCDP Working Group 9.75 on Terminology
for CAD/CAM Systems (ISO/TC 106 SC9standard, completed)
9. ADA SCDP Working Group 9.76 on Accuracy ofComputer-Aided Manufacturing in Dentistry (ISO/TC 106 SC9 TR, in progress)
Dr. Park was elected as a Board of Regent for the
Academy of Dentistry International, international(ADI) honor society for dentists from 62 countries, in
April 2015. www.adint.org and he is currently serving
as the Chairman of the USA Section of the ADI.
Dr. Park is the immediate past president of theAmerican Equilibration Society.The American
Equilibration Society was founded in 1955, theAmerican Equilibration society is the largest
organization in the world that deals with the diagnosis
and treatment of diseases of dental occlusion anddisorders of the temporomandibular joint (TMJ) andassociated muscles. The AES is international in scope,with members from all over the world, more than
thirty countries. The AES is multispecialty,
encompassing general dentists, oral and maxillofacial
surgeons, prosthodontists, periodontists, orthodontists,
dental radiologists and allied health care professionals.
The membership of the AES is composed of academics
and clinicians.
Dr. Park is serving as a member of Editorial Board
for The Journal of Prosthetic Dentistry and E-Cronion
Dental Science. Also Dr. Park is a council member of
the Council on Scientiﬁc Affairs of the American
Dental Association.

IADDM Special Lecture 7

Chair : Prof. Hisatomo Kondo

How intra-oral scanners (IOS) canchange clinical behaviors to be used in asafe modality
Marco Ferrari（University of Siena, Italy）
During this presentation different clinical aspects will be shown, such as: Learning curve of using iOS,
comparison between traditional and digital impressions, confounding factors affecting quality of digital
impressions, type of preparation and management of prosthodontic margins, milled versus pressed
restorations, RCTs available based on intra-oral digital impressions.
Marco Ferrari, graduated at School of Surgery andMedicine, of University of Pisa in 1983, had its degreein General Dentistry in 1987 at University of Siena.In
1995 he took his PhD degree at University of
Amsterdam, defending a thesis on “Bonding to dental
structures”.He was appointed Research Full-Professor
at Tufts University during the academic year 19992000, position that he still has.From October 2000, he
was appointed Associate Professor at School of Dental
Medicine, of Siena University and in 2002 FullProfessor into the school of Dental Medicine. In June
2001 Prof. Ferrari implemented the Ph D program inʻDental Materials and their clinical applicationsʼ now
called ʻDental Biotechnologiesʼ at University of Siena.
From July 2002 Prof. Ferrari Dean of School of Dental
Medicine, till now. Actually, President andCoordinator of the Undergraduate course in Dentistryin English language at University of Siena and Chairof the Residential Master Program in Prosthodontics
Sciences at University of Siena.Between 2003 and2006 he was appointed Vice Rector of International
Relations of University of Siena.
Secretary of National Conference of Schools of
Dental Medicine from 2006 and 2009, and thenPresident for seven years (2009-2016). From
November 2012 he is the Director of the Dental andMedical Biotechnology Department of Siena
University and coordinator of the Tuscan School of
Dental Medicine of Florence and Siena University.
Prof. Ferrari recently ranked as #1 world expert inʻpost and coreʼ, ʻcrownsʼ and ʻprosthodonticsʼ and #14

in “Dentistry” (http://expertscape.com/ ) and fromFebruary 2019 is appointed Member of to the ItalianSupreme Council of Health (Consiglio Superiore di
Sanitaʼ). He is actually Professor of Prosthodontics
and Restorative Dentistry, University of Leeds,
Adjunct Professor at Rochester University, Eastman
Centre, USA, and Visiting Professor at Xiʼ an
University, 4th Biomedical University, China.He isPast-President elect of Academy of Dental Materials
and Past President of European Federation ofConservative Dentistry and President of Continental
European Division (CED) of International Associationof Dental Research (IADR), Secretary of the Dental
Material Group of IADR and it was recently elected
Vice-President of DMG and then President Elect. He
is also President Elect of the European Prosthodontic
Association.He is in the editorial board of more than
10 international dental journals with impact factor andhe acts as referee of other 10 peer-reviewed impact
factor dental journals. He is Editor of the Journal of
Osseointegration, Periodontics and Prosthodontics,
and Associate Editor of J Prosthodontic Research.He
is author of more than 400 international publications(4/5 on dental journals with impact factor), of other260 national publications and of 160 abstracts
presented in international and national congress.
Actually, he has a H index of 98, one of the best in theinternational dental ﬁeld.

- 45 -

IADDM Special Lecture 8

Chair : Dr. Futoshi Komine“Import/Export” Data Management for
the Digital Workflow
Clemens Schwerin（Department of Prosthetic Dentistry, University
Hospital, LMU Munich, Germany）

How do intra-oral scanned data ﬁnd their way from the patient to the computer-aided production process
and which workﬂows are available? My lecture aims at presenting the wide range of intraoral scanners whichhave been made available by the industry to the dentist to record and send the necessary data. The Dental
Technician, as a traditional manufacturing partner, relies on a strong cooperation with the practitioner. Dental
Technicians are currently experiencing some difﬁculties in dealing with the increasing demand in digitalorders in terms of costs and complexity, due to the wide range of IO systems which have been released on themarket. The systems are expensive, interfaces must be set up and secured, patient information must be
frequently exported and re-imported without any loss of data or precision. During the presentation, we will
follow and map the intraoral data ﬂow and highlight the most common issues which prevent an optimal
teamwork between the Dentist and the Dental Technician.
2005 Advanced Technical Certiﬁcate (BBS IV in

Halle/Saale)2010 Dental Technician (BBS V in Halle/Saale)2011 Curriculum CAD/CAM (Departmentof

Prosthodontics in Munich)2015 Master Dental Technician (Master School in

Hamburg)2016 Businness Economist (Chamber of Crafts in

Hamburg)
After completing his Advance Technical Certiﬁcate,
Clemens Schwerin decided to follow in his father'sfootsteps and become a Dental Technician. Driven by
the need of gaining an overall understanding in theﬁeld of Dental Technology, Clemens attended the
CAD/CAM Curriculum Course at the LudwigMaximilian-University in Munich at the end of his
apprenticeship. Shortly after, he started to work for
Enrico Steger in his dental laboratory in South Tyrol.
Under Stegerʼs mentorship, he was able to deepen his
dental technical knowledge and pass it on worldwide
as a course instructor and lecturer. Next, Clemens

Vol.9, No.2, 2019- 46 -

passed his Master Dental Technician exam in therenowned Master School (Meisterschule) of Jürgen
Mehlert & Ingo Becker in Hamburg in 2015 and heachieved the following year the highest degree
possible in Germany for craftsmanship as a BusinessEconomist (Betriebswirt HwO). Since then, Clemensjoined the team of Prof. Dr. Daniel Edelhoff, PD Dr.
Jan-Frederik Güth & Josef Schweiger at the LudwigMaximilian-University in Munich where he has theopportunity to apply his knowledge and skills on adaily basis, especially in the ﬁeld of Economics and
CAD/CAM, as well as to publish his ﬁndings. He is
also a lecturer at the Master School in Hamburg & at
the European University of Applied Sciences in
Cologne, where he likes to share his knowledge in a
didactic and organised manner, with the main aim oftransferring it in an honest and neutral way.
Furthermore, he regularly contributes to the
Quintessenz Zahntechnick Journal with his
publications and as an Advisory Board Member.

IADDM Special Lecture 9

Chair : Dr. Futoshi Komine

Quality and efficiency: Redefine yourpractice with CAD/CAM dentistry
Anthony Samuel Mennito（The Medical University of South Carolina）

Technology is a part of our everyday lives. All of us carry mobile phones that not only make phone calls,
but also count our steps, tell us the time, the weather and when our next appointment is. This technology
helps make our lives simpler and more efﬁcient. Yet many dentists have been reluctant to incorporate thenewest technologies into their dental practices.
In this talk, Dr. Mennito will discuss all the ways that digital technology can help improve the efﬁciency of
your practice, make your patients more comfortable and improve your own job satisfaction. He has been
performing single visit, CAD/CAM dentistry for 10 years and has seen ﬁrsthand how much more user
friendly and accurate the newest intraoral scanners and milling machines are.
At the Medical University of South Carolina, he trains dental students to perform single visit anterior andposterior crowns in as little as 2 hours. Dr. Mennito has lectured all over the world and loves to share his
experiences, techniques and viewpoints on which technologies might be right for you and your practice.

1999-2003

Temple University School of Dentistry
D.M.D.

2003-2010

Private PracticeBamberg, SC

2010-Present

The Medical University of South Carolina
Associate Professor
Division Director for Digital Dentistry- 47 -

IADDM Special Lecture 10

Chair : Prof. Takashi Miyazaki

Full-Arch Edentulous Restorations:
Immediate provisionalization and final
titanium framework rehabilitation within
two days
Byung-Ho Choi（Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Wonju College of Medicine, Yonsei University, Korea）

Immediate implant‐supported ﬁxed full‐arch provisional rehabilitation promotes a high level of patientsatisfaction after implant placement with respect to esthetics, phonetics, masticatory capability, andpsychological comfort. The conversion of a denture into an interim implant-supported, screw-retained
restoration has become the standard method for immediate interim restoration in patients with complete
edentulism. The most critical steps of the denture conversion process are the creation of appropriate cylinderaccess holes to prevent displacement of the denture by the interim cylinders and removal of the denture
ﬂanges to facilitate both good esthetics and accessibility for oral hygiene after the denture is connected to theinterim cylinders. This presentation describes a digital technique for designing and fabricating an interim
implant-supported, ﬁxed prosthesis for edentulous patients. The interim prosthesis has a bridge part that has
cylinder access holes and a denture ﬂange part that is designed to be easily cut off. This technique facilitates
more straight forward and efﬁcient immediate restoration for edentulous patients after implant placement. In
addition, this presentation describes the CAD-CAM fabrication of deﬁnitive restorations based on direct
digital impressions of interim restorations made using intraoral scanners. The technique allows dentists tomake deﬁnitive restorations quickly and efﬁciently without stone casts.

1982 ~ 1985
1991

Training at the Oral & Maxillofacial

Book publications:

Surgery Dept., Yonsei University, Korea

2010

Ph Degree at Freiburg University,

1992~present Professor, Wonju College of Medicine,

Flapless

Implantology.

Digital

Flapless- 48 -

FrenchImplantology.

Publishing Company.

Vol.9, No.2, 2019Englishedition,edition,

Quintessence Publishing Company.
2015

Yonsei University

Implantology.

Quintessence Publishing Company.
2012

Germany

Flapless

JeeSung

IADDM Special Lecture 11

Chair : Prof. Takashi Miyazaki

The Harmony with Esthetic and Biology
in Restorative Treatment
Kenji Tsuchiya（Tsuchiya Dental Clinic & Works）

Dental pioneers are reporting the studies on biological width and about the type of periodontal tissue fromthe 1970s. At the same time, when we precede the prosthetic treatment, there are many reports that the ﬁnish
line should be set while keeping a proper distance from the bone crest.
However, it is unexpectedly difﬁcult to accomplish them utilizing certain technique without gingival
recession long term maintenance. For such a prognosis, it is not yet enough that we have the solution toestablish aesthetic gingival line. However it would be necessary to diagnose the condition of the gingival
type and abutment tooth condition before restorative treatment, and we have a delicate handling with trial
and error while changing the ﬁnish line and making the emergence proﬁle from submerged area.
This time, I would like to discus about a methods of making the sub-gingival contour utilizing CAD/CAM
technology.

1. Graduated the Nihon University school of dentistry

4. Assumed a clinical professor at the Nihon

in 1984.
2. Maintains

University school of dentistry 2017
to5. The founder of the Society of Japan Clinicalprosthodontics, esthetic dentistry periodontics andDentistry and past president of the Tokyo branch

implantology in central of Tokyo, Japan from 1989

1996 to 2004aprivatepractice

limited

3. Received a Ph.D. in dentistry from the Nihon

Now executive director of Society of Japan Clinical

University school of dentistry 2017

Dentistry- 49 -

IADDM Special Lecture 12

Chair : Prof. Takashi Miyazaki

Disruptive Innovation in Oral Healthcare
Thomas F. Flemmig（M.B.A., Dr. med. dent., Dr. med. dent. habil.

Kingboard Professor in Advanced Dentistry
Dean, Faculty of Dentistry The University ofHong Kong）

Science and technology continuously advance in most if not all industries including, healthcare. Many of
the advances are incremental in nature and improve the performance and/or lower the costs of wellestablished products or services. Disruptive innovations are those that create new applications or markets andultimately, make established technologies obsolete. At an early stage, disruptive innovations often perform
worse than established technologies, but have attributes that are of value in new markets or for new
applications. The performance of truly disruptive innovations often improves rather quickly and over time,
surpass that of established technologies. Examples of disruptive innovations will be presented and an outlook
provided on which recent advances hold promise to disrupt oral healthcare in the future.

Professor Flemmig earned his dental degree at the

Dentistry for 25 years. He served as Chairman at the

University of Freiburg and received training in Oral

Departments of Periodontology at the Universities ofSurgery at the University of Hamburg and in

Würzburg, Münster, and Washington and held the

Periodontics at the University of California Los

Schluger Endowed Chair. Professor Flemmig holds

Angeles (UCLA). He holds a Dr. med. dent. degree

the Kingboard Professorship in Advanced Dentistryfrom the University of Freiburg, a Dr. med. dent.

and serves as Dean of the Faculty of Dentistry, The

habil. degree from the University of Würzburg, and an

University of Hong Kong and Director of the Prince

M.B.A. as well as a certiﬁcate in Health Sector

Phillip Dental Hospital in Hong Kong SAR. Professor

Management from Duke University; he is board

Flemmigʼs research focuses on the control of oral

certiﬁed in Periodontology and maintained an

bioﬁlms and the economics of oral healthcare.

intramural practice limited to Periodontics and Implant

Vol.9, No.2, 2019- 50 -

IADDM Special Lecture 13

Chair : Prof. Takashi Miyazaki

The Link - Dentist_Technician_Patient Naoki Hayashi（Ultimate Styles Dental Laboratory）

The responsibility that a dental technician takes place in the dental treatment becomes the production of
the oral prosthesis according to the common knowledge. The hand of the dental technician has produced allthat, but there are not fewer manufacturing processes produced in CAD/CAM or 3D Printer today until now.
There is the point where a thing produced by a machine is superior to a thing produced by a maneuver, andthis is really the beneﬁt that is serious for the quality improvement of the prosthesis. However, it is a fact thata part produced still by “the hand of the person” is necessary to produce a delicate part or the perfectprosthesis, which I added, and a function and personality of each patient ﬁnely, and it may say with the added
value of the oral prosthesis. It is a proper duty that the function in the oral cavity is restored in prosthetic
treatment, and aesthetic appreciation recovery enters as further value-added one. A process with dental
ceramics is required, and knowledge and the technique of the dental technician are necessary very much toachieve functional aesthetic appreciation recovery to the personality of each patient.
In addition, there is generally many in it and imagines CAD/CAM plus manufacturing process of theprosthetic device using the 3D printer when we say dentistry digital, but however, the thing using the digitalgadget does not remain all the more in dentistry. Even if it is an excelled dental technician, we cannot pushforward work if there is not enough information. Between the patient and the practiced hands of a dentist andthe dental technician, it is necessary to perform the exchanges of information and the documents without
overs and shorts comings. Deﬁnitely both sides; the patient and the practiced hand get enough satisfaction
and arrive at the result after the art of the dental prosthesis treatment. With this collection and transmission of
information, the digital can conjugate it very much. In addition, it is not necessary to use a dental digitalgadget for this and can very much utilize a general commercialized digital gadget.
There are really many necessary matters in the front of it that begins to produce a prosthetic device. I amvery important to communicate with the collection of that information using a digital gadget and pushing
forward drafting and practice by a treatment plan. When I get the communication between a patient andpracticed hands in aesthetic dentistry, the prosthetic treatment is appreciated very well; it is not an
exaggeration even if the case says that 80% have already succeeded. Conversely, it is expected that the caseinclude possibility of ending in much failure when I make light of these important points.
What information and document is necessary to produce a dental prosthesis device and how should they begathered? How do this information and a way of transmission (one of the collection of the documents) that
we perform every day produce the last dental prosthesis device using them again? I think that I can share thatpart with all of you when I arrive.
Naoki Hayashi graduated from Osaka Dental
University (Japan) in 1992. Soon after graduation heworked in the National Dental Laboratory in Japan.
Among other major accomplishments, are Naokiʻs
two publications, “A Diary -Through the Lens”,
published by Quintessence publishing in 2005 and“Past <<Future -Envision 77 Heart Beats -”, publishedby Ishiyaku Publishing in 2010. Both publications arevery useful guides for dentists and technicians. He has
also published over 30 articles, several of which aretranslated into nine languages published all over theworld.
Currently Naoki works as a master ceramist and is
the president of Ultimate Styles Dental Laboratory in
Irvine, CA. In addition to his lab work, he conducts
lectures & workshops all over the world. He shares his
knowledge and skills by offering many hands onworkshops and teaches current trends in dental
technology and treatment planning. He is also aninternational instructor and advisor for Kuraray
Noritake Dental Inc.,- 51 -

IADDM Special Lecture 14

Chair : Prof. Takashi Miyazaki

Research and Practice on Key Issues ofIntelligent Design and Manufacturing for
Removable Partial Denture (RPD)
Yongsheng Zhou, Yuchun Sun（Department of Prosthodontics, Peking University School and Hospital of

Stomatology & National Engineering Laboratory for Digital and Material
Technology of Stomatology & National Clinical Research Center for Oraldiseases）
With nearly ﬁve-year clinical experience, we focus on the RPD design and RPD manufacturing by 3D
metal printing as the major area to improve the digital fabrication of RPD. Based on the expert database andintelligent algorithm, the software recommends 3 potential RPD designs to dentist. Dentist selects one andmodify it based on speciﬁc oral condition. The manufacturing system consists of two key pillars: the nesting
software and dual-laser printer. The nesting software helps to adjust posture of RPD and generate support
structure automatically. This step is very important for 3D manufacturing in order to ensure printing quality,
save material cost and reduce post polishing effort. Highly efﬁcient and accurate dual-laser 3D metal printerhas been developed for RPD manufacturing in order to meet the size and complex structure requirements of
RPD. The design efﬁciency has been improved from 45 min to 5 min. In the practice manufacturing, thematerial cost has been reduced by half, manufacturing speed has been nearly doubled and manual polishingeffort reduced to 2/3. The system focuses on the key issues of intelligent design and metal 3D printing tofurther improve the digital fabrication of RPD, which simplify the clinic operation, reduce manufacturing
cost and improve the ﬁnal restoration effect.
Dr. Yongsheng Zhou is the professor and Presidentof Peking University School of Stomatology. He also
serves as the chairman of Department of
Prosthodontics. He achieved his DDS degree in 1994
and PhD in 1998 from PKU school of Stomatology.
He accepted postdoctoral training in University ofNorth Carolina Dental Research Center, Departmentof Prosthodontics for one year. Dr. Zhou has been
awarded as Distinguished Professor endowed by
Changjiang Scholars Program of Ministry of
Education, Capital Leading Talent, Chinaʼs Leading
talent in Stomatology due to his contribution to
innovation, R&D in Stomatology. He is the presidentof Chinese Society for Oral Maxillofacial
Rehabilitation, vice-president of Chinese
Prosthodontic Society, Councilor of Asian Academyof Prosthodontics, Councilor of Asian Academy of

Vol.9, No.2, 2019- 52 -

Osseointegration, Fellow of International College ofDentist (ICD), Fellow of International Team for
Implantology (ITI), Co-chair of ITI ScholarshipCenter-Beijing, President of Beijing Society for Oral
Esthetics, president-elect of Beijing Prosthodontic
Society, etc. He is also a member of Education andResearch Committee of International College of
Prosthodontists. He is an editor or associate Editor-inChief for Chinese Journal of Dental Research,
International Journal of Prosthodontics, and other 11
academic journals in stomatology or dentistry. His
Researches focus on the usage of bone tissue
engineering based on adult stem cells to restore oralbone loss, material surface modiﬁcation for improving
osteogenesis, and digital technology to improve
precision restoration, etc.

JADD President Lecture

座長：矢谷博文（JADD 第 10 回学術大会実行委員長）（一社）日本デジタル歯科学会の「温故知新」
─ 10 年を振り返って，さらに 10 年に向かって─
末瀬一彦（大阪歯科大学，（一社）日本デジタル歯科学会 理事長）
Looking back on the 10 years and toward 10 years of the Japan Academy of
Digital Dentistry
Suese K（Osaka Dental University, President of Japan Academy of Digital Dentistry）
Japanese Academy of CAD / CAM dentistry was established on March 28, 2010 at Tokyo. Digitalization in dentistry has
progressed rapidly in the last decade, and the process of manufacturing prosthetic devices has become a system that can beprovided quickly, uniformly and stably. Also in the restoration material, it has changed from a metal-centered restoration to
restoration treatment using ceramics and composite resin. Digital dentistry is not a completion but is a progressive term stillmore. The intraoral scanner, processing machine and software will evolve further and new digital solution will form in dental
treatment in future.

2010 年 3 月 28 日に東京において「日本 CAD / CAM 歯科学会」が設立され，その時の大会テーマは，「Digital

Dentistry が将来の歯科医療を変革する！」で，約 200 名の会員，30 社の協賛企業のもとに開催された．その後，学術大会は東京で 4 回，大阪，福岡，札幌，横浜，盛岡で継続的に開催され，2014 年からはセミナーや共催
シンポジウムも行われてきた．学会発足当初の歯科界でのデジタル化は，歯科技工分野において CAD/CAM
テクノロジーが注目され，鋳造から切削加工への大きな変革が期待されていた．その後，画像診断，顎運動計測装置，咬合診断，マイクロスコープ，診療チェアなどの歯科診療機器のデジタル化に加えて，電子カルテや検査データの一元化を目指したシステムも構築され，一気にデジタル化が普及するようになり，学会設立時の大会テーマが具現化されてきた．
このような背景を受け，本学会も 2013 年 4 月に「日本デジタル歯科学会」（JapanAcademy of Digital Dentistry）に改称し，さらに 2016 年 2 月には社会のニーズに対応すべく一般社団法人化を実現した．
歯科医療におけるデジタル化は急速に進展し，補綴装置製作は鋳造修復から CAD / CAM テクノロジーによる切削加工へと移行し，迅速，均質で安定的に提供できるシステムへと変わってきた．これに伴って，修復材
料もメタル中心の修復からセラミックスやコンポジットレジンを用いた修復治療へと変遷してきた．2005 年にはジルコニアを用いた修復が薬事認可され，さらに 2014 年には先進医療から「CAD / CAM 冠」が医療保険に導入され，メタルフリー修復が加速化されてきた．
しかし，デジタルデンティストリーは完成期ではなく，まだまだ発展期であり，今後はさらに進化した口腔内デジタル印象用スキャナーならびにそれを補完する AR 技術を応用したスマートグラス，モーションキャプチャー，バーチャル咬合器，さらには 3D プリンター，ハイブリッド複合加工装置などの開発が進み，CT や顎運動装置とも連動し，治療計画から補綴装置製作に至るソリューションとして進化することが期待される．
略歴2012 年 （一社）日本デジタル歯科学会
2016 年

理事長

大阪歯科大学・広島大学・昭和大学

2003 年 （一社）日本歯科技工学会

副理事長

2014 年

教授

大阪歯科大学歯科審美学室

2019 年 （一社）日本歯学系学会協議会
2019 年

奈良県歯科医師会

客員教授

常任理事

理事（奈良歯科衛生士専門学校理事長）- 53 -

Clinical Seminar 1

座長：矢谷博文（JADD 第 10 回学術大実行委員長）

CT，MRI による顎骨領域のデジタル画像診断
基礎，臨床応用から AI まで
金田隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

Digital Imaging Diagnosis using CT, MRI for the maxillomandibular region：
Foundation, clinical application and Artiﬁcial Intelligence
Kaneda T（Department of Radiology，Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba,
Japan）

Recently, advanced diagnostic imaging such as computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) havebeen widely used in clinical situation of dentistry.
My presentation is 1) to discuss the use of CT and MR imaging technique of the maxillomandibular region, 2) todemonstrate interpretation of these images, 3) to discuss the advanced CT, MRI and Artiﬁcial Intelligence (AI) for theevaluation of maxillomandibular lesion.

近年のコンピュータや医療機器の進歩に伴いエックス線 CT（Computed tomography）や MRI (Magnetic

resonance imaging : 磁気共鳴画像 ) 検査等のデジタル画像による画像診断が広く日常歯科臨床に普及してきた．
特に，平成 24 年 4 月の保険導入による歯科用 CT の普及に伴い，歯科開業医でも口腔インプラント治療や顎関節治療を中心に，これら先進画像機器の画像診断やデジタルデータによる，ワークフローから CAD/CAM
応用まで，日常臨床に医療応用する歯科医師が増加の一途を辿っている．CT は高い空間分解能および時間分
解能により，われわれ歯科医師が治療する顎骨領域疾患はもちろん，医科領域では全身外傷への対応や心臓を中心とした動く臓器への 3D および 4D による臨床応用が可能となり，検査時の造影剤の使用による情報量の増加も加わり，鑑別診断のみならず予後判定にいたるまで，日常臨床で広く用いられるようになった．一方，
強磁場を利用し，エックス線被ばくのない MRI は水素を画像対象とすることから，高い組織分解能を有し，種々のシークエンスによる撮像法が存在し，これら複数の画像から画像診断を施す．ほとんどの疾患の組織は正常
組織と水素の量や状態が異なるため，正常組織と異なる信号を呈する．そのため，MRI 検査はこれら病変の信号を周囲正常組織と比較しながら病変の検出，鑑別診断や進展範囲の診断を行う．よって，MRI による各種シークエンスを用いた撮像法や各正常および異常組織の信号強度を理解することが MRI の画像診断に必要不可欠である．
今回の講演は，CT，MRI による顎骨領域のデジタル画像診断として，１）臨床医が知っておくべき効果的な CT，MRI 検査，２）臨床例を中心とした CT，MRI によるデジタル画像の画像診断，３）最新の CT，

MRI に関する顎骨領域への臨床応用を供覧し，近年の AI (Artiﬁcial Intelligence) による画像診断への臨床応用についても述べる．
略

歴

学会活動

1986 年 日本大学松戸歯学部卒業

NPO 法人日本歯科放射線学会前理事長

日本大学松戸歯学部放射線学講座助手

日本デジタル歯科学会理事

1993 年 日本大学松戸歯学部放射線学講座講師

日本画像医学会理事

1996 年 ア メ リ カ 合 衆 国 ハ ー バ ー ド 大 学 医 学 部

NPO 法人日本歯科放射線学会専門医，指導医

Massachusetts Eye and Ear Inﬁrmary 放 射 線 科

第 90，96，99，101 回北米放射線学会にて Certiﬁcate of

研究員ならびに Massachusetts General Hospital

Merit 受賞

放射線科研究員
1999 年 日本大学松戸歯学部放射線学講座教授
現在に至る

Vol.9, No.2, 2019

- 54 -

ûÃ÷ü  QjM<@hYchR¿È.Á%ċQJMek½îë.!9  /ûÃ÷ü  QjM<@hYchR¿È.Á%ċQJMek½îë.!9  /
}ċ
}ċ

û ¼  ü ¾­
û ¼  ü ¾­û ¤  ü óõºËÑÍ@UZjP?XiQhP?KRd£Æû ¤  ü óõºËÑÍ@UZjP?XiQhP?KRd£Æ´tÌ>@E`OR´tÌ>@E`ORû Ý ­ Ã ÷ ü Using CT data for all through the implant treatment in digital DentistryClinicalSeminar座長：矢谷博文（JADD 第 10 回学術大会実行委員長）
û Ý ­ Ã ÷ ü Using
CT data 2
for all through the implant treatment
in digital Dentistryû Ý ­ ¼  ü Sogo Mû Ý ­ ¼  ü Sogo Mû Ý ­ ¤  ü Office of Strategic Innovative Dentistry,û Ý ­CT¤ データをインプラント治療に活かすü Office of Strategic Graduate
Innovative
Dentistry,
Schoolof Dentistry OSAKA University
Graduate School of Dentistry OSAKA University～デジタル一気通貫における CT の役割～

Recently, the most digitalized in the dental field is also "implant treatment". The digital dentistry in implant
Recently,
the most（大阪大学大学院歯学研究科イノベーティブ・デンティストリー戦
digitalized in the dental field is also "implant treatment". The digital dentistry in implant
十河基文
treatment
are broken down into "the eight tasks". The 1stst is the CBCT scanning. The 2nd
is the acquisition
treatment are broken略室，株式会社アイキャット）
down into "the eight tasks". The 1 is the CBCT scanning. The 2nd is the acquisition
is
the
data
matching
between theof oral information by the model scanner or the intra-oral scanner. The 3rd
theof oral information by the model scanner thor the intra-oral scanner. The 3rd is the data matching between
jaw dataUsingand theThethe
4th implantis the CAD
waxingincrownthe CAD software. The 5thCToraldatainformation.
for all throughtreatment
digitalby
dentistry
th is thejaw data and the oral information.
The
4
is
the
CAD
waxing
crown
by
the
CAD
software.
The
5
is
the
th
is theInnovative
guided surgery.
the last
7thofisDentistry
the CAD/CAM
implantSogo
simulation.
Theof 6Strategic
Dentistry,And
Graduate
SchoolOSAKA prosthodontic abutment
M（Ofﬁce
implant simulation. The 6th is the guided surgery. And the last 7th is the CAD/CAM prosthodontic abutment）
and crown. In myUniversity
presentation,
I will talk through all the things in this digital flow.
and crown. In my presentation, I will talk through all the things in this digital flow.
Recently, the most digitalized in the dental ﬁeld is also “implant treatment” . The digital dentistry in implant treatment are

broken down into “the eight tasks” . The 1st is the CBCT scanning. The 2nd is the acquisition of oral information by the model°rºÍö.*±3QJMe
ð=+9/0408@hYchR¿È+9&=
scanner or the intra-oral scanner. The 3rd is the data
matching between the jaw data and the oral information. The 4th is the°rºÍö.*±3QJMe
thð=+9/0408@hYchR¿È+9&=CAD waxing crown by the CAD software. The 5 is the implant simulation. The 6th is the guided surgery.
And the last 7th is-@hYchR¿È.!9QJMeQhP?KRd<MKF.|ä%9,
)7¶¢#:-@hYchR¿È.!9QJMeQhP?KRd<MKF.|ä%9,
the CAD / CAM prosthodontic abutment and crown. In my presentation, I will talk through all the things )7¶¢#:in this digital ﬂow.
99þý ºÍÄ
ã-øú/o<æ9'2/ºÍÄćĊû;59ü+«%9",

昨今，歯科領域において最もデジタル化が進んでいるのはやはり「インプラント治療」である．そんなインþýºÍÄã-øú/o<æ9'2/ºÍÄćĊû;59ü+«%9",
ÿýプラント治療におけるデジタルデンティストリ―を「タスク」に分解すると，8
c[KE`TjÛzKE`TjîÀ/ê¨ 7 7:9Ûz/·<¥Ä
つから構成される．
ÿý c[KE`TjÛzKE`TjîÀ/ê¨ 7 7:9Ûz/·<¥ÄlKE`Tj.6(*KE`h%9",1'0ÛzKE`Tj.6(*É©Ûz<１．
【歯科用 CBCT】見えない顎骨の中を診るための歯科用 CT（いわゆる CBCT）で撮影すること．
lKE`Tj.6(*KE`h%9",1'0ÛzKE`Tj.6(*É©Ûz<KE`h%9",
２．
【ラボスキャナー / 口腔内スキャナー】通法の印象採得から得られる口腔内の模型を「技工用卓上スキャ
KE`h%9",
Āý ナー」によってスキャンすること．または，口腔内スキャナーによって直接，口腔内をスキャンすること．
øúiÛzQjM/QjM]ONhGlåþ/øúQjM,ÿ/ÛzQjMĀý /nÙ<¢$']ONhGQjMû³+/Îü<u¢%9",øúiÛzQjM/QjM]ONhGlåþ/øúQjM,ÿ/ÛzQjM
３．【顎骨・口腔内データのデータマッチング】上記１の「顎骨データ」と２の「口腔内データ」の両者を合/nÙ<¢$']ONhGQjMû³+/Îü<u¢%9",
」を作成すること．
āý 成した「マッチングデータ（本報での呼称）
ćĆĈgOFK>OYlåĀ/]ONhGQjM/¸ªñ.$*ćĆĈLWR<Ä*āý４．
ćĆĈgOFK>OYlåĀ/]ONhGQjM/¸ªñ.$*ćĆĈLWR<Ä*【
CAD
ワックスアップ】上記３のマッチングデータの欠損部に対して，
CAD ソフトを用いて診断用ワッæ®ÄgOFK>OY<ß",û³+0ćĆĈgOFK>OY,Îüæ®ÄgOFK>OY<ß",û³+0ćĆĈgOFK>OY,Îü
クスアップを行うこと（本報では「
CAD
ワックスアップ」と呼称）．
Ăý @hYchRiI^afjIbhćĆĈgOFK>OY#:']ONhGQjM<Ä*Ăý５．
@hYchRiI^afjIbhćĆĈgOFK>OY#:']ONhGQjM<Ä*【インプラント・シミュレーション】CAD ワックスアップされたマッチングデータを用いて，インプラン@hYchR/xI^afjIbh/ß",@hYchR/xI^afjIbh/ß",トの埋入シミュレーションを行うこと．
ăý D@SHjJBdjĂ/@hYchRiI^afjIbhQjM.¯$'D@SQj【ガイドサージェリー】５のインプラント・シミュレーションデータに反映した「ガイドデータ」を CAD
ăý６．
D@SHjJBdjĂ/@hYchRiI^afjIbhQjM.¯$'D@SQj
M<u¢$&/Ā YdhMj.69ï.68HjJCeD@S<u9",
で作成し，その後３
D プリンターによる造形により「サージカルガイド」を作ること．
M<u¢$&/Ā
YdhMj.69ï.68HjJCeD@S<u9",Ąý ±ÔáÕ/  ±.MKFā/æ®Ä/ćĆĈgOFK>OY/QjM<ÂÄ$1
７．
【最終補綴のCAD】 最後にタスク４の診断用の CAD ワックスアップのデータを流用しつつ一部微Ąý 'kñ¡w¹$±ÔáÕ/>VOR_hR/ćĆĈćĆĉ.~FcAh/ćĆĈć
±ÔáÕ/ / CAM
±.MKFā/æ®Ä/ćĆĈgOFK>OY/QjM<ÂÄ$1
修正し，最終補綴の「アバットメントの
CAD / CAM」に加え，クラウンの CAD / CAM を行うこと．
'kñ¡w¹$±ÔáÕ/>VOR_hR/ćĆĈćĆĉ.~FcAh/ćĆĈć
Ćĉ<ß",．
から構成される（下図）Ćĉ<ß",7¶¢#:9ûmü
上記のインプラント治療の流れ中で「診断用ワックスアップ」を「最終補綴」まで使う「デジタルの一気通7¶¢#:9ûmü
 貫」が行われている．本報では一気通貫における落とし穴やポイントをお話したい．























略 歴
1988 年 大阪大学歯学部 卒業
同大学歯学部歯科補綴学第二講座（有床義歯学） 入局
1997 年 同大学歯学部附属病院 口腔総合診療部（卒後臨床研修） 移籍
2003 年 株式会社アイキャット 起業（取締役 CTO：兼業申請）
2006 年 同大学 退職2018 年 同大学大学院歯学研究科 イノベーティブ・デンティストリー戦略室 教授
株式会社アイキャット 代表取締役 CTO（兼業申請）- 55 -

Clinical Seminar 3

座長：小川匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

インプラント治療におけるデジタル化の現状
小濱忠一（日本臨床歯科医学会）
The present situation of the digitization in the implant treatment
Obama T（Society of Japan Clinical Dentistry）

With the promotion of dental digitalization, the application of intraoral scanner, whose operability and accuracy have been
improved, is completely different from the traditional chair side way and have advanced inﬂuence on the following laboratory
procedures. In the treatment of implant, sequential steps from examination and diagnosis to the fabrication of superstructure
can be established digitally. On the other hand, the skill required for dentists and dental technicians is same and both theanalogue knowledge and technical application are essential. This lecture will present necessary considerations and the brief
overview including the clinical indication when the intraoral scanner is used clinically2000 年以降の CAD / CAM 技術の進展はめざましく，従来から審美性，強度そして生体親和性などに優れていることが認識されていたジルコニアとチタンの応用が可能となった．現在では，これらマテリアルを応用したアバットメント，上部構造フレームやクラウン＆ブリッジなどを製作する歯科用 CAD/CAM が補綴治療のスタンダードとして幅広く臨床応用されている．近年ではデジタル化の進展によって口腔内光学印象（以下，IOS）の操作性や精度が増したことから光造形模型の製作から咬合器装着に至るまでの総合的なシステムが構築されてきている．さらに，口腔内スキャン画像と CT 画像をマッチングさせることで石膏模型レスからシミュ
レーションを行いサージカルテンプテートの製作も症例によっては行える．その結果，インプラント治療においては，診査・診断から埋入手術，上部構造製作までのすべての過程にデジタル化を取り入れることも可能である．IOS を臨床に取り入れることは，作業の効率化，多様な補綴物製作，そして資料のデータベース化など
多くのメリットをもたらすが，そのスキャン精度には，現状で臨床的に許容されているアナログ印象と石膏模型そして咬合採得から製作される補綴物と 同等またはより近似した適合が再現できることが必要である．従来法の場合，補綴物の適合精度を左右する因子として印象材や模型材の寸法変化が挙げられる．
一方，デジタル法では，口腔内を直接スキャンすることで作業工程の簡略化が図られ，最終的な補綴装置の適合性に関わる材料の寸法変化や材料間の誤差の影響を少なくすることができると考えられている．
近年では，
スキャン速度や精度などの向上や動画形式による連続的なスキャニングも可能となり，適応症を踏まえた基礎的研究も多く行われている．in vivo でのフルアーチ印象は，とくに三角測量，共焦点，または AWS 技術 の歪み現象に関連して誤差が生じることが認識され，全顎印象との比較ではシリコン印象の精度が高かったと報告されている．とくに，インプラントに関しては，in vitro および in vivo の両方の研究で，測定距離および角度が大きい場合はより誤差が生じやすく，とくに，歯周靭帯がないインプラント支持の複数の補綴物製作は制限を受けることも報告されている．現状，光学印象法を応用した補綴物製作の適応症や適合性に関する臨床報告はまだ少なく，アナログベースの印象採得から可能であった全ての症例まで対応するには限界があると言わざるを得ない．そのため，適応症例を十分に考慮して応用することでその優位性を活かすべきである．一方，歯科医師，技工士に求められるスキルは変わらず，高品質な補綴物の完成には，プロビジョナルレストレーションを用いた歯肉縁下を含めた歯冠形態の調整などアナログ要素の知識と技術の応用は必須である．要するに，デジタル化といえど，アナログ時代の考え方と基本的な手法は不可欠であることも念頭に置くべきである．
そこで，本講演では，IOS を利用したスキャン精度を左右する因子に対する分析から精度検証に基づいた現時点でのインプラント治療における適応症例の選択と実際について解説したい．
略歴1986 年

小濱歯科医院開業

1981 年

日本大学松戸歯学部卒業

2006 年

日本大学客員教授

1984 年

原宿デンタルオフィス勤務

2011 年

医療法人社団翔悠会

Vol.9, No.2, 2019

- 56 -

小濱歯科医院設立

Clinical Seminar 4

座長：小川匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

光学印象はアナログ印象を超えたか？
夏堀礼二（夏堀デンタルクリニック，岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

Has the digital optical impression exceeded the analog impression?
Natsubori R（Director of Natsubori Dental Clinic, Department of Prosthodontics & Implantlogy,
Iwate Medeical University School of Dental Medicine）

Todayʼs digital dentistry is becoming more familiar. Advances in CAD / CAM and advances in processed materials havemade it possible to produce restorations with higher precision, strength and aesthetics. Our ofﬁce has quickly recognized theimportance of this ﬁeld, adopted digital dentistry into the clinic, and sought out new clinical styles throughout the clinic. Under such circumstances, digital impressions using oral scanners have become more accurate with the times.
In particular, intraoral scanners in recent years have improved both in accuracy and scanning speed. Performance has improved signiﬁcantly. In our hospital, we use an intraoral scanner to apply impressions of In, Cr & Br, implant simulation,
guided surgery, and impressions of implant superstructure.
However, on the other hand, sufﬁcient scanning can not be performed with the gingiva with bleeding or leachate, deep margin, etc. In addition, in the case of full-jaw impressions, due to distortion deformation due to the seaming of images, which isalso a feature of intraoral scanners, although it is highly accurate when viewed partially, such as few teeth, it can not but besaid inaccurate with full cross arches.
So, this time, I would like to discuss with you all the limitations of optical impressions and the demand for analog impressions that are still there, while explaining the points of attention during optical impressions and tips and tricks to take well.

今日，より身近になってきているデジタルデンティストリー．CAD / CAM の進歩と加工材料の進歩で，より精度，強度，審美性の高い修復物が作製出来るようになってきた．当院でもいち早くこの分野の重要性を認識し，デジタルデンティストリーを臨床に取り入れ，クリニック全体で新しい臨床スタイルを模索してきた．
プロセラデスクトップスキャナーも 2009 年より導入し，2010 年より LAVA COS 口腔内スキャナー，2012 年にセレックブルーカム，2015 年に 3M True Deﬁnition，2016 年には MEDIT identica デスクトップスキャナー，
３shape TRIOS3，2017 年には True Deﬁnition Mobile を増設し，TrophyCS3600 のデモ機を試用したり，様々な機器を臨床に応用してきた．またそれらに対して基準模型を作製し，それぞれのラボ用デスクトップスキャ
ナーや口腔内スキャナーのスキャンデータをもとに，精度・真度の正確性の検証もした．そういう中で，オーラルスキャナーを用いたデジタル印象は，時代と共に正確性が増してきた．特に近年の口腔内スキャナーは精度，スキャンスピード共に向上しており，性能は格段に良くなった．当院でも口腔内スキャナーを用いて，In，Cr & Br の印象，インプラントシミュレーション，ガイデッドサージェリー，インプラント上部構造の印象まで応用している．
しかし，一方で出血や浸出液の多い歯肉，深いマージンなどでは，十分なスキャンができない．また全顎印
象では口腔内スキャナーの特性でもある画像の継ぎ合わせによる歪み変形のため，少数歯など部分的に見れば高精度だが，クロスアーチでは不正確と言わざるをえない．
そこで今回は，光学印象時の注意点や上手く撮るコツや勘所を解説しながら，光学印象の限界とまだまだあるアナログ印象の需要について皆様とディスカッションしたい．
略歴1986 年

岩手医科大学歯学部卒業

日本デジタル歯科学会会員

1992 年

青森県八戸市開業

日本顎咬合学会認定医
日本口腔インプラント学会専門医- 57 -

Clinical Seminar 5

座長：高橋英和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機材開発工学分野）

有床義歯デジタル製作の現状と将来展望
大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
Present status and future aspect of digital fabrications for removable prostheses
Ohkubo C（Dept. of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine）

Digital fabrications of a complete denture (CD) and a removable partial denture (RPD) are rapidly improved using CAD/
CAM. 3D printed or milling CDs were already commercially available in the foreign countries. For RPD fabrications, metalframework, denture base, and artiﬁcial teeth were designed by CAD. Then, the framework was fabricated using laser additive
manufacturing, the denture base and artiﬁcial teeth were milled by PMMA disk and zirconia, respectively, they wereconnected on the 3D printed working cast using assembly manner. This presentation will focus on the present status and future
aspect of digital fabrications for the removable dentures.

フレームワークの精密鋳造と義歯床用 PMMA が導入されて以降，有床義歯製作におけるイノベーティブな製作術式の変革を見出すことは困難である．これほど加工技術が進化した現在でも，有床義歯ではロストワッ
クス法による鋳造と人工歯を１歯ずつ排列し，埋没後にポリマーとモノマーを混和し石膏型に塡入し重合するという，極めてクラシカルな手法が踏襲されている．ところがこの数年で，この古典的義歯製作法が大きく変容しようとしており，デジタルテクノロジーの著しい進歩から，コンピュータ支援による義歯製作がいよいよ現実のものとなってきている．
人工歯と義歯床のみから構成されるコンプリートデンチャーのデジタル製作はすでに海外では商品化されている． 一方，パーシャルデンチャーは義歯の構成要素も多く，義歯床がフレームワークを包含する構造のため，フルデジタル製作のハードルは高い．現状では，各義歯構成要素を別々に CAD / CAM により製作し，最終的に作業模型上にて一体化させるアセンブル方式が試行されている． 有床義歯フレームワークの CAD / CAM 製作も，この数年で大きく前進している．フレームワークの容量が大きく充実型であればミリングが適しているが，クラスプデンチャーのようにスレンダーな構造には不経済かもしれない．一方，積層造形は切削屑もなく，複雑な形態やアンダーカット，中空構造も造形可能であり，切削工具の摩耗による精度低下の恐れがないことに加え，一度に多数の造形ができるなど利点も多い．積層造形に関しては，いくつかの課題が残されているものの，有床義歯フレームワーク加工の主流となりうる可能性を秘めている．
本講演では，以上のような最新の CAD / CAM 技術を用いた有床義歯の製作法と将来展望について概説する．
略歴1986 年

鶴見大学歯学部卒業

1990 年

鶴見大学大学院修了

2009 年

鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座

2016 年

鶴見大学歯学部附属病院

2018 年

鶴見大学歯学部

Vol.9, No.2, 2019

教授

病院長

学部長

- 58 -

Clinical Seminar 6

座長：高橋英和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機材開発工学分野）

歯科矯正治療における 3 D デジタル技術の応用
山田尋士（ヤマダ矯正歯科）
Application of 3D digital technology in orthodontics
Yamada H（Yamada Orthodontic Ofﬁce）

The original 3D images in orthodontic treatment acquired by CT provide much more information than 2D images beyond
my anticipation, and the root form of the tooth of interest and distance from the root of an adjacent tooth are clearly identiﬁed,
which results in risk reduction and is very useful in clinical practice.
This time I propose a hybrid 3D orthodontic treatment, combining aligners and conventional treatment, making the best of
their advantages and compensating disadvantages with each other.

これまで，矯正治療の診断を行う場合，術前のセファログラム，他のさまざまなエックス線画像や石膏模型から分析を行い，治療計画を立案していた．しかし，実際はそのセファログラムは 1.1 倍拡大された 2 次元のエックス線フィルムの頭部を正貌，側貌にわけて分析を行い，歯においては等倍の石膏模型から叢生量や上下顎の咬合関係を含め模型分析を行っていた．また，歯冠と歯根の関係は 3 次元の石膏模型と 2 次元のパノラマ
を，術者が頭の中でイメージして歯冠から歯根の状態を予想するにすぎなかった．しかし，1997 年に歯科用コー
ンビーム CT が発表されて以降，2 次元のエックス線画像診断から 3 次元 CT 画像へとシフトし，様々な角度から明確に画像診断ができるようになってきている．また，数年前から 3 次元矯正歯科用ソフトが開発され，CT 画像から矯正診断も可能となり，検査・診断の 3D 化で矯正歯科診断は大きく変わろうとしている．
一方で，オーラルスキャナー，模型スキャナーの進歩・開発も凄まじく，欧米諸国においては歯科医療におけるデジタル化は，急速に診療に導入されている．日本の矯正歯科界においても 3D デジタルの時代に突入しつつあり，徐々ではあるが 3D 環境に興味を持つ矯正医も増えてきているが，海外に比べ，未だに日本では適合や変形のおそれを考え導入を見合わせている人も多いのが現状である．
当院では 6 年前より顎変形症治療の診断にも CT 画像を用い，シミュレーションソフトにて診断から ope の術式，骨の移動距離までを検討している．CT による 3 次元画像は 2 次元では考えられないほど情報が多く得
られ，個々の歯根の形状や隣接する根の距離が明確に確認できリスク軽減にもつながり臨床に活用できることを実感している．現在では，その CT データに歯列のスキャナーデータと統合し，歯列を含めた顎骨モデルを
3D プリンターにて造形し，正確な骨の削除量，移動量を術前に口腔外科医に提示することが可能となった．
また，通常の矯正歯科治療においても，
口腔内スキャナーや模型スキャナーから得られた歯冠および歯列デー
タと CT データを統合することで，歯冠と歯根の情報を 3 次元で把握することができるようになってきた．各
歯を自由に画面上で移動させ治療経過をシミュレーションし，それらを基にアライナーを作製することも可能になりつつある．アライナー治療は患者にとっては快適であるが，従来のブラケットとワイヤーを用いた治療と比べるとやはり適用できる症例は限られており，その適用を誤ると計画通りの経過および結果にならず苦慮することとなる．
そこで，アライナー治療と従来の治療それぞれのメリットを活かして，互いのデメリットを補い合うハイブ
リッド 3D 矯正治療を提案したい．アライナー治療には欠かせないアタッチメントにワイヤーを併用できる構造を組み込むことで，これまでアライナー単独では上手く治せなかった症例もカバーし得ると考える．
今回，皆さんと私が提案するハイブリッド 3D 矯正治療についてディスカッションしたいと思う．
略歴1991 年

大阪歯科大学卒業

2005 年

山西医科大学（中国）客員教授

1991 年

大阪歯科大学歯科矯正学講座入局

2008 年

大阪歯科大学矯正学講座非常勤講師

1996 年

ヤマダ矯正歯科開設（大阪府泉大津市）- 59 -

Clinical Seminar 6

座長：高橋英和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機材開発工学分野）

デジタル矯正装置を使用した治療結果について
橋場千織（はしば矯正歯科）
Treatment results using the digital orthodontic appliances
Hashiba C（Hashiba orthodontic ofﬁce）

One part of the development of digital dentistry is the manufacture of digital orthodontic appliances with CAD / CAM
systems. The kinds of appliances for orthodontic treatment are increasing year by year. The deﬁning feature of digitalorthodontics is custom-made appliances, and these appliances can be roughly divided into three types. There are multi-bracket
systems, products providing mainly wires and Invisalign treatments with seat type devices called aligners. Various kinds ofcustom-made appliances for lingual orthodontics have been developed due to the speciﬁc shape of the lingual surface. Today,
I show you some case studies of digital orthodontic work.

近年，矯正界において，最新のデジタルテクノロジーを利用したデジタル矯正装置の普及が著しく，臨床応用の機会が年々増加している．カスタムメイド矯正装置と称される代表的なデジタル矯正装置には，世界中で700 万症例以上の治療提供がされている Invisalign®（アラインテクノロジー）や Clear Correct などを代表とするアライナータイプのものとマルチブラケットシステムタイプの装置とがある．マルチブラケットタイプのデジタル矯正装置にはラビアル（唇側）矯正装置とリンガル（舌側）矯正装置がある．リンガル矯正装置は複数の会社より製品が発売されている．リンガル（舌側）矯正装置へのカスタマイズブラケット導入がラビアル（唇側）矯正装置に先駆けて開発された理由は，舌側面形態が唇側面に比し複雑なために既成ブラケットの装着が困難であったことによる．リンガル（舌側）矯正装置の代表的な装置としては，IncognitoTM（3M ヘルスケア），

WIN（DW Lingual Systems Japan）や Harmony®（アソインターナショナル）などがある．一方のラビアル（唇側）矯正装置も Insignia（Ormco）などのデジタル矯正装置の開発が進んでいる．これらのマルチブラケット
システムタイプのデジタル矯正装置に共通した特徴は，カスタマイズブラケットであること，デジタルセット
アップにより治療予測が画面上で認識できること，インダイレクトボンドシステムであること，ロボットがベンディングしたカスタマイズワイヤーが組み込まれており治療現場でのベンディング操作が軽減される，の 4点である．特に治療開始前にデジタルセットアップを通して治療結果の予測ができることは画期的な進歩である．
これらの装置は，従来は術者の技量や経験に大きく依存していた矯正治療の結果を一定レベルまでボトムアップすることが期待できる．
本講演ではデジタル矯正装置の中でも，矯正装置が舌側に装着されていることで特に審美性に優れた装置である，カスタムメイドリンガル矯正装置の Incognito（3M ヘルスケア）と WIN（DW Lingual Systems Japan），に加えラビアル（唇側）矯正装置の Insignia（Ormco）の臨床例を供覧したい．
学会活動
日本矯正歯科学会専門医・認定医

Angle society 正会員（South west）
European Board of Orthodontist（ヨーロッパ矯正専門医）
日本歯科審美学会認定医・理事
日本舌側矯正歯科学会認定医・理事

Vol.9, No.2, 2019

- 60 -

Clinical Seminar 7

座長：齊木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

デジタルテクノロジーがもたらした歯科補綴の変革
─この 7 年の変化と今後の展望─

佐藤博信（福岡歯科学大学 口腔医療センター）
Innovation of dental prosthodontics achieving by use of digital technology
Sato H（Center for Oral Disease Fukuoka Dental College）

Innovation of digital technology affected in the dental ﬁeld very much recent seven years after my special lecture in this
digital meeting which was held in Tokyo in 2012. Advancement of Dental CT and Zirconia material especially contributed tothis innovation. We accepted many advantage from these digital technology. However, we experienced clinical problems at
the same time. Then, I will discuss about historical consideration and our brilliant future.

2012 年 4 月本学会第 4 回学術大会（東京医科歯科大学）において「CAD / CAM テクノロジーがもたらすイ
ンプラント補綴治療の新たな考え方」というタイトルで，特別講演を行ってから，すでに 7 年が経過しようとしています．この間，本学会の名称も「日本歯科 CAD / CAM 学会」から「日本デジタル歯科学会」へ名称変
更がなされ，この間のとくに歯科補綴，インプラント，歯科技工のデジタル化のスピードには目を見張るものがありました．
前回の講演では，インプラント補綴を中心にデジタル化の現状と未来について講演を行いました．その後の7 年間でも，インプラント治療の分野ではデンタル CT の普及が加速度的に進むとともに，模型や口腔内スキャ
ナーからの歯列情報をデジタル化し，CT のデータを重ね合わせることにより，確実なインプラント埋入のシ
ミュレーションが可能となるなど，便利な時代になりました．また，これらのデータを元に，インプラント埋入ためのサージカルガイドプレート（ガイド）も，3D プリンターを使用して作製できるようになり，ガイデッ
ドサージェリーも高頻度で行われるようになりました．インプラントの上部構造体も金属からジルコニアセラ
ミックへの移行も顕著に進みました．ジルコニア素材自体も透光性の向上やグラディエーションブロックの開発で，陶材を前装することなく，単一構造（モノリシックジルコニア）で，インプラント上部構造に使用される割合が急速に拡大してきています．
口腔内スキャナーを使用したデジタル印象を活用してインレーやクラウンなどの修復物を作製する術式も，
この 7 年間で大幅に変化し，多くはビデオ方式を用いた装置となり，印象の術式も簡単になってきており，各社競争が激化しています．また，デジタル印象の精度などの研究も進み，スリーユニット程度の修復物であれば問題なく臨床応用が可能であることがわかってきています．
このような診療や歯科技工の分野で多くの革新が起こっている一方で，混乱が起こっているのも現状です．
強度的には金属に匹敵するほどの強度をもっているジルコニアですが，ブリッジの連結部などでの破折が起こ
りやすいこと，シンタリング時の収縮補正が難しいこと，インプラント体とねじ固定するとインプラント体に傷が付くことなど，臨床応用でわかってきた問題点も少なくありません．
そこで，本講演では，まず，歯科に関わるデジタルワークフローの歴史的背景と現状との関わりを解説し，一度原点にかえってデジタル歯科の現状を振り返り，デジタル歯科の全体像を再考してみたく思います．さらに，現状急速に進んできているデジタル機器の今後の活用法についても考察を加える予定です．

略歴1977 年 九州歯科大学歯学部歯学科卒業
1981 年 九州歯科大学大学院歯学研究科歯科補綴学第一専攻修了〃

1984 年 長崎大学助教授（歯学部歯科補綴学第二講座）
1998 年 福岡歯科大学教授（歯学部歯科補綴学講座）
2017 年 福岡歯科大学客員教授（口腔医療センター，
センター長）

九州歯科大学助手（歯学部歯科補綴学第一講座）- 61 -

Clinical Seminar 8

座長：齊木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

歯科医師と歯科技工士のデジタルワークフロー
野林勝司（㈱ NK DENTAL CRAFT）
Digital workﬂow of dentist and dental technician
Nobayashi K（NK DENTAL CRAFT Co., Ltd）

The use of digital technology is inevitable in current dental treatment. In this session, I would like to talk about the current
state of digital dentistry and future issues of implant treatment with consideration of the digital worlﬂow for dentists anddental technicians.

現在の歯科治療では診査診断から技工物の製作まで多くの過程でデジタルが必要不可欠になっている．デジ
タルの活用は一般の保険歯科治療において X-Ray のデジタル化や保険適用補綴物である CAD / CAM 冠の導入
で多くの歯科医師や歯科技工士がデジタルを歯科治療に取り入れることとなった．自費歯科治療においては保険適用 CAD / CAM 冠の導入以前より歯科技工士が製作する多くの修復物でデジタルが活用されている．
審美修復では，メタル鋳造によるセラミック焼き付け冠から CAD / CAM でのジルコニアのマテリアルを使用したジルコニア陶材焼き付け冠やモノリシックジルコニア冠が増加し，マテリアルのジルコニアも各メーカーから透過性やグラデーション，強度に特徴を持つ材質のジルコニアが開発されインレー修復にも CAD /CAM によるジルコニア修復物が増加している．
CAD / CAM は義歯の分野においても鋳造での金属床製作が CAD / CAM へと進化し，アクリルレジン床においても同様である．また，矯正治療においても AI における診査診断から矯正装置製作と多くの領域においてデジタル化が進んでいる．今後は口腔内スキャナーの普及によりデジタル印象採得，3D プリンターでのデジタル模型製作，デジタル WAX-UP から装着までオールデジタル化へと加速することが予想できる．当然，
3D プリンターを含む CAD / CAM の加工機やスキャナー，そしてソフトの進化も目覚ましい．一方，急速なデジタル化には歯科医師も歯科技工士もデジタル臨床において十分な知識や経験などが乏しく，従来のアナロ
グ手技のままデジタルを使用している現状もある．
天然歯の修復においても歯科医師は CAD / CAM による製作を考慮せずに修復物の形成を行い，そのことがCAD / CAM での製作においての適合不良や破折などの原因にもなる．また歯科技工士においてもジルコニアのマテリアルを熟知していないことによる問題もある．

CAD / CAM 技工の先駆的であるインプラント上部構造製作においても，歯科医師のインプラント埋入ポジ
ションによってはチタンプレートの許容範囲を超え，許容範囲内であってもインプラント埋入角度の問題から

CAD / CAM では製作できない症例もある．ジルコニアにおいても同様な事項や強度不足から製作不可になる症例もある．さらに無理なジルコニアの製作は装着後の破折をおこすこともある．しかし，術前の診査診断でのコンピュータープランニングにおいて CDA / CAM での最終上部構造製作と使用するマテリアルを考慮した
プランニングを歯科医師と歯科技工士が各々の知識を持って十分な連携を取ることで未然に防げることもある．
今回，現在の歯科治療におけるデジタルという広範囲項目の中で，歯科医師と歯科技工士のデジタルワーク
フローを診査診断からガイデッドサージェリー，上部構造の製作に至るまで全ての過程にデジタルが必要となるインプラント歯科治療を通してデジタルの現状と今後の課題などを講演してみたい．
略歴日本デジタル歯科学会会員

評議員

専門士委員

内

専門歯科技工士

専

外渉委員
日本口腔インプラント学会会員

学校法人九州アカデミー学園

門歯科技工士委員

Vol.9, No.2, 2019日本補綴歯科学会会員
攻科学科長

評議員

歯科技工士専講師

ITI（International Team for Implantology）member- 62 -

Clinical Seminar 9

座長：坂清子（クラレノリタケデンタル㈱）The Link─ Dentist_Technician_Patient ─林

直樹（Ultimate Styles Dental Laboratory）

The Link ─ Dentist_Technician_Patient ─Hayashi N（Ultimate Styles Dental Laboratory）

Please have a look at IADDM Special Leture 13.

歯科技工士が歯科治療の場において担う責任は，周知の通り歯科補綴物の製作となる．これまでその全ては歯科技工士の手によって製作されてきたが，今日では CAD / CAM あるいは 3D Printer で製作される製造過程が少なくはない．実際に手技により製作されるものより，機械によって製作されたものが勝る箇所があり，これは補綴物の品質向上には大変な恩恵である．しかしながら，細かく繊細な部分，あるいは患者一人一人の機能や個性に合わせた完璧な補綴物を製作するためには，まだまだ「人の手」によって製作される部分が必要な事も事実であり，それが歯科補綴物の付加価値ともいえるのではないだろうか．
補綴治療において口腔における機能が回復される事は当然の責務であり，さらなる付加価値のひとつとして審美回復が入ってくる．そこにはデンタルセラミックスを用いる工程が必須であり，患者各々の個性に合わせた機能的審美回復を達成するためには歯科技工士の知識と技術が大いに必要となる．
また歯科デジタルというと，CAD / CAM や 3D プリンターを用いた補綴装置の製造過程を一般的には多く想像するが，しかしながら歯科においてデジタル機器を用いたものはそれだけに留まらない．いかに卓越された歯科技工士であっても，情報が無ければ仕事を進めることができない．患者と術者の双方が充分に満足を得られる歯科補綴治療の術後結果に到達するためには，患者，歯科医師と歯科技工士の術者間で，情報と資料のやり取りを過不足なく正しく行う必要がある．この情報採取と伝達においても，デジタルは大いに活用できるものである．またこれには歯科用デジタル機器を用いることは必須ではなく，一般商品化されているデジタル
機器を大いに活用することができる．
実際に補綴装置を製作し始めるその前には，数多くの必要事柄が存在する．デジタル機器を用いてそれらの情報の採取と伝達を行い，そして治療計画の立案と実行を進めることは非常に重要な手段となる．歯科審美補
綴治療において，患者と術者間でのコミュニケーションが良好にとれた場合，既に 80 % は成功しているといっても過言ではない．その反対に，これらの重要な箇所を軽んじてしまった場合には，その症例が失敗に終わってしまう可能性を大いに含むということとなる．
歯科補綴装置を製作するための情報や資料は何が必要で，そしてそれらはどのようにして採取されるべきか．
われわれが日常行っている情報と資料の採取の仕方と伝達法，またそれらを使ってどのように最終歯科補綴装置を製作していくのか．その一部を来場された皆様と共有できればと思う．
略歴1993 年 大阪歯科大学付属歯科技工士専門学校卒業

ストラクター認定（現：技術顧問）

1993 年 株式会社ナショナルデンタルラボラトリー入社

2003 年 Ultimate Styles Dental Laboratory 開設

2001 年 渡米，WORLD LAB U.S.A. 入社

2017 年 AAED（American Academy of Esthetic Dentistry）

2002 年 ノリタケデンタルサプライ CO. 公認国際イン

Associate Member- 63 -

Clinical Seminar 10

座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）

インプラントガイデッドサージェリーの進化，過去から現在そして未来へ～デジタルソリューションによる安全・安心な治療～

水木信之（（医）信和会ミズキデンタルオフィス・インプラントセンター横浜）
Evolution of Implant Guided Surgery, From the Past to the Present to the
Future ～ Safe and Secure Treatment by Digital Solution ～Mizuki N（Medical Corporation Shinwakai Mizuki Dental Ofﬁce Implant Center Yokohama）
Today, the development of digital technology is astonishing, and the wave is also coming into the dental region. In this lecture, focusing on computer-assisted minimally invasive surgery（guided surgery）, the literature and discussion of its advantages and points of caution are presented, and commentary is presented while presenting actual cases from single tooth defects
to edentulous jaws. In this talk, it also refers to the future prospects.

今日デジタル技術の発展には目を見張るものがあり，歯科医療界にもその波が押し寄せてきている．これらはデジタルデンティストリーによるインプラント治療として推進され，患者側からの快適で安心な治療と，歯科医師側からのトラブルを回避した安全なインプラント治療が求められている．これらを臨床の場において成功裏に実践するためには，下記の一連のデジタルデンティストリーによるインプラント治療の流れの構築が重要である．
１．CT（CBCT）撮影と光学印象によるデジタル検査と診断
２． 3 次元画像解析による埋入シミュレーションと治療計画立案
３．コンピュータ支援低侵襲手術（ガイデッドサージェリー）
４．スキャナー・ミリング・3D プリンターによる CAD / CAM 補綴治療
本講演では，特にコンピュータ支援低侵襲手術（ガイデッドサージェリー）のサージカルガイドシステムに焦点を当てて，その利点と注意点について文献的考察を示すと共に，単独歯欠損から無歯顎まで実際の症例を提示しながら解説する．
コンピュータ支援低侵襲手術には，静的なサージカルガイド手術と動的なナビゲーショ
ン手術があり，演者は 1996 年より臨床応用してきた．これはコンピュータによる正確な顎骨情報と綿密な治療計画に基づき，無切開（小切開）・短時間で，正確・安全なインプラント埋入手術を行うことが可能となった．
近年では顎骨の CT 撮影データ（DICOM）と光学印象データ（STL）のマッチング方法により手術の精度が格段に向上している．
サージカルガイド製作法にはアナログ技工操作による切削加工，3D プリンター，ミリングによる機械切削加工などがあり，支持様式の違いにより骨支持型・粘膜支持型・歯牙支持型の 3 種類に分類される．また手術方法の違いにより，ファーストドリルのみサージカルガイドを使用してインプラントを埋入する方法（シングルガイド），最終ドリル近くまで使用する方法（マルチガイド），すべての過程で行う方法（フルガイド）に分類される．
ガイデッドサージェリーはすべての欠損症例に低侵襲手術が適応可能である．特に解剖学的に制約のある症
例（上顎洞・鼻腔・下顎管付近への傾斜埋入，歯間が狭い，隣在歯の歯根が傾斜など），審美領域や抜歯即時埋入など精度を要するピンポイント埋入，低侵襲手術を要する症例（高齢者・有病者など），即時・早期荷重を要する症例などに臨床応用される．これは患者と歯科医師の双方にとって大きな福音であり，心身的な負担は大幅に軽減される．ガイデッドサージェリーのシステマティックレビューでは，1 年経過時のインプラント
残存率が 97.3 ％と高い成功率を示しているが，合併症発生も数％報告されており，その問題点と解決法についても言及する．
本講演ではさらにデジタルデンティストリーの進歩と未来展望についても言及する．すなわち CT 顎骨情報とフェイシャル軟組織情報による顎顔面の検査と診断，バーチャル咬合器によるデジタル咬合と顎運動検査，
VR / AR / MR による 3D 空間手術支援である．
略歴1985 年 日本歯科大学歯学部卒業

2005 年 横浜市立大学医学部口腔外科学講座臨床教授

1990 年 横浜市立大学大学院医学研究科修了（医学博士）

2007 年 （医）信和会ミズキデンタルオフィス・インプ

1991 年 マイアミ大学医学部留学（ポスドクフェロー）

Vol.9, No.2, 2019

- 64 -

ラントセンター横浜開院

理事長・院長Clinical Seminar 11

座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）

モノリシックジルコニアにおけるステインテクニックと注意事項
西村好美（㈲ デンタルクリエーションアート）
Stain technique and notes on monolithic zirconia
Nishimura Y（Ltd. company Dental Creation Art）

Several manufacturers developed multilayered monolithic zirconia disks, and they are approaching to a base near natural
teeth to some extent. Therefore, how to perform outer stains to make them more aesthetically attractive becomes an important
point. But I believe that the build-up method has been major concept so far on producing current esthetic prosthesis and theconcept of outer stain technique has not been established.
This time I would like to explain the important points of porcelain build-up method on zirconia coping and the stain
technique on monolithic zirconia.

現在，日常臨床での補綴物製作にあたり，歯科用 CAD / CAM は必須アイテムとなった．それに伴い加工材料としてのジルコニアは，特性としての色調再現における有意性・機械的性質や科学的・耐久性などに優れている点が多いこと，
また近年の貴金属の価格の高騰により急速に臨床現場で多く用いられるようになってきた．
またここ数年，日本の臨床において急速に普及が進んでいるモノリシックジルコニアについても触れておきたい．
モノリシックジルコニアの普及が進んでいる理由のひとつに材質に強度があり，チッピングなどが少ないことがある．しかし，モノリシックジルコニアの初期のものはすべてが単一色で，天然歯のような切端部の透明感などを表面ステインでブロックに染色して表現しても十分満足のいく色調表現ができなかったため，それらを解決するためにグラデーションのあるディスクが様々なメーカーより販売されるようになった．
それにより，
ある程度天然歯に近いベースのところまで近づいてきており，それらをより審美的に仕上げるためには表面ス
テインをいかに行うかということは，重要なポイントになる．しかし，現状の審美補綴物製作においては，築盛法がメインであったことにより，表面ステインをメインとするテクニックに対しての考え方は確立されていなかったように思う．そこで，モノシリックジルコニアにステインを行うにあたっての留意点を整理し，実際のステイン表現テクニックについてもポイントを絞り，説明を行う必要があると感じた．
上記のことを踏まえて，今回はジルコニアコーピングにポーセレンを築盛するタイプの表現法，および注意事項を述べるとともに，モノリシックジルコニアにおけるステインテクニックとともに注意事項を解説していきたいと思う．
略歴1985 年

大阪セラミックトレーニングセンター講師

1991 年

有限会社デンタルクリエーションアート開設

1995 年SJCD 歯周補綴テクニシャンコース講師

1999 年にしむら塾主幹（東京・大阪）

2002 年

咬合・補綴計画セミナー招聘講師- 65 -

Clinical Seminar 12

座長：南昌宏（（医）皓隆会 南歯科医院）

インプラントの補綴・修復治療を成功させるための
CAD / CAM とは
佐藤琢也（デンタルインプラントセンター大阪）
Implementing CAD/CAM technology in implantology
Satoh T（Dental Implant Center of Osaka）

Since the early 2000s, CAD / CAM technology has become increasing popular for restorations. However, to achieve the best
results with restorations, it is essential for implants to be placed accurately, therefore CAD / CAM technology should also be
used in guided surgery.
In this presentation, I will show how to go about implementing CAD / CAM technology with guided surgery using
literature, my clinical cases, and video clips. Also I will demonstrate step by step how to successfully complete implant
restorations with CAD / CAM.

周知の通り , オッセオインテグレーテッドインプラントは 1965 年にスウェーデン・イエテボリ大学の臨床応用例の報告に始まり，すでに半世紀を超えて世界で広く適応されている．歯科では CAD / CAM テクノロジーの普及に比して長い歴史を積み重ねてはいるが，2000 年代前半よりデジタルソリューションをインプラント
治療に積極的に活用しようとする試みが一気に広まり，瞬く間にインプラントと CAD / CAM には切っても切れないような強固な関連性が構築された．今や，両者の親和性は天然歯─ CAD / CAM を越え，現代においては CAD/CAM の技術なしに，高次元のインプラント治療は達成されないといっても決して誇張にはならない．
さて，インプラント治療であるが，CAD / CAM が用いられる重要な場面は２つのフェーズに集約できる．
①インプラント埋入時と，②補綴治療時においてであり，具体的には前者はガイデッドサージェリーに使用されるサージカルテンプレートの製作のため，後者はインプラントを支台とする最終補綴装置の作製のために

CAD / CAM が応用される．ところで，「インプラント補綴修復を成功させるには」というタイトルを見れば，まず，②の補綴そのものに直接的な成功への因果関係を想像することになるであろう．とくに，ジルコニアを最終補綴装置のマテリアルとして選択される昨今であればなおさらインプラント補綴といえば CAD / CAM そのものであり，CAD / CAM なしではインプラント補綴自体がままならない．しかし，補綴治療だけでなく，診査診断から術後経過までくまなく観察しなければならない GP の立場としては，一見関連の浅そうな①インプラント埋入の成否こそが，後のインプラント CAD / CAM 修復にもっとも大きな影響を及ぼす因子であることを確信をもって提唱したい．いい方を変えれば，いくら秀逸な CAD / CAM システムがあろうとも，インプラントの埋入位置と埋入方向が歪であれば，これらの優れた最先端の技術も焼け石に水となりかねない．とくにその傾向は難症例とされる審美領域におけるインプラント治療や，あるいは骨造成をともなうインプラント
治療において顕著である．
したがって本講は「インプラントの補綴・修復」というテーマでありながらも，CAD / CAM による補綴術式のみにフォーカスを当てるのではなく，インプラント埋入も補綴・修復治療の一連の流れと見立て，まずは，
CAD / CAM によるガイデッドサージェリーの有用性を EBM や自身の臨床例にて供覧したいと思う．さらに，その外科術式については実際の手術動画を交えて詳述する．そして，講演の後半にて，CAD / CAM を用いた
インプラント補綴・修復の要諦を，われわれが行った研究結果を交えて紹介したい．とくにマテリアルとしてジルコニアを選択する場合の補綴様式や，コンポーネント設計の留意点等を，時間の許す限りにできるだけ多く言及できれば幸甚である．

歯学博士
日本デジタル歯科学会 会員，代議員

日本補綴歯科学会 会員，専門医

日本口腔インプラント学会 会員，専門医

日本歯科審美学会 会員，代議員，認定医

Vol.9, No.2, 2019

- 66 -

Symposium 1

座長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野）

口腔内スキャナーを用いた CAD/CAM の臨床
高場雅之（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
Clinical considerations of CAD / CAM using Intraoral Scanner
Takaba M（Department of Prosthodontics Showa University School of Dentistry）

A signiﬁcant change taking place this century is the introduction of digital technology into dental practice. Especially,
CAD/CAM-based fabrication of the restorations are now indispensable for prosthetic treatments. Recently the direct oral
scanning technology has expanded the popularity in the market and a variety of monolithic dental materials for CAD/CAM
with different translucency and mechanical property are commercially available, which decisively changed the prosthodontic
treatment workﬂow as well as clinical skills required for dentists. The lecture will introduce the advancements of theseprosthodontic digital workﬂows and discuss their merits and impact on prosthetic dentistry.

デジタルデンティストリーは歯科医療の構成やワークフローに対して大きな影響を及ぼし，CAD / CAM シ
ステムや口腔内スキャナー（IOS）の普及により，補綴歯科治療の工程がデジタル化されつつある．特に，クラウンブリッジやインプラントの分野では，補綴装置製作のワークフローはロストワックス法から，IOS を用いた口腔内スキャン，ソフトウェア上でのデザイン（CAD），切削機での加工（CAM）という，完全にデジタル化されたワークフローへと変化してきている．さらに，マテリアルの分野では，コンポジットレジンブロッ
ク，従来型 TZP，高透光性 TZP，高透光性 PSZ など，切削加工用の材料等が開発され，症例ごとに強度と審美性を考慮して最適なものを選択できるようになった．

IOS を用いた光学印象は，直接口腔内歯列をスキャンするため，理論上，印象材の重合収縮，石膏の硬化膨張に起因する寸法変化の影響がなく，印象範囲を限定すれば高い精度を有することが報告されている．IOS を用いれば，印象形態をリアルタイムにモニター上で確認できるため，印象に不備があれば，必要に応じて追加スキャンができるばかりでなく，フィニッシュラインや対合歯とのクリアランス，軸面の削除量も含めた支台歯形態の評価が可能であることから，支台歯形成の支援ツールとしても使用することができる．そのため，従来法で生じるような形成や印象の不備に起因する臨床的なトラブルを削減することができる．また，患者へのインフォームド・コンセントのツールとしても有用であり，光学印象の操作時間が短く，患者のストレス軽減にも有効とされる．
一方で，IOS を用いた光学印象は，フィニッシュラインが撮影方向から視覚的に明示されなければスキャンは不可能であり，形成時にはフィニッシュラインの設定位置と歯肉の関係に留意する必要があり，
フィニッシュ
ラインを過度に深く歯肉縁下に設定せざるを得ない場合は光学印象の適応とならない．また，唾液や出血などの影響を受けやすいため，プラークコントロールを十分に行い，圧排コードを用いた歯肉圧排によって歯肉溝内の浸出液をコントロールする必要がある．
本シンポジウムでは，上記の視点から，症例を供覧しながら，われわれが行っている IOS についての基礎的研究結果を示し，IOS を用いたワークフローを概説する予定である．なお，本研究ならびに発表は，昭和大学歯学部医の倫理委員会（#2013-011）の承認を得て，患者に対し研究の主旨を十分に説明・同意した上で行っ
ている．
略

歴

1999 年

昭和大学歯学部

2003 年

昭和大学大学院歯学研究科卒業
修了

2004 年

昭和大学歯学部冠橋義歯学講座助教

2015 年

昭和大学歯学部歯科補綴学講座

講師- 67 -

Symposium 1

座長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野）

歯科診療所における光学印象までの流れ
北道敏行（きたみち歯科医院）
Flow of optical impression in dental clinic
Kitamichi T（Kitamichi Dental Clinic）

Optical impression using IOS have become popular in digital dentistry. However, the most serious problem are poor ﬁt andbreakage of restorations. The main cause is often a problem in the tooth preparation of our dentists. The dentists should makethe preparation to match the characteristics of the CAD/CAM restoration.
The undesirable preparation design for all-ceramic restorations is as follows:
Unfavorable designs
1. Avoiding tensile stress, 2. No sharp edges, 3. No sudden change in the cross-section , 4. No complicated designs
The preferred preparation design for all-ceramic restoration is as follows:
Favorable designs
1. Transforming tensile into compressive stress, 2. Round transitions, 3. Continuous changes in the cross-section,
4. Simple designs
In this lecture will focus on preparation challenges that affect function, longevity, and compatibility of all-ceramic
restorations, no matter how simple or complex the restorative case may be.

近年の CAD / CAM の普及にともない一般歯科診療所での CAD / CAM を使用した臨床も普及しつつある．一方で内側性窩洞修復物の適合性に関する問題点や，外側性修復物においても破折や脱離に関する問題点が散見されるようになってきた．印象材と石膏模型を使用したアナログ製作過程においては主に印象材の血液や唾液による汚染，石膏や埋没材の混水比率，各種材料の収縮，膨張のコントロールなどが重要な作業項目とされてきた．これらに関しては歯科医師や歯科技工士の持つ学問的裏付けと経験値によって解決されてきた．
デジタル歯科臨床の最大の利点はデジタル寸法補正理論に述べられているように，修復物のマージンラインと光学印
象マージンラインを製作過程で人間が補正し一致させるのではなく，光学印象データを使用して修復物設計の時点でデジタル 3D 模型のマージンと修復物マージンラインをデータ上で一致させておくことにより，精度の確保や修復物製作にかかる時間的，材料的コストの合理化を図るところにある．しかし実臨床において様々な要素で完全な光学印象デー
タの採得は困難を極める場合が多い．特に口腔内スキャナーを用いた口腔内直接印象過程においてのワークフローは非常に大きな壁となり，ついつい印象材を使用した間接光学印象法を使用する歯科医院が多いことも現状である．
光学印象を確実に行い，精度の良い修復物を患者に提供するにはデジタルワークフローにおいて様々なアナログ的要素が重要となる．歯周基本治療から始まり支台歯形成やそれにともなう歯髄保護対策，光学印象のための前準備としての歯肉圧排などが大項目として挙げられる．特に支台歯形成に関しては従来のメタル合着を基準とした形成デザイン（リテンティブデザイン）と，セラミックスなど接着を必要とする形成デザイン（アドヒーシブデザイン）の区別を基本として，さらに CAD / CAM に特化した形成デザインが必要となってくる．またオールセラミックス修復や CAD / CAM 冠の適応症か否かを考えた場合，クリアランスの確保が最重要項目である．同時に生活歯においては歯髄保護処置，接着力向上のためのデンチンシーリングを行うが，それらを見越した窩洞形成が必要となってくる．
光学印象採得に関して近年の口腔内スキャナーはパウダーフリー，ビデオキャプチャーといったより直感的な操作のものが増え，術者にとって日常臨床で使用するにあたり閾値は低くなったように思える．しかし，窩洞外形線の乱れなど
アナログ要素が正確でない場合，光学印象時の計測点の凝集が生じ，データ変換プロセスが正常に働かないことがある．
初期提案される修復物の異常や CAD 設計上の様々な異常はこういったわれわれ歯科医師が行うアナログ過程に何らかの問題があることがほとんどである．
われわれ一般歯科開業医が行う口腔内スキャナーを使用した CAD / CAM 臨床に関して今回は CAD 操作に影響す
る不安要素，修復物の破損，適合不良などわれわれ歯科医師（人間）が原因を作りやすい『形成』に関して私の臨床を通じてお話したい．
略 歴1996 年〃
2000 年
2012 年

明海大学歯学部卒業
明海大学病院第１口腔外科
北道歯科医院開業
日本臨床歯科 CADCAM 学会関西支部長

Vol.9, No.2, 20192013 年 広島大学非常勤講師～ 2018 年 広島大学客員講師
2018 年 日本臨床歯科 CADCAM 学会理事

- 68 -

Symposium 1

座長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野）

チェアサイド CAD/CAMシステムを使用した前歯部形成デザインの考察佐々木英隆（エスデンタルオフィス）Consideration of anterior teeth preparation design using chairside CAD / CAM
system
Sasaki H（es Dental Ofﬁce）

With the advent of the chair side CAD / CAM system and the maturity of its technology, it has become possible to make allceramic restorations not only in the molar region but also in the anterior region on the chair side. In particular, restoration ofanterior laminated veneer has many advantages compared to full crown restoration, such as a small amount of preparation andrelatively easy restoration on the same day. However, on the other hand, there are many points to be cleared, such as selectionof appropriate bonding technique, material, and color control, especially proper preparation design is indispensable, because
the ﬁnal success of CAD / CAM all-ceramic restoration depends heavily on the preparation design. Therefore, in this
symposium, I would like to consider the design of tooth preparation mainly from a clinical point of view regarding restorationof anterior tooth laminate veneers using a chair side CAD / CAM system.

チェアサイド CADCAM システムの出現とその技術の成熟により，臼歯部だけでなく前歯部においてもチェアサイドにてオールセラミック修復物を製作することが可能となってきた．とりわけ前歯部ラミネートベニア
修復は，フルクラウンでの修復と比較した場合，形成量の少なさや即日修復が比較的容易な点など，多くのメリットを有している．
しかし一方で，適切な接着技法やマテリアルの選択，色のコントロールなどクリアするべき点も多く，なかでも適切な支台歯形成デザインは，CAD / CAM オールセラミック修復の最終的な成否がその形成デザインに大きく依存することからも欠かすことができない．特に口腔内直接光学印象を行い石膏模型を製作することな
くディスプレイ上の 3D データのみで修復物の設計を行う場合は，支台歯形成が一定以上のレベルにあるかど
うかがその後のスキャンや設計に大きく影響を及ぼすため，
スキャナーでの読み込みを意識するのはもちろん，
最終的にミリングするオールセラミックマテリアルの特徴や加工機のミリングバーの動きまで意識した形成を行う必要がある．またラミネートベニア修復は切削量が少ない反面，形態修正可能な範囲がフルクラウンと比較して狭く，臨床の現場においてはラミネートベニアとフルクラウン，どちらの修復物を選択すべきなのかの判断が困難な場面に遭遇する時もある．切削量を考慮すると確実にラミネートベニア修復の方が歯に優しい治療であるのは間違いないが，治療可能な範囲なのかどうかを見極める必要があり，その事前診断は重要なポイントとなる．唇面のみの形成デザインで良いのか，それとも口蓋側までマージンラインを延長する必要があるのか，フルクラウンにすべきか，それとも口蓋側の切削は縁上にとどめハーフクラウン形態とするのか，など
治療対象歯の萌出状態や患者の主訴によってその選択肢は多岐に渡る．
ラミネートベニア修復の形成デザインにおいて臨床上重要なポイントとして，隣接面コンタクトを落とすのか残すのか，また切端部分は落とすのか残すのかの 2 点が主に挙げられる．臨床的にどのような状況においてそれらを選択するのか自身の診療の中での境界線が必要であり，ある程度明確にしておく必要がある．また生活歯においては歯髄への感染リスクを考慮した場合，チェアサイド CAD / CAM システムを使用することにより実現する即日修復（One Visit Treatment）は，仮封期間での歯質汚染の影響を考慮しなくて良い点や，術後の臨床症状の軽減，また接着性レジンセメントの接着力を考えた上でも非常に効果的な修復方法であり，これを前歯部のラミネートベニア修復に適応することは患者サイドのみならず歯科医師サイドにとっても非常に有用性が高い．
そこで今回のシンポジウムではチェアサイド CAD / CAM システムを使用した前歯部ラミネートベニア修復について，支台歯形成のデザインを主として臨床的な観点より考察したい．
略 歴2002 年
2002 年
2012 年

大阪歯科大学卒業
東京医科歯科大学，摂食機能構築学
University of Zurich，Department ofComputerized Dentistry2013 年 東京都千代田区にてエスデンタルオフィス開業
日本臨床歯科 CADCAM 学会 理事- 69 -

Symposium 2

座長：三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野）

次世代の包括的治療を考察する
貞光謙一郎（貞光歯科医院）
Considering next generation comprehensive treatment
Sadamitsu K（Sadamitsu Dental Clinic）

The treatment is based on a comprehensive concept considering one oral unit. In recent years,using the jaw movement
function device as a dynamic occlusion condition and the occlusion diagnosis device as a static occlusion condition, we aim atcomprehensive treatment to have a better prognosis course as an objective standard.

日常臨床のなかでは，現在も患者の主訴である部位のみを治療する対症療法が多く見られ，主訴に至った原因を究明し，治療に移る原因療法を考慮する歯科医師は少ないように思われる．当院においては一歯単位でなく一口腔単位を観察し治療を施術するようにしている．顔貌から口腔内写真の撮影，フェイスボウトランス
ファーを行い，採得した模型を咬合器に装着し診査を行う．治療咬合の要件としては安定した顆頭位，最適な咬合高径と水平的な顎位，的確な前歯の誘導路に臼歯部での咬合安定性，歯列の連続性などを考慮しながら，診断・治療計画の立案を行っている．
先人の先生方から学んだ数多くの要件を満たすことにより，多くの症例によって良好な予後経過が認められている．しかしながら一部では良好とはいえない予後経過を示すものも認められるようになってきた．そこでアナログからデジタルに移行していく歯科界のなかで，客観的な基準のもとで包括的な治療を進めていかなけ
ればならないと考えるようになってきた．顎口腔機能評価のガイドラインを参考に動的な咬合状態を顎運動機
能装置で，静的な咬合状態を咬合診断装置にて測定・計測し包括的治療の流れのなかで客観的な基準として用いようと考えた．
しかしながら顎運動機能装置にて下顎運動を，咬合診断装置にて咬合状態を計測するも包括的な治療のなかでいかに臨床応用するべきかは示されていなかった．そこで臨床家のできる範囲でのデータの収集を行い治療の流れのなかで 2012 年頃より応用をはじめた．術前・術中・術後にデータ採得を行い顎運動の視覚的評価や表示される数値を評価しながら治療を進めるようにしている．従来の手法と比較して時間はかかるものの，顎の運動評価を包括的な治療の概念に含めることが可能となり，臨床的な結果も向上していると思われる．基礎
資料における Comuputed Tomography(CT) の装置の有用性も感じている，臨床家にとって顆頭位の分析は非常に困難であった．経験値の高い術者の手指での誘導により安定した顆頭位を採得し，咬合器模型と共に診査・診断し，治療の基準位として用いてきた．
しかしながら，現在では術前や術後に CT を撮影することにより画像を重ね合わせ分析し，顆頭の診断が可能となってきた．また軟組織と骨画像を重ね合わせ咬合高径や水平的顎位の確認や咽頭容積の測定，また顎運動の計測までが可能となってきている．
1920 年頃より一口腔単位での治療の概念が導入され，様々な視点より幾度となく改変が加えられ臨床に適した術式となったと考えている．また数多くの良好な臨床結果と予後経過が認められていることから，包括的治療の概念は確立してきたようにも思われる．しかしながら，客観的な評価が乏しかったことも周知の事実である．
歯科にデジタルが導入されることにより包括的な治療のなかで応用することにより，より精度の高い治療を行うことができればと考えながら，日常臨床に取り組んでいる．
略

歴・学会活動日本顎咬合学会

次期理事長・指導医

日本審美学会

代議員・認定医日本臨床歯科学会

指導医

朝日大学

非常勤講師

Vol.9, No.2, 2019

- 70 -

Symposium 2

座長：三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野）

口腔機能回復のための三次元的診断，ガイデッドサージェリー，補綴治療計画
松川敏久（松川歯科医院）
Three Dimensional Diagnosis, Computer-Guided Surgery, and theProsthodontic Treatment Planning for the Oral Rehabilitation
Matsukawa T（Matsukawa Dentistʼs Ofﬁce）

The innovations of digital dentistry have a great inﬂuence against treatment planning and the precise procedure for oral
rehabilitation. Now, the digital tool is essential in our daily practice. With the rapid advancement, an advantage of the digitaldentistry is increasing and will be the mainstream in the near future. But for the optimal long-term outcome, a combination of
the analog and digital processes is still mandatory in the complex cases at the moment. In my presentation, I would like toshow the workﬂow combining the digital and analog approach of clinical cases.

近年，診断・診療器材のデジタル化が進み，診査・診断・治療計画の立案に関しても大きな役割を果たしている．CT 画像から得られる三次元的な画像により病変部の歯槽骨の幅や形態を把握でき，また根管治療においても根管の形態や第四根管の存在などを事前に確認できるようになった．インプラント治療に対しても，三次元的な画像を用いることで，審美的な要求も高く，高度な治療設計，術式が求められる前歯部の審美修復治療に対しても精密な診断を行うことが可能となり，その患者個人の硬・軟組織の状況に応じて予知性の高い，また状態によっては低侵襲での治療法の選択が可能となった．インプラント埋入前にも CT 画像をシミュレー
ションソフトにより診断し，歯槽骨の状況に応じて骨造成の必要性の有無，埋入方向，深度を診断でき，診断をもとに製作したサージカルステントをインプラント埋入時に使用することで，事前に計画した埋入位置との誤差を最小限にとどめることも可能となった．特に患者への侵襲を考慮し，フラップレスでインプラント埋入を行う場合は，サージカルステントが有効であると感じている．またインプラント埋入位置のシミュレーショ
ンを行うと同時に，最終補綴物の形態，カスタムアバットメントの立ち上がりの角度も考慮することで，軟・硬組織の調和を考慮した，口腔機能回復のための最終治療計画を立案することも可能である．
そして臨床の場で導入され始めている口腔内スキャナーを使用することで印象から最終補綴物の製作をコン
ピュータ上でシミュレーションし，その情報をもとにミリングマシーンによって最終補綴物を製作することも可能となった．CAD / CAM の技術，臨床応用内での進化が従来の歯科治療に対して大きな変化をもたらし，今後もその技術が進化することによって，実際の治療に対しての有効性のみならず，患者の治療データの管理という側面からもその有効性がさらに示されることであろう．しかしながら，現段階においては，精度的な観点から，全ての症例を口腔内スキャナーでスキャンしたデータから処置できるかというと，課題点も実際に存在し，現状としては，症例によってはアナログとデジタルを融合させながら，治療に取り組む必要性があると感じている．また CT 画像，スキャンニングシステム，シミュレーションソフトとデジタル化が進み診査・診断に活用できる情報量は多くなるが，それを活かせる診査・診断力を術者が持ち合わせておく必要がある．別の観点から見ると，支台歯およびアバットメントの形成についても使用するマテリアルに応じて，形態や削除
量を精密にコントロールする必要があり，マイクロスコクープなどを使用し，拡大下での調整も有効である．
そして使用するマテリアルについても術者がその利点・欠点を十分に把握した上で，使用するマテリアルの選択を行う必要がある．
本講演では現在の当院でのデジタルワークフロー，そしてアナログを融合させたデジタルワークフローについて，症例に応じて，それぞれの有効性について症例を通じて紹介したいと思う．
略歴ストローマン社
カールツワイス社

インストラクター

大阪 SJCD

インストラクターレギュラーコース

大阪 SJCD

マイクロコース

元大阪 SJCD 会長

インストラクター- 71 -

コースディレクター

Symposium 2

座長：三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野）

デジタル修復治療と今後の展望
木本克彦（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座
補綴・インプラント学）

Digital restorative treatment and future prospects
Kimoto K（Division of Prosthodontics & Oral Implantology, Department of Oral Interdisciplinary
Medicine, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University）

In recent years, the advancement of digital technology solutions for dental treatment has been remarkable, andtechnological innovation in this ﬁeld has advanced mainly through the development of two types of technology: ComputerAided Design (CAD) and Computer-Aided Manufacturing (CAM) systems. In Japan, the national insurance coverage forhybrid resin crowns made by the CAD/CAM system provide an advantage: on daily clinical practice, the digital workﬂows
become more familiar to both dentists and patients. In this lecture, I will introduce the current advancement state of digitaltechnology solutions for dental treatment and its future prospects of digital dentistry.

近年，デジタルテクノロジーを応用した歯科治療，いわゆるデジタルデンティストリーの進歩はめざましい．
このデジタルデンティストリーの推進に中心的な役割を果たしてきたのが，コンピュータ支援のもと設計から加工まで行う CAD / CAM 技術の進歩である．一般工業界で多品種少量生産を目的に発展してきたこの技術を歯科の修復治療（クラウンやインレー）に応用する試みは，1980 年代に欧米を中心にすでにスタートしている．
わが国においては「ハイブリッドレジンによる CAD / CAM 冠」の保険収載により，日常臨床においてデジタ
ルワークフローが導入され，そのアドバンテージは術者・患者双方によく知られるところとなり，その恩恵は計り知れない．
これからデジタルデンティストリーをさらに推進していく上で，臨床現場における口腔内スキャナーの普及は大きなターニングポイントとなる．口腔内スキャナーが日常臨床に応用されることで，支台歯形成以外は，印象採得から補綴装置完成までのすべての工程がデジタルワークフローになる．このことは，単に従来の印象法がなくなり患者の負担が軽減されるばかりでなく，口腔内の状態をデジタル化しライブラリーとして保存しておくことで術者側にもこれまでにない大きなメリットをもたらす．例えば，緊急時における補綴装置の再製や紛失に対する即時の対応や術前のデータを持ち合わせていれば患者固有の歯冠形態の複製も容易になるなど
新たな医療展開にも繋がる．また，診療データのデジタル化は，情報の一元化によりデータの統合活用も可能となる．口腔内スキャナーの静的な歯・歯列の情報に加えて，下顎運動などの動的な情報も補綴治療に反映できるようになる．現在，簡便で軽量な下顎運動計測システムも開発されており，口腔内データから補綴装置を完成させる一連のデジタルワークフローとデータを共有することで，理論的には生体に調和した補綴装置の製作が可能となる．
一方で，クラウン・ブリッジ・インプラント治療のデジタルワークフローは，日常臨床に浸透し，今では必要不可な技術となってきているが，義歯については，臨床応用が遅れている．特に部分床義歯では，構成要素の中に材質が異なる金属 ( クラスプやフレームワーク ) とレジン（義歯床や人工歯）が混在しており複雑な構造を有しているため，CAD / CAM システムにより製作することは困難であり，現状ではフレームワークやク
ラスプを切削加工や積層造形によって製作が試みられている．しかし，全部床義歯については，海外ですでに商業ベースのシステムが稼働している．診療回数を少なくするために，印象採得と咬合採得を同時に行うなど独自の診療システムを展開しており，製作方法もレジンプレートから削り出すミリング加工から最近では 3D
プリンターでの造形も試みられている．本講演では，上記のキーワードを中心にデジタル修復治療の現状と今後の展望について考察する予定である．
略歴1988 年
2000 年

神奈川歯科大学歯学部卒業

2015 年～現在

米国カリフォルニア大学ロサンジェルス校

2017 年（UCLA）歯学部
2007 年

客員研究員

Vol.9, No.2, 2019教授

- 72 -

副病院長

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座 補綴・インプラント学

神奈川歯科大学 顎口腔機能修復科学講座 クラ
ウン・ブリッジ補綴学分野

神奈川歯科大学附属病院

再編のため）

教授（講座Luncheon Seminar 1

共催：㈱ 松風CAD / CAM システムを自由診療で活用する為の最新マテリアル高橋周平（㈱ 松風 研究開発部）
New material for CAD/CAM system utilized for self-pay medical services
Takahashi S（Research and Development Dept., Shofu Inc.,）
The use of dental CAD / CAM systems is rapidly increasing in Japan with the advancement of digital dentistry. SHOFU
offers “SHOFU S-WAVE CAD / CAM SYSTEM” , a total solution system with an extensive product line-up, including
scanners, software, milling machines, a sintering furnace and CAD / CAM-machinable materials. We have recently developed“SHOFU DISK ZR Lucent Supra” , a novel multilayered zirconia material consisting of high-strength zirconia composition in

the cervical layer and high-translucent zirconia composition in the enamel layer. In this seminar, we will report the latest
information regarding this new zirconia material together with other related products.

日本国内において歯科用 CAD / CAM システムは，デジタル歯科技術の発展に伴って急速に普及しております．また最近では口腔内スキャナや 3D プリンタなど，次々と新しい技術が臨床応用されてきており，今後もこの技術革新が継続していくと期待されます．
こうした時代のニーズにお応えすべく，松風では，各種スキャナー，ソフトウエア，加工機，焼結炉および加工用材料を豊富にラインナップしたトータルソリューションシステム「松風 S-WAVE CAD / CAM システム」
を提供しております．このシステムには，松風材料に適した独自のノウハウが凝縮されているため，材料特性を最大限に引き出し高精度・高品質の補綴装置の作製が可能となっています．
加えてシステム対応材料として，

CAD / CAM 冠用のハイブリッドレジンブロックをはじめ，グラスファイバー強化型レジンやジルコニアディ
スクなど，様々な材料のラインナップを取り揃えていることもシステムの充実に寄与しております．
その中でも，ジルコニアは CAD / CAM システムにより加工される材料の主流となり，近年急速に需要を拡大しています．1990 年代末に歯科に初めて導入された当初のジルコニアは，金属の代替材料として「ホワイトメタル」と呼称され，主にコア材やフレーム材として用いられていました．初期のジルコニアは，高強度・高靭性であったものの，透光性が低いため，陶材の前装を必要としました．その後，アルミナ含有量を低減させた高透光性 TZP，
イットリア含有量を約 5 モル％に増加させ透光性をさらに改善した高透光性 PSZ が登場し，モノリシックジルコニアクラウンとして臼歯部のみならず，前歯部修復まで適用範囲を拡大できるようになりました．さらに近年では，歯冠色に調整したジルコニア粉末を積層させた色調マルチレイヤー構造を有する積層型ジルコニアディスクが各社より販売されています．
松風では，歯頸部側に高強度を有する TZP（3Y）系ジルコニア組成，切端部側に高透光性を有する PSZ（5Y）
系ジルコニア組成で構成された新規積層型ジルコニアディスク「松風ディスク ZR ルーセント スープラ」を開発しました．本品は，トリプルグラデーション技術により，強度×透光性×色調が機能的にディスク内に配置されています．これより「ディスク 1 枚」でインレー，ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能となります．本セミナーでは，この最新のジルコニア材料の解説に加え，CAM ソフトウェ
アによりブリッジの適合性の向上や高精度のマージンライン再現を可能とした新規加工パス「スーパーファイ
ンモード」，その他ジルコニア補綴装置の製作に関する周辺材料について最新の情報をご提供します．
略歴2009 年

明治大学

2011 年

明治大学大学院

理工学部応用化学科

2011 年株式会社 松風

理工学研究科
入社

卒業
修了

研究開発部配属- 73 -

共催：㈱トクヤマデンタル

Luncheon Seminar 2

座長：佐々木克典（ ㈱トクヤマデンタル）

三浦教授が語るデジタルデンティストリーの最前線と今後
三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）
Forefront of digital dentistry and the future
Miura H（Department of Fixed Prosthodontics，Graduate School, Tokyo Medical and Dental
University）

Today, the development of CAD / CAM systems in dentistry has made remarkable progress. Many types of blocks for
CAD / CAM have been provided. Highly transparent zirconia and multilayer zirconia blocks etc. have been developed, thescope of clinical application has expanded. The intraoral scanner has also made great progress. Not only optical impression
but also diagnosis of dental caries can be done. In this seminar, I would like to talk about the forefront of digital dentistry andthe prospects for the future.

今日，歯科医療の中で CAD / CAM システムの発展は驚くほどの進歩を遂げています．加工精度の向上によ
り適合の良い高品質の補綴装置を誰でもが容易に作製することができるようになり，ロングスパンブリッジを含めたメタルフリーの審美修復の可能性が大いに広がってきました．以前は夢の世界であった CAD / CAM による補綴装置の製作が高精度で実現できるようになり，クラウン・ブリッジの製作法は，今から約半世紀前にバンドクラウンから鋳造冠に替わった昭和 30 年代に次ぐ一大変革期を迎えています．
鋳造冠は適合が良く，強度も高いことから長くクラウン・ブリッジの中核をなしてきました．溶けた金属が固まるときの結晶構造の偏析や鋳造欠陥を避けることができず，もともと金属が持っていた優れた性質を100％保った補綴装置を製作することができませんでした．
一方，CAD / CAM は均一に作られたブロックを削り出して補綴装置を製作するために，材料が持つ本来の優れた物性をそのまま引き継いだ補綴装置を作ることができるという大きな利点があります．

CAD / CAM 用のブロックも様々なものが提供されるようになり，高透光性ジルコニアやマルチレイヤージ
ルコニアブロックも開発され，フルジルコニア修復の適応範囲も広がってきました．さらに，硬質レジンを用いた小臼歯部，下顎第一大臼歯の CAD / CAM クラウンが保険に導入され，患者さんの選択肢も増えてきています．
また，インプラント治療においては，CT から得られた DICOM データと光学印象によって得られたデジタ
ルデータを融合することでシームレスにインプラントの埋入から上部構造の設計までのプランニングを行うことが可能になりました．CAD / CAM や 3D プリンタによるサージカルガイドの作製や上部構造の製作も行えます．さらに，義歯の作製や矯正歯科治療にもデジタル技術が応用され，デジタルデンティストリーのすそ野が大きく広がってきています．
切削加工の他に 3D プリンタの応用により，顎義歯など，切削加工では作製することが難しかった中空の義歯なども作製することができるようになりました．積層造形用の材料はまだ限られていますが，今後，様々な材料の開発が進めば，前歯部など個々の患者さんに合った細かい色調再現も可能になるものと思われます．
光学印象用のオーラルスキャナーも開発当初のものからかなり進化し，通常の印象材を用いた場合と遜色のない精度でスキャンが可能となりました．最新のスキャナーではスキャンのスピードもアップし，歯の表面や隣接面のう蝕の探知も可能になっています．
そこで，本セミナーではデジタルデンティストリーの最前線と今後の展望についてお話させていただきたいと思います．
略歴1980 年

東京医科歯科大学歯学部卒業

1999 年

1986 年

東京医科歯科大学大学院博士課程修了

1989 年

ドイツ連邦共和国チュービンゲン大学補綴科教授

留学

Vol.9, No.2, 2019東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第 2 講座

2000 年

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野教授- 74 -

Luncheon Seminar 3

共催：YAMAKIN ㈱デジタルデンティストリーにおけるヤマキンの研究開発
山添正稔（YAMAKIN ㈱）Research and Development of dental material in YAMAKIN for digitaldentistry
Yamazoe M（YAMAKIN Co., Ltd）

We have been researching, developing, manufacturing and selling major three dental materials, which are precious metalalloys, ceramics, and composite resins. In digital dentistry, our dental materials for digital processing, which include thecomposite resin block for molar “KZR-CAD HR block 3 gamma theta” and the authentic zirconia disk “KZR-CAD Zirconia
Gradation” , have been utilized by many dental personnel. We are also be developing LCD 3D printer “TRS 3D printer” witha large liquid crystal display and resin materials for 3D printer “iMAS series” .In this presentation, we`ll provide more detailed
information on these products introduced in the “Digital Dental Handbook” , which was published in August 2019.

近年，歯科業界においても労働生産性向上の必要性が叫ばれている．デジタル技術を活用することで，歯科技工のあり方を労働集約型から変えるだけでなく，歯科医院における診断，処置の精度向上，訪問診療のネッ
トワーク化など，さまざまな情報を有効活用していくことで，新しい価値の創出も期待できる．
このような生産性向上の取り組みの一助になればという思いで，弊社は，歯科用 CAD / CAM システムの紹介をメインにした「歯科用 CAD / CAM ハンドブック」を 2015 年からこれまで計 7 弾，累計 6 万部以上発刊し，幅広い方に読んでいただいた．しかしながら，デジタル技術の進化のスピードは速く，すぐに情報が陳腐化してしまう．すでに CAD / CAM だけにその技術はとどまらないので，歯科におけるデジタル技術全般をわかりやすく伝え，少し先の未来を想像する機会になるよう「歯科用デジタルハンドブック」を本年 8 月に創刊した．
弊社は，貴金属合金，セラミックス，レジンといった歯科用マテリアル全般の研究開発および製造販売をおこなっており，デジタル用途の切削加工用ハイブリッドレジンブロック「KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシー
タ」を昨年，オーロラグラデーションで審美性を追求したジルコニアディスク「KZR-CAD ジルコニア グラデーション」を本年上市し，多くの方にご活用いただいている．さらに，3D プリンター関連に関しても，LCD 方
式 3D プリンター「TRS 3D プリンター」および 3D プリンター材料「iMAS（アイマス）シリーズ」を展開する．
今回，本学会の参加者の皆様に献本させていただいた「歯科用デジタルハンドブック」内で紹介したこれらの製品について，さらに詳細な情報や検証結果などをお伝えする．
・「TRS 3D プリンター」
日本語のタッチパネルで容易に操作できるユーザビリティに優れた光造形 3D プリンター
大型液晶ディスプレイによる面照射のため，大きなものや一度にたくさんのものを精度よくスピーディーに造形が可能・「iMAS（アイマス）シリーズ」

LCD 方式に最適化した 3D プリンター用レジン材料
略歴1993 年

大阪歯科大学歯科技工士専門学校専攻科卒業

1993 年

山本貴金属地金株式会社入社 本社技術研究部研究員

2002 年

高知工科大学大学院工学研究科修士課程修了

2010 年

松本歯科大学大学院歯学独立研究科博士課程修了

現在

修士（工学）
博士（歯学）YAMAKIN 株式会社 執行役員（学術担当）主席研究員，松本歯科大学非常勤講師，石川県歯科医師会立歯科医療専門学校非常勤講師- 75 -

Luncheon Seminar 4

共催：㈱モリタ

勤務医が感じるデジタルデンティストリー
西川真登（きたみち歯科医院）
The dentist who is employed feels degital dentistry
Nishikawa M（Kitamichi Dental clinic）

It is difﬁcult to give medical care without receiving the beneﬁt of the digital gadget in dentistry now. In addition, thosedigital gadgets do not remain in a tool only for examination, a diagnosis, treatment and it is nearer and does the distance of adentist and the patient.
I speak that I say how you do the distance of a dentist and the patient soon by using these digital gadgets this time.

現在，歯科界における「デジタル」という言葉はもう当たり前すぎて，目新しさはなくなったように思います．デンタルショーや歯科雑誌，歯科セミナーなどでも耳目にしない日はありません．もちろん日常生活におきましてもパーソナルコンピュータやスマートフォンなどデジタル機器なしでの生活は可能ですが，何か不便
で物足りないと感じられるのではないでしょうか．
しかし「歯科におけるデジタル化」についてまだまだ必要ないと思われる先生方もいらっしゃるかもしれま
せんが，ふと考えてみますと，カルテ入力における電子カルテ，レントゲン機器と撮影データの保管場所，患者さんのアポイントの管理など，ちょっとしたことでも歯科のデジタル機器は身近にあります．
私が歯科大学で勉強していた頃はデジタルの「デ」もほとんどなく，学んだことといえば寒天アルジネート
印象や石膏模型，ワックスアップ，埋没・鋳造といったアナログなことを学び，それがむしろ当然で当たり前だと思っていました．そして歯科大学を卒業後，研修医を経て，たまたま幸運にも CT，マイクロスコープ，

CAD / CAM の設備がある一般開業医のもとで勤務させていただきそこで感じたのは，これらのデジタル機器に触れれば触れるほどそれが使えなくなってしまうと非常に不便を感じ，「ないと診療ができない，むしろな
いなら診療したくない」とまで感じるようになりました．私が実際に経験したのは，CT が故障してしまうと，親知らずの抜歯 1 つ取っても正確な診査・診断ができなくなりますし，痛みがある患者さんを目の前にしても正確なことがいえず困る時が多々ありました．
CAD / CAM におきましては，今まで 1 週間以上かかる修復物が 1 日でできるという光景を初めて見たときは，雷に打たれたような衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えています．そしてこのとき「これから必ず歯科はこういう時代になる」と確信しました．デジタル機器が使えると，従来のアナログ的な手法を用いた臨床に比べて，より精密でより早い治療が可能になることを体験してきました．
今やデジタルデンティストリーによる技術革新で，保険適応の CAD / CAM 冠を始めセラミックス修復物にはもちろんのこと，CT による診査・診断，インプラントのサージカルガイド作成，光学印象のデータから
3D プリンターで作成するデジタル模型など数多くのことがデジタルの技術により従来の方法よりも高精度で短期間にできるようになってきました．
私は現在，兵庫県姫路市のきたみち歯科医院で勤務医をしており，当院には CT，マイクロスコープ，
CAD / CAM だけではなく，それ以外にもショールームに展示されている最新で最先端の様々なデジタル機器が揃い，それが実臨床でどのように機能しているのかを目の当たりにしています．そこで勤務医という立場から，実際に機器をどのように使用してどう感じるかということを発表させていただきます．
略歴

明海大学歯学部卒
日本臨床歯科 CADCAM 学会
日本顕微鏡歯科学会
日本外傷歯学会

Vol.9, No.2, 2019

会員

会員

会員

- 76 -

Luncheon Seminar 5

共催：ストローマン・ジャパン㈱IOS と CARES VISUAL を用いたインプラントサブジン
ジバルカントゥアの革新的な印象法 〜 IEOS テクニックとストローマン CARES デジタルソリューションの優位性〜
笹田雄也（船越歯科歯周病学研究所）
A novel digital impression technique for transferring subgingival contours
around implants and the intaglio surface of the pontic to deﬁnitive digital casts
by using an intraoral scanner and CARES VISUAL
Clinical advantages of IEOS technique and Straumann CARES Digital Solutions
Sasada Y（Funakoshi Research Institute of Clinical Periodontology）
The accurate transfer of the subgingival contours around implant-supported interim restorations and beneath the pontics isessential for providing the dental technician with the necessary information to fabricate optimal deﬁnitive restorations.
However, once the interim restoration is removed to make an impression, the subgingival tissue, which is no longer physicallysupported, tends to collapse. The purpose of the presentation is to describe a novel digital workﬂow that enables an accuratetransfer of the subgingival contours from the interim restorations to the deﬁnitive restorations in the esthetic area by using an
intraoral scanner and Straumann CARES VISUAL software. This technique can reduce clinical and laboratory time, as well as
the necessity of storing gypsum casts. I would like to present its clinical steps, clinical advantages, indications and accuracy.

機能的，審美的に適切な最終補綴物の製作のため，特に審美部位インプラント修復ではプロビジョナルレストレー
ションによって形成されたサブジンジバルカントゥアの形態を技工士に正確に伝達することが極めて重要である．しかし，印象採得のためにプロビジョナルレストレーションを撤去すると，インプラント周囲軟組織はすぐに変形を起
こしてしまうため，一般的にカスタム印象コーピングを用いた印象が推奨されている．
一方，口腔内スキャナー（以下 IOS）を用いたデジタル印象では，スキャンボディのカスタマイズが不可能である
ためインプラント周囲軟組織の変形を防ぐことができず，審美部位インプラント修復には不向きであるとされてきた．
この IOS の欠点を克服するため，筆者は IOS を用いてサブジンジバルカントゥアを正確かつ迅速に印象することを可能にする革新的なスキャン法，『Intra-and-Extra Oral Scanning Technique』（以下 IEOS テクニック）を考案した．
これは IOS を使用してプロビジョナルレストレーションを口腔『内・外』でスキャンし，そのデータを Straumann
CARES VISUAL ソフトウェアを用いて最終補綴物に移行する独特な手法である．この IEOS テクニックは審美部位
インプラント修復においても IOS を用いたデジタル印象を可能とし，さらに次に挙げる臨床上の利点をもたらす．
従来法（カスタム印象コーピングを用いたシリコン印象）と比較した IEOS テクニックのメリット
・チェアタイムを短縮できる（カスタム印象コーピングを作成する必要がない）
・技工作業を大幅に短縮できる（従来法ではプロビジョナルレストレーションのフルカントゥアをコピーするために，
2 つの模型をラボスキャナーを用いてスキャンする必要がある．すなわちカスタム印象コーピングを用いた印象から作成されたガム模型のスキャンから歯肉縁下形態をコピーし，さらに形態参考模型のスキャンから縁上形態をコピーしている．一方，IEOS テクニックではプロビジョナルレストレーションを口腔『内・外』でスキャンしたデータから縁上・縁下形態の全てをまとめてコピーできるため，技工作業を大幅に短縮できる）
・カスタム印象コーピングを作成するための模型の保管が必要ない
・プロビジョナルレストレーションのサブジンジバルカントゥアの形態を，より高い精度で技工士へ伝達することを可能とする
以上より，IOS の欠点とされていたサブジンジバルカントゥアの印象は，IEOS テクニックと Straumann CARESVISUAL ソフトウェアを用いることで，むしろ IOS だけが持つ大きな利点へと変貌する．そのため現在の筆者の臨床において，『カスタム印象コーピングは全く必要のないもの』となった．IEOS テクニックはストローマン CARES デ
ジタルソリューションによってもたらされた，新たなインプラント修復の方法として日々の臨床に極めて有益なものであると考える．
今回はその臨床手順や利点，適応症の考察やエビデンスレベルでの精度の検証を通して IEOS テクニックの詳細を解説したい．また当院における TRIOS を中心とした CARES デジタルソリューションを用いたワークフローの精度向上の試みやその優位性を紹介したいと思う．
略 歴2004 年
2004 年2008 年

九州大学歯学部卒業
九州大学病院 義歯補綴科勤務
船越歯科歯周病研究所勤務

2015 年
2018 年- 77 -

テキサス大学サンアントニオ校歯周病科留学（ITI Scholar ）ITI Fellow

Company Demonstration

共催：㈱ヨシダ

3 D プリンターを使ったデジタル臨床柳崇貴（㈱ヨシダ 画像情報統括部 CADCAM 部）

About Digital Dentistry with using 3D PrinterYanagi T（YOSHIDA DENTAL TRADE DISTRIBUTION CO.,LTD.）

A word as digital dentistry has started to be usual. It's designed based on the data which acquired an optical impression by ascanner in the mouth, and it's utilized in the various clinical ﬁelds. 3D printer is also familiar equipment, and a lot of clinicalexamples come up. The material is also enriched. We will show the machine and actual sample made by Zenith printer. Also,
we will explain the manufacturing process of each use cases.

デジタルデンティストリーという言葉がごく普通に使われるようになってきましたが，デジタルデンティス
トリーといわれて，実臨床で何をまず頭に思い浮かべられるでしょうか？ CADCAM 臨床，口腔内スキャナー
による光学印象，ガイデッドサージェリーなどがキーワードになることは直ぐにピンとくる方は多いのではないかと思います．
しかしながら，具体的にどの機械がどのようにデータでつながり，どのような工程で何ができてくるのかをご理解されている人はまだそれほど多くはないのではないでしょうか？大きな流れは，口腔内スキャナーもし
くは模型スキャナーで光学印象を取得した STL データを基に，CAD ソフトウエア上でデザインがなされ，インレー，クラウン，ブリッジをはじめ，インプラント上部構造や，暫間補綴など，様々な臨床分野で活用されている．これらの多くは，これまでミリングマシーンで切削にて加工されてきましたが，最近では 3D プリン
ターも補綴物を作成する手段の一つとなってきました．3D プリンターではさらに，矯正用のアライナー用の模型，サージカルガイドの造形などにも利用され始めています．ひとことに「3D プリンター」といっても，性能・機能は多種多様となっています．
3D プリンターは，大きく分類すると 7 方式に分かれます．歯科で使われている方式は光造形方式が多く，
これは 2 つの方式に分かれます．１つは，SLA 方式といって UV ライトで「点照射」させ材料を硬化させる
方式と，DLP 方式といって「面照射」させる方式があります．DLP 方式を使うメリットは，SLA 方式に比べ造形時間を短くすることができます．一方 SLA 方式を使うメリットは，精度を高めることができます．使用
用途に応じて，造形方式を選定し，造形する積層厚み変更するなど使い分けを行います．最近では，材料もモ
デル用，ガイド用，キャスト用，テンポラリー用，トレー用，矯正用など機械同様に多種多様に開発が進められています．実際にこれらの機械，材料を使い，臨床に適用している事例も多くなってきています．
本大会では，韓国 DENTIS 社の ZenithD（DLP 方式）の実機，材料の現物，造形されたサンプルを展示し，それぞれのワークフローを説明いたします．

Vol.9, No.2, 2019

- 78 -

Company Demonstration

共催：和田精密歯研㈱各種積層造形システムの概要説明およびデモンストレーション
樋口鎮央（大阪歯科大学医療保健学部，和田精密歯研㈱）The explanation of an overview of various additive manufacturing systems,
and the demonstration
Higuchi S（Department of Oral Health Engineering Faculty of Health Sciences Osaka Dental
University，Wada Precision Dental Laboratories co., LTD）

I will explain the overview of the resin and the metal additive manufacturing system that are currently used and of theceramics additive manufacturing system which is paid attentions to future. And I will also report current challenges for that aswell as I will introduce some notices when using the resin additive manufacturing system through a demonstration.

近年の CAD / CAM システムの発展は目覚ましいものがあり，切削加工システムにおいてはジルコニアを中心に保険適用となった CAD / CAM 冠や義歯用材料も含めてその使用材料も多様化してきている．一方の積層造形システムにおいては各歯科メーカーも樹脂の積層造形システムを本格的に随時販売の予定をしており，非常に注目度が高くなってきている．中でも樹脂の液槽光重合法タイプのシステムの低価格化，精度の向上，造形時間を短縮したシステムの開発が進み，歯科分野でも使われ始めているところを紹介したい．
しかし，精度を要求されない製品には十分活用できるが精度を要求される製品については各システムの見極
めがまだまだ必要と思われる．今後はテンポラリークラウンや最終義歯製作へも適用を検討されており，修復物の安定供給をする上においても非常に注目されているところである．
そのような中，われわれは先行して金属粉末積層造形システムを導入し，製品化しているが新たな展開を行うために再度，各種試験を行ったので機械的物性の一部を報告するとともに現状の問題点，および，改善点についても報告したい．そして，現在ではシミュレーションソフトを活用することにより，CT，レントゲン，
石膏模型，セファロ等のデータを一定基準の基で合成することができ，これまで見えなかったところを可視化できるようになっている．そのデータより，一気に現状のデジタル技術を活用し審査診断より最終修復物まで
デジタル技術で製作できるようになり，その活用症例も合わせて紹介する．
また，現在ではこれまでの歯科医院での印象採得法から口腔内スキャナーによる光学印象法が使われ始めている．そうすると口腔内スキャナーのデータが転送されてきた上でそのまま CAD 設計を行って金属粉末積層
造形技術にて製作できるようになるので製作時間の短縮と材料節約，患者の来院回数の短縮に繋がるため，大きく期待されている．しかし，デンチャー用フレーム等大型装置になると，まだまだ応力ひずみの開放が十分でなかったりする部分もあり，適合性への課題は残るものの，利点も多く，今後も多くの症例に活用したい．
また，海外においては数年前よりセラミックスの積層造形システムも製品化されているがまだ，比較的小型の製品しか製作できないため，工業界においては小型部品の製作例等をサンプルとして展示しているのが多く，既に数社は国内に販売代理店ができている．材料としてはアルミナ，ジルコニア，ハイドロキシアパタイト等が造形できるため，歯科の修復物製作においては材料的にもサイズ的にも非常に適しており，活用先の一つとして販売メーカーは元より，各歯科メーカーも注目しているところであり，そのあたりも紹介したい．
後半部分ではそれらの中で樹脂の積層造形システムを使用して修復物製作をする上での注意点等を踏まえて実機を使用していくつかの修復物のデモンストレーションを行う予定である．
略歴1976 年

和田精密歯研㈱入社

2009 年

和田精密歯研㈱常務取締役

2017 年

和田精密歯研㈱顧問

生産本部長

2018 年

大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科講師

2018 年

大阪歯科大学大学院医療保健学研究科

助教- 79 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I-1
Printing accuracy, mechanical properties, surface characteristics, and microbial adhesion of
3D-printed resins with various printing orientations
Ji Suk SHIM1㸪Jae Jun RYU2
1
Korea University Ansan Hospital
2
Korea University Anam Hospital

1)Purpose
This study was to evaluate the effect of printing orientation on the printing accuracy, flexural strength,surface characteristics, and microbial response of 3D-printed denture base resin.
2)Material and methods
Specimens were printed with denture base polymethyl methacrylate with 3 printing orientations (0, 45, and90 degrees). The printing error rate, flexural strength, roughness, hydrophilicity, surface energy, andresponse to Candida albicans were evaluated.
3)Results
Specimens printed at a 90-degree orientation showed the lowest error rates for length, and those printed at a
45-degree orientation showed the highest error rates for thickness (P<.001). Flexural strength increased inorder of the specimens printed at orientation degrees of 90<45<0 with statistical significance. The
45-degree oriented specimens showed higher roughness and surface energy compared with those of othergroups (P<.001). A higher proportion of Candida albicans was found in the specimens printed atorientation degrees of 90<45<0 with statistical significance.
4)Conclusions
Printing orientation significantly influenced the printing accuracy, flexural strength, roughness, andresponse to Candida albicans. Therefore, the printing orientation should be carefully decided to fabricate
products with appropriate properties.
keywords
3D printing; Printing orientation; denture base

Vol.9, No.2, 2019

- 80 -

I-2
Evaluation of the relationship between occlusal curvatures and arch width in healthy Chinese
adults: a digital measurement study
Ying ZHAI
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Chonnam National University, Gwangju, Korea
1)Objectives
This study was to evaluate the monson’s sphere, curve of wilson and curve of spee in the mandibular archof Chinese adults using a digital measurement and to investigate the relationship between occlusal
curvatures and arch width.
2)Methods
Mandibular dental casts from 58 healthy adult Chinese were scanned and generated the virtual models witha laboratory scanner. The arch width between bilateral second molars, radius of monson’s sphere and thefirst molar curve of wilson were measured by using the computer software Geomagic Control X. The
depths of right and left curve of spee were examined by 10 points selected on the cusps of posterior teeth.
One-way ANOVA, pearson’s correlation test and independent t-test were performed to analyze thestatistical significance (p=0.05).
3)Results
The mean radius of monson’s sphere and curve of wilson were 122.34mm and 122.18mm. There were no
significant differences between males and females in all measurements (p>0.05). The curve of spee depth
was increased significantly (p<0.001) to a mean maximum on mesio-buccal cusps of first molars, 1.57mm
on the left and 1.46mm on the right side respectively. The positive correlations were shown between thearch width, radius of monson’s sphere, and curve of wilson.
4)Conclusions
The radius of monson’s sphere in Chinese adults was greater than the 4 inch value, but no significant sexual
dimorphism in the three-dimensional characteristics of occlusal curvatures. The subjects with the wider
mandibular arch were examined to have the flatter occlusal curves. The shape of curve of spee will assist asa reference for prosthetic restoration and orthodontic treatment.
keyword: digital measurement, occlusal curvatures, arch width- 81 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I-3
Colorimetry of natural teeth and multi-layered zirconia crowns using a spectral imaging device
Sachiko KONISHI1, Kazumichi WAKABAYASHI1, Masayuki OSUMI2, Zhanyue WANG1㸪
Fangfang JI1㸪Jeison CARBAJAL1,Shinya OKAMURA1,Takashi NAKAMURA3, Hirofumi YATANI1
1
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of Dentistry2
Office color science co.
3
Department of Oral Health Sciences, Otemae College
1)Statement of problem
Recently, zirconia crowns with color gradation have been developed and used in the esthetic region.
However, in terms of color gradation, there are no studies reporting whether such zirconia crowns have
similar gradation to natural teeth.(H30-E6)2)Purpose
To evaluate the difference of color gradation from the cervical to the incisal area between natural teeth andfull contour highly translucent multi-layered zirconia crowns.
Material and methods : Incisor zirconia crowns (Katana UTML, shade A2) were set to resin abutmentswith trying paste (Panavia V5, universal color), and the color of samples was measured by using a spectral
imaging device (Office color science). The color of natural maxillary right central incisors was alsomeasured by using the same device. The data were analyzed using a dedicated software and changes in L*
value were compared.
3)Results
The L* value of natural teeth increased sharply and curvilinearly from the cervical to the central area, andincreased smoothly from the central to the incisal area. On the other hand, the L* value of zirconia crowns
increased smoothly and linearly from the cervical to the incisal area.
4)Conclusion
This study shows that, the color gradation of natural teeth and zirconia crowns is greatly different.

Vol.9, No.2, 2019- 82 -

I-4
Digital approach integrating 3D facial scan and a virtual mockup for esthetic restorative
treatment : A case report
Hai Yen MAI㸪Yong-do CHOI㸪Hang-Nga MAI , Du-Hyeong LEE
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Institute for Translational Research in Dentistry,
Kyungpook National University, Daegu, Korea

1)Objectives
This clinical case report described the digital workflow that combines a face scan, cone beam computed
tomography and an intraoral scan to visualize the outcome of prosthodontic treatment in the anterior region
to improves communication between clinic, laboratory and patients.
2)Methods
A patient with healthy general condition came for a restorative treatment after dental trauma of central
maxillary incisors. A virtual patient replica was made by incorporating a face scan, cone beam computed
tomography and an intraoral scan. Design mockup of definitive restorations was shown to the patient andmodified according to the patient’s desire.
3)Results
The definitive restorations were delivered to patient, and the patient was satisfied with the predictability oftreatment workflow and esthetics of the restorations㸬4)Conclusion
Within the limit of this report, the proposed digital workflow facilitates fabrication of optimal esthetic
restorations, and enhances predictability of outcome of restorations.

keywords: Face scan, Cone-beam computed tomography, Intraoral scan, Image merging- 83 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I-5
Volume analysis of the piezographic impression using digital technology
Yuan GAO, Sattar AWUTI, Mariko HATTORI, Yujia WANG㸪Yuka SUMITA
Maxillofacial Prosthetics, Tokyo Medical and Dental University1)Objectives
The morphology of piezographic impression has been studied to clarify the mechanism and the feature of
the technique, however the method was complicated when conventional measurements were used. The
purpose of this study was to measure the volume of piezographic impression using a digital technology.
2)Methods
Six piezographic impression taken in our clinic were used in the study. The impression bodies were
scanned with cone beam computed tomography and the surface data are extracted using different thresholdfor regular body and the heavy body of the silicone impression materials using 3D analyzing software.
3)Results
The median(range) volume of hard and regular body were 4628.37(1698.45, 5951.55) ੏and8660.13(5588.01, 10743.17)੏ respectively. The difference in Haunsfield Unit made it possible to separate
the impression made by two different types of material.
4)Conclusions
It was suggested that the procedure would be useful in the research on piezography in maxillofacial
prosthetic rehabilitation.
keywords: piezography漓volume漓materials

Vol.9, No.2, 2019- 84 -

I-6
The role of three-dimensional glasses in visualizing printed images: A potential approach forvisualizing maxillofacial prosthetics
Mahmoud ELBASHTI, Amel ASWEHLEE
Independent Dental Researchers, Tokyo, Japan

1)Purpose
The aim of this poster presentation is to highlight a potential approach for visualizing 2D images ofmaxillofacial defects and prosthetics in 3D mode within a poster presentation using 3D glasses.
2)Methods
To highlight the capability of this approach in the field of maxillofacial prosthetics, various 3D
maxillofacial defects and prostheses examples are presented in this poster. Each 3D data was opened by
3D viewer software, screenshotted and saved as JPEG image format. Each image was imported to
Photoshop Adobe image editing software separately to add the 3D effect which include original image
layer, cyan layer shifted 50 pixels to the left to show the red effect, and red layer shifted 50 pixels to theright to show the blue effect. Both original images and 3D effect images were imported to a poster
designed framework and placed in position using Power Point Microsoft Office software. The poster wasthen printed on A0 size paper poster format. Blue and red 3D glasses were used to visualize the 3D effectimages within the poster.
3)Result
Two-dimensional images were successfully edited to add 3D effect, printed within a poster, and visualizedin 3D mode using 3D glasses. Using 3D glasses showed enhanced visualization for maxillofacial defects
especially in the depth direction (Z).
4)Conclusion
The use of 3D glasses with added 3D effect to 2D images have effectively utilized in the field ofmaxillofacial prosthetics. Such approach would be used to improve the 3D visualization of 2D images
within poster presentations, resulting in a better visualization and improved learning experience.

- 85 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I-7
Effect of abutment superposition process of dental model scanner on final virtual model
Beom-Young YU1,2, Keunbada SON1,2, Kyu-Bok LEE2,3*
1
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea

1) Objectives
The purpose of this study was to verify the effect of the abutment superimposition process on the final
virtual model in the scanning process of single and 3-units bridge model using a dental model scanner.
2) Materials and methods
A gypsum model for single and 3-unit bridges was manufactured for evaluating. And working casts withremovable dies were made using Pindex system. A dental model scanner was used to obtain CAD reference
model (CRM) and CAD test model (CTM). The CRM was scanned without removing after dividing theabutments in the working cast. Then, CTM was scanned with separated from the divided abutments andsuperimposed on the CRM (n=20). Finally, three-dimensional analysis software was used to analyze theroot mean square (RMS) and Mann-:KLWQH\8WHVWZDVXVHGIRUVWDWLVWLFDODQDO\VLV Į  3) Results
The R06PHDQDEXWPHQWIRUVLQJOHIXOOFURZQSUHSDUDWLRQZDVȝPDQGWKH506DYHUDJHDEXWPHQW
for 3-XQLWEULGJHSUHSDUDWLRQZDVȝP7KH506PHDQRIWKHWZRJURXSVVKRZHGVWDWLVWLFDOO\VLgnificant
differences (P<.001).

Vol.9, No.2, 2019

- 86 -

I-8
Correlation study between grip strength and implant hand torqueJoon-Myung LEE1,2, Keunbada SON2,3, Kyu-Bok LEE1,2*
1
School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940,
Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea

1) Objectives
The purpose of this study was to measure and correlate the grip strength and implant hand torque.
2) Methods
The grip strength was measured using a dynamometer on adult male and female dental students. The handtorque was measured using a hand screwdriver. At this time, the implant hand torque was precisely
measured using a torque meter (MGT12; Mark-10). In the statistical analysis, the correlation between theILWQHVVDQGWUXHQHVVZDVFRQGXFWHGE\3HDUVRQFRUUHODWLRQWHVW Į  3) Results
There was a significant correlation between grip strength and implant hand torque. As the grip strength
increased with positive correlation, hand torque tended to increase.

- 87 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

I-9
A comparative study of the fitness and trueness of a three-unit fixed dental prosthesis
fabricated using two digital workflows
Keunbada SON1,2, Daehee JANG3, Kyu-bok LEE2,3,*
1
Department of Dental Science, Graduate School, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
2
Advanced Dental Device Development Institute, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea
3
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kyungpook National University, 2177
Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu 41940, Republic of Korea

1) Objectives
The purpose of this study was to measure and correlate the fitness and trueness of a 3-unit fixed dental
prosthesis (FDP) fabricated using two digital workflows.
2) Methods
The digital workflows were divided into chairside (closed type) and in-lab (open type) groups. The
scanning, CAD, and CAM processes were conducted with 3shape E1 scanner, exocad CAD software, and
DDS EZIS HM, respectively, in the in-lab group; and with intraoral scanner, CAD software, and MC XL(CEREC), respectively, in the chairside group. The fitness of the fabricated 3-unit FDPs was evaluated byscanning the silicone replica of the cement space and analyzing the thickness of the silicone replica in the
3D inspection software. The trueness of the milling unit was analyzed by 3D inspection software.
3) Results
The marginal and internal fit were significantly lower in the in-lab group at all measurement positions(P<.001). The trueness of the milling unit was significantly higher in the in-lab group compared to thechairside group (P<.001). The use of appropriate equipment in an in-lab digital workflow enables a better
fabrication of 3-unit FDPs than a chairside digital workflow, and poor trueness on the inner surface of thecrown adversely affects the internal fit.

Vol.9, No.2, 2019

- 88 -

JI-1
Digital dental planning & digital collaboration treatment
Masanori TODA
T&S Planning Inc.
1) Objectives
Today, the digital dentistry is growing rapidly and the dental practicians are distressed with the material
and technical limitation. In this presentation we have used several systems to create the final orthodontic
digital image with out put with printed implant surgical guide followed with implantation. Not only
visually but also clinical accuracy is important to support the dentist as a dental technician. This
presentation shows a technique, which could not be done in analog laboratory work. In order to use theright tools will make the digital collaboration possible and share the digital information between the dentist,
dental technician and patients.
2) Methods
Final implant restorative position image based on after the completed orthodontic movement was madefrom the digitalized examined study model taken with the silicon impression. Orthodontic movement was
simulated digitally and diagnostic crown was designed with idealized position to identify the right position
for the anchor implant. By using the digital image and data matching technique is the key of this process.
Also, fitting the surgical guide over the unmoved original tooth position with the final orthodontic image
was made with 3D printing. In order to have the necessary accuracy, analog adjustment was done after
printing. Clear resin and inspection window was also opened in the final surgical guide to support thesurgeon.
3) Results
In this presentation the challenging area was in the process of working between several CAD systems andpossible unknown errors followed by output accuracy. Basically Todays CAD design is done under one
software. CAD software is also changing rapidly but still there are many limitations in designing. In
addition, out put with 3D printing had another challenge in the material with rigid accuracy. In the results,
final surgical stent had a good retention and accuracy to precede the implant surgery. Currently there arelimitations in government-approved material and the CAD/CAM systems: therefore, when new material islaunched or software is updated, final design and output will also change. We need to understand that
digital dental treatment is constantly improving and without the effort of challenge, experiment andresearch we will not be able to achieve the next level treatment.

- 89 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-2
A novel design of mini-screw anchored maxillary molar distalizing device applying CAD/CAM
technology
Shuji YAMAGUCHI
Deutsche Dental & Orthodontic Office
The objective of this article is to present a novel design of mini-screw anchored maxillary molar distalizing
device in the palate through the application of CAD/CAM technology. I designed the SHU- form in which
the main part of the mini-screw anchored maxillary molar distalizing device is located in the posterior areaof the palate. The SHU-lider device, which is a custom-made device that incorporates that new design andapplies CAD/CAM technology, has superior intraoral adaptation, allows distal movement of the maxillary
molars to be performed as intended and improve problems regarding lingual discomfort.

1)Objectives
A conventional maxillary molar distalizing device using mini-screws in the palate applying sliding
mechanics may cause deflection of the stainless steel wire due to the reaction of the orthodontic force ofthe open coil spring for distally moving the maxillary molars in some cases. As a result, the maxillary
molars may become prone to buccal tipping movement. Moreover, when these conventional devices areused, the stainless steel wire connected to the mini-screws is located at the anterior portion of the palate,
and therefore the tip of the tongue may easily come into contact, which may cause discomfort and there isalso the possibility of having an effect when performing lingual training with oral myofunctional therapy.
The purpose of the present article is to introduce a novel design of mini-screw anchored maxillary molar
distalizing device in the palate through the application of CAD/CAM technology.
2)Methods
I devised SHU-form with the purpose of ensuring maxillary
molar distal movement as intended and improving problems suchas lingual discomfort.

In the SHU-form, a main part ofsuperstructure connected to the heads of the palatal mini-screws
is located in the posterior area of the palate. The SHU-lider
device is a mini-screw anchored maxillary molar distalizing
device manufactured with the SHU-form design in the palate
through the application of CAD/CAM technology.
Fig: SHU-lider device. A: Coupling, B: Connector, C: Guide,
D: Molar band, E: Open-coil spring, F: Activation lock, G: Sliding hook3)Results and Discussion
By taking an impression with the intraoral scanner and using a CAD/CAM technology, it is possible toaccurately reproduce the three-dimensional position in the oral cavity and to manufacture this device withsuperior adaptation. Because the superstructure is mainly composed of a hard metal plate, it is possible todistally move the molar to a desired position with little deformation of the device when the orthodontic
force is applied. In addition, when using the molar as an indirect anchorage after maxillary molar distal
movement, more stable indirect anchorage can be established. Because the superstructure is not located in
the anterior part of the palate, the tongue experiences relatively little discomfort, and it is less likely tointerfere with myofunctional therapy for patients with lingual dysfunction.

Vol.9, No.2, 2019

- 90 -

JI-3
Fabrication of monolithic zirconia crowns using additive manufacturing technology
Yasuo UEDA 1 㸪 Taihiko YAMAGUCHI1 㸪 Naoyoshi TARUMI2 㸪 Takeshi FUJITA2 㸪 Eiji
YAMAGA2,3
1
Affiliation Crown and Bridge Prosthodontics, Dept. of Oral Functional Science, Faculty of Dent.
Med. and Graduate School of Dent. Med., Hokkaido University
2
SDL࣭HD CO., LTD, 3 Sapporo Dental Laboratory CO., LTD
In case of almost all crowns and bridges fabricated with CAD/CAM technology, the technology used ismilling. However, milling has good accuracy but poor efficiency. If zirconia crown can be manufactured
using Additive Manufacturing technology, it is possible to reduce cost significantly.
This time, we tried to fabricate a monolithic zirconia crown directly using a ceramic 3D printer.
1) Introduction
Additive Manufacturing (AM) – also called 3D printing – is possible to reduce the costs as the production
time depends on the work area rather than the number of products.
In this study, we got the chance to produce a monolithic zirconia crown using a newly developed ceramic
3D printer, and will report on the process and the simple verification results of the completed product.
2) Materials and methods(1) From abutment tooth formation to design of the crown with CAD
We formed an abutment tooth assuming a monolithic zirconia crown to the right lower first molar in thedentition model (Kavo DPS-Model), took an impression with silicone (GC Exafine Putty type + Shofu
Jildefit Wash type), and made a working model with ultra-hard plaster (GC Fuji Rock). 3D measurements
of models were performed using a D800 (3Shape) scanner, the crown's shape design was carried out using'Dental Designer' CAD software, and the shape of the completed crown was outputted as STL files.
(2) Fabrication of monolithic zirconia crown by AM
As a 3D printer for ceramics, we used a CERAMAKER 900/100 (3DCeramSinto Co., Ltd., France). The
material used was 3DMIX ZIRCONIA. After completing the molding, it was cleaned with an air gun, anddegreased at 500°C for about 4 days using a degreasing furnace (Motoyama Co., Ltd.). After degreasing, it
was sintered at 1450°C for 2 days in a sintering furnace (Motoyama Co., Ltd.) to complete a monolithic
zirconia crown.
(3) Simple conformity inspection
The completed crown was subjected to a simple fitting test using a bite checker (GC Co., Ltd.).
(4) Comparison with CAD/CAM hybrid resin crown
A hybrid resin block was milled to make a CAD/CAM crown using the same STL data, and comparedwith the monolithic zirconia crown manufactured by AM.
3) Results
The fitting test carried out using a bite checker. At a cross-section, in the monolithic zirconia crown there
was approximately 25-ȝPVSDFHIURPDEXWPHQWWRFURZQLQQHUVXUIDFHDQGLQWKHK\EULGUHVLQFURZQ
was approximately 25-ȝP4) Considerations
In the case of the simple fitting test, there is no difference compared with the milled hybrid resin crown,
and it can be confirmed that the fitting of the AM monolithic zirconia crown to the abutment tooth iscomparable to the hybrid resin crown provided clinically.
࠙Acknowledgementࠚ
In the production of this monolithic zirconia crown, we received the kind cooperation of SINTOKOGIO,
Ltd. and SINTO V-CERAX, LTD., for which we express our sincere appreciation.

- 91 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-4
Deep learning approach to coloration of maxillofacial prostheses –optimization of hyper
parametersDeep
Deep learninglearning approach
approach toto coloration
coloration ofof maxillofacial
maxillofacial prostheses
prostheses –optimization–optimization ofof hyperhyper
parametersparametersNatsuki
FUJIYOSHI1, Yuichi MINE2,3, Toru EGUCHI4, Takeshi MURAYAMA2
1
11
44
2,3
Undergraduate
Schoolof
Dentistry,
Hiroshima
University
Natsuki, ,Yuichi
MINE, ,Toru, ,Takeshi
NatsukiFUJIYOSHI
FUJIYOSHI
Yuichi
MINE2,3
ToruEGUCHIEGUCHI
TakeshiMURAYAMAMURAYAMA22
1
21
Undergraduate
Dentistry,
Hiroshima
University
Undergraduate
Schoolof
ofSystem
Dentistry,
HiroshimaGraduate
University
Departmentof School
MedicalEngineering,
School of Biomedical and Health Sciences,
22
Hiroshima
University
Departmentof
Departmentof Medical
Medical System
System Engineering,Engineering, Graduate
Graduate School
School ofof Biomedical
Biomedical andand Health
Health Sciences,
Sciences,
3
Hiroshima
HiroshimaUniversity
University
Translational
Research Center, Hiroshima University
43
3
Graduate
Schoolof Engineering,
Hiroshima
University
Translational
ResearchCenter,University
Translational
ResearchCenter,Hiroshima
Hiroshima
University
44
InGraduate
our previous
study,
we proposed HiroshimaaHiroshima
deep learning
approach to the determination of pigments’ quantities
Schoolof
University
Graduate
SchoolofEngineering,Engineering,
University. The
purposeof this toto
study
is to find optimalvalues quantities
for
hyper
for
coloring
maxillofacial
prosthesesIn
previous
study,
aa[1]deeplearning
approach
the
of
Inour
our
previous
study,weweproposed
proposeddeep
learning
approachthedetermination
determination
ofpigments’pigments’quantities[1][1]
parameters
which
are used prosthesesinour deep
approach.
To study
findoptimalvalues,trainfora neural. .learningTheofisis tovalueshyper
formaxillofacial
The purpose
purposeof thisthisstudytheto findfind optimal
optimalwevaluesforhyper
for coloringcoloring
maxillofacial
prostheses
network,which
is areused
for deeplearning,with changing
theTovaluesparameters.
Astraina result,
weparameterswhichininour
deep
approach.
findtheoptimalvalues,aaneuralparameterswhich
areusedused
ourdeeplearninglearning
approach.
Tofindforthehyperoptimalvalues,wewe
train
neuralfound
thewhich
optimalfordeep
the learning,
numberhiddenlayers,thethevalues
numbernodes
in each hidden
network,
isisvalues
usedchangingforparameters.
As
result,we
network,
which
usedforfor
deeplearning,ofwith
withchanging
thevaluesforofhyper
hyper
parameters.
Asaalayer,
result,andwethenumberof epochs.
found
the
valuesfoundtheoptimal
optimalvaluesfor
forthethenumbernumberofofhiddenhiddenlayers,
layers,thethenumbernumberof
ofnodes
nodesinineacheachhidden
hiddenlayer,
layer,and
and
thethenumbernumberof
ofepochs.
epochs.
1)Objectives
Maxillofacial
1)Objectives
1)Objectives prostheses are used for morphologically and aesthetically repairing a part of the human
Maxillofacial
prostheses
are
used
for
and
of
Maxillofacial
prostheses
areto
used
formorphologicallymorphologicallyandaestheticallyaesthetically
repairingaapart
part
ofthe
thehumanhuman
bodythat is damaged
due
trauma,surgery, or malformation.
The repairing
maxillofacial
prostheses
areusually
manufactured
using silicone
but it is difficult
to properly prostheses
determinebodyisis damaged
duesurgery,orThearebody that
that
damagedmanually
due toto trauma,
trauma,surgery,resin,or malformation.
malformation.
The maxillofacial
maxillofacial
prostheses theareblending
quantities of pigments
the internalof aititmaxillofacial
prosthesis.
our previous
usually
manuallyusing
siliconeresin,
isis difficult
theusually manufactured
manufactured
manuallyfor
usingsiliconecoloring
resin, butbutdifficult toto properly
properlyIndetermine
determinetheblending
pigments
theofblendingquantities
quantitiesofpigments
fortheinternalinternalcoloringcoloring
ofawhichamaxillofacial
maxillofacial
prosthesis.In
Inour
ourprevious
previous
research,
weappliedof
deepneuralfor
network(DNN)
approach,is one ofprosthesis.
AI(Artificial
Intelligence)
methods,
todeterminationof thequantities ofapproach,pigments[1]. In that
research,
we createdIntelligence)
samples ofresearch,
applieddeep
network(DNN)
whichisisoneofresearch,wewetheapplieddeepneuralneuralnetwork(DNN)
approach,which
oneofAI(Artificial
AI(Artificial
Intelligence)
methods,
totothedetermination
of
. .In
that
research,
samplesmethods,
thewithdetermination
ofthe
thequantities
quantities
ofpigments
pigments
Inlet
thattheresearch,
wecreatedcreatedsamplesofofvariouscolorsdifferent of
quantitiesof pigments,
and[1][1]we
DNN welearn
the relationshipbetweenthecolorsthe quantities
of ofpigments.
Then,thethelearnedofvariouswithdifferent
quantities
and
we
DNN
learn
the
relationshipvarious colors
colorswithanddifferent
quantitiesof pigments,
pigments,
andusing
we letlet
the
DNNDNN,learnthethequantities
relationshipbetweencolors
Then,
the
DNN,
the
of
between thethereproduce
colors andanda thethe quantities
quantitiesof pigments.
pigments.
Then, using
using
the learned
learnedDNN,
the quantities
quantitiesofpigments
topatient's
skin ofcolor
were determined.
However,in thatresearch,the valuesforvarioustotohyper
parameters
for learningwere
setdetermined.
roughly. The
purpose in
of
this
study
is to
find
the
pigments
reproduce
aapatient's
skin
were
However,thevaluespigments
reproduce
patient's
skincolor
color
were
determined.
However,
inthatthatresearch,
research,thevaluesoptimalvaluesfor parameters
hyper
parameters
used inwere
the DNN.
for
hyper
for
set
forvarious
varioushyper
parameters
forlearninglearning
weresetroughly.
roughly.The
Thepurpose
purpose ofofthisthisstudy
studyisistotofindfindthetheoptimaloptimalvalues
valuesforforhyperhyperparametersparametersusedusedininthe
theDNN.
DNN.
2)Methods
The
DNN consists of an input layer, an output layer,2)Methods2)Methods
andnumberof hidden
layersbetweenthem (Fig.).
The
DNN
consistsoflayer,
anlayer,
TheanyDNN
consists
ofan
aninput
input
layer,
anoutput
outputlayer,
andnumberoflayersbetweenandanyany
numberofhiddenhiddenoflayersbetweenthem
them(Fig.).
(Fig.).
Eachlayer
is composed
an arbitrary
numberofnodes.
We isdeal
with threehyper
parameters:
Eachofarbitrarynumberof
Each layer
layer
is composedcomposedof ananarbitrarynumbertheofnumberoflayers;the hyper
numberof nodes intheanodes.
deal
three
nodes. We
Wehiddendeal with
with
three
hyper parameters:
parameters:thenumberoflayers;thenodes
inin aanumberlayer;of hidden
hiddenlayers;the number
numbernodes
hiddenand epoch
numberwhich ofisofthenumberoftimes
thatanddata
setnumberare repeatedly
given
for
hiddenlayer;
epoch
which
numberhiddenlayer;
andepoch
numberwhichisisthethenumberof
repeatedly
given
for
of times
timesInthat
that
data
set
are
repeatedly
given
for
learning.
thisdata
study,setthearenumberof hidden
layerswaschangedto 1,
2 andthe3. numberThenumberof nodesinlearning.
In
study,
oflayerslearning.
In thisthisstudy,
thenumberof hidden
hiddenlayerseach
hiddenchangedfrom
10 toofin 10
was
toto1,1,was
22and
3.3.Thenumbernodes
ininsteps and from 100 to 1000 in 100 steps. Then,
was changed
changedlayer
andThe
number
of100
nodes
each
hidden
layer
from
10
toto100
inin10
steps
and
from
toto1000
100
Then,
each
hiddenlayerwaswasofchanged
changedfromof10hidden100layers
10and
steps
and
from100
100nodes,1000
100steps.
steps.K-fold
Then,
for
each
combination
the number
thenumberofweininperformed
crossvalidationwhich
the ofdata
into layers
training
data
andverificationand carriedoutforcombination
of
the
the
of
we
K-foldforeacheach
combination
ofdivides
thenumbernumberofhiddenhiddenlayersandandthenumbernumberofnodes,
nodes,data,
weperformed
performed
K-foldcross
which
divides
the
data
into
training
andverification
andcross validation
validation
which
divides
thefordata
intoparameters
training data
data
andminimize
verificationdata,
and carried
carriedout
learning
to find the
optimalvalueshyper
which
thedata,loss function
for outtheverification
data.
learning
learning toto find
find thethe optimal
optimal values
values forfor hyper
hyper parametersparameters which
which minimize
minimize thethe lossloss function
function forfor thetheverification
verificationdata.
data.
3)ResultWhen
the number of hidden layers was 2, the number of nodes in each hidden layer was 40, and the3)Result3)Result
numberof numberepochs968, theloss wasfunction
fornumberthe verification
washidden
minimized
0.049.
Whenoflayersofinineachlayer
40,
Whenthethenumberwas
ofhiddenhiddenlayerswas2,2,thethenumberofnodes
nodesdata
eachhiddenlayertowas
was40,andandthethenumbernumberof
ofepochs
epochswas
was968,968,thetheloss
lossfunction
functionfor
forthetheverification
verificationdata
datawaswasminimized
minimizedtoto0.049.
0.049.
4)Conclusion
Bychanging the values for the hyper parameters, the optimal values for the number of hidden layers,4)Conclusion4)Conclusion
Byvaluesforhyperparameters,
valuesfor
theof
Bychanging
changing
thevaluesforthethehyperparameters,
theoptimal
optimalvaluesinforthenumbernumberofhiddenhiddenlayers,
layers,thenumberofthe
nodes
in eachhiddenlayer,and the thenumberof epochs
DNN
were
obtained.
thethenumbernumberof
ofnodes
nodesinineacheachhidden
hiddenlayer,
layer,and
andthethenumbernumberof
ofepochs
epochsininDNN
DNNwerewereobtained.
obtained.
5)Reference[1]MineY. et al.: Epithesis fabrication using machine learning technic, The 58 th Annual Conference5)Reference5)ReferenceofJapanese
Societyfor Medical
and BiologicalEngineering,
2019.
[1]MineY.
fabrication
using
learning
technic,[1]MineY.etetal.:
al.:Epithesis
Epithesis
fabrication
usingmachinemachinelearning
technic,The
The58
58ththAnnual
AnnualConference
ConferenceofofJapaneseJapaneseSociety
SocietyforforMedical
MedicalandandBiological
BiologicalEngineering,Engineering,2019.
2019.

Vol.9, No.2, 2019

- 92 -

JI-5
Usefulness of reconstructed panoramic image in the mixed dentition using cone beam CT
Yoshinobu HARA1 㸪 Satoshi TOKUNAGA1 㸪 Chihiro UEZATO2 㸪 Tsuneyuki TSUKIOKA1 㸪
Taira KOBAYASHI2㸪Takashi KANEDA1
1
Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
2
Department of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Nihon University School of Dentistry at
Matsudo1) Objectives
The best of our knowledge, few studies have evaluated images, such as panoramic photographs, that havebeen reconstructed using CBCT in mixed dentition.
The purpose of this study was to assess the usefulness of reconstructed panoramic image using CBCT in
mixed dentition.
2) Methods
This study was approved by the ethics committee at the authors’ university (EC15-12-009-1).
Panoramic images were reconstructed from CBCT images and compared with conventional panoramic
radiographs of 89 patients who underwent CBCT in orthodontics treatment.
The images were evaluated by examining six teeth: the first molars and the right upper and lower middle
incisors, and four tooth germs: the second premolars. Six teeth were evaluated for visibility of the crown,
alveolar crest, root apex, pulp cavity, and periodontal ligament space. Four tooth germs were evaluated forvisibility of the crown and root. All these were awarded a score of 5-point scale.
Two oral and maxillofacial radiologists independently reviewed the images. The Mann-Whitney U test
was used to determine the significance of differences between the imaging modalities, with p-values of<0.05 were considered statistically significant.
3) Results
The maxillary alveolar crest, root apex, pulp cavity, and periodontal ligament space of left and right firstmolars; the maxillary root apex, and pulp cavity of the middle incisor; the maxillary crown and roots ofleft and right second premolars tooth germs; the mandibular crown, alveolar crest, root apex and pulp
cavity of the middle incisor; were significantly more visible on the CBCT panoramic images than on thepanoramic radiographs (P<0.05).
Reconstructed CBCT panoramic images were useful diagnostic tool in clinical situation.

- 93 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-6
Aligners for MTM can be manufactured in clinic using digital technology
Masahiko MICHIDA
Michida Orthodontic Pediatric Dental Clinic, Ehime
1) Objectives
Now a day in Japan, intra oral scanners have been used frequently in dental clinic.
So far, the intra oral scanner is mainly applied in the field of prosthodontic partial impressions.
New generation intra oral scanner, unlike the old model, is much more reliable in term of speed and quality,and gradually be applied in the full mouth cases of orthodontic treatment. It makes digital set up getting
easier.(tooth alignment simulation of orthodontic treatment).
Intra oral scanning and digital planning made orthodontic treatment evaluation possible.
Thanks for the new technology of 3D printers and alinger production software, now it is possible tomanufacture the aligner even in private clinic.
The objective of this study is to evaluate the time and cost of processing the case in clinic, in comparing
with sending the case to specialized alinger company.
2) Methods
In this study, TRIOS3 and iTero elements2 intra oral scanners were used.
The archform software was used to estimate the amount of alinger pieces needed in minor crowding model.
Simulated 3D model was printed with 3D printer (form2), and aligners were made. The approximate total
cost and time of self processing was evaluated and compared with the specialized aligner company.
3 ) Results
Although there is some necessary investment, in the case which the number of alinger is around 10 pieces,for example relapse correction, the cost is lower than sending to a specialized aligner company. Actual
working time can be controlled within 4 hours. It is worthwhile to invest intra oral scanner if the clinic havemore than 20 cases a year.

Vol.9, No.2, 2019

- 94 -

JI-7
Patient satisfaction of complete dentures fabricated by CAD/CAM system
Katsura OHARA1, Yukari ISSHIKI1, Noriyuki HOSHI1, Norishige KAWANISHI1, Shintaro NAGASHIMA1,
Makoto INOUE1, Daijiro KUBO1, Erika INOUE2, Katsuhiko KIMOTO1
1
Department of Oral Interdisciplinary Medicine (Prosthodontics & Oral Implantology) Graduate School of
Dentistry Kanagawa Dental University
2
Technical Department of Kanagawa Dental University Hospital
1)Abstract
While the use of CAD/CAM technology is making remarkable progress for fabrication fixed dental prosthesis indigital dentistry, it has not been put to practical use in the field of removable dentures. In this interim analysis, arandomized controlled trial (RCT) was designed to compare the satisfaction of digital dentures (DD) fabricated by
CAD/CAM system to conventional dentures (CD).
2)Methods
Ten edentulous patients (male : female = 6 : 4, mean age 82 years) who were willing to undergo new complete
denture treatments were participated in this randomized, crossover study. After informed consent was obtained,
patients were randomly assigned to cross-over groups (DD-CD/CD-DD) by person in charge. The attending dentist
was randomly chosen from three board-certified prosthodontists.
In the fabrication process of DD, DENTCA Tray was used for final impression, bite registration and gothic arch at
the first visit. During the second visit, the Try-in dentures made by 3D printing technique were adjusted, and final
dentures were delivered at the third visit. On the other hand, it took at least five visits to fabricate CD from primary
impression, final impression, bite registration, try-in to delivery final dentures.
Total sample size of this study is twenty subjects, and patient satisfaction was assessed using VAS and O-HIP after
fabrication of DD and CD. This study was conducted under the approval of the Ethical Review Board of our
Hospital and specified clinical trials.
3)Result
Three out of ten subjects dropped out.

As a result, no significant difference was found in the patient satisfaction between DD and CD (p > 0.05) using
analysis of variance (ANOVA).
4)Conclusions
According to this interim analysis, we found that patient satisfaction of DD and CD were almost equal. More
subjects and further follow-up are scheduled to assess the validity of DD.

- 95 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-8
Evaluation of color measurement accuracy using two non-contact type dental
spectrophotometric devices
Tomonori ISOGAI㸪Shoko MIURA㸪Shohei TSUKADA㸪Daisuke TESHIGAWARA㸪Masanori
FUJISAWA
Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterial Sciences, Meikai
University School of Dentistry
Objectives: To evaluate the color measurement accuracy using the two non-contact type dental
spectrophotometric devices. Methods: VITA A1-D4 shade guide was measured with two non-contact typedental spectrophotometers: Crystaleye Spectrophotometer® (Crystaleye) and RayPlicker® (RayPlicker) toevaluate of the matching rate of shade and colorimetric stability. Results: Shade match rate was higher for
Crystaleye, but there is no significant differences. In most of the color measurement results, L* wassignificantly higher in RayPlicker data (p<0.05), and b* was significantly higher in Crystaleye (p<0.05).
For all L*, a*, b*, the standard deviations varied significantly for RayPlicker (p<0.05).

1) Objectives
In recent years, emphasis on dental esthetics are more increased. As a result the need for accurate color
reconstruction has also increased. It is very useful to use a device such as a dental spectrophotometerin color reconstruction. Among them, a non-contact type dental spectrophotometer that cancollectively acquire color data of the entire crown portion will be particularly effective when
performing aesthetic crown restoration. The objectives of this study is to evaluate the color
measurement accuracy using the two non-contact type dental spectrophotometric devices.
2) Methods
VITA A1-D4 shade guide was measured with two non-contact type dental spectrophotometers: C
Crystaleye Spectrophotometer® (OLYMPUS, Japan) (hereinafter called Crystaleye) and RayPlicker®
(BOREA, France) (hereinafter called RayPlicker) to evaluate of the matching rate of shade andcolorimetric stability. In process of color measurement, we used designated box tailored to each device
for color measurement. Evaluation of the matching rate of shade and colorimetric stability were
examined based on the obtained colorimetric data: shade determination and CIELAB data. All
statistical analyses were performed using R version 3.6.0.
3) Results
Shade match rate was higher for Crystaleye, but there is no significant differences. In most of the color
measurement results, L* was significantly higher in RayPlicker data (p<0.05), and b* wassignificantly higher in Crystaleye (p<0.05). For all L*, a*, b*, the standard deviations varied
significantly for RayPlicker (p<0.05).
The difference in the CIELAB color system values obtained by the two types of devices is inferred tobe due to the characteristics of each device such as lenses, sensors, light sources, and software. In
particular, the RayPlicker shows a pinpoint colorimetric value because the software colorimetric area
is considerably smaller than the Crystaleye. For this reason, it is presumed that the colorimetric valueof RayPlicker has a wide range.

Vol.9, No.2, 2019

- 96 -

JI-9
Efficacy of experimental silane primer to enhance the bonding performance of dual-curable
resin cement to CAD/CAM resin
Kaho ABE, Takashi ASANO, Masanobu WAKAMI, Satoshi YOSHIZAKI, Osamu KOMIYAMADivision of Oral Function and Rehabilitation, Department of Oral Health Science, Nihon University
School of Dentistry at Matsudo
1) Objectives
New materials for CAD/CAM, namely resin-ceramic hybrid materials (CAD/CAM resins), have recently
been developed, and widely been used in dental treatment. The aim of this study was therefore to examine
the effect of experimental silane primer on the shear bond strength of CAD/CAM resin.
2) Methods
Four types of CAD/CAM composite resin blocks, Katana Avencia Block (KA), Cerasmart270 (CE), Shofu
Block HC (HC), Estelite Block (ES) were used. Two-bottle type experimental silane primer (ESP) was
prepared by using J-methacryloyloxypropyltrimethoxysilane, J-MPTS and hydrochloric acid. A single drop
each of liquids A and B prepared for ESP was mixed for 30 sec, and the mixture was then applied to thealumina-blasted resin block surface. After this, a silicone ring mold with a circular hole was placed on thesilanized resin block surfaces. The hole inside the silicone ring was filled with the correspondingdual-curable resin cement to respective resin block and the dual-curable resin cement was irradiated with
LED light for 30 sec. After the specimens were immersed in 37ºC ultrapure water for 24 h, the shear bondstrengths of each specimen were measured using a universal testing machine.
3) Results
The bond strengths of corresponding dual-curable resin cements to the silanized resin blocks ranged from
5.2 to 17.5 MPa. The bond strength was strongly affected by the type of resin blocks. With the exception of
HC (1.2–9.8 Pm), it seemed that the efficacy of ESP to enhance the bond strength depended on the particle
size of the silica filler utilized in the respective resin block, since the bond strength increased with increases
in particle size of the silica filler utilized in this order: KA (0.04
Pm), ES (0.2 Pm) and CE (0.1–0.8 Pm). However, the silanized
KA, HC and ES showed lower bonding performance than therespective control. This was due to the bonding site of thedual-curable resin cement being limited by the J-MPTS species
chemisorbed on the hydroxy, -OH group existed at the abradedsilica surface, which had been fleshly exposed on the CAD/CAM
resin block during an alumina-blasting process. The observed
result that ESP showed a greater bonding performance to CE
block than G-Multi Primer was due to hydrochloric acid used for
ESP providing sufficient amounts of protonated proton more
effectively than MDP used for GMP, since the protonated proton
induce a hydrolysis of the methoxy group of J-MPTS.

- 97 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-10
Evaluation ofofedge
of CAD/CAM
glass
ceramics
Evaluationedgestability
stabilityof CAD/CAM
glass
ceramics
Ayaka FUJIMOTO, Tomohiro KUMAGAIGC Corporation
Lithium disilicate glass ceramics are known as clinically useful dental materials from the viewpoint ofaesthetics and high strength. In accordance with the dramatic progress of digital-dentistry, various materials
for CAD/CAM have been developed. The purpose of this study was to evaluate the edge stability of thenovel lithium disilicate glass ceramic block. The results of this study were suggested that LS has theaccurate designed edge compared to other materials after the grinding.
1) Objectives
Various materials for CAD/CAM become increasingly popular in accordance with the dramatic progressof digital-dentistry. In particular, lithium disilicate glass ceramics are known as clinically useful dental
materials from the viewpoint of aesthetics and high strength. We have developed a novel lithium disilicate
glass ceramic block for CAD/CAM with superior physical properties. The purpose of this study was toevaluate the edge stability of the newly developed glass ceramic material using chairside CAD/CAM
system.
2) Methods
A 30-degree triangular prism was scanned with CEREC Omnicam (DentsplySirona) and five different
CAD/CAM blocks were fabricated into the prism shapes with CEREC MC XL (DentsplySirona) (n=8).
The materials comprised a fully crystallized lithium disilicate glass ceramic “Initial LiSi Block (LS, GC
Corp.)”, a partially crystallized lithium disilicate glass ceramic “Product A (A)”, a fully crystallized lithium
metasilicate glass ceramic “Product B (B)”, a partially crystallized lithium metasilicate glass ceramic“Product C (C)”, and a feldspar ceramic “Product D (D)”.
Arithmetic mean surface roughness (Ra) and maximum height (Rz) of the specimen’s edge were
measured by 3D Measuring Microscope (VR-5000, Keyence) after the grinding (Figure, see arrow). The
results were analyzed by one-way ANOVA and Turkey test. To analyze crystal structure of each material,
SEM (SU-70, HITACHI) observation was also carried out, and related crystalline surface area wascalculated by image analysis software.
3) Results
Mean Ra (Pm (SD)) for LS, A, B, C and D were: 7.2(1.6), 34.1(9.7), 33.1(13.9), 88.3(29.7) and37.2(6.0), respectively. Mean Rz (Pm (SD)) for LS, A, B, C and D were: 56.0(17.2), 228.8(120.3),
226.5(56.7), 539.2(198.5) and 267.9(107.2), respectively. These values of LS were significantly lower
than those of the rest of the materials for both Ra and Rz (p<0.05). SEM observation confirmed highdensity and fine crystal precipitation in LS glass matrix(relative crystalline surface area is 71.3%) and demonstrated
that LS had smaller lithium disilicate crystals compared to
the rest of the materials.
In this study, the crystal size and density affect the edge
stability of dental prosthesis. It is suggested that Initial LiSi
Block as a new lithium disilicate glass ceramic block has theaccurate designed edge compared to other materials after thegrinding and is also a useful restorative dental material forsingle-visit treatment.

Figure 3D design of a triangular prism

Vol.9, No.2, 2019

- 98 -

JI-11
Dimensional stability of dental model fabricated with vat photopolymerization
Hidekazu TAKAHASHI1, Kazuyuki HANDA1, Yashuhiro HOTTA2, Naohiko IWASAKI1,
Patcharanun CHAIAMORNSUP1, Yumi TSUCHIDA1
1
Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences2
Showa University, Faculty of dentistry
Dimensional accuracy of dental models fabricated by vat photopolymerization (VPP) with time has notclearly elucidated. The STL data of a full arch model with 4 balls were created using an optical precision
measuring machine. Three-D models were fabricated using 4 VPPs (2 SLA and 2 DLP). The distancesamong 4 balls were determined using a coordinate measuring machine at 1 and 7 days after fabrication.
Dimensional changes were compared with 3-way ANOVA and Tukey’s comparison. Effects of systems
and positions were significant but the remaining were not. These results suggested that dimension stabilityof model by VPP are acceptable.

1)Objectives
Dental models fabricated by vat photopolymerization (VPP) are becoming popular, but their dimensional
accuracy with time has not clearly elucidated. The aim of this study was to clarify the dimensional accuracy
and its change with time of dental models fabricated with VPP.
2)Methods
The full upper arch model with 4 6-mm diameter gage balls according ISO/FDIS 20896-1 was prepared.
The STL data of the surface geometry of this model was created using an optical precision measuringmachine (ATOS Capsule 200 MV 120), then 3D models were fabricated using 4 VPP systems (2stereolithography (STL) and 2 digital light processing (DLP)). The distances among 4 balls were
determined using a coordinate measuring machine (QM-Measure 35) at 1 and 7 days after fabrication.
Dimensional changes were calculated based on the original distance and compared with 3-way ANOVA
and Tukey’s comparison.
3)Results
The dimensional changes comparing the original model were -0.51 to 0.51 mm regardless measured
periods. Three-way ANOVA revealed that systems and positions were significant but the remaining
measuring periods and their interactions were not. These results suggested that dimension of model by vat
photopolymerization showed slight deformation but stable within 7 days.

- 99 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-12
Effects of printing direction on the strain of 3D printed rectangular specimens
Tamaki HADA1, Manabu KANAZAWA1, Maiko IWAKI2, Toshio ARAKIDA1, Yumika SOEDA1,
Ryosuke OTAKE1, Awutsadaporn KATHENG1, Kazuo ANDO1, Shunsuke MINAKUCHI1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate school of Medical and Dental Science, Tokyo
Medical and Dental University (TMDU)
2
General Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental
University (TMDU)
1) Objectives
Recently, dentures made by stereolithography 3D printers have been available. However, 3D printermaterials still have problems with mechanical properties due to printing direction, and the effects of the
distortion have not been clearly elucidated, yet. The purpose of this study was to evaluate the effect ofprinting direction on the strain of rectangular specimens manufactured by 3D printer.
2) Methods
Rectangular specimens were designed with set dimensions of 64×10×3.3 mm in length, width and thickness
using a CAD software (Freeform, Geomagic) prior to 3D printing. The specimens were then saved as STL
files and exported into the 3D printing software (PreForm Software 3.0.1, Formlabs). The printing directionof the specimens was set to 0, 45 and 90° and a photopolymer resin (Clear, Formlabs) was printed by thedesktop SLA 3D printer (Form 2, Formlabs) with a layer thickness of 0.15 mm. One specimen was
prepared to each printing direction in this study (N=3). After the printing, the fabricated specimens were
washed for 15 minutes with isopropyl alcohol (IPA) to remove the unpolymerized resin. The specimens
were

then

polymerized

for

10

minutes

and

60Υ

with

a LEDs oven.

Straingauges(KFG-1-120-D17-16L1M3S, Kyowa Electronic Instruments) were cemented onto the center of gravity ineach specimen. A three-point bending test was applied by a universal-testing machine (AG-5kNXplus,
Shimadzu) under the conditions of a distance of 50 mm between supporting points and a crosshead speed of 5
mm/min. The load and strain were recorded through sensor interface to a personal computer, and the
maximum principal strain (MPS) was calculated. Each average of MPS with 0, 45 and 90°were statisticallycompared at 0, 5, 10, 15, 20N loading, respectively by one-way ANOVA and Tukey’s multiple comparison(p=0.05).
3) Results and Discussion
Different fracture modes were different between three types of
directions. The MPS significantly increased proportionately inthe order of 90°, 45°, and 0° as load increased (Figure). At
5N loading, MPS with 0° was significantly smaller than
45° MPS. In addition, at 20N load, MPS with 0° was

Figure Load in the three types of printing direction.

significantly smaller than MPS with 90°. These results
suggested that the different printing directions influence
the strain of the specimens manufactured by the 3D printer.

Figure Load in the three typesof printing direction4) Conclusion
Within the limitation of this study, the printing direction had an influence on the strain of the rectangularspecimen manufactured by the 3D printer.

Vol.9, No.2, 2019

- 100 -

JI-13
Final impression and jaw registration with CAD/CAM try-in dentures
Yumika SOEDA1, Manabu KANAZAWA1, Maiko IWAKI2, Toshio ARAKIDA1, Tamaki HADA1, Ryosuke OTAKE1,
Awutsadapornk KATHENG1, Kazuo ANDO1, Shunsuke MINAKUCHI1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Graduate school of Medical and Dental Science, Tokyo Medical and Dental
University (TMDU)
2
General Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
1)Objectives
In recent years, development of CAD / CAM complete dentures has been remarkable owing to intraoral scanners which enable
impression of the mucosal surface. However, because even current intraoral scanners can’t scan movable mucosa accurately, it is still
difficult to manufacture complete dentures by only scanned data from intraoral scanners. In order to manufacture complete denturesusing scanned data, we developed new try-in dentures made from scanned data of upper and lower edentulous jaws and digital jaw
registration. Try-in dentures enable all of final impression, jaw registration and trial fitting on the same day. The objective of thisstudy was to introduce the new method of final impression and jaw registration using try-in dentures made from the scanned data for
manufacturing CAD/CAM complete dentures through one of our clinical cases.
2)Methods
At the first visit of the patient, upper and lower edentulous
jaws were firstly scanned with an intraoral scanner (True
Definition Scanner, 3M). Then, preliminary jaw
registration was recorded by using silicone putty (FUSION
putty-type, GC) which was used as a jig, and the upper and(a)lower jaws through the jig were scanned. After thescanned data saved in standard tessellation language(STL) format was imported into CAD software(b)Fig. The try-in dentures (a), and the try-in dentures after making final
impression and jaw registration (b).

(Freeform, Geomagic), a set of upper and lower try-in
dentures were designed from the STL data on the CAD software and printed by 3D printer (Form2, formlabs). The try-in dentures
were composed of upper and lower denture bases and removable blocks which could be placed on the bilateral molars regions oflower denture base (Figure (a))㸬At the second visit, the try-in dentures were put in the patient’s mouth. In this case, the preliminary
jaw relation was incorrectly recorded at different position from the centric relation. Thus, the removable blocks were replaced andfixed by paraffin wax to the lower denture base at first and then, final jaw registration was recorded. Finally, border molding using aborder type silicone impression material (Exadenture Bordertype, GC), and wash impression using a silicone impression material(Exadenture Cartridge, GC) were performed (Figure (b)). At the third visit, a set of new CAD/CAM complete dentures were inserted
to the patient’s mouth.
3)Results and Discussion
The try-in dentures could make final impression, jaw registration and trial fitting on the same day. The quality of denture might bestandardized because this method would make the conventional procedure simple.

- 101 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-14
Manufacturing of sports mouthguard by digital technology
Kazuhiro HIKITA1㸪Takeo MAIDA2㸪Yumiko ENAMI3㸪Masahiro IIJIMA3, Tun Sin PHYU4,Hiroshi CHUREI4㸪Toshiaki UENO4㸪Hidekazu TAKAHASHI5
1
Division of Digital Dentistry, 2 Division of Advanced Prosthodontics, 3 Division of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
4Sports Medicine/Dentistry, 5Oral Biomaterials Engineering, Graduate School of Medical and Dental
Sciences, Tokyo Medical and Dental University
Sports mouthguard was manufactured using digital technologies such as intraoral scanner, CAD softwareand 3D printer. This new fabrication method was compared with the conventional method. As a result, theeffectiveness of digital data of sports mouthguard, degree of freedom of design, and possibility ofmultilayer structure were shown. In addition, it was considered necessary to examine the properties of the
optimum material for sports mouthguard.
1) Objectives
Sports mouth guards are effective in preventing injury to the maxillo-oral region during exercise and are
required to be worn in some sports events. Recently, the performance of intraoral scanner has been
improved, and it has become possible to easily make digital impressions of the full arch dentition in a shorttime, and it is also used in orthodontic treatment. In addition, elastic materials that can be used in 3D
printers have been developed, and the applications that can be manufactured are expanding. The purpose ofthis study is to manufacture a sports mouthguard using digital technology and compare it with theconventional method.
2) Methods
The dentition model (NISSIN dental model D18 D -500 A-QF, NISSIN dental products) for student
practice was assumed to be in the oral, and the full arch dentition was scanned using an intraoral scanner(CEREC Omnicam, Dentsply Sirona), and the data of the dentition form was acquired. The dentition data
was output as an STL file, and sports mouthguard was designed 3mm thickness on the maxillary dentition
data using CAD software for designing splint (Sirona Splint, Dentsply Sirona). Next, the design data of themouth guard was output in an STL file, and sports mouthguard was manufactured by 3D printer (Objet500
Connex3, Stratasys).
3) Results
As a result of this study, it was possible to manufacture sports mouthguard that fits the dentition model bydigital technology (Fig). So far, sports mouth guards are manufactured in the process of (1) taking
impressions with an impression material, (2) making gypsum models, (3) pressing of thermoplastic sheets,(4) cooling and then trimming and adjusting. On theother hand, recently, the performance of intraoral
scanners have been improved, and it has become
possible to easily make a digital impression of all jaw
teeth in a short time, and is also used in orthodontic
treatment. In addition, elastic materials that can also
be used in 3D printers have been developed, and theapplications that can be manufactured are also
expanding. It was possible to design the design of therim with a certain thickness and free design of the
produced sports mouthguard. Depending on theelasticity and combination of the materials used, it
may be possible to make a more functional sports
mouthguard.
Fig. Sports mouthguard manufactured by 3D printerVol.9, No.2, 2019

- 102 -

JI-15Fabrication of muco-compressive splint via VR simulation technique in patients withmandibular reconstruction
Takuya KIHARA1, Tomoko IKAWA1, Yuko SHIGETA1, Shuji SHIGEMOTO1, Takahiro ITO1,
Shinya HIRAI1, Naohiko HARADA2, Noboru KAWAMURA2, Takumi OGAWA1
1
Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University
2
Dental Technician Training Institute, School of Dental Medicine, Tsurumi University
1) Objectives
Mandibular reconstruction with custom-made Ti-mesh tray and particulate cancellous bone and marrowachieves the restoring of oral function and facial aesthetic form. However, it is difficult to produce thesuitable mucosa for prosthodontic treatment. We applied Free gingival graft (FGG) for obtaining theattached mucosa in the alveolar ridge. After FGG, the muco-compressive splint should be immediately
applied for to avoid the relapsing of the attached mucosa. In this present report, we would propose a new
design and fabrication process of muco-compressive splint via VR simulation technique.
2) Methods
Three-dimensional cranio-mandibular VR model was reconstructed from CT data set after mandibular
reconstruction. The data of dentition region was replaced with the highly precise scan data of dental casts
by using a laboratory scanner and image analysis software. The area of alveolar ridge mucosa was ideallydesigned on the VR mandibular model, based on the definition of denture base outline with approximateȝP WKLFNness, while referring to anatomical structures. Moreover, the defect teeth were restored bymirroring and adjusting the unaffected side teeth on the VR space. Using the VR model, the jig that used
to fabricate the working dental cast with artificial gum in the real space was designed for mounting thedental casts on an articulator. The jig was fabricated with a 3D-printer. The dental casts were remounted
on the articulator, and the alveolar ridge was altered into simulated configuration with artificial gum using
these jigs. On the altered dental cast, the muco-compressive splint was fabricated with polyester sheet,self-curing resin, and artificial teeth. The splint could be immediately inserted to the mandible without any
major adjustments after FGG. After applying the splint, the occlusion and the flange of denture base wereslightly adjusted a few times during the healing process of grafted mucosa.
3) Results
By the splint, the healing of grafted mucosa was induced to ideal configuration for a prosthodontic
treatment. The excessive relapsing of the attached mucosa could avoid due to suitably compression thegrafted mucosa. Furthermore, the attached mucosa was suitably maintained after wearing final prosthesis.
4) Conclusions
The suitable mucosa for prosthodontic treatment was obtained by the pre-surgical fabrication of splint
through our VR simulation technique.
References
1) Ikawa T, Shigeta Y, Hirabayashi R, et al. Computer assisted mandibular reconstruction using acustom-made titan mesh tray and removable denture based on the top-down treatment technique. J
Prosthodont Res. 2016;60(4):321-331.
2) Yamada H, Nakaoka K, Sonoyama T, et al. Clinical usefulness of mandibular reconstruction using
custom-made titanium mesh tray and autogenous particulate cancellous bone and marrow harvested fromtibia and/or ilia. J Craniofac Surg. 2016;27(3): 586-592.

- 103 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-16
Reproducibility of scanned 5 impressions via a laboratory scanner
Mitsuhiko ITO, Tomoko IKAWA, Jiyun PARK, Takahiro ITO, Takuya KIHARA, Shuji
SHIGEMOTO, Takumi OGAWA

Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University

1) Objectives
The development of computer technique made it possible to fabricate various types of dental prostheses
through Computer aided design/ Computer aided manufacturing (CAD/CAM) system, such as crown,
bridge, and post and core. There are three techniques for scanning the post space with the CAD/CAM
system as follows; direct scanning (DS), scanning of impression (IS), and scanning of a plaster model(PS).It was reported that the DS and PS were not suitable for the post space with over 10 mm deep due tothe depth of focus of scanner. The data of scanned six impressions for each of the five impression materials
were compared, to reveal the influence of impression material on the scanning accuracy and precision. The
purpose of this study was to investigate the reproducibility of IS for fabricating the post and core throughthe CAD/CAM system.
2) Methods
Step Master SERIES516-499 (Mitsutoyo) was recruited as a master model. Step Master is constructed withfive ceramic gauge blocks, and has four very small steps. Six impressions of Step Master were taken foreach of the four silicone impression materials and one hydrocolloid impression material as following;
Imprinsis (color: blue), Fusion II (pink), Fit Checker (white), Imprint (yellow), and Agar alginate (lightblue). The impressions were scanned with a laboratory scanner (D900). Scanned data was saved asStandard Triangulated Language (STL) file. We examined the following items: 1. Advisability of 3D
reconstruction, 2.Reproducibility of surface profile, 3.Detectability of small step height. A Tukey HSD test
was performed to compare the reproducibility of surface profile and small step height among five
impression materials, and to evaluate the detectability of small step height in each impression materials.
Statistical analysis was performed with IBM SPSS Statistics Ver.22 with a significance level set at p<0.05.
3) Results
D900 failed to scan the surface of Imprint and build its 3D images of Step Master. The reproducibility ofthe surface profile and small step height of Agar alginate was significantly lower than of other impression
materials because of its disadvantages such as dimensional instability and poor precision of details. It wassuggested that the properties and color of the impression materials have an influence on scan accuracy.
4) Conclusion
Within the limitations of this study, it was suggested that the accuracy and precision of IS were influenced
by the kind of the impression material.

Vol.9, No.2, 2019

- 104 -

JI-17
Shock-absorbing capability of rubber-like and rigid 3D printing materials compared tocommercial mouthguard materials

Phyu Sin TUN1, Hiroshi CHUREI1, Gen TANABE1, Thet Khaing AUNG1, Shingo KAMIJO2 ,Meiko OKI2, Hidekazu TAKAHASHI3, Kazuhiro HIKITA4, Toshiaki UENO1
1
Sports Medicine/Dentistry, 2Basic Oral Health Engineering, 3Oral Biomaterials Engineering,
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University,
4
Division of Digital Dentistry, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health
Sciences ,University of Hokkaido
1)Purpose
The aim of this study was to investigate shock-absorbing capability of three dimensional (3D) printing
materials compared to mouthguard materials.
2)Materials and Methods
Four mm thick specimens were prepared from two 3D printing materials (Agilus30 and VeroWhitePlus,
Stratasys Ltd.) and two mouthguard materials (Erkoflex, Erkodent ErichKoppGmbH and MG21, CGK
Corp.) (n=5). Impact test was performed by free-falling a steel ball on platform supported by load cellsensors. Maximum impact force (MIF) and time to MIF (MIF-t) were statistically analyzed using one-way
ANOVA and Tukey ’s HSD test (p < 0.05).
3)Results
There were significant differences regarding material factor in both MIF and MIF-t (Control Ҹ
VeroWhitePlus < Agilus30 < MG21 Ҹ Erkoflex).
4)Conclusion
Rubber-like material had higher shock-absorbing capability than rigid one but not equal to mouthguard
materials. Further research will be required to develop 3D printing materials for mouthguard.

- 105 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-18
Classification of partially edentulous arch using convolutional neural network for designing
removable partial denture
Toshihito TAKAHASHI1, Kazunori NOZAKI2, Tomoya GONDA1, Kazunori IKEBE1
1
Department of Prosthodontics, Gerodontology and Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate
School of Dentistry2
Division of Medical Information, Osaka University Dental Hospital
1) Objectives
The purpose of this study was to develop a method for classifying dental arches using a convolutional
neural network (CNN) as the first step in a system for designing removable partial dentures.
2) Methods
1184 images of dental arches (maxilla: 748 and mandibular: 436) were used to classify arch types. They
were consisted of four types; edentulous, without missing, free-end missing and intermediary missing. A
CNN method to classify images was developed using Tensorflow and Keras deep learning libraries. Aftercompletion of the learning procedure, the diagnostic accuracy was calculated for diagnostic performance oflearning. The classification was also predicted using other images, and percentages of correct predictions(PCPs) were calculated. The average PCPs were compared with the Kruskal-Wallis test (p = 0.05). This
study protocol was approved by the Ethical Committee of Osaka University Graduate School of Dentistry(H30-E26).
3) Results
The diagnostic accuracy was 99.5% for the maxilla and 99.7% for the mandible. The PCPs were more than
95% in all types of dental arch. There was a significant difference between edentulous and intermediate
missing in the maxilla, but there were no significant differences among the four types of dental arches in
the mandible.
4)Conclusion
The results of this study suggest that the CNN method can be used to classify dental arches with highprobability. Future development of systems for designing removable partial dentures will be made possibleusing this and other AI technologies.

Vol.9, No.2, 2019

- 106 -

JI-19Influence of abutment material color and cement color on the final color of high translucent
zirconia crowns
Shohei TSUKADA㸪Shoko MIURA㸪Tomonori ISOGAI㸪Kodai HASHIDO㸪Koki NAKAJIMA㸪
Masanori FUJISAWA
Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Materials Sciences, Meikai University
School of Dentistry1) Objectives
Shade selection is an important esthetic factor, and its accurate communication leads to successful esthetic
restorations. The objective of this study was to analyze the combinational color influence of abutment
material and cement on the final color of high translucent zirconia crowns.
2) Methods
Using the abutment-forming model tooth (A55A-211, Nissin) with the maxillary left central incisor, themodel tooth was modified so that the margin deletion was 0.8 mm and the margin configuration was a deep
chamfer. Two differently colored abutment tooth materials (white: W, dentin: D) and try-in pastes (clear: C,
brown: B) were used. The crown was manufactured using a dental CAD / CAM system (Ceramill map400,
Ceramill Motion2, Ceramill Therm3, Amanngirrbach) and a high translucent zirconia (Ceramill Zolid Ht +Preshade, VITA shade A2, Amanngirrbach). The color of the resulting specimen was evaluated using a
non-contact type dental spectrophotometric device (Crystaleye, Olympus) for the measurement of the color
parameters. Measurements were made three times each at three locations on the labial surface (Cervical,
Body, Incisal). Color data were expressed as CIE L*a*b* system coordinates. The color differences ǻ( 
between A2 shade and each specimen were calculated. Statistical analysis was performed using statisticalsoftware (JMP Pro 14.3.0, SAS Institute Inc.). The mean for each group was analyzed with one-way
ANOVA. For post-hoc test, Tukey-Kramer’s honest significance difference test was used to determine thesignificant differences.
3) Results
7KHFRORUGLIIHUHQFHǻ( 6' IURPWKH9LWDVKDGH$RQWKH%RG\ZDVWC: 3.68 (1.01), WB: 3.99 (1.09),
DC: 4.74 (1.14), DB: 5.78 (0.80). Statistical analysis showed that DB was significantly different from WC
DQG:% S 7KHSHUPLVVLEOHUDQJHRIǻ(LQWKHRUDOFDYLW\LVUHSRUWHGWREH 1),QWKLVVWXG\ǻ(approximated 3.7 in WC and WB, but DC and DB deviated from these ranges. The difference in abutment
WRRWKFRORUPD\DIIHFWWKHFRORUGLIIHUHQFHǻ(4) Conclusion
The color matching of the specimen was influenced by the abutment tooth color.
5) Reference
1) Johnston WK, Kao EC. Assessment of appearance match by visual observation and clinical colorimetry.
J Dent Res 1989; 68: 819-822.

- 107 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

JI-20
Study on anisotropy of clasp fabrication using one-process molding by repeated laser sinteringand high-speed milling
Toyoki NAKATA1, Kazuya TAKAHASHI1, Kazuki YOSHIDOME1, Mana TORII1, Makoto
ICHIMURA2, Hidemasa SHIMPO1,Chikahiro OHKUBO1
1
Department of Removable Prosthodontics Tsurumi University School of Dental Medicine, Yokohama,Japan
2Matsuura Machinery Corporation, Fukui, Japan
1)Objectives
The surface of a framework manufactured by laser sintering is considerably rougher than one manufactured
by milling. To resolve these problems, a single machine platform that integrates repeated laser sintering andhigh-speed milling for one-process molding(hybrid) has been developed.
This study was to evaluate the Akers clasp assembly prepared with Co-Cr alloy particles by repeated laser
sintering and high-speed milling for one-process molding (hybrid) manufacturing as compared to theconventional casting method.
2)Methods
Akers clasps were designed using CAD and fabricated using hybrid methods using Co-Cr powder by twobuild angles. One was prepared with the longitudinal axis inclined from the horizontal plane by
45°(CAM45). Anothers were 0°(CAM0), 90°(CAM90) and 315°(CAM315). As controls, cast Akers clasp
was prepared using a Co-Cr alloy. After a nondestructive inspection by taking radiographs, the surface
roughness of the rest region, gap distances between clasp and tooth die, initial retentive forces, and changesof retentive forces up to 10,000 insertion/removal cycles were measured.
3)Results
CAM clasps smoother than those of cast clasps. The gap distances of the CAM clasps were significantly
greater than those of the cast clasps. The retentive forces of cast clasps indicated a remarkable decrease
from the initial retentive forces to 2,000 insertion/removal cycles. In contrast, the hybrid clasps
demonstrated slight decrease from 1,000 up to 10,000 cycles.
4)Conclusions
These results suggest that the CAM clasp made by hybrid method can be used effectively as an RPD
component.
keywords: Additive manufacturing, Anisotropy, Clasp

Vol.9, No.2, 2019

- 108 -

JI-21

Evaluation of the fit of CAD/CAM inlays fabricated by dental students
Evaluationof the 1fitof CAD/CAM
inlays fabricatedby dental
1
1
Yuiko NIIZUMA㸪Mikihiro
KOBAYASHI
㸪Rintaro
SUGAIstudents
㸪Yasuhiro HOTTA22 㸪Atsufumi
1
1
1
Yuiko
NIIZUMA㸪Mikihiro
KOBAYASHI
㸪Rintaro
SUGAI㸪Yasuhiro HOTTA 㸪Atsufumi
1
MANABE1
1
MANABE
Department of Conservative Dentistry, Division of Aesthetic Dentistry and Clinical Cariology,
1
Departmentof Conservative
Dentistry, Division of Aesthetic Dentistry and Clinical Cariology,
Showa
University
School of Dentistry2
Showa
University
Schoolof
Dentistry
Department of Conservative Dentistry, Division of Oral Biomaterials and Engineering,2
Departmentof Conservative
Dentistry, Division of Oral Biomaterials and Engineering,
Showa
University
School of Dentistry
Showa University School of Dentistry1)Objective1)Objective
CAD (computer-aided design)/CAM (computer-aided manufacturing) inlay restoration training has been
CAD (computer-aided design)/CAM (computer-aided manufacturing) inlay restoration training has been
carried out using the CEREC system for dental students. This study evaluated the fit of CAD/CAM inlays
carried out using the CEREC system for dental students. This study evaluated the fit of CAD/CAM inlays
fabricated by these students to augment the training content.
fabricated by these students to augment the training content.
2)Materials2)Materials
CAD/CAM system: CEREC㸦Dentsply Sirona㸧
CAD/CAM system: CEREC㸦Dentsply Sirona㸧
CAD/CAM resin block: CERASMART 270ƋGCƌ
CAD/CAM resin block: CERASMART 270ƋGCƌ3)Methods3)Methods
A total of 96 dental students fabricated CAD/CAM composite resin inlays using four processes: cavity
A total of 96 dental students fabricated CAD/CAM composite resin inlays using four processes: cavity
preparation of the MO-inlay of the left mandibular first molar, optical impression using an intraoral scanner,
preparation of the MO-inlay of the left mandibular first molar, optical impression using an intraoral scanner,designing, and milling. CAD/CAM inlays with obvious incongruities were extracted from the fabricateddesigning, and milling. CAD/CAM inlays with obvious incongruities were extracted from the fabricated
CAD/CAM inlays and the causes of these incongruities were discussed.
CAD/CAM inlays and the causes of these incongruities were discussed.
3)Results3)Results
The incongruities were classified into the following: the marginal discrepancy (mesial), the marginal
The incongruities were classified into the following: the marginal discrepancy (mesial), the marginal
discrepancy (occlusal), and location mistake at the time of optical impression. Errors made during cavity
discrepancy (occlusal), and location mistake at the time of optical impression. Errors made during cavity
preparation were the most common cause of incongruities.
preparation were the most common cause of incongruities.

- 109 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-1
ၚᾮ䛻ởᰁ䛥䜜䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩᪂つΎᤲᮦ䛾ຠᯝၚᾮ䛻ởᰁ䛥䜜䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩᪂つΎᤲᮦ䛾ຠᯝၚᾮ䛻ởᰁ䛥䜜䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩᪂つΎᤲᮦ䛾ຠᯝ䕿ྜྷ⏣ᆂ୍11䠈⃝℩ 㝯221䠈⃝℩ 㝯2
䕿ྜྷ⏣ᆂ୍
2
䕿ྜྷ⏣ᆂ୍
䠈⃝℩ 㝯
㛗ᓮ኱Ꮫ⑓㝔ෙ⿵⥛἞⒪ᐊ,2㛗ᓮ኱Ꮫ⏕࿨་⛉Ꮫᇦཱྀ⭍䜲䞁䝥䝷䞁䝖Ꮫศ㔝
2㛗ᓮ኱Ꮫ⏕࿨་⛉Ꮫᇦཱྀ⭍䜲䞁䝥䝷䞁䝖Ꮫศ㔝㛗ᓮ኱Ꮫ⑓㝔ෙ⿵⥛἞⒪ᐊ,㛗ᓮ኱Ꮫ⑓㝔ෙ⿵⥛἞⒪ᐊ,㛗ᓮ኱Ꮫ⏕࿨་⛉Ꮫᇦཱྀ⭍䜲䞁䝥䝷䞁䝖Ꮫศ㔝
Effect of new cleaning material on
resin cement bonding to saliva-contaminated ceramics
Effectofnewcleaning
materialresin
12material on
Effectofnewcleaning
onresin cement
cement bonding
bonding toto saliva-contaminatedsaliva-contaminated ceramics
ceramics
Yoshida K1, Sawase T2,
SawaseT
YoshidaK
1
2
1,
SawaseT
YoshidaK
1Clinic of Fixed Prosthodontics, Nagasaki University Hospital
1
2Clinic
Clinic ofof Fixed
Fixed Prosthodontics,
Prosthodontics, Nagasaki
Nagasaki University
University Hospital
Hospital
2Department of Applied Prosthodontics, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki University
2Department of Applied Prosthodontics, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki University
Department
Applied
Prosthodontics,of Biomedical
Sciences,
Nagasaki
University
Aftercleaningofwith
new cleaningmaterial Institute(DC-200C),
the resin cement
showedthe similarbond strengthAftercleaningwith
newcleaning
material(DC-200C),
the
resin
cementshowedthesimilarbondstrengthAftercleaningwith
newcleaning
material(DC-200C),
the
resin
cementshowedthesimilarbondstrength
to lithium disilicate ceramic and zirconia as non-saliva-contaminated group. DC-200C was aneffectivetolithium
disilicate
ceramic
andzirconiaasnon-saliva-contaminatedgroup.
DC-200C
wasaneffectivetolithiummaterial
disilicate
and zirconia
non-saliva-contaminatedgroup.
DC-200C
was aneffective
cleaning
forceramic
the removalof salivaascontaminantsfrom the lithium
disilicate
ceramic
etchedwithcleaning
materialfortheremovalofsalivacontaminants
fromthelithium
disilicate
ceramic
etchedwithcleaning
materialfortheremovalofsalivacontaminants
fromthelithium
disilicate
ceramic
etched
5.0 % HF and zirconia ceramic surface which has been abraded with 50 ȝP alumina at 0.3 MPa. with
5.0
%
HF
and
zirconia
ceramic
surface
which
has
been
abradedwith50ȝP
aluminaat
0.3
MPa.
5.0 % HF and zirconia ceramic surface which has been abraded with 50 ȝP alumina at 0.3 MPa.
1
1
1

䊠䠊┠ⓗ
䊠䠊┠ⓗ
䊠䠊┠ⓗ
䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾ᶵᲔⓗᔐྜຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䝣䝑໬Ỉ⣲㓟䠄HF䠅䠈䝆䝹䝁䝙䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾ᶵᲔⓗᔐྜຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䝣䝑໬Ỉ⣲㓟䠄HF䠅䠈䝆䝹䝁䝙䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾ᶵᲔⓗᔐྜຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䝣䝑໬Ỉ⣲㓟䠄HF䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛷䛿䜰䝹䝭䝘䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䠈ෙෆ㠃䛾๓ฎ⌮䛸䛧䛶⾜䛖䠊୍᪉䠈⿵⥛⿦⨨䛾⿦╔๓䛻⾜䛖㐺ྜ䛾☜䜰䛷䛿䜰䝹䝭䝘䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䠈ෙෆ㠃䛾๓ฎ⌮䛸䛧䛶⾜䛖䠊୍᪉䠈⿵⥛⿦⨨䛾⿦╔๓䛻⾜䛖㐺ྜ䛾☜䜰䛷䛿䜰䝹䝭䝘䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䠈ෙෆ㠃䛾๓ฎ⌮䛸䛧䛶⾜䛖䠊୍᪉䠈⿵⥛⿦⨨䛾⿦╔๓䛻⾜䛖㐺ྜ䛾☜ㄆ䠈䝁䞁䝍䜽䝖䜔ညྜ䛾ㄪᩚ䛾㝿䛻⿵⥛⿦⨨ෆ㠃䛿ၚᾮ䛷ᚲ䛪ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈ୖグ๓ฎ⌮䛜ởᰁᚋ䛻䛷ㄆ䠈䝁䞁䝍䜽䝖䜔ညྜ䛾ㄪᩚ䛾㝿䛻⿵⥛⿦⨨ෆ㠃䛿ၚᾮ䛷ᚲ䛪ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈ୖグ๓ฎ⌮䛜ởᰁᚋ䛻䛷ㄆ䠈䝁䞁䝍䜽䝖䜔ညྜ䛾ㄪᩚ䛾㝿䛻⿵⥛⿦⨨ෆ㠃䛿ၚᾮ䛷ᚲ䛪ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈ୖグ๓ฎ⌮䛜ởᰁᚋ䛻䛷䛝䛺䛔ሙྜ䠈ởᰁ㠃䛾ຠᯝⓗ䛺Ύᤲ᪉ἲ䛾࿘▱䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊䛭䛣䛷௒ᅇ䠈䝅䝷䞁䜹䝑䝥䝸䞁䜾๣ྵ᭷䝉䛝䛺䛔ሙྜ䠈ởᰁ㠃䛾ຠᯝⓗ䛺Ύᤲ᪉ἲ䛾࿘▱䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊䛭䛣䛷௒ᅇ䠈䝅䝷䞁䜹䝑䝥䝸䞁䜾๣ྵ᭷䝉䛝䛺䛔ሙྜ䠈ởᰁ㠃䛾ຠᯝⓗ䛺Ύᤲ᪉ἲ䛾࿘▱䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊䛭䛣䛷௒ᅇ䠈䝅䝷䞁䜹䝑䝥䝸䞁䜾๣ྵ᭷䝉䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩䠈᪂つΎᤲᮦ䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩䠈᪂つΎᤲᮦ䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛾஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛸䛾᥋╔ᙉ䛥䛻ཬ䜌䛩䠈᪂つΎᤲᮦ䛾ຠᯝ䜢᳨ウ䛧䛯䠊䛾ຠᯝ䜢᳨ウ䛧䛯䠊䛾ຠᯝ䜢᳨ウ䛧䛯䠊
䊡䠊᪉ἲ
䊡䠊᪉ἲ
䊡䠊᪉ἲ
஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䠄䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䠅䛿 initial LiSi Press䠄䝆䞊䝅䞊䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿䜲䝑䝖䝸䜰䜢 3஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䠄䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䠅䛿
initialPress䠄䝆䞊䝅䞊䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿䜲䝑䝖䝸䜰䜢33
஧䜿䜲㓟䝸䝏䜴䝮䜺䝷䝇䠄䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䠅䛿
initial LiSi
LiSi SiC#600
Press䠄䝆䞊䝅䞊䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿䜲䝑䝖䝸䜰䜢mol%ྵ᭷䛧䛯
TZP䠄TZ-3YB-E䠈ᮾ䝋䞊䠅䜢౑⏝䛧䠈⾲㠃䜢䛷◊๐䛧䛯ᚋ䝕䜱䝇䜽≧䛾ヨ㦂∦䜢
mol%ྵ᭷䛧䛯
TZP䠄TZ-3YB-E䠈ᮾ䝋䞊䠅䜢౑⏝䛧䠈⾲㠃䜢
SiC#600䛷◊๐䛧䛯ᚋ䝕䜱䝇䜽≧䛾ヨ㦂∦䜢
mol%ྵ᭷䛧䛯
TZP䠄TZ-3YB-E䠈ᮾ䝋䞊䠅䜢౑⏝䛧䠈⾲㠃䜢
SiC#600 䛷◊๐䛧䛯ᚋ䝕䜱䝇䜽≧䛾ヨ㦂∦䜢స〇䛧䛯䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿
5%HF 䜢 30 ⛊㛫ሬᕸ䛧䠈ỈὙᚋ
5 ศ㛫㉸㡢ἼὙί䛧䛯䠊䝆䝹䝁䝙స〇䛧䛯䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿
5%HF
䜢
30
⛊㛫ሬᕸ䛧䠈ỈὙᚋ55 ศ㛫㉸㡢ἼὙί䛧䛯䠊䝆䝹䝁䝙స〇䛧䛯䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿
5%HF
䜢
30
⛊㛫ሬᕸ䛧䠈ỈὙᚋศ㛫㉸㡢ἼὙί䛧䛯䠊䝆䝹䝁䝙䜰䛿ᖹᆒ⢏ᚄ ȝP 䛾䜰䝹䝭䝘䜢౑⏝䛧䠈ᄇᑕ㊥㞳 10 mm䠈0.3 MPa䠈15⛊㛫䛾䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䝁䞁䝖䜰䛿ᖹᆒ⢏ᚄ
ȝP䛾䜰䝹䝭䝘䜢౑⏝䛧䠈ᄇᑕ㊥㞳
10mm䠈0.3MPa䠈15⛊㛫䛾䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䝁䞁䝖䜰䛿ᖹᆒ⢏ᚄ
ȝP䛾䜰䝹䝭䝘䜢౑⏝䛧䠈ᄇᑕ㊥㞳
10mm䠈0.3MPa䠈15⛊㛫䛾䝤䝷䝇䝔䜱䞁䜾䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛸䛧䛯䠊
䝻䞊䝹䛸䛧䛯䠊
䝻䞊䝹䛸䛧䛯䠊
ヨ㦂∦䛿䝠䝖ၚᾮ䛻1ศ㛫ᾐₕᚋ䠈௨ୗ䛾4✀㢮䛾Ύᤲ䜢⾜䛳䛯䠊3-way䝅䝸䞁䝆䛻䜘䜛ỈὙ䞉஝⇱䠈Kヨ㦂∦䛿䝠䝖ၚᾮ䛻1ศ㛫ᾐₕᚋ䠈௨ୗ䛾4✀㢮䛾Ύᤲ䜢⾜䛳䛯䠊3-way䝅䝸䞁䝆䛻䜘䜛ỈὙ䞉஝⇱䠈Kヨ㦂∦䛿䝠䝖ၚᾮ䛻1ศ㛫ᾐₕᚋ䠈௨ୗ䛾4✀㢮䛾Ύᤲ䜢⾜䛳䛯䠊3-way䝅䝸䞁䝆䛻䜘䜛ỈὙ䞉஝⇱䠈K䜶䝑䝏䝱䞁䝖GEL䠄䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢30⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠄䝸䞁㓟䠅䠈䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠄䜲䝪䜽䝷䞊䜶䝑䝏䝱䞁䝖GEL䠄䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢30⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠄䝸䞁㓟䠅䠈䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠄䜲䝪䜽䝷䞊䜶䝑䝏䝱䞁䝖GEL䠄䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢30⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠄䝸䞁㓟䠅䠈䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠄䜲䝪䜽䝷䞊䝹䝡䝞䝕䞁䝖䠅䜢20⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠈᪂つΎᤲᮦ䠄DC-200C, 䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢ሬᕸᚋ10䝹䝡䝞䝕䞁䝖䠅䜢20⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠈᪂つΎᤲᮦ䠄DC-200C,
䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢ሬᕸᚋ10䝹䝡䝞䝕䞁䝖䠅䜢20⛊㛫ሬᕸᚋỈὙ䞉஝⇱䠈᪂つΎᤲᮦ䠄DC-200C,
䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䜢ሬᕸᚋ10⛊㛫᧿䜚ỈὙ䞉஝⇱䛷䛒䜛䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿SUS䝻䝑䝗䛸䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿ᨭྎ⠏㐀⏝䝺䝆䞁䠄䝴⛊㛫᧿䜚ỈὙ䞉஝⇱䛷䛒䜛䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿SUS䝻䝑䝗䛸䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿ᨭྎ⠏㐀⏝䝺䝆䞁䠄䝴⛊㛫᧿䜚ỈὙ䞉஝⇱䛷䛒䜛䠊ḟ䛻䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿SUS䝻䝑䝗䛸䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿ᨭྎ⠏㐀⏝䝺䝆䞁䠄䝴䝙䝣䜱䝹䝁䜰EM, 䝆䞊䝅䞊䠅䛸䝉䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䠄SA䝹䞊䝔䜱䞁䜾Multi䠈䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䝙䝣䜱䝹䝁䜰EM,
䝆䞊䝅䞊䠅䛸䝉䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䠄SA䝹䞊䝔䜱䞁䜾Multi䠈䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䝙䝣䜱䝹䝁䜰EM,
䝆䞊䝅䞊䠅䛸䝉䝹䝣䜰䝗䝠䞊䝅䝤䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䠄SA䝹䞊䝔䜱䞁䜾Multi䠈䜽䝷䝺䝜䝸䝍䜿䝕䞁䝍䝹䠅䛷᥋╔䛧䠈LEDග↷ᑕჾ䠄䝨䞁䜻䝳䜰䠈䝰䝸䝍䠅䛷䝉䝷䝭䝑䜽㠃䛛䜙40⛊㛫ග↷ᑕ䛧䛯䠊䞁䝍䝹䠅䛷᥋╔䛧䠈LEDග↷ᑕჾ䠄䝨䞁䜻䝳䜰䠈䝰䝸䝍䠅䛷䝉䝷䝭䝑䜽㠃䛛䜙40⛊㛫ග↷ᑕ䛧䛯䠊䞁䝍䝹䠅䛷᥋╔䛧䠈LEDග↷ᑕჾ䠄䝨䞁䜻䝳䜰䠈䝰䝸䝍䠅䛷䝉䝷䝭䝑䜽㠃䛛䜙40⛊㛫ග↷ᑕ䛧䛯䠊ヨ㦂∦స〇30ศᚋ䛻37䉝⵨␃Ỉ䛻24᫬㛫ᾐₕ䛧䛯ヨ㦂∦䠄TC0䠅䛸䠈䛭䛾ᚋ4Υ 䛸60Υ 䛾Ỉᵴヨ㦂∦స〇30ศᚋ䛻37䉝⵨␃Ỉ䛻24᫬㛫ᾐₕ䛧䛯ヨ㦂∦䠄TC0䠅䛸䠈䛭䛾ᚋ4Υ
ヨ㦂∦స〇30ศᚋ䛻37䉝⵨␃Ỉ䛻24᫬㛫ᾐₕ䛧䛯ヨ㦂∦䠄TC0䠅䛸䠈䛭䛾ᚋ4Υ 䛸60Υ
䛸60Υ 䛾Ỉᵴ䛾Ỉᵴ䛻஺஫䛻1ศ㛫ᾐₕ䛩䜛⇕䝃䜲䜽䝹䠄TC䠅䜢䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿2୓ᅇ䠄TC20,000䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿䛻஺஫䛻1ศ㛫ᾐₕ䛩䜛⇕䝃䜲䜽䝹䠄TC䠅䜢䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿2୓ᅇ䠄TC20,000䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿䛻஺஫䛻1ศ㛫ᾐₕ䛩䜛⇕䝃䜲䜽䝹䠄TC䠅䜢䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿2୓ᅇ䠄TC20,000䠅䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿
1୓ᅇ⾜䛳䛯ヨ㦂∦䠄TC10,000䠅䜒స〇䛧䛯䠊ヨ㦂∦䛿䛭䜜䛮䜜ྛ䜾䝹䞊䝥8ಶ䛸䛧䛯䠊ᐃ䛿䜸䞊
1୓ᅇ⾜䛳䛯ヨ㦂∦䠄TC10,000䠅䜒స〇䛧䛯䠊ヨ㦂∦䛿䛭䜜䛮䜜ྛ䜾䝹䞊䝥8ಶ䛸䛧䛯䠊ᐃ䛿䜸䞊
1୓ᅇ⾜䛳䛯ヨ㦂∦䠄TC10,000䠅䜒స〇䛧䛯䠊ヨ㦂∦䛿䛭䜜䛮䜜ྛ䜾䝹䞊䝥8ಶ䛸䛧䛯䠊ᐃ䛿䜸䞊䝖䜾䝷䝣䠄ᓥὠ䠈AGS-10kNG䠅䜢⏝䛔䠈䜽䝻䝇䝦䝑䝗䝇䝢䞊䝗0.5
mm/min䛷Ⲵ㔜䜢ຍ䛘䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䝖䜾䝷䝣䠄ᓥὠ䠈AGS-10kNG䠅䜢⏝䛔䠈䜽䝻䝇䝦䝑䝗䝇䝢䞊䝗0.5
mm/min䛷Ⲵ㔜䜢ຍ䛘䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䝖䜾䝷䝣䠄ᓥὠ䠈AGS-10kNG䠅䜢⏝䛔䠈䜽䝻䝇䝦䝑䝗䝇䝢䞊䝗0.5
mm/min䛷Ⲵ㔜䜢ຍ䛘䠈䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛿ᘬᙇ䜚᥋╔ᙉ䛥䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿๧᩿᥋╔ᙉ䛥䜢⟬ฟ䛧䛯䠊ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛿஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ䠈䜽䝇䛿ᘬᙇ䜚᥋╔ᙉ䛥䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿๧᩿᥋╔ᙉ䛥䜢⟬ฟ䛧䛯䠊ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛿஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ䠈䜽䝇䛿ᘬᙇ䜚᥋╔ᙉ䛥䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛿๧᩿᥋╔ᙉ䛥䜢⟬ฟ䛧䛯䠊ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛿஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ䠈
Tukey-Kramer䛾ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ䜢⏝䛔䛶ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠄Į = 0.05䠅䠊䜎䛯䠈㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䛸X⥺
Tukey-Kramer䛾ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ䜢⏝䛔䛶ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠄ĮTukey-Kramer䛾ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ䜢⏝䛔䛶ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠄Į == 0.05䠅䠊䜎䛯䠈㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䛸X⥺
0.05䠅䠊䜎䛯䠈㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䛸X⥺
ග㟁Ꮚศᯒ⿦⨨䛷⾲㠃ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠊ග㟁Ꮚศᯒ⿦⨨䛷⾲㠃ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠊ග㟁Ꮚศᯒ⿦⨨䛷⾲㠃ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠊䊢䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ䊢䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ䊢䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC0䛷⣙36 MPa䠈TC20,000䛷⣙26 MPa䛸᭷ព䛻್䛜పୗ䛧䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC0䛷⣙36
MPa䠈TC20,000䛷⣙26MPa䛸᭷ព䛻್䛜పୗ䛧䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC0䛷⣙36
MPa䠈TC20,000䛷⣙26MPa䛸᭷ព䛻್䛜పୗ䛧䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷20
MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛷⣙12MPa䛾್䛻䛸䛹䜎䛳䛯䠊䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷20
MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛷⣙12MPa䛾್䛻䛸䛹䜎䛳䛯䠊䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷20
MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛷⣙12MPa䛾್䛻䛸䛹䜎䛳䛯䠊䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠈DC-200C䛿䛔䛪䜜䜒TC0䛷30
MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛿⣙22MPa䛾್䛻పୗ䛧䝸䞊䞁䠈DC-200C䛿䛔䛪䜜䜒TC0䛷30
䝸䞊䞁䠈DC-200C䛿䛔䛪䜜䜒TC0䛷30 MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛿⣙22MPa௨ୖ䛾್䜢♧䛧䛯䛜䠈TC20,000䛿⣙22 MPa䛾್䛻పୗ䛧MPa䛾್䛻పୗ䛧䛯䠊䛯䠊䛯䠊୍᪉䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC๓ᚋ䛷䛔䛪䜜䜒20 MPa๓ᚋ䛾᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛧᥋╔⪏ஂᛶ୍᪉䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC๓ᚋ䛷䛔䛪䜜䜒20୍᪉䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛷䛿䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛿TC๓ᚋ䛷䛔䛪䜜䜒20 MPa๓ᚋ䛾᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛧᥋╔⪏ஂᛶ
MPa๓ᚋ䛾᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛧᥋╔⪏ஂᛶ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛾⣙1/2䛾್䛻䛸䛹䜎䜚䠈TC10,000䛷䛿1.0
MPa௨ୗ䛸኱䛝䛟ప䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛾⣙1/2䛾್䛻䛸䛹䜎䜚䠈TC10,000䛷䛿1.0
MPa௨ୗ䛸኱䛝䛟ప䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯䠊ỈὙ䛿TC0䛷䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛾⣙1/2䛾್䛻䛸䛹䜎䜚䠈TC10,000䛷䛿1.0
MPa௨ୗ䛸኱䛝䛟పୗ䛧䛯䠊䝸䞁㓟䛿TC๓ᚋ䛷⣙15 MPa䛷䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䜘䜚᭷ព䛻ప䛔್䜢♧䛧䛯䠊䜲䝪䜽䝸䞊䞁䛸ୗ䛧䛯䠊䝸䞁㓟䛿TC๓ᚋ䛷⣙15MPa䛷䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䜘䜚᭷ព䛻ప䛔್䜢♧䛧䛯䠊䜲䝪䜽䝸䞊䞁䛸ୗ䛧䛯䠊䝸䞁㓟䛿TC๓ᚋ䛷⣙15MPa䛷䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䜘䜚᭷ព䛻ప䛔್䜢♧䛧䛯䠊䜲䝪䜽䝸䞊䞁䛸
DC-200C䛿20
MPa๓ᚋ䛾್䜢♧䛧䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛸᭷ពᕪ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯䠊
DC-200C䛿20
MPa๓ᚋ䛾್䜢♧䛧䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛸᭷ពᕪ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯䠊
DC-200C䛿20
MPa๓ᚋ䛾್䜢♧䛧䠈䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛸᭷ពᕪ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯䠊䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛔䛪䜜䛷䜒䠈ỈὙ䛿䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠈DC-200C
䛸ẚ㍑䛧䛶ၚᾮᡂศ
䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛔䛪䜜䛷䜒䠈ỈὙ䛿䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠈DC-200C
䛸ẚ㍑䛧䛶ၚᾮᡂศ
䜺䝷䝇䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛸䝆䝹䝁䝙䜰䛔䛪䜜䛷䜒䠈ỈὙ䛿䝸䞁㓟䛸䜲䝪䜽䝸䞊䞁䠈DC-200C
䛸ẚ㍑䛧䛶ၚᾮᡂศ
䛜ከ䛟ṧᏑ䛧䛶䛚䜚䠈᥋╔ᙉ䛥䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䝉䝷䝭䝑䜽䜽䝷䜴䞁⿦╔๓䛾ㄪᩚ୰䛻ၚᾮ䛜ከ䛟ṧᏑ䛧䛶䛚䜚䠈᥋╔ᙉ䛥䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䝉䝷䝭䝑䜽䜽䝷䜴䞁⿦╔๓䛾ㄪᩚ୰䛻ၚᾮ䛜ከ䛟ṧᏑ䛧䛶䛚䜚䠈᥋╔ᙉ䛥䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䝉䝷䝭䝑䜽䜽䝷䜴䞁⿦╔๓䛾ㄪᩚ୰䛻ၚᾮ䛷ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈DC-200C 䛷Ύᤲ䛩䜜䜀䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾ඃ䜜䛯᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛩䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛷ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈DC-200C
䛷Ύᤲ䛩䜜䜀䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾ඃ䜜䛯᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛩䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛷ởᰁ䛥䜜䜛䛜䠈DC-200C
䛷Ύᤲ䛩䜜䜀䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䛸䛾ඃ䜜䛯᥋╔ᙉ䛥䜢♧䛩䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳
䛯䠊
䛯䠊
䛯䠊

Vol.9, No.2, 2019- 110 -

J-2኱⮻ṑᑐᛂ CAD/CAM ࣈࣟࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿᶵᲔⓗᙉᗘࡢホ౯‫ۑ‬ᗉྖ ᣅᮍ㸪ୖ㔝 ㈗அ㸪⇃㇂ ▱ᘯᰴᘧ఍♫ࢪ࣮ࢩ࣮ R&D.mfg
Mechanical properties of CAD/CAM hybrid resin block for molar restoration
Shoji T㸪Ueno T㸪Kumagai T
GC Corporation R&D.mfg
Hybrid resin block for CAD/CAM restoration is known as useful material in clinical case. Recently, JDMA
(Japan Dental material Manufactures Association) defined the capabilities that CAD/CAM crown must
fulfills. Besides, hybrid resin CAD/CAM single crown for molar restoration was approved by Japanesenational insurance in 2017. At the same time, we launched the next generation “CERASMART300” in only
Japan. In this study, we evaluated mechanical properties of CERASMART300 and othermolar-restoration-compatible materials in the marketplace.

Ϩ㸬┠ⓗ2017 ᖺ 3 ᭶࡟᪥ᮏṑ⛉ᮦᩱᕤᴗ༠ྠ⤌ྜ࡟ࡼࡾ㸪ᅋయつ᱁ JDMAS 245:2017ࠕCAD/CAM ෙ⏝ṑ⛉ษ๐ຍᕤ⏝ࣞࢪࣥᮦᩱࠖࡀⓎ⾜ࡉࢀ㸪CAD/CAM ෙࡢලഛࡍ࡭ࡁᛶ⬟ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ
࡟ 2017 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣ CAD/CAM ෙࡀ኱⮻ṑ࡟࠾࠸࡚ಖ㝤㐺⏝࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽ㸪
CAD/CAM ෙࡣ᪥ᮏࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せᗘࢆቑࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᵝࠎ࡞〇ရࡀᕷሙ࡟ὶ㏻
ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᘢ♫࡟࠾࠸࡚ࡶ 2017 ᖺ 7 ᭶࡟ᅋయつ᱁ࢱ࢖ࣉ 2(ᑠ⮻ṑཬࡧ኱⮻ṑ)࡟㐺ྜࡋࡓࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300ࠖࢆⓎ኎ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏᮦᩱࢆྵࡴᕷሙࡢ኱⮻ṑᑐᛂ CAD/CAM ࣈࣟࢵࢡࡢᶵᲔⓗᙉᗘࢆホ౯ࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300࠾ࡼࡧ᪤Ꮡ〇ရ࡜ࡋ࡚〇ရA㹼Dࢆヨ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ࡣࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࢝
ࢵࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ษࡾฟࡋ㸪⪏Ỉ◊☻⣬#2000࡛ཌࡉ1.2mm㸪ᖜ4.0mm࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟◊☻ࡋ࡚ㄪ〇ࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ࡣ㸪◊☻ᚋ࡟ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜㸪37ΥࡢỈ୰࡟7᪥㛫ᾐₕࡋࡓᚋ࡟ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⩌ࡢ2ࡘࡢ⩌࡟ศࡅࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ⩌࡟࠾࠸࡚୓⬟ヨ㦂ᶵ(AG-IS㸸ᓥὠ〇సᡤ)ࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ1mm/min.࡛3Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ヨ㦂⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ከ㔜ẚ㍑᳨
ᐃࢆ⾜ࡗࡓ(p<0.01)㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
3 Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ࡟♧ࡋࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࠸ࡎࢀࡢᮦᩱ࡟࠾࠸࡚ࡶ 37ΥࡢỈ୰࡟
7 ᪥㛫ᾐₕࡋࡓ⩌࡛㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ྛ〇ရ࡟࠾ࡅࡿỈ୰ᾐₕᚋࡢຎ໬⋡ࡣ 8.8~17.7%࡛࠶ࡾ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ 300 ࠾ࡼࡧ〇ရ B ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶప࠸ຎ໬
⋡࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ୍㒊〇ရ࡟࠾࠸࡚㸪JDMAS 245:2017 ࡢࢱ࢖ࣉ 2 つ᱁್࡛࠶ࡿỈ୰ 7 ᪥㛫ᾐₕᚋࡢ᭤ࡆᙉᗘ
240MPa ࢆୗᅇࡿ⤖ᯝࡶぢࡽࢀࡓ㸬ᘢ♫ࡢࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ 300 ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࠾ࡼࡧỈ୰ᾐₕᚋࡢ᭤ࡆᙉᗘ࡜ࡶ࡟᭱ࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤌ᡂࡢࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ࡛࠶ࡗ࡚ࡶỈ୰࡛ࡢຎ໬ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ኱⮻ṑ࡟౑⏝ࡍࡿሙྜ㸪ཱྀ⭍ෆ࡛ࡢຎ໬ࢆ⪃៖ࡋࡓᶵᲔⓗᙉᗘࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬

- 111 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-3
᪂つከᒙࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱࡢࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪ⑕౛࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶホ౯‫ۑ‬㧗ᶫ࿘ᖹ㸪㤫ሙ⌮ᜨᏊ㸪ᑎ๓඘ྖ(ᰴ)ᯇ㢼 ◊✲㛤Ⓨ㒊
Dimensional accuracy of long-span bridges fabricated using a novel multilayered zirconia material
Takahashi S㸪Aiba R㸪Teramae M
Research and Development Dept., Shofu Inc.,
Recently-developed high-translucent zirconia materials with light transmission close to that of natural
teeth have been used for anterior as well as posterior teeth restorations. We have developed a novel
multilayered zirconia material that uses a high-strength composition in the cervical layer andhigh-translucent composition in the enamel layer. This study investigated the influence of cooling rateduring sintering on the dimensional accuracy of long-span bridges fabricated using the novel multilayered
zirconia material. Test results confirmed that the designed dimensions of the bridge were accurately
reproduced using the novel multilayered zirconia material regardless of cooling rate during sintering.
Ϩ㸬┠ⓗṑ⛉⏝ࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱࢆ⏝࠸ࡓ࣮࢜ࣝࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫಟ᚟ࡣ㸪CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬ࡜ඹ࡟㟂せࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ኳ↛ṑ࡟㏆࠸㏱ගᛶࢆ᭷ࡍࡿ㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ࢔ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࢔ࢡࣛ࢘ࣥ࡟ࡼࡿಟ᚟ࡣ⮻ṑ㒊㹼๓ṑ㒊࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ṑෙⰍ࡟ㄪᩚࡋࡓࢪࣝࢥࢽ࢔⤌ᡂࢆ✚ᒙࡉࡏࡓⰍㄪ࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱࡀ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௒ᅇ㸪Ⰽㄪ࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᵓ㐀࡟ຍ࠼࡚㸪ṑ㢕㒊ഃ࡟㧗ᙉᗘࢆ᭷ࡍࡿࢪࣝࢥ
ࢽ࢔⤌ᡂ㸪ษ➃㒊ഃ࡟㧗㏱ගᛶࢆ᭷ࡍࡿࢪࣝࢥࢽ࢔⤌ᡂࢆ᥇⏝ࡋࡓ᪂つከᒙࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱ㸦〇ရྡ㸸ࠕᯇ㢼ࢹ࢕ࢫࢡ ZR ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛࠖ㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢ᪂つከᒙࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱࢆ⏝࠸࡚㸪↝⤖ᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿ㝆 ㏿ᗘࡀࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪࡢ㐺ྜᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱ࡟ࡣ㸪ࠕ᪂つከᒙࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱ㸸ᯇ㢼ࢹ࢕ࢫࢡZR ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛ㸦௨ୗࠊ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛ㸧ࠖ㸦ᯇ㢼㸧࠾ࡼࡧࠕᯇ㢼ࢹ࢕ࢫࢡZR ࣮ࣝࢭࣥࢺFA㸦௨ୗࠊ࣮ࣝࢭ
ࣥࢺFA㸧ࠖ
㸦ᯇ㢼㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪ㸦12ᮏࣈࣜࢵࢪ㸧ࡣ㸪ษ๐ຍᕤᶵࠕDWX-52DCiࠖ㸦ᯇ㢼㸧ࢆ⏝࠸࡚ຍᕤࡋࡓ㸬࡞࠾ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪ࡟࣓ࢱࢥࢿࢡࢱ࣮㸦UᏐᆺ㸧ࢆ௜୚ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ຍᕤࡋࡓࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪࡣ㸪↝⤖⅔ࠕ࢜ࢫࢺ࣐ࣟࢵࢺ674iࠖ㸦ࢹࢣ࣐♫㸧ࢆ⏝࠸࡚↝⤖ࡋࡓ㸦᪼ ㏿ᗘ㸸5Υ/ศ㸪᭱㧗 ᗘ㸸1450Υ㸪ಀ␃᫬㛫㸸2᫬㛫㸪㝆 ㏿ᗘ㸸
-5Υ/ศ㸪-10Υ/ศ㸪-20Υ/ศ㸧㸬㐺ྜᛶホ౯ࡣ㸪ඖࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿ▼⭯ᶍᆺ࡟ᑐࡍࡿ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ྛ↝⤖యࢆᢏᕤ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࠕᯇ㢼S-WAVEࢫ࢟ࣕࢼ࣮ D850ࠖ㸦ᯇ㢼㸧ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࣥࡋ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱ
࡜タィࢹ࣮ࢱࢆ⏬ീゎᯒࢯࣇࢺࠕInspect 2017ࠖ㸦GOM♫㸧࡟ࡼࡿ⏬ീゎᯒ࡟ࡼࡾホ౯ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛࠖ
࠾ࡼࡧࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ FAࠖࡣ㸪㝆 ㏿ᗘ㸦-5Υ/ศ㸪-10Υ/ศ㸪-20Υ/ศ㸧࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪▼⭯ᶍᆺ࡟ᑐࡋ࡚Ⰻዲ࡞㐺ྜᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪⏬ീゎᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛࠖ
ࡢᖹᆒㄗᕪࡣ㸪-25ȣm㸦-5Υ/ศ㸧㸪-20ȣm㸦-10Υ/ศ㸧㸪-25ȣm㸦-20Υ/ศ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ྠᵝ࡟㸪ࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ FAࠖࡢᖹᆒㄗᕪࡣࠊ-25ȣm㸦-5Υ/ศ㸧㸪-25ȣm㸦-10Υ/ศ㸪-20ȣm㸦-20Υ/ศ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬௨ୖࡼࡾ㸪ࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛࠖ࠾ࡼࡧࠕࣝ
࣮ࢭࣥࢺ FAࠖࡣ㸪㝆 ㏿ᗘ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪Ⰻዲ࡞㐺ྜᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 112 -

ᅗ ࠕ࣮ࣝࢭࣥࢺ ࢫ࣮ࣉࣛࠖ
ࡢࣈࣜࢵࢪ㐺ྜᛶ

J-4
᪂ࡋࡃ㛤ⓎࡋࡓࠕKZR-CAD ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢගᏛ≉ᛶ᪂ࡋࡃ㛤ⓎࡋࡓࠕKZR-CAD ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢගᏛ≉ᛶ‫ۑ‬ᡂΎஂ⣧㸪ᒣῧṇ⛱‫ۑ‬ᡂΎஂ⣧㸪ᒣῧṇ⛱
YAMAKINᰴᘧ఍♫YAMAKINᰴᘧ఍♫
Optical properties of the newly developed monolithic multilayer zirconia "KZR-CAD Zirconia Gradation"
Opticalof theM
newly developed monolithic multilayer zirconia "KZR-CAD Zirconia Gradation"
Narikiyoproperties
H㸪Yamazoe
Narikiyo
H㸪Yamazoe
M
YAMAKIN CO., LTD.
YAMAKIN
LTD.
RegardingtheCO.,
newly
developed "KZR-CAD Zirconia Gradation" based on the concept of natural tone change (Aurora
Regardingdeveloped
Gradation"
based onlayers
the concept
natural tonechange(AuroraGradation),the
we newly
evaluatedthe color"KZR-CAD
contrast ratioZirconia
by the color
change between
and the ofbackgroundcolor.
AlthoughtheGradation),
we evaluatedcolorchangebetweenlayersratio
andwasthe backgroundcolor.
Althoughthecolor tone changed
deeplythe
fromthecontrast
enamelratio
layerbytothe
thecolorcervicallayer,
the contrast
constant, andit wasrecognized
color
tone
changeddeeplythetheenamellayer tocolor
the cervicallayer, the contrast ratio was constant, and it was recognizedthat thechangein color
tonefromdue tobackgroundwas uniform.
that the change in color tone due to the background color was uniform.
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪ṑ⛉⏝㏵࡟≉໬ࡋࡓᵝࠎ࡞ࢪࣝࢥࢽ࢔ཎᩱ⢊ᮎࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓṑ⛉⏝ࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱ
㏆ᖺ㸪ṑ⛉⏝㏵࡟≉໬ࡋࡓᵝࠎ࡞ࢪࣝࢥࢽ࢔ཎᩱ⢊ᮎࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓṑ⛉⏝ࢪࣝࢥࢽ࢔ᮦᩱ
ࡀḟࠎ࡟ୖᕷࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠿࡛ࡶ㸪㧗㏱ගᛶ࡛ୖᒙ࠿ࡽୗᒙ࡬࡜Ⰽㄪࡀኚ໬ࡍࡿ✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔ࡣ㸪ᑂ⨾ࡀḟࠎ࡟ୖᕷࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠿࡛ࡶ㸪㧗㏱ගᛶ࡛ୖᒙ࠿ࡽୗᒙ࡬࡜Ⰽㄪࡀኚ໬ࡍࡿ✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔ࡣ㸪ᑂ⨾ⓗ࡛ࣔࣀࣜࢩࢵࢡ࡞ࢪࣝࢥࢽ࢔〇ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢗ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢ〇సࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉ⓗ࡛ࣔࣀࣜࢩࢵࢡ࡞ࢪࣝࢥࢽ࢔〇ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢗ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢ〇సࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡟ࡣ㸪ᒙࡈ࡜࡟ᙉᗘࡸⰍ┦࠾ࡼࡧ㏱ගᛶࡀ␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡀᏑᅾࡋ㸪ṑ㢕㒊ࡼࡾࡶษ⦕㒊࡛㸪✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡟ࡣ㸪ᒙࡈ࡜࡟ᙉᗘࡸⰍ┦࠾ࡼࡧ㏱ගᛶࡀ␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡀᏑᅾࡋ㸪ṑ㢕㒊ࡼࡾࡶษ⦕㒊
ࡢ㏱ගᛶࡀ㧗࠸✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡟࠾࠸࡚㸪ษ⦕㒊ࡀ⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡢ㏱ගᛶࡀ㧗࠸✚ᒙᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡟࠾࠸࡚㸪ษ⦕㒊ࡀ⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
1㸧ࡿ㸬㒊఩࡟ࡼࡗ࡚⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࡀ␗࡞ࡿ࡜࣓࣮࣮࢝ࡢタィ࡝࠾ࡾࡢⰍㄪ෌⌧ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
1㸧ࡿ 㸬㒊఩࡟ࡼࡗ࡚⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࡀ␗࡞ࡿ࡜࣓࣮࣮࢝ࡢタィ࡝࠾ࡾࡢⰍㄪ෌⌧ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࡓࡵ㸪⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࢆ୍ᐃ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮦᩱࡢᑂ⨾ᛶྥୖ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࠺ࡓࡵ㸪⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࢆ୍ᐃ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮦᩱࡢᑂ⨾ᛶྥୖ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪ᒙ㛫ࡢቃ┠ࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸⮬↛࡞Ⰽㄪኚ໬㸦࣮࢜ࣟࣛࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟᪂ࡋࡃ㛤ᮏ◊✲ࡣ㸪ᒙ㛫ࡢቃ┠ࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸⮬↛࡞Ⰽㄪኚ໬㸦࣮࢜ࣟࣛࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟᪂ࡋࡃ㛤ⓎࡋࡓࠕKZR-CAD
ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢⰍㄪ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬ⓎࡋࡓࠕKZR-CAD
ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢⰍㄪ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
KZR-CAD ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸦௨ୗ㸪KZG㸪Ⰽㄪ㸹GR-SHT-A2㸪ཌࡉ㸹20 mm㸪YAMAKIN㸧ࢆヨ㦂࡟౑
KZR-CAD ࢪࣝࢥࢽ࢔ ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸦௨ୗ㸪KZG㸪Ⰽㄪ㸹GR-SHT-A2㸪ཌࡉ㸹20 mm㸪YAMAKIN㸧ࢆヨ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ᮏ〇ရࡣ㸪3ᒙᵓ㐀㸦ษ⦕ᒙ40%㸪୰㛫ᒙ30%㸪ṑ㢕㒊ᒙ30%㸧ࡢ✚ᒙయ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ẚ㍑ヨᩱ࡜ࡋ⏝ࡋࡓ㸬ᮏ〇ရࡣ㸪3ᒙᵓ㐀㸦ษ⦕ᒙ40%㸪୰㛫ᒙ30%㸪ṑ㢕㒊ᒙ30%㸧ࡢ✚ᒙయ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ẚ㍑ヨᩱ࡜ࡋ
࡚ྛᒙࡢ㏱ගᛶࡀ␗࡞ࡿ✚ᒙయ㸦Ⰽㄪ㸹A2㸪ษ⦕ᒙ40%㸹Zpex Smile®
㸪୰㛫ᒙ30%㸹Zpex®
㸪ṑ㢕㒊ᒙ30%㸹TZ-3YB-E㸪
®
࡚ྛᒙࡢ㏱ගᛶࡀ␗࡞ࡿ✚ᒙయ
㸦Ⰽㄪ
㸹
A2㸪
ษ⦕ᒙ40%
㸹
Zpex
Smile
㸪
୰㛫ᒙ30%㸹Zpex®㸪ṑ㢕㒊ᒙ30%TZ-3YB-E㸪
࠸ࡎࢀࡶᮾࢯ࣮㸧ࢆヨసࡋࡓ㸬ヨᩱࡣ㸪ᒙᵓ㐀࡟ᑐࡋ࡚ᆶ┤㠃᪉ྥ࡟↝⤖ᚋࡢᑍἲࡀ16mm × 16㸹mm㸪ཌࡉ㸹
࠸ࡎࢀࡶᮾࢯ࣮㸧ࢆヨసࡋࡓ㸬ヨᩱࡣ㸪ᒙᵓ㐀࡟ᑐࡋ࡚ᆶ┤㠃᪉ྥ࡟↝⤖ᚋࡢᑍἲࡀ16mm
×16mm㸪ཌࡉ㸹
1.0 mm࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ษ๐ࡋ㸪1450Υ࡛2᫬㛫↝⤖ࡋࡓᚋ㸪୧㠃ࢆ1 µmࡢࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࣮࣌ࢫࢺ࡛㙾㠃࡟௙ୖࡆ
1.0 mm࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ษ๐ࡋ㸪1450Υ࡛2᫬㛫↝⤖ࡋࡓᚋ㸪୧㠃ࢆ1µmࡢࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࣮࣌ࢫࢺ࡛㙾㠃࡟௙ୖࡆࡓ㸬ศගගᏛ
Ⰽჾ㸦PR-650㸪ග※㸹D55㸪 ᐃᚄ㸹ȭ1 mm㸪PHOTO
RESEARCH㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ヨᩱࡢษ⦕ᒙഃ࠿
ࡓ㸬ศගගᏛ
Ⰽჾ㸦PR-650㸪ග※㸹D55㸪ᐃᚄ㸹ȭ1mm㸪PHOTORESEARCH㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ヨᩱࡢษ⦕ᒙഃ࠿
ࡽ20%ࡢ఩⨨ AⅬ㸪40% BⅬ㸪55% CⅬ㸪70% DⅬ㸪85% EⅬࡢィ5Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ⓑⰍ࠾ࡼࡧ㯮Ⰽ⫼ᬒ࡛Ⰽࡋ㸪
ࡽ20%ࡢ఩⨨AⅬ㸪40%
CⅬ㸪70%
DⅬ㸪85%
EⅬࡢィ5Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ⓑⰍ࠾ࡼࡧ㯮Ⰽ⫼ᬒ࡛Ⰽࡋ㸪** BⅬ㸪55%**
᫂ᗘ㸦L*㸧㸪Ⰽᗘ㸦a*㸪b*㸧ࢆồࡵࡓ㸬ྛ ⰍⅬ㛫ࡢⰍᕪ㸦ԥE*㸧ࢆ⟬ฟࡋ㸪ࡉࡽ࡟⫼ᬒⰍ࡟ࡼࡿ㏱ගᛶࣃࣛ
᫂ᗘ㸦
L
㸧㸪Ⰽᗘ㸦
a
㸪
b
㸧ࢆồࡵࡓ㸬ྛ
ⰍⅬ㛫ࡢⰍᕪ㸦ԥ
E㸧ࢆ⟬ฟࡋ㸪ࡉࡽ࡟⫼ᬒⰍ࡟ࡼࡿ㏱ගᛶࣃࣛ
࣓࣮ࢱ㸦㯮Ⰽ⫼ᯈ࡜ⓑⰍ⫼ᯈ࡛ࡢ Ⰽ࡟ࡼࡿⰍᕪ㸧ࢆ⟬ฟࡋ࡚,Ⰽㄪࡢኚ໬ࢆホ౯ࡋ㸪ᑂ⨾ᛶࢆ┠どホ౯ࡋࡓ㸬࣓࣮ࢱ㸦㯮Ⰽ⫼ᯈ࡜ⓑⰍ⫼ᯈ࡛ࡢ Ⰽ࡟ࡼࡿⰍᕪ㸧ࢆ⟬ฟࡋ࡚,Ⰽㄪࡢኚ໬ࢆホ౯ࡋ㸪ᑂ⨾ᛶࢆ┠どホ౯ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹKZG ࡢྛ ⰍⅬ㛫ࡢԥE**ࡣ㸪2㹼3 ࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ษ⦕ᒙഃ࡜ṑ㢕㒊ᒙഃࡢⰍㄪࡢ㐪࠸ࡀどㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᒙࡢ
KZG ࡢྛ ⰍⅬ㛫ࡢԥE ࡣ㸪2㹼3 ࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ษ⦕ᒙഃ࡜ṑ㢕㒊ᒙഃࡢⰍㄪࡢ㐪࠸ࡀどㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᒙࡢቃ⏺ࡣ㆑ู࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬㏱ගᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ㸪ྛ
ⰍⅬ࡛ 16.9㹼17.2 ࡢ⠊ᅖ࡜㸪࡯ࡰ୍ᐃࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ቃ⏺ࡣ㆑ู࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬㏱ගᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ㸪ྛ ⰍⅬ࡛
16.9㹼17.2 ࡢ⠊ᅖ࡜㸪࡯ࡰ୍ᐃࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪⫼ᬒⰍ࡟ࡼࡿ㏱ගᛶ࠾ࡼࡧⰍㄪࡢኚ໬ࡀ࡝ࡢ
ⰍⅬ࡛ࡶྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪ẚࡇࢀࡣ㸪⫼ᬒⰍ࡟ࡼࡿ㏱ගᛶ࠾ࡼࡧⰍㄪࡢኚ໬ࡀ࡝ࡢ
ⰍⅬ࡛ࡶྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪ẚ
*㍑ヨᩱࡣ㸪ྛ ⰍⅬ㛫ࡢԥE*ࡣ 2㹼5 ࡢ್ࢆ♧ࡋ㸪Ⰽㄪࡢኚ໬࠾ࡼࡧᒙࡢቃ⏺ࡀᐜ᫆࡟どㄆ࡛ࡁࡓ㸬㏱ගᛶࣃ
㍑ヨᩱࡣ㸪ྛ
ⰍⅬ㛫ࡢԥ
E ࡣ 2㹼5 ࡢ್ࢆ♧ࡋ㸪Ⰽㄪࡢኚ໬࠾ࡼࡧᒙࡢቃ⏺ࡀᐜ᫆࡟どㄆ࡛ࡁࡓ㸬㏱ගᛶࣃ
࣓࣮ࣛࢱࡣ 10.0㹼16.9
ࡢ⠊ᅖ࡛㸪ษ⦕ᒙഃ࠿ࡽṑ㢕㒊ᒙഃ࡟࠿ࡅ࡚పୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪୰㛫ᒙ࠾ࡼࡧṑ㢕㒊࣓࣮ࣛࢱࡣ 10.0㹼16.9 ࡢ⠊ᅖ࡛㸪ษ⦕ᒙഃ࠿ࡽṑ㢕㒊ᒙഃ࡟࠿ࡅ࡚పୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪୰㛫ᒙ࠾ࡼࡧṑ㢕㒊ᒙ࡟౑⏝ࡋࡓࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢ㏱ගᛶࡀప࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛࠶ࡿ㸬ᒙ࡟౑⏝ࡋࡓࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢ㏱ගᛶࡀప࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛࠶ࡿ㸬㧗࠸㏱ගᛶࡣ⮬↛࡞ṑෙⰍࢆ෌⌧࡛ࡁࡿ୍᪉࡛⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᶓୖࡽ 2㸧㧗࠸㏱ගᛶࡣ⮬↛࡞ṑෙⰍࢆ෌⌧࡛ࡁࡿ୍᪉࡛⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᶓୖࡽ 2㸧
ࡣ㸪㔠ᒓ〇ࡢᨭྎ࡟㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ࢔㸦KZR-CAD
ࢪࣝࢥࢽ࢔ SHT㸪YAMAKIN㸧ࢆ⿦╔ࡍࡿ㝿㸪ࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢ
ࡣ㸪㔠ᒓ〇ࡢᨭྎ࡟㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ࢔㸦KZR-CAD
ࢪࣝࢥࢽ࢔ SHT㸪YAMAKIN㸧ࢆ⿦╔ࡍࡿ㝿㸪ࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢ
ཌࡉࡀ
1.0 mm ௨ୗ࡟࡞ࡿ࡜ࣞࢪࣥᨭྎ࡟⿦╔ࡋࡓሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚⮫ᗋⓗ࡟Ⰽࡢᕪࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚
ཌࡉࡀ
1.0
mm
௨ୗ࡟࡞ࡿ࡜ࣞࢪࣥᨭྎ࡟⿦╔ࡋࡓሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚⮫ᗋⓗ࡟Ⰽࡢᕪࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚
㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏱࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟౑⏝ࡋࡓ KZG ࡣ㸪ྛᒙ࡜ࡶ㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ࢔㸦SHT㸹Zpex Smile®
࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟౑⏝ࡋࡓ
KZG ࡣ㸪ྛᒙ࡜ࡶ㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ࢔㸦SHT㸹Zpex
Smile®㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏱ගᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪ཌࡉࡀⷧ࠸࡜⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬KZG ࡢ㏱ගᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣษ⦕࠿ࡽṑ㢕㒊ࡲ୍࡛ᐃ࡜
ගᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪ཌࡉࡀⷧ࠸࡜⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬KZG ࡢ㏱ගᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣษ⦕࠿ࡽṑ㢕㒊ࡲ୍࡛ᐃ࡜
࡞ࡿࡼ࠺࡟タィࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ษ⦕࠿ࡽṑ㢕㒊ࡲ࡛Ⰽㄪࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶ⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࡀᆒ୍࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࡞ࡿࡼ࠺࡟タィࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ษ⦕࠿ࡽṑ㢕㒊ࡲ࡛Ⰽㄪࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶ⫼ᬒⰍࡢᙳ㡪ࡢཷࡅ᪉ࡀᆒ୍࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᨭྎṑ࠾ࡼࡧࢭ࣓ࣥࢺࡢⰍㄪࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ཱྀ࡛⭍ෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬↛࡞Ⰽㄪኚ໬㸦࣮࢜ࣟࣛࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸧ᨭྎṑ࠾ࡼࡧࢭ࣓ࣥࢺࡢⰍㄪࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ཱྀ࡛⭍ෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬↛࡞Ⰽㄪኚ໬㸦࣮࢜ࣟࣛࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆ⾲⌧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢆ⾲⌧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ሷぢ⚈Ꮚ࡯࠿㸬࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡛స〇ࡋࡓ๓ṑ㒊ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢗ࢔ࢪࣝࢥࢽ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪ
1㸧ሷぢ⚈Ꮚ࡯࠿㸬࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࢪࣝࢥࢽ࢔࡛స〇ࡋࡓ๓ṑ㒊ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢗ࢔ࢪࣝࢥࢽ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪ
ࡢኚ໬㸬➨ 9 ᅇ᪥ᮏࢹࢪࢱࣝṑ⛉Ꮫ఍ᢒ㘓 2018㸹53㸬ࡢኚ໬㸬➨
9 ᅇ᪥ᮏࢹࢪࢱࣝṑ⛉Ꮫ఍ᢒ㘓 2018㸹53㸬
2㸧ᶓୖᬛ࡯࠿㸬㧗㏱ගᛶࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢཌࡉ࡜ᨭྎ
2㸧ᶓୖᬛ࡯࠿㸬㧗㏱ගᛶࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࢔ࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢪࣝࢥࢽ࢔ࡢཌࡉ࡜ᨭྎ
㸦ᮦᩱ㸧࠾ࡼࡧࢭ࣓ࣥࢺࡢ㏱㐣ᛶࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪̿㸬᪥⿵⥛఍ㄅ 2015㸹7㸸363-370㸬㸦ᮦᩱ㸧࠾ࡼࡧࢭ࣓ࣥࢺࡢ㏱㐣ᛶࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪̿㸬᪥⿵⥛఍ㄅ 2015㸹7㸸363-370㸬
- 113 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-5
蓄 積 さ れ た CBCT デ ー タ を 用 い た 歯 牙 形 態 の 機 械 学 習 と 予 測○ 山 田 純 華 1， 中 納 治 久 1， 下 元 正 義 2， 槇 宏 太 郎 1
1
昭 和 大 学 歯 学 部 歯 科 矯 正 学 講 座 ， 2み ず ほ 情 報 総 研 株 式 会 社 事 業 戦 略 部
Machine learning of tooth morphology and prediction using accumulated CBCT data
Yamada A 1 ， Nakano H 1 ， Shimomoto M 2 ， Maki K 1
1
Department of Orthodontics, School of Dentistry, Showa University
2
Innovation and Strategy Division, Mizuho Information and Research Institute Inc
In recent years, machine learning with the Internet of Things and Artificial Intelligence
using big data has attracted attention, and analysis and utilization of data has become activein the medical field. On the other hand, in orthodontic a rea, in order to diagnose appropriate
tooth movement and to consider the parallelism of the roots, it is considered necessary tosimulate including the roots. Since it is possible to simulate including the roots only bytaking an impression or scanning the oral cavity without taking a CBCT, we investigatedwhether there is a three-dimensional correlation between the crown morphology and the root
morphology.
Ⅰ．目的
近年，ビックデータを用いたInternet of Things（以下，IoTとする）やArtificial Intelligence（以下，AIとする）による機械学習が注目を集めてきており，医療分野でも蓄積したデータの分析・活用が活発化している．一方で、矯正歯科領域ではCAD/CAMで作製した矯正装置による治療が実用化されている．CADデータを作成する為には，デジタル歯列模型から個々の歯を分割する作業が必要である．さらに，適正な歯の移動を診断し，歯根の並行性を考慮する為には，歯根を含めたシミュレーションが必要と考える．しかし，現状の矯正治療シミュレーションソフトは歯根形態を考慮していないものがほとんどである．歯根を含めたシミュレーションを行うためには，患者毎にCone Beam
Computed Tomography（以下，CBCTとする）を撮影し，歯牙を抽出する必要があり長時間の作業を要することになる．また，全ての医院にCBCT撮影設備があるわけではないことなど実現は難しいと考えた．そこで，3次元的な歯冠形態と歯根形態の関係性があると分かれば，歯冠形態から歯根形態を予測することができ，CBCTを撮影せずに，印象採得や口腔内スキャンだけで容易に歯根を含めたシ
ミュレーションが可能となる．そこで本研究は，歯の計算解剖学的な研究を行い，歯冠形態と歯根形態に3次元的な相関関係があるか調査することを目的とした．
Ⅱ．方法
昭和大学歯科病院矯正歯科にて2011年4月以降，CBCTを撮影した患者のうち，対象歯牙である上顎左側中切歯が健全歯である患者130名（うち男性：65名，女性：65名）を対象とした．補綴歯，破折歯，
形成不全歯は除外とした.対象歯牙をCBCTのDICOMデータからSTLデータで抽出し，そのSTLデータのトリミング修正を行った．さらに歯冠と歯根の境界であるセメント‐エナメル境（以下，CEJとする）
を認識させるために, 歯牙全体のSTLデータに加え歯冠のみのSTLデータも用意した．その2つのSTL
データをみずほ情報総研株式会社が特許を有するカップリング学習を用いて機械学習させた．カッ
プリング学習は①データの正規化（角度の正規化と大きさの正規化），②点の配置密度や位置オフ
セットが統一されたモデルである相同モデルの作成，③歯牙全体のSTLデータと歯冠のSTLデータを用いメッシュポイントをCEJで歯冠と歯根に分離，④カップリング学習の手順で行い，精度検証の為に交差検定を行った．交差検定では，全130データのうち，1データを除いた129データで学習し，除いた1データを予測することを130回繰り返した．なお，本研究は昭和大学歯科病院 臨床試験審査委員会の承認を得て行った．（承認番号：DH2017-011）
Ⅲ．結果と考察
平均0.85㎜の予測誤差（歯根の各頂点座標の予測精度）で歯冠形態から歯根形態を予測することができた．最小予測誤差は0.43mm，最大予測誤差は1.52mmとなった．なお，予測誤差を少なくし精度を向上する為には，IoTやAIに重要な情報量をさらに増やす必要がある．今回は性差やクラス分類な
どは加味していないが，今後これらを含めることで新たな結果を得られることが示唆される．
Vol.9, No.2, 2019

- 114 -

J-6ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ๓ṑ㒊ṑෙ⿵⥛⿦⨨࡬ࡢ᭷⏝ᛶࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ๓ṑ㒊ṑෙ⿵⥛⿦⨨࡬ࡢ᭷⏝ᛶ‫ۑ‬஭ୖ⤮⌮㤶1,2㸪Ύᐑ୍⚽1,2㸪ྂᕝ㎮அ1,2㸪୰㟼฼ᩥ1,2㸪⇃ᆏ▱ᑵ3㸪ᕝす⠊⦾3㸪㛗ᓥಙኴᮁ3㸪୍
1,2
1,2
1,2
3
3
3
3
3
3
4
3
4
2,3
‫ࡾ࠿ࡺⰍۑ‬
஭ୖ⤮⌮㤶
㸪Ύᐑ୍⚽
㸪ྂᕝ㎮அ
㸪୰㟼฼ᩥ
㸪⇃ᆏ▱ᑵ
㸪ᕝす⠊⦾
㸪㛗ᓥಙኴᮁ㸪୍㸪Ọ⏣⣫኱㸪஭ୖඔ3㸪⏣୰῟ஓ㸪኱ᶫ 1,2᱇㸪ᫍ ᠇ᖾ㸪஧⎼ᬛኴ㑻
㸪ᮌᮏඞᙪ
3
3
3
3
4
3
4
1
2
3
Ⰽࡺ࠿ࡾ 㸪Ọ⏣⣫኱㸪஭ୖ ඔ 㸪⏣୰῟ஓ㸪኱ᶫ ᱇㸪ᫍ ᠇ᖾ 㸪஧⎼ᬛኴ㑻 㸪ᮌᮏඞᙪ2,3㸪⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ
⥲ྜṑ⛉Ꮫㅮᗙ
㸪㝃ᒓ⑓㝔ᢏᕤ⛉㸪኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ
1234⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ⥲ྜṑ⛉Ꮫㅮᗙ㸪㝃ᒓ⑓㝔ᢏᕤ⛉㸪኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ㸪኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙ4኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙ
Effectivenessfor anterior fixed prosthesis using digital technology
1,2
Effectivenessfor anterior
fixed prosthesis
using digitaltechnology
Inoue E 㸪Seimiya
K1,2㸪Furukawa
T1,2㸪Nakashizu
T1,2㸪Kumasaka
T3㸪Kawanishi N3㸪Nagashima S3㸪Isshiki
1,2
1,2 3
1,2
1,2
3
3
3
4
3
4
Inoue
E 㸪Seimiya
K M
㸪Furukawa㸪Nakashizu
T 㸪Kumasaka
Y㸪NagataK 㸪Inoue㸪TanakaTJ 㸪Ohashi
K 㸪Hoshi
N 㸪NiheiT3T㸪Kawanishi
㸪Kimoto KN2,33㸪Nagashima S3㸪Isshiki
3
3
3
3
4
3
4
1 J 㸪Ohashi K 㸪Hoshi N 㸪Nihei T 㸪KimotoY㸪Nagata Dental
K 㸪Inoue
M 㸪TanakaK2,3 of Dental Laboratory㸪
Kanagawa
University
Division of the General Dentistry㸪2Department
1
3
KanagawaDental
DentalUniversity
University
Divisionof the General
Dentistry㸪2Department
Dental Laboratory㸪
Kanagawa
Hospital㸪
Departmentof Oral Interdisciplinary
Medicine of(Prosthodontics& Oral3
4Kanagawa
DentalUniversity
Hospital㸪
Department
of
OralInterdisciplinary
Medicine(Prosthodontics
Oral
Implantology) Graduate School㸪 Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science, Graduate&
School4
Implantology)
of Dentistry Graduate School㸪 Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science, Graduate Schooluse of conventional methods in esthetic prosthetics is difficult owing to the fact that this treatment relies on theofThe
Dentistryskillsof thedentist and thedentalintechnician.
Moreover,estheticowing
prosthetic
involves
therelies
creationof
The useof conventional
methods
esthetic prosthetics
is difficult
to thetreatment
fact that thistreatmenton theharmony
betweencomponents
the oral cavity
and facial
appearance.
However,dentaltechnicians
are often
skillsof thedentisttheandthe dentaloftechnician.
Moreover,esthetic
prosthetic
treatment
involves
the creationofrequired towork withmodels, making
difficultfabricate anHowever,estheticallypleasing
prosthesis.
Theharmony
betweenthe componentsof theitoralcavityfor
andthemfacialtoappearance.
dentaltechnicians
are often
application
digitaltechnology
in the fieldof dentistry
madeit possibleantoestheticallymerge oral datawith prosthesis.
facial data. The
required
to of
work
with
models, making
it difficultfor hasthem
to fabricate
pleasing
use of digitaloftechnologies
in dentistry
rapidly
increasing.
application
digital technology
in theisfieldof dentistry
has made it possible to merge oral data with facial data. TheThis
the possibilityof conducting
simple and highly satisfactory prosthetic treatments using digitaluseof study
digitalreports
technologies
in dentistry
is rapidly increasing.
technology.
This study reports the possibility of conducting simple and highly satisfactory prosthetic treatments using digitaltechnology.
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
ᚑ᮶㸪๓ṑ㒊⿵⥛ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣࢳ࢙࢔ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆཧ⪃࡟๓ṑࡢഴࡁࡸᙇࡾฟࡋࢆ⪃៖ᚑ᮶㸪๓ṑ㒊⿵⥛ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣࢳ࢙࢔ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆཧ⪃࡟๓ṑࡢഴࡁࡸᙇࡾฟࡋࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ࣡ࢵࢡࢫ࢔ࢵࣉࢆ⾜࠸㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡸ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࢆ〇సࡋ࡚࠸ࡋ࡞ࡀࡽ࣡ࢵࢡࢫ࢔ࢵࣉࢆ⾜࠸㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡸ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࢆ〇సࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᶍᆺ࡜෗┿ࢆẚ㍑ࡋ㸪ညྜჾ௜╔࡟࠾࠸࡚ࡶᇶ‽ᖹ㠃ࡢཧ⪃࡟ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᶍᆺ࡜෗┿ࢆẚ㍑ࡋ㸪ညྜჾ௜╔࡟࠾࠸࡚ࡶᇶ‽ᖹ㠃ࡢཧ⪃࡟ࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪㢦ㇺ࡟ᑐࡋ࡚ṇ☜࡟๓ṑᙧែࢆᅇ᚟࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡢุ᩿ࢆᢏᕤࢧ࢖ࢻ࡛⾜࠺ࡇࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪㢦ㇺ࡟ᑐࡋ࡚ṇ☜࡟๓ṑᙧែࢆᅇ᚟࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡢุ᩿ࢆᢏᕤࢧ࢖ࢻ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ᑂ⨾⿵⥛ࢆ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿ㸬࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ᑂ⨾⿵⥛ࢆ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿ㸬௒ᅇࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡜㢦ㇺ෗┿ࢆ⼥ྜࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ᢏᕤ᪉ἲ࡟ࡼࡾ๓ṑ⿵⥛⿦⨨ࡢタィࢆ⾜௒ᅇࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡜㢦ㇺ෗┿ࢆ⼥ྜࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ᢏᕤ᪉ἲ࡟ࡼࡾ๓ṑ⿵⥛⿦⨨ࡢタィࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪タィ࣭〇స᫬࡟㢦ㇺ࡟ᑐࡍࡿ๓ṑ㒊ᑂ⨾ᛶࡀᚑ᮶ࡢ〇స᪉ἲ࡜ẚ㍑ࡋᐜ࡛᫆᫂☜࡜࡞࠺ࡇ࡜࡛㸪
タィ࣭〇స᫬࡟㢦ㇺ࡟ᑐࡍࡿ๓ṑ㒊ᑂ⨾ᛶࡀᚑ᮶ࡢ〇స᪉ἲ࡜ẚ㍑ࡋᐜ࡛᫆᫂☜࡜࡞ࡾ㸪⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆᚓࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ࡾ㸪⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆᚓࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ᙜ⑓㝔࡟࡚デ᩿࠾ࡼࡧຍ⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡲࡓࡣ᭱⤊⿵ᙜ⑓㝔࡟࡚デ᩿࠾ࡼࡧຍ⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡲࡓࡣ᭱⤊⿵⥛⿦⨨〇స㛤ጞ᫬࡟㢦ㇺ෗┿ࢆ᧜ᙳ㸪CAD
タィࡢ㝿࡟ཱྀ⭍ෆࢹ࣮ࢱ࡜㔜ࡡྜࢃࡏ⿵⥛⿦⨨ࡢタィ⥛⿦⨨〇స㛤ጞ᫬࡟㢦ㇺ෗┿ࢆ᧜ᙳ㸪CAD
タィࡢ㝿࡟ཱྀ⭍ෆࢹ࣮ࢱ࡜㔜ࡡྜࢃࡏ⿵⥛⿦⨨ࡢタィࢆ⾜ࡗࡓ㸬㔜ࡡྜࢃࡏࡣ㢦ㇺ෗┿ࡢཱྀ၁ෆࢆ௵ព࡟ษࡾྲྀࡾྜᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ㸪ཱྀඖ࡜ࢆ⾜ࡗࡓ㸬㔜ࡡྜࢃࡏࡣ㢦ㇺ෗┿ࡢཱྀ၁ෆࢆ௵ព࡟ษࡾྲྀࡾྜᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ㸪ཱྀඖ࡜㢦ㇺࡢ෗┿ୖ࡛సᴗࢹ࣮ࢱࢆ୍ᵝ࡟ほᐹ࡛ࡁࡿ≧ែ࡛タィࢆ⾜ࡗࡓ㸬㢦ㇺࡢ෗┿ୖ࡛సᴗࢹ࣮ࢱࢆ୍ᵝ࡟ほᐹ࡛ࡁࡿ≧ែ࡛タィࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ௒ᅇ〇సࡋࡓྠࡌᙧែࢆ࢔ࢼࣟࢢᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ〇సࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪どぬ໬୍࣭ඖ௒ᅇ〇సࡋࡓྠࡌᙧែࢆ࢔ࢼࣟࢢᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ〇సࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪どぬ໬୍࣭ඖ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᝟ሗ࠿ࡽ₍↛࡜ྜᡂࡋ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ㢡㢦㠃㡿ᇦࡢ┦㛵㛵ಀࢆ㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡀཱྀ⭍໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᝟ሗ࠿ࡽ₍↛࡜ྜᡂࡋ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ㢡㢦㠃㡿ᇦࡢ┦㛵㛵ಀࢆ㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡀཱྀ⭍ෆࢹ࣮ࢱࡸసᴗ⏝ᶍᆺୖ࡛ṇ☜࡟సࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ෆࢹ࣮ࢱࡸసᴗ⏝ᶍᆺୖ࡛ṇ☜࡟సࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㢦ㇺ෗┿ࢆCADࢯࣇࢺ࡟ཱྀ࡚⭍ෆࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࡲࡓࡣᶍᆺࢹ࣮ࢱ࡜ྜᡂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡋ࠿ࡋ㸪㢦ㇺ෗┿ࢆCADࢯࣇࢺ࡟ཱྀ࡚⭍ෆࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࡲࡓࡣᶍᆺࢹ࣮ࢱ࡜ྜᡂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪๓ṑ㒊ࡢ㛗ࡉࡸഴࡁࡀ㢦ㇺࡸཱྀ၁ࡢ෗┿࡟ྜࢃࡉࡿࡓࡵタィࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓ㸬๓ṑ㒊ࡢ㛗ࡉࡸഴࡁࡀ㢦ㇺࡸཱྀ၁ࡢ෗┿࡟ྜࢃࡉࡿࡓࡵタィࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓ㸬㏆ᖺ㸪ṑ⛉㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣⴭࡋࡃ㸪≉࡟⿵⥛ศ㔝࡛ࡣᢏᕤసᴗ୰ᚰ࡟ዲᙳ
㏆ᖺ㸪ṑ⛉㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣⴭࡋࡃ㸪≉࡟⿵⥛ศ㔝࡛ࡣᢏᕤసᴗ୰ᚰ࡟ዲᙳ
㡪ࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ࢳࢱࣥࡸࢪࣝࢥࢽ࢔࡞࡝ᵝࠎ࡞ᮦᩱࢆ᭱⤊⿵⥛⿦⨨࡜ࡋ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
㡪ࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ࢳࢱࣥࡸࢪࣝࢥࢽ࢔࡞࡝ᵝࠎ࡞ᮦᩱࢆ᭱⤊⿵⥛⿦⨨࡜ࡋ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡓࡵ㸪ᡃࠎࡢ⮫ᗋࡸᝈ⪅࡟ከࡃࡢᜠᜨࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐺ᛂᮦᩱࡢቑຍࡸᨵၿࡔࡅ࡛
ࡓࡓࡵ㸪ᡃࠎࡢ⮫ᗋࡸᝈ⪅࡟ከࡃࡢᜠᜨࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐺ᛂᮦᩱࡢቑຍࡸᨵၿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேࢺ࣮ࣞ㸪ࢫࢸࣥࢺ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀࡞࡝㐺ᛂ⑕౛ࡢቑຍࡸཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡜
ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேࢺ࣮ࣞ㸪ࢫࢸࣥࢺ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀࡞࡝㐺ᛂ⑕౛ࡢቑຍࡸཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡜
㐃ᦠ࡞࡝᪂ࡓ࡞ࡿศ㔝ࡢⓎᒎࡶࡳࡽࢀࡿ㸬㐃ᦠ࡞࡝᪂ࡓ࡞ࡿศ㔝ࡢⓎᒎࡶࡳࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟๓ṑ㒊἞⒪ࡢᝈ⪅࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺㝿㸪ṑ⛉་ᖌ࣭ṑ⛉ᢏᕤኈ࡜ᝈ⪅ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡍ
ࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟๓ṑ㒊἞⒪ࡢᝈ⪅࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺㝿㸪ṑ⛉་ᖌ࣭ṑ⛉ᢏᕤኈ࡜ᝈ⪅ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡍ
ࡿࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࡸ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢᙧែࡢ┦ㄯࡢ㝿࡟㢦ㇺ෗┿ࢆ᧜ᙳࡋCADࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ලࡿࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࡸ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢᙧែࡢ┦ㄯࡢ㝿࡟㢦ㇺ෗┿ࢆ᧜ᙳࡋCADࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ලయⓗ࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᪥ࠎࡢ⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚≉࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬యⓗ࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᪥ࠎࡢ⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚≉࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ᑦ㸪ᮏ◊✲ࡣ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍㸦➨542ྕ㸧ࡢᢎㄆࡢඖ࡛⾜ࡗࡓ㸬ᑦ㸪ᮏ◊✲ࡣ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍㸦➨542ྕ㸧ࡢᢎㄆࡢඖ࡛⾜ࡗࡓ㸬- 115 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-7
᪂つ኱⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝㺨㺐㺪㺼㺶㺍㺢㺼㺸㺚㺼㺻㺪㺼㺹㺍㺖ࡢ᭤ࡆᙉࡉ࡜ࡑࡢ⪏ஂᛶ࡟㛵ࡍࡿホ౯‫⸨ۑ‬ᮧⱥྐ㸪ᑎ๓඘ྖ㸪ྜྷᮏ㱟୍ओᯇ㢼 ◊✲㛤Ⓨ㒊
Evaluation of flexural strength and durability of novel hybrid composite resin block for molar
CAD/CAM crown

Fujimura H, Teramae M, Yoshimoto R

Research and Development Dept., Shofu Inc.

We measured the initial bending strength (after 7 days in water at 37 ° C) of the currently marketed CAD /CAM crowns for molar and the bending strength after thermal cycling, and investigated the durability.
SHOFU Block HC Super Hard showed the highest flexural strength and flexural modulus under conditionsof 7 days immersion in water at 37 Υ. Even after 7,300 and 10,950 thermal cycles, the standard
value (bending strength: 240 MPa) of JDMAS 245 was achieved.

Ϩ㸬┠ⓗ2014 ᖺ 4 ᭶ࡢᑠ⮻ṑ CAD/CAM ෙࡢಖ㝤㐺⏝࡟⥆ࡁ㸪2017 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣ኱⮻ṑ CAD/CAM ෙࡀಖ㝤㐺⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪┈ࠎCAD/CAM ෙࡢ㟂せࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬኱⮻ṑ CAD/CAM ෙࡣ㸪᪥ᮏṑ⛉ᮦᩱᕤᴗ༠ྠ⤌ྜࡼࡾⓎ⾜ࡉࢀࡓᅋయつ᱁ JDMAS 245:2017ࠕCAD/CAM ෙ⏝ṑ⛉ษ๐ຍᕤ⏝ࣞࢪࣥᮦᩱࠖ࡟࠾࠸࡚㸪37Υ྾Ỉ 7 ᪥ᚋࡢ᭤ࡆᙉࡉ 240MPa ௨ୖࡀタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪྾Ỉୗ࡛ࡢ㧗࠸ᶵᲔⓗᙉᗘࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣࠊ2019 ᖺ 6 ᭶࡟Ⓨ኎ࡉࢀࡓ኱⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࠕᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡ HC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻࠖ௚ࠊ⌧ᅾᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪ
ࣥࣈࣟࢵࢡࡢึᮇ᭤ࡆᙉࡉ㸦37ΥỈ୰ 7 ᪥ᚋ㸧࠾ࡼࡧࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡࣝ 7,300 ᅇ㸪10,950 ᅇᚋࡢ᭤ࡆᙉࡉࢆ ᐃࡋࠊ኱⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ⪏ஂᛶࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡ HC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻ࠾ࡼࡧ௚♫〇ရ A, B, C, D, E, F ࢆヨ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽヨ㦂∦ࢆษฟࡋ㸪#2000 ࡢ⪏Ỉ◊☻⣬ࢆ⏝࠸࡚㸪4.0±0.2×1.2±0.2×18mm ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟◊☻ࡋࡓ㸬37ΥỈ୰࡟ 7 ᪥ᾐₕࡋࡓヨ㦂∦㸪࠾ࡼࡧ 37±2ΥࡢỈ୰࡟ 7 ᪥ᾐₕᚋࡉࡽ࡟ࢧ࣮
ࣝࢧ࢖ࢡࣝ 7,300 ᅇ㸪10,950 ᅇࡢฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓヨ㦂∦ࡢ ᐃࢆ⾜࠸㸪᭤ࡆᙉࡉ࠾ࡼࡧ᭤ࡆᙎᛶ⋡ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬᭤ࡆᙉࡉࡢ ᐃࡣ୓⬟ᮦᩱヨ㦂ᶵ㸦࢖ࣥࢫࢺࣟࣥ㸧ࢆ⏝࠸㸪ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ
1.0mm/min㸪ᨭⅬ㛫㊥㞳 12mm ࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྛ✀᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ヨ㦂∦ 10 ಶࢆ⏝࠸ࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ᭤ࡆᙉࡉࡢ⤖ᯝࢆᅗ࡟♧ࡍ㸬ᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡHC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻࡣ㸪37ΥỈ୰࡟ 7 ᪥ᾐₕࡢ᮲௳࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶ㧗࠸᭤ࡆᙉࡉ࠾ࡼࡧ᭤ࡆᙎ
ᛶ⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡࣝᚋ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡ HC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻࡀ᭱
ࡶ㧗࠸᭤ࡆᙉࡉ࠾ࡼࡧ᭤ࡆᙎᛶ⋡ࢆ♧ࡋ㸪ࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡࣝ 10,950 ᅇᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭤ࡆᙉࡉ
257MPa ࢆ♧ࡋ㸪JDMAS 245 ࡢつ᱁್㸦᭤ࡆᙉࡉ㸸240MPa㸧ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡ HC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻࡣ㸪㧗࠸ᶵᲔⓗᙉᗘ࡜⪏ஂᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ኱⮻ṑ࡬ࡢ㐺⏝࡟᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿ㸬ᅗ

Vol.9, No.2, 2019

- 116 -

ࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡࣝᚋࡢ᭤ࡆᙉࡉ

J-8ࣞࢪࣥ〇▹ṇ⏝ࣈࣛࢣࢵࢺ࡜ CAD/CAM ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺࣞࢪࣥ࡜ࡢࡏࢇ᩿᥋╔ᙉࡉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨ 2 ሗ㸧̺Ỉ୰ಖ⟶࡟ࡼࡿࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢᙳ㡪̺‫ⱝۑ‬ぢᫀಙ㸪ὸ㔝 㝯㸪㜿㒊ᆂ⏠㸪ྜྷᓮ ⪽㸪ᑠぢᒣ 㐨᪥ᮏ኱ᏛᯇᡞṑᏛ㒊೺ᗣ⛉Ꮫㅮᗙ࣭㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟἞⒪Ꮫศ㔝A study on shear bond strength of resin brackets for orthodontics to CAD/CAM hybrid resin blocks(Part 2) - Influence on resin blocks stored by water Wakami M㸪Asano T㸪Abe K, Yoshizaki S, Komiyama O
Department of Oral Health Science Division of Oral Function and Rehabilitation, Nihon University
School of Dentistry at Matsudo
Adhesion between the crown and the bracket is important in orthodontic treatment that the adhesivestrength between the crown and the bracket, and no be damaged when the bracket is removed from thecrown. After storing the resin blocks for CAD / CAM crown in water, brackets were adhered using resin
cement, and then adhesive shear tests and adhesive surfaces were observed. The adhesion strength wassignificantly lower for three years of water storage as compared to no storage. In the observation of theadhesive surface, cohesive destruction of the resin blocks were observed after one, two, and three years.
Ϩ㸬┠ⓗ୰㧗ᖺ⪅ࡢᑂ⨾ⓗᨵၿ࠾ࡼࡧࣈࣜࢵࢪ࡞࡝⿵⥛἞⒪ࡢ๓ฎ⨨࡟▹ṇṑ⛉἞⒪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࣈࣛࢣࢵࢺࢆ⿵⥛⿦⨨࡟⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬CAD/CAM ෙࡀᑠ⮻ṑ㒊࡟೺ᗣಖ㝤ࡢ㐺ᛂ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ CAD/CAM ෙ࡟ࣈࣛࢣࢵࢺࢆ⿦╔ࡍࡿ⑕౛ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ㸬
CAD/CAM ෙ࡜ࣈࣛࢣࢵࢺ࡜ࡢ᥋╔ࡣ㸪▹ṇ἞⒪࡟༑ศ࡞᥋╔ᙉࡉ࡜ࣈࣛࢣࢵࢺࢆ᧔ཤࡋࡓሙྜ࡟
⿵⥛⿦⨨ࡢ◚ቯࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬➨ 1 ሗ㸯㸧࡜ࡋ࡚ CAD/CAM ෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥ
ࣈࣟࢵࢡ࡟㸪ࢩࣛࣥฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛༑ศ࡞᥋╔ᙉࡉ࡜⿵⥛⿦⨨ࡢ◚ቯࡀ࡞࠸ࣈࣛࢣࢵࢺ࣒࣮ࣜ
ࣈࢆᚓࡽࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⮫ᗋⓗ࡟ࡣ㛗ᮇ㛫ཱྀ⭍ෆ࡟⿦╔ࡋ࡚࠸ࡿ CAD/CAM ෙ࡟ࣈࣛࢣࢵࢺࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࣞࢪࣥࡣỈศࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪CAD/CAM ෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆỈ୰ಖ⟶ࡋࡓᚋ࡟㸪࣏࣮ࣜ࢝࣎ࢿ࣮ࢺ⣲ᮦࡢࣈࣛࢣࢵࢺࢆ 4-META/MMA-TBB ࣞࢪࣥࢆ⏝࠸᥋╔ࡉࡏࡓᚋࡢ᥋╔ᙉࡉࡢ ᐃ࠾ࡼࡧ᥋╔㠃ࡢ◚ቯᵝ┦࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲCAD/CAMෙ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㸦ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ GC㸧ࢆṇ᪉ᙧ(10×10×4㹫㹫)࡟ษ
᩿ࡋ㸪ࣞࢪࣥໟᇙ㸪⿕╔㠃ࢆ⪏Ỉ⣬#600࡛◊☻ࡋࡓᚋ㸪Ỉ୰ಖ⟶࡞ࡋ㸪1ࣨ᭶㸪6ࣨ᭶㸪1ᖺ㸪2ᖺ㸪
3ᖺ㛫37Υ⵨␃Ỉ୰࡟ಖ⟶ࡋࡓ㸬᥋╔᪉ἲࡣ㸪⿕╔㠃ࢆ2ᾮᛶPZࣉࣛ࢖࣐࣮㸦ࢧ࣓ࣥࢹ࢕࢝ࣝ㸧࡟࡚⾲㠃ฎ⌮ࡋ㸪4-META/MMA-TBBࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ㸦ࢫ࣮ࣃ࣮࣎ࣥࢻ ࢧ࣓ࣥࢹ࢕࢝ࣝ㸧ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡๓ṑ㒊⏝࣏࣮ࣜ࢝࣎ࢿ࣮ࢺ〇ࣈࣛࢣࢵࢺ㸦࢚ࢫࢱMB ࢺ࣑࣮࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ㸧ࢆ᥋╔ࡉࡏ
ヨ㦂య࡜ࡋࡓ㸬ヨ㦂యࡣ37 Υ⵨␃Ỉ࡟24᫬㛫ᾐₕࡋࡓ㸬ᅽ⦰ࡏࢇ᩿᥋╔ヨ㦂ࡣ୓⬟ヨ㦂ᶵ࣮࢜ࢺࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚㸪ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ1 mm/min࡛ᅽ⦰ࡏࢇ᩿ᙉࡉࢆ ᐃࡋࡓࠋヨ㦂యࡣࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳࡟࠾࠸࡚7࡜ࡋ㸪ྛ᮲௳㛫ࡢ᳨ᐃࢆTukeyࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸᭷ព☜⋡p<0.05࡟࡚⤫ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬◚᩿㠃ࡢ◚ቯᵝ┦ࡢほᐹᅽ⦰ࡏࢇ᩿᥋╔ᙉࡉ ᐃᚋࡢヨ㦂యࡢ⿕╔㠃ࢆ㸪ගᏛ㢧ᚤ㙾㸦SZX12㸪࢜ࣜࣥࣃࢫ♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ᣑ኱⋡10ಸ࡛ほᐹࡋ㸪⿕╔㠃ࡢࢭ࣓ࣥࢺṧ␃≧ែ࠿ࡽ㸪ࢭ࣓ࣥࢺṧ␃࡞ࡋࢆ⏺㠃◚ቯ㸪ࢭ࣓ࣥࢺࡢ㒊ศṧ␃࠾ࡼࡧ඲㠃ṧ␃ࢆࢭ࣓ࣥࢺෆจ㞟◚ቯ㸪⿕╔యࡢ◚ᦆࢆจ㞟◚ቯ࡜ࡋศ㢮ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ᥋╔ᙉࡉࡣỈ୰ಖ⟶࡞ࡋ࡛ࡣ 14.0 Mpa㸪Ỉ୰ಖ⟶ 1 ࣨ᭶࡛ࡣ 14.0 MPa㸪6 ࣨ᭶࡛ࡣ 13.7 MPa㸪
1 ᖺ࡛ࡣ 13.1 MPa㸪2 ᖺ࡛ࡣ 12.9 MPa㸪3 ᖺಖ⟶࡛ࡣ 9.9 MPa ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪 3 ᖺỈ୰ಖ⟶ࡣ㸪Ỉ୰ಖ⟶࡞ࡋ࠾ࡼࡧỈ୰ಖ⟶ 1 ࣨ᭶࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡟ప್࡛࠶ࡗࡓ(p<0.05)㸬◚ቯᵝ┦ࡢほᐹ࡟࠾࠸࡚㸪จ㞟◚ቯࡀỈ୰ಖ⟶ 1 ᖺ࡛ 1㸪2 ᖺ࠾ࡼࡧ 3 ᖺ࡛ྛ 2 ㄆࡵࡽࢀࡓ㸬Ỉ୰ಖ⟶ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡜᥋╔ᙉࡉࡀపୗࡋࡓ㸬ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺࣞࢪࣥࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ࣐ࢺࣜ
ࢵࢡࢫࣞࢪࣥࡢ྾Ỉࡀ᥋╔ᙉࡉ࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪 CAD/CAM ෙ⿦╔ᚋ 1 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓሙྜ㸪ࣈࣛࢣࢵࢺ࣒࣮ࣜࣈ࡟ࡼࡗ࡚⿵⥛⿦⨨ࡢ◚ቯࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
1) Ụ㛫⚽᫂㸪ⱝぢᫀಙ㸪㟷ᮌ┤Ꮚ࡯࠿㸬ࣞࢪࣥ〇▹ṇ⏝ࣈࣛࢣࢵࢺ࡜ CAD/CAM ⏝ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺ
ࣞࢪࣥ࡜ࡢࡏࢇ᩿᥋╔ᙉࡉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨ 1 ሗ㸧-ࢩࣛࣥ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ๣㓄ྜࣉࣛ࢖࣐࣮ࡢ
ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚-㸬᪥኱ཱྀ⭍⛉Ꮫ 2018㸹42㸸94-98㸬

- 117 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-9
CAD/CAM ⩏ṑࡢ✚ᒙ㐀ᙧゅᗘࡀ㐺ྜ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪‫␃ྜྷۑ‬஬႐1㸪᪂ಖ⚽ோ1㸪㧗ᚋಟ2㸪኱ஂಖຊᘅ11
㭯ぢ኱ᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ, 2୕஭໬Ꮫ
Influence of building direction of additive manufacturing on fitting accuracy of 3D printed complete
dentureYoshidome K1㸪Shimpo H1㸪Kohgo O2㸪Okubo C1
1
Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
2
Mitsui Chemicals Inc.
Fabrication of complete denture using 3D printer would be suitable because removable dentures have acomplicated shape. However, modeling conditions for high precision have not been clarified. This study
investigated the influence of modeling angle using the 3D printer on fitting accuracy of 3D printed
complete denture base. Eight modeling angles were used each 45 degree from 0 to 315 degree. Fitting
accuracy was evaluated between scanning data (STL) of edentulous plaster model and impression surface
of denture base using image matching software. Angle of 45 and 225 degree showed the highest accuracy
comparison among other conditions, and support form may be involved to fitting accuracy.

Ϩ㸬┠ⓗ᭷ᗋ⩏ṑศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࢹࢪࢱࣝࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡀᛂ⏝ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬≉࡟࣑ࣜࣥࢢຍᕤ࡟ࡼࡾ
〇సࡉࢀࡓ඲㒊ᗋ⩏ṑࡣ㧗⢭ᗘ࡜㧗ᙉᗘࡢ୧❧ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຍᕤᙧែ࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ
ຍᕤ᫬㛫ࡀ㛗࠸࡞࡝ḞⅬࡶᣲࡆࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࡟ࡼࡿ✚ᒙ㐀ᙧࡣ」㞧࡞ᙧ≧ࢆຍᕤࡍࡿࡇ࡜࡟㐺ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᙧែࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᭷ᗋ⩏ṑศ㔝࡛ࡣ 3D ࣉࣜࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡿ⿵⥛⿦⨨ࡢ〇సࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾ㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࡟ࡼࡿᶞ⬡ຍᕤ࡟ࡣᾮయᶞ⬡ࢆග↷ᑕ࡟ࡼࡗ࡚◳໬ࡉࡏࡿ᪉ἲࡀ᭱ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏἲ࡛ࡣ㔜ྜ᫬ࡢ཰⦰ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪㧗⢭ᗘ࡟㐀ᙧࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡉࢀࡿ⩏ṑᗋࡢ㐀ᙧゅᗘࡀ㐺ྜ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ↓ṑ㢡▼⭯ᶍᆺ㸦ࢽࢵࢩࣥ㸧ࢆࢫ࢟ࣕࢽࣥࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟CADࢯࣇࢺ㸦Point Master㸪᪥ᮏࣅࢪࣗ࢔ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸧ୖ࡛඲㒊ᗋ⩏ṑᙧែࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓᚋ࡟㸪UV◳໬ᆺᾮ┦㔜ྜ᪉ᘧࡢ3D
ࣉࣜࣥࢱ㸦ZENITH U㸪OPT㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪✚ᒙࣆࢵࢳࡣ100ȣm࡜ࡋ㸪ࢧ࣏࣮ࢺ఩⨨ࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪⩏ṑᗋ⏝ග㔜ྜᆺᾮయᶞ⬡㸦DENTURE BASEϩ, DENTCA㸧ࢆ⏝࠸࡚⩏ṑᗋࡢ㐀ᙧࢆ⾜ࡗࡓ㸬㐀ᙧゅᗘࡣ⩏ṑᗋ⢓⭷㠃ࢆࣉࣜࣥࢱࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡜ᖹ⾜࡟ࡋࡓゅᗘࢆ0r࡜ࡋ㸪315rࡲ࡛45°ࡎࡘゅᗘࢆኚ໬ࡋࡓィ㸶᮲௳࡜ࡋࡓ㸬ࢧ࣏࣮ࢺࡣ0r㸪45r㸪315r࡛ࡣ⢓⭷㠃࡟㸪135r㸪180r㸪225°
࡛ࡣ◊☻㠃࡟௜୚ࡋࡓ㸬90r࡜270rࡣᆶ┤࡟࡞ࡿࡓࡵ⢓⭷㠃࡜◊☻㠃ࡢ୧㠃࡟ࢧ࣏࣮ࢺࢆタᐃࡋࡓ㸬㔜ྜᚋࡢᚋฎ⌮ࡣ࣓࣮࣮࢝ᣦ♧࡟ᚑ࠸㸪ヨᩱᩘࡣ㸶✀㐀ᙧゅᗘ࡟ࡘࡁ5ࡘ㸪ィ40ಶ〇సࡋࡓ㸬㐺ྜᛶࡢホ౯ࡣ᏶ᡂࡋࡓ⩏ṑᗋࡢ⢓⭷㠃ࢆࣛ࣎ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦R700㸪3shape㸧ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕ
ࣥࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓSTLࢹ࣮ࢱࢆ⏬ീ࣐ࢵࢳࣥࢢࢯࣇࢺ㸦Geomagic design Xࠊ3D systems㸧࡟࡚ゎᯒࡋ㸪↓ṑ㢡ᶍᆺࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡢᕪศࢆ㐺ྜᛶ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓ㸬୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒᚋ㸪Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ࡟࡚᭷ពỈ‽5㸣࡛ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
8 ࡘࡢゅᗘ࡛㐀ᙧࡋࡓ⩏ṑᗋࡢ㐺ྜᛶࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪225°㸦0.0798㸧ࡀ࡝ࡢ௚ࡢ᮲௳࡜ẚ㍑
ࡋ࡚㸪᭷ព࡟ඃࢀࡓ㐺ྜᛶࢆ♧ࡋ㸪0°㸦0.1473㸧࡜ 180°㸦0.1456㸧ࡣ㸪᭷ព࡟㐺ྜࡀຎࡗ࡚࠸
ࡓ㸬㐀ᙧゅᗘࡀྠࡌഴᩳ࡛࠶ࡿヨᩱࡣ㏆ఝࡋࡓഴྥࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࢧ࣏࣮ࢺࡢ఩⨨㛵ಀࡀ㐺ྜ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 118 -

J-10
2 ḟ㔜ྜἲࡀ Additive Manufacturing ⏝ᶍᆺᮦᩱࡢᶵᲔⓗᛶ㉁࡟୚࠼ࡿᙳ㡪‫୍ۑ‬ᚿᜏኴ1㸪ℊ୰୍ᖹ2㸪㒔⠏ ᑛ2㸪ᇛᡞᐶྐ31⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫ་⛉ṑ⛉⥲ྜ⑓㝔୰ኸᢏᕤᐊ㸪 2⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫညྜಟ᚟Ꮫㅮᗙ᭷ᗋ⩏ṑᏛศ㔝㸪
3⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫညྜಟ᚟Ꮫㅮᗙ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝
Influence of second polymerization method on the mechanical properties of model material for
Additive ManufacturingIsshi K1㸪Hamanaka I2㸪Tsuzuki T2㸪Kido H3
1
Fukuoka Dental College Medical&Dental General Hospital Central Dental Laboratory
2
Division of Removable Prosthodontics㸪Fukuoka Dental College
3
Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
In recent years, working casts produced by Additive Manufacturing have been clinically applied. The Vat
Photopolymerization method is often used, but there are few reports on the type of light used for secondary
polymerization and its conditions. In this study, we report on the effect of secondary polymerization
conditions on the mechanical properties of working casts.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪Additive Manufacturing(AM ࡜␎ࡍ)࡟ࡼࡾ〇సࡋࡓసᴗ⏝ᶍᆺࡀ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬AM ࡟ࡣᵝࠎ࡞㐀ᙧ᪉ᘧࡀ࠶ࡿࡀ㸪Vat Photopolymerization ᪉ᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬Vat
Photopolymerization ᪉ᘧࡣ AM ᶵჾෆ࡛ࣞࢪࣥࡢ✚ᒙ࠾ࡼࡧ 1 ḟ㔜ྜࢆ⾜࠸㸪᭱⤊ⓗ࡟༟ୖᆺග
㔜ྜჾࢆ⏝࠸࡚ 2 ḟ㔜ྜࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2 ḟ㔜ྜ᫬࡟౑⏝ࡍࡿග※ࡢ✀㢮ࡸ㔜ྜ᮲௳࡞࡝ࡢሗ࿌ࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
AM ⏝ᶍᆺᮦᩱࡢ 2 ḟ㔜ྜἲࡢ㐪࠸ࡀᶵᲔⓗᛶ㉁࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲAMᶵჾ(BEGO Varseo‫ۑ‬R 3D Printer㸪ᰴᘧ఍♫࢔࢖࢟ࣕࢫࢺ)ࢆ౑⏝ࡋ࡚㸪64.0×10.0×3.3mmࡢ
୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂⏝ࡢヨᩱࢆ〇సࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪2ḟ㔜ྜ࡜ࡋ࡚㸪1㸧࢟ࢭࣀࣥ↷ᑕ4000ᅇࣇࣛࢵࢩࣗ㸦BEGO Otoflash‫ۑ‬R 㸪ᰴᘧ఍♫࢔࢖࢟ࣕࢫࢺ㸧㸦O࡜␎ࡍ㸧㸪
2㸧❅⣲࢞ࢫ⎔ቃୗ࢟ࢭࣀࣥ↷ᑕ4000ᅇࣇࣛࢵࢩࣗ㸦OG࡜␎㸧㸪
3㸧⺯ගⅉ↷ᑕ900⛊㸦3M™ Visio™ Beta Vario㸪3M♫㸧㸦V࡜␎ࡍ㸧㸪4㸧⺯ගⅉ↷ᑕ60⛊ᚋ㸪┿✵⎔ቃୗ⺯ගⅉ↷ᑕ840⛊㸦VV࡜␎ࡍ㸧㸪5㸧LED↷ᑕ180⛊㛫 㸦LED CURE Master‫ۑ‬R 㸪YAMAKINᰴᘧ఍♫㸧㸦L180࡜␎ࡍ㸧㸪
6㸧LED↷ᑕ360⛊㛫 㸦L360࡜␎ࡍ㸧㸪
7㸧LED↷ᑕ540⛊㛫 㸦L540࡜␎ࡍ㸧㸪8㸧LED↷ᑕ720⛊㛫 㸦L720࡜␎ࡍ㸧㸪
9㸧LED↷ᑕ900⛊㛫 㸦L900࡜␎ࡍ㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ᪋ࡋࡓ㸬ヨᩱᩘࡣྛ10ಶ࡜ࡋࡓ㸬
ヨ㦂ࡣ࣮࢜ࢺࢢࣛࣇ(AGD-J㸪ᓥὠ〇సᡤ)ࢆ⏝࠸㸪ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ: 5.0 mm / min࡟࡚୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࢆ⾜࠸㸪ẚ౛㝈࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉ㸦MPa㸧࠾ࡼࡧ᭤ࡆᙎᛶಀᩘ㸦GPa㸧ࢆồࡵࡓ㸬 ᐃ⤖ᯝࡣ㸪୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡜ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ(ࢳ࣮࣮ࣗ࢟ἲ㸪p =0.05)࡛⤫ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹẚ౛㝈࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉࡣ㸪L180㸪V㸪VV㸪OGӌO㸺L360㸺L540㸺L900㸺L720ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬᭤ࡆᙎᛶಀᩘࡣ㸪V㸺L180㸺VV㸺O㸪OGӌL360㸺L540㸪L720㸪L900ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬௨ୖࡢ஦࠿ࡽ㸪ග※࡜ࡋ࡚LEDࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓヨ㦂∦ࡀ᭷ព࡟㧗࠸⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬≉࡟ẚ౛㝈࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉ࠾ࡼࡧ᭤ࡆᙎᛶಀᩘ࡛ࡣ㸪LEDࢆ720⛊㛫↷ᑕࡍࡿࡶࡢࡀ᭱ࡶ᭷ព࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬୍⯡ⓗ࡟Ọஂኚᙧࢆ࠾ࡇࡋࡓᶍᆺࡣ⮫ᗋୖ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ọஂኚᙧࡢࡋࡸࡍࡉࡣ㸪ẚ౛㝈࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣẚ౛㝈࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉࢆィ ࡋࡓ㸬௒ᚋ㸪2ḟ㔜ྜ࡟ࡼࡿᑍἲ⢭ᗘ➼࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬- 119 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-11
3D ࣉࣜࣥࢱ࣮⏝ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪᮦᩱ࡜ษ๐ຍᕤᮦᩱࡢᡂᙧ⢭ᗘࡢ㐪࠸‫ۑ‬ຍ⸨⿱ᶞ㸪ୖ㔝㈗அ㸪⇃㇂▱ᘯᰴᘧ఍♫ࢪ࣮ࢩ࣮
Difference of dimensional accuracy between 3D-Printable Crown-Bridge material and milling material
Kato H㸪Ueno T㸪Kumagai T
GC Corporation
3D printing technology has been rapidly growing in digital dentistry. Various dental applications have been developed
and are being used in daily practice. GC developed 3D-Printable Crown and Bridge material, GC Temp PRINT, that isclinically used in Europe. The purpose of this study was to compare the dimensional accuracy of object manufactured
between printing and milling method. A crown made by GC Temp PRINT was more accurate compared to that made by
milling material due to the different fabrication process of processing equipment.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪ࢹࢪࢱࣝࢹࣥࢸ࢕ࢫࢺ࣮ࣜࡢⓎᒎࡣ┠ぬࡲࡋࡃ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞⑕౛࡛ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ຍᕤ≀ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺඛ࡜ࡋ࡚㸪ษ๐ຍᕤᮦᩱ࡛࡞ࡃ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮⏝ᮦᩱࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Model ࡸ Cast pattern ࡔࡅ࡛࡞ࡃḢ⡿࡛ࡣ Temporary restoration ࡸ Denture ࡞࡝ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢪ࣮ࢩ࣮࡛ࡣ㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࣮⏝ᮦᩱࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ඛ⾜ࡋ࡚ᾏእ࡟࡚ᬻ㛫ಟ᚟⏝ᮦᩱ࡛࠶ࡿ“GC Temp PRINT”ࡢ⮫ᗋ࡛ࡢᛂ⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ຍᕤ≀ࡢᡂᙧ⢭ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ษ๐ຍᕤ⿦⨨ࡣ 5 ㍈ຍᕤࡢ᥇⏝ࡸ⿦⨨ࡢᨵⰋ࡟ࡼࡾຍᕤ⢭ᗘࡣ┈ࠎྥୖࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡶゎീᗘࡢྥୖࡸ✚ᒙࣆࢵࢳࢆ⊃ࡃࡍࡿࡇ࡜࡛㐀ᙧ⢭ᗘࡢྥୖࡀ
ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧษ๐ຍᕤ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ᬻ㛫ಟ᚟⏝ᮦᩱࢆᡂᙧࡋࠊᡂ
ᙧࡋࡓ⿵⥛≀ࡢᙧ≧෌⌧ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲᮦᩱࡣ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟࡚ᡂᙧࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ GC Temp PRINT (GC)㸪ษ๐ຍᕤ⿦⨨࡛ᡂᙧࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚〇ရ A㸦PMMA 〇ࡢษ๐ຍᕤ⏝ࢹ࢕ࢫࢡ㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢᮦᩱࡶࢡࣛ࢘ࣥᙧ≧ࡢ⿵⥛≀ࢆタィࡋࡓ STL ࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚ᡂᙧࡋࡓ㸬GC Temp PRINT (GC)ࡣ Asiga MAX (ග※:385nm)ࢆ⏝࠸࡚㐀ᙧࡋ㸪ᮏ㔜ྜࡣ LABO Light
LV-Ϫࢆ⏝࠸࡚୧㠃 3 ศග↷ᑕࢆ⾜ࡗࡓ㸬PMMA 〇ࡢษ๐ຍᕤ⏝ࢹ࢕ࢫࢡ࡛࠶ࡿ〇ရ A ࡣ 5 ㍈ษ๐ຍᕤ⿦⨨(GM-1000, ᯇᾆᶵᲔ〇సᡤ)ࢆ⏝࠸࡚ຍᕤࡋࡓ㸬ຍᕤࡢ㝿ࡣࡑࢀࡒࢀ┤ᚄ 3mm㸪2 ੈ㸪㸯mm ࡢࣂ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ᡂᙧࡋࡓ⿵⥛≀ࡢညྜ㠃ഃࢆࢳࢱࣥࣃ࢘ࢲ࣮࡛ࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡋ㸪ATOS Capsule(GOM GmbH)ࢆ⏝࠸࡚⾲㠃ᙧ≧ࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࢆタィ⏝ࡢ STL ࢹ࣮ࢱ࡜⾲㠃ᙧ≧ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ᙧ≧ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⿦⨨ࢆ౑⏝ࡋࡓ㝿ࡢ⿵⥛≀ࡢᙧ≧෌⌧ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹᙧ≧ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡣᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ษ๐ຍᕤᮦᩱࡢ〇ရ A ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮⏝ᮦᩱࡢ GC Temp PRINT ࡢ᪉ࡀᙧ≧෌⌧ᛶࡣ㧗࠿ࡗࡓ㸬≉࡟ᑠ❐⿣⁁㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ〇ရ A ࡛
ࡣタィࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ 100ȣm ௨ୖㄗᕪࡀ
࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪GC Temp PRINT ࡣ኱ࡁࡃ࡚ࡶ
50ȣm ⛬ᗘࡢㄗᕪ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸬ษ๐ຍᕤ⿦⨨࡟࠾࠸࡚ຍᕤ⢭ᗘ࡟᭱ࡶᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ຍᕤ⏝ࡢࣂ࣮ࡢᙧ≧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬௒ᅇ౑⏝ࡋࡓࣂ࣮ࡢ࠺ࡕ᭱ᑠࡢࡶࡢ࡛ࡶ┤ᚄࡣ 1mm ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑠ❐⿣⁁㒊ࡢࡼ࠺࡞῝࠸㒊ศࡣ࿘ᅖࡶษ๐ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࣂ࣮ࡀ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࡎ࡟ຍᕤ⢭ᗘࡀపୗࡍࡿ㸬୍᪉㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡣタᐃࡋࡓ✚ᒙࣆࢵࢳࡈ࡜ࡢཌࡳ࡛ 1 ᒙࡎࡘ✚ᒙࡍࡿࡓࡵ㸪✚ᒙࣆࢵࢳࡀ┤᥋㐀ᙧ⢭ᗘ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠸࡚ࡣ㸪✚ᒙࣆࢵࢳࢆ 50ȣm ࡜ࡋ࡚ GC Temp PRINT ࢆ㐀ᙧࡋࡓࡓࡵ㸪ᙧ≧ࡢㄗᕪࡀ᭱኱࡛ࡶ 50ȣm ⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡓ㸬ࢹࢪࢱࣝࢹࣥࢸ࢕ࢫࢺ࣮ࣜࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺඛ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿษ๐ຍᕤ⿦⨨࡜ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟㛵ࡋ࡚㸪ྛ⿦⨨ࡢ௙ᵝ࡟ࡼࡾ⿵⥛≀ࡢᡂᙧ⢭ᗘࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬
GC Temp PRINT ࡣ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚⿵⥛≀ࡢᙧ≧࡟ᡂᙧࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ษ๐ຍᕤᮦᩱ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ඃࢀࡓ
ᙧ≧෌⌧ᛶࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐺ྜࡢⰋ࠸⿵⥛≀ࡢస〇ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 120 -

J-12▹ṇ἞⒪࡟⏝࠸ࡿ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ᮦᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲‫ۑ‬ຍ⸨᲍཭ 1,୰⣡἞ஂ 1,∦ᒸ᭷ 2,ᇼ⏣ᗣᘯ㸰,ᵐᏹኴ㑻 11᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉▹ṇᏛㅮᗙ, 2᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉ಖᏑᏛㅮᗙṑ⛉⌮ᕤᏛ㒊㛛Research on 3D printer materials used for orthodontic treatment
Kato R 1,Nakano H 1,Kataoka Y 2 ,Hotta Y 2 ,Maki K1
Department of Orthodentics, School of Dentistry, Showa University
Department of Conservative Dentistry, Division of Biomaterials and Engineering, School of
Dentistry,Showa University

1

2

In recent years, 3D printers have been widely used, and their use in the medical world is also being studied.
Asthe application of 3D printer in orthodontic dentistry, application to floor orthodontic devices, in particular
toHotz plate has been attempted. However, resin materials used in 3D printers include substances considered
to be harmful such as bisphenol A, and there is a concern that their use in infants and children in particular.
Oncethe biosafety and mechanical issues of the material are solved, the device can be made directly with a
3D printer.
Therefore, in this study, cytotoxicity tests and mechanical tests were performed on various commerciallyavailable 3D printer materials and prototyped domestic materials that do not contain harmful substances. We
have reported that we have obtained some clinical trials this time.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ,3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡣᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ,་⒪⏺࡟࠾࠸࡚ࡶ฼⏝ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ.▹ṇṑ⛉࡛ࡢ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚ࡣ,ᗋ▹ṇ⿦⨨࡬ࡢᛂ⏝,≉࡟ Hotz ᗋ࡞࡝ࡢ့ஙᗋ࡬ࡢᛂ⏝ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸
ࡿ.▹ṇ⿦⨨ࡢస〇ࡣ࢔ࣝࢪࢿ࣮ࢺࡸࢩࣜࢥ࣮ࣥࢦ࣒༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓᚋ,సᴗ⏝ᶍᆺࡢస〇ࢆ⾜࠸,ࡑࡢసᴗᶍᆺୖ࡟࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ.ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚,ࡑࡢᢏᕤ᧯సࢆせࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽ,༳㇟᥇ᚓᚋ࡟ࡍࡄ࡟▹ṇ⿦⨨ࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ.༳㇟᥇ᚓᚋ࡟ᝈ⪅ࢆ୍ᗘᖐᏯࡉࡏ,ᚋ᪥⿦⨨ࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿ.ࡲࡓࡶ࠺୍ࡘࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚,༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ,༳㇟᫬ࡢ჎ྤࡸ❅ᜥࡢ༴㝤ᛶࢆక࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ.၁㢡ཱྀ⵹⿣ඣ࡟࠾࠸࡚ࡣ,⏕ᚋ┤ᚋ࠿ࡽ့ங㞀ᐖࢆ㉳ࡇࡍࡓࡵ⾡๓㢡▹ṇ⿦⨨ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿ.ฟ⏕┤ᚋࡢᝈඣ࡟࡜ࡗ࡚,༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓࡣ≉࡟ᅔ㞴ࢆᴟࡵ,ࡲࡓࣜࢫࢡࡶ኱ࡁ࠸.ࡑࡇ࡛,༳㇟ᮦࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ගᏛ༳㇟࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ,3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚▹ṇ⿦⨨➼ࢆస〇࡛ࡁࢀࡤ⾡๓ࡢၥ㢟ࡀゎỴࡉࢀ,་⒪ຠ⋡࡜་⒪Ᏻ඲ࡀྥୖࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓ.
ࡋ࠿ࡋ,⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿග◳໬ᛶᶞ⬡࡟ࡣࣅࢫࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ A,࢔ࣥࢳࣔࣥ,࢖ࢯࢩ࢔ࢿ࣮ࢺ➼ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࡀྵࡲࢀ,≉࡟ஙᗂඣ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ༴᝹ࡉࢀࡿ.ᮦᩱࡢ⏕యᏳ඲ᛶࡸຊᏛⓗၥ㢟ࡀゎỴࡉࢀࢀࡤ,3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟࡚⿦⨨ࡀ┤᥋స〇ྍ⬟࡟࡞ࡿ.ࡑࡇ࡛,ᮏ◊✲ࡣ,⌧ᅾᕷ㈍ࡉࢀࡿᵝࠎ࡞ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ᮦᩱ࡜᭷ᐖ࡜ࡉࢀࡿ≀㉁ࢆྵࡲ࡞࠸ヨసᅜ⏘ᮦᩱ࡟ᑐࡋ࡚,⣽⬊ẘᛶヨ㦂,ຊᏛⓗヨ㦂ࢆ⾜࠸,့ஙᗋ➼ᗋ▹ṇ⿦⨨࡟㐺ࡍࡿᮦᩱ࠿࡝࠺࠿ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ࠾ࡼࡧヨᩱ⌧ᅾᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ᮦᩱ6✀㢮࡜,ヨసᅜ⏘ࣂ࢖࢜ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ㸸௨ୗEBRࡢィ
7✀㢮ࢆ⏝࠸,㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾(SEM)࡟ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᩓᆺศගἲ࡟ࡼࡿඖ⣲ศᯒ,⣽⬊ẘᛶヨ㦂,ຊᏛⓗヨ㦂,⤫ィᏛⓗฎ⌮ࢆ⾜࡞ࡗࡓ.ᑐ㇟ヨᩱ࡜ࡋ࡚,࣮࢜ࢯࢡࣜࢫࢱࣝ㸸௨ୗORࢆ⏝࠸ࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾(SEM)࡟ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᩓᆺศගἲ࡟ࡼࡿ⾲㠃ᛶ≧ࡢᢕᥱ,ඖ⣲ศᯒ࡟࠾࠸࡚,ྛࠎࡢᮦᩱࡢ⾲㠃ᛶ≧࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀ,␗࡞ࡿඖ⣲ᡂศࢆ᭷ࡋࡓ.⌮ᕤᏛⓗヨ㦂࡟࠾࠸࡚,OR࡜ẚ㍑
ࡋ࡚EBRࡣ௚ࡢ6✀㢮ࡢᮦᩱ࡜ྠ➼ࡢᙉᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ.ࡋ࠿ࡋ,྾Ỉ㔞ࡀከ࠸࡞࡝྾Ỉᛶ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ.
⤖ㄽ࡜ࡋ࡚,௒ᅇ⏝࠸ࡓ඲࡚ࡢ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ᮦᩱ࡟࠾࠸࡚⌮ᕤᏛⓗ࡟့ஙᗋ➼▹ṇ⿦⨨࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞ᙉᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ.EBR࡟࠾࠸࡚ࡣᑗ᮶ⓗ࡟3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡟࡚┤᥋ཱྀ⭍ෆ࡟ᛂ⏝ྍ⬟࡞⿦⨨ࡢస〇ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾࠊ⏕యᏳ඲ᛶ࡟␃ពࡋ,≀ᛶࡢᨵၿࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.
- 121 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-13
ྀ⏕㔞ࡀගᏛ༳㇟᥇ᚓࡢ෌⌧ᛶ࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲1ྀ⏕㔞ࡀගᏛ༳㇟᥇ᚓࡢ෌⌧ᛶ࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲‫ۑ‬ᴮ୪⿱⨾Ꮚ㸪␭⏣୍ὒ2,ᐩ⏣ౡᕼ1㸪㣤ᔱ㞞ᘯ111㸪␭⏣୍ὒ22,ᐩ⏣ౡᕼ11㸪㣤ᔱ㞞ᘯ1
1
1‫ۑ‬ᴮ୪⿱⨾Ꮚ໭ᾏ㐨་⒪኱ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᵓ㐀࣭ᶵ⬟Ⓨ⫱Ꮫ⣔ṑ⛉▹ṇᏛศ㔝,112໭ᾏ㐨་⒪኱ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᵓ㐀࣭ᶵ⬟Ⓨ⫱Ꮫ⣔ṑ⛉▹ṇᏛศ㔝,໭ᾏ㐨་⒪኱ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ᚟࣭෌ᘓᏛ⣔ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ㔝22໭ᾏ㐨་⒪኱ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ᚟࣭෌ᘓᏛ⣔ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ㔝Precision of digital models generated by intraoral scanning in various cases
Precision1 of digital models
generated by intraoral scanning in various cases
Enami Y 㸪Hikita K2㸪Tomita Y1㸪Iijima M1
1
22
1
1
K 㸪Tomitaand
Y11㸪Iijima
M11 Orthopedics 㸪 Department of Oral Growth andEnami
Y 㸪Hikita
Divisionof Orthodontics
Dentofacial
1
1Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 㸪 Department of Oral Growth andDevelopment,
2Development,
Division of Digital Dentistry㸪Department of Oral Rehabilitation㸪School of Dentistry㸪 Health22Division of Digital Dentistry㸪Department of Oral Rehabilitation㸪School of Dentistry㸪 Health
Sciences University of Hokkaido
Sciences
Universityof Hokkaido
Thepurposeof this study
was to examine the effect of crowding on precision of the optical impression
The
purpose
of
this
study
was to examine
the effectof crowding
precisionof B:
the4opticalusing intraoral scanner by classifying
the degreeof crowding
as A: 0onmm
to 4 mm,
mm to impression
8 mm, andusing
intraoral
scannerbyclassifying
thedegreeofcrowding
as
A:
0
mm
to
4
mm,
B:
4
mm
to
mm, and
C: over 8 mm (arch length discrepancy). The results showed that the higher the crowding of the8dentition,
C:
over
8
mm
(arch
lengthdiscrepancy).
The
results
showedthatthehigherthecrowdingofthedentition,
the lower the precision, suggesting that crowding affects the precision of data of intraoral scanner.
the lower the precision, suggesting that crowding affects the precision of data of intraoral scanner.
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ,▹ṇศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶගᏛ༳㇟ࡢᑟධࡀ㐍ࡳ,ᝈ⪅ࡢṑิࢆ┤᥋ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿཱྀ⭍㏆ᖺ,▹ṇศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶගᏛ༳㇟ࡢᑟධࡀ㐍ࡳ,ᝈ⪅ࡢṑิࢆ┤᥋ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡀ㛤Ⓨࡉࢀ,ᚑ᮶ࡢ࢔ࢼࣟࢢࡢᡭ㡰ࢆ㋃ࡴࡇ࡜࡞ࡃࢹࢪࢱࣝṑิᶍᆺࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼෆࢫ࢟ࣕࢼࡀ㛤Ⓨࡉࢀ,ᚑ᮶ࡢ࢔ࢼࣟࢢࡢᡭ㡰ࢆ㋃ࡴࡇ࡜࡞ࡃࢹࢪࢱࣝṑิᶍᆺࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ.ࡋ࠿ࡋࠊගᏛ༳㇟ἲ࡟࠾࠸ཱྀ࡚⭍ෆ࡛ࡢィ ᡭ㡰,ࢫ࢟ࣕࢼࢳࢵࣉࡢṑิ࡬ࡢᙜ࡚᪉,࠺࡟࡞ࡗࡓ.ࡋ࠿ࡋࠊ
ගᏛ༳㇟ἲ࡟࠾࠸ཱྀ࡚⭍ෆ࡛ࡢィ ᡭ㡰,ࢫ࢟ࣕࢼࢳࢵࣉࡢṑิ࡬ࡢᙜ࡚᪉,ཱྀ⭍ෆ⎔ቃ࡞࡝ࡀ෌⌧ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ.≉࡟㔜ᗘࡢྀ⏕࡛ࡣ,」ᩘᅇࡢィࢆᚲせཱྀ⭍ෆ⎔ቃ࡞࡝ࡀ෌⌧ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ.≉࡟㔜ᗘࡢྀ⏕࡛ࡣ,」ᩘᅇࡢィࢆᚲせ࡜ࡋ,෌⌧ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.ᮏ◊✲࡛ࡣ,ྀ⏕ࡢ⛬ᗘࢆศ㢮ࡋ,ṑิࡢྀ⏕ࡢ࡜ࡋ,෌⌧ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.ᮏ◊✲࡛ࡣ,ྀ⏕ࡢ⛬ᗘࢆศ㢮ࡋ,ṑิࡢྀ⏕ࡢ⛬ᗘࡀගᏛ༳㇟ἲࡢ෌⌧ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ.
⛬ᗘࡀගᏛ༳㇟ἲࡢ෌⌧ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫṑ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡ▹ṇṑ⛉ࢆཷデࡋࡓᝈ⪅ࡢ࠺ࡕ,ୖୗ㢡࡜ࡶ࡟ A:㍍ᗘ(0mm㹼໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫṑ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡ▹ṇṑ⛉ࢆཷデࡋࡓᝈ⪅ࡢ࠺ࡕ,ୖୗ㢡࡜ࡶ࡟
A:㍍ᗘ(0mm㹼
4mm),B:୰⛬ᗘ(4mm㹼8mm),C:㔜ᗘ(8mm௨ୖ)ࡢ࢔࣮ࢳࣞࣥࢢࢫࢹ࢕ࢫࢡࣞࣃࣥࢩ࣮(A.L.D.)ࢆ᭷
4mm),B:୰⛬ᗘ(4mm㹼8mm),C:㔜ᗘ(8mm௨ୖ)ࡢ࢔࣮ࢳࣞࣥࢢࢫࢹ࢕ࢫࢡࣞࣃࣥࢩ࣮(A.L.D.)ࢆ᭷
ࡍࡿ㸱ྡࢆ㑅ᢥࡋࡓ.ึデ᫬ࡢᝈ⪅ࡢཱྀ⭍ෆ࡟࠾࠸࡚,࢔ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡍࡿ㸱ྡࢆ㑅ᢥࡋࡓ.ึデ᫬ࡢᝈ⪅ࡢཱྀ⭍ෆ࡟࠾࠸࡚,࢔ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸,㉸◳▼⭯࡟࡚ᇶ‽ᶍᆺࢆᡂᙧࡋࡓ.㠀᥋ゐගᏛᘧ୕ḟඖࢫ࢟ࣕࢼ(ATOS Capsule)ࢆ⏝࠸࡚ᇶ‽࠸,㉸◳▼⭯࡟࡚ᇶ‽ᶍᆺࢆᡂᙧࡋࡓ.㠀᥋ゐගᏛᘧ୕ḟඖࢫ࢟ࣕࢼ(ATOS
Capsule)ࢆ⏝࠸࡚ᇶ‽ᶍᆺࡢィ ࢆ⾜࠸,ࢹࢪࢱࣝᇶ‽ࢹ࣮ࢱ(STD-A,B,C)ࢆྲྀᚓࡋࡓ.ࡉࡽ࡟,ᇶ‽ᶍᆺࢆࣇ࢓ࣥࢺ࣒ᶍᆺࡢィࢆ⾜࠸,ࢹࢪࢱࣝᇶ‽ࢹ࣮ࢱ(STD-A,B,C)ࢆྲྀᚓࡋࡓ.ࡉࡽ࡟,ᇶ‽ᶍᆺࢆࣇ࢓ࣥࢺ࣒
(DR-11,ࣔࣜࢱ)࡟⿦╔ࡋ,ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ(TRIOS㸱,㸱Shape)ࢆ⏝࠸࡚ィ ࢆ⾜ࡗࡓ.୍ேࡢィ(DR-11,ࣔࣜࢱ)࡟⿦╔ࡋ,ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ(TRIOS㸱,㸱Shape)ࢆ⏝࠸࡚ィࢆ⾜ࡗࡓ.୍ேࡢィ⪅ࡀྠࡌ᧜ᙳᡭ㡰࠾ࡼࡧ᮲௳࡛,㸯ࡘࡢᶍᆺ࡟ᑐࡋ㸱ᅇィ ࢆ⾜࠸ ,ࢹࢪࢱ
ࣝ STL ࢹ࣮ ࢱ⪅ࡀྠࡌ᧜ᙳᡭ㡰࠾ࡼࡧ᮲௳࡛,㸯ࡘࡢᶍᆺ࡟ᑐࡋ㸱ᅇィࢆ⾜࠸,ࢹࢪࢱࣝ STL ࢹ࣮ ࢱ
(STL-A,B,C)ࢆྲྀᚓࡋࡓ.STD ࡜ STL ࡟ࡘ࠸࡚ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸ゎᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ.ညྜ㠃ࢆᇶ‽(STL-A,B,C)ࢆྲྀᚓࡋࡓ.STD
࡜STL࡟ࡘ࠸࡚ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸ゎᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ.ညྜ㠃ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲࢆ⏝࠸,STD ࡜ STL ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ.チᐜබᕪࢆs0.05mm ࡟タᐃࡋ,2 ࡘࡢ࡜ࡋࡓ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲࢆ⏝࠸,STD
࡜ STL ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ.チᐜබᕪࢆs0.05mm ࡟タᐃࡋ,2 ࡘࡢࢹ࣮ࢱࡢ୍⮴ࡋࡓ㡿ᇦࡢ⾲㠃✚ࢆ,඲⾲㠃✚࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ࡜ࡋ࡚ồࡵ,ࡇࢀࢆ୍⮴⋡࡜ࡋࡓ.ࢢࣝ
ࢹ࣮ࢱࡢ୍⮴ࡋࡓ㡿ᇦࡢ⾲㠃✚ࢆ,඲⾲㠃✚࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ࡜ࡋ࡚ồࡵ,ࡇࢀࢆ୍⮴⋡࡜ࡋࡓ.ࢢࣝ
࣮ࣉࡈ࡜࡟㸱ᅇゎᯒࢆ⾜࠸,ࡇࢀ࡟ࡼࡾồࡵࡓ୍⮴⋡ࡢᖹᆒ್ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ෌⌧ᛶ࡜ࡋࡓ.ࡲࡓ,࣮ࣉࡈ࡜࡟㸱ᅇゎᯒࢆ⾜࠸,ࡇࢀ࡟ࡼࡾồࡵࡓ୍⮴⋡ࡢᖹᆒ್ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ෌⌧ᛶ࡜ࡋࡓ.ࡲࡓ,ṑิࢹ࣮ࢱࢆୖୗ㢡࡜ࡶ࡟ྑഃ⮻ṑ㒊,๓ṑ㒊,ᕥഃ⮻ṑ㒊࡟ศ๭ࡋ,ྛࣈࣟࢵࢡࡢ୍⮴⋡ࢆ⟬ฟṑิࢹ࣮ࢱࢆୖୗ㢡࡜ࡶ࡟ྑഃ⮻ṑ㒊,๓ṑ㒊,ᕥഃ⮻ṑ㒊࡟ศ๭ࡋ,ྛࣈࣟࢵࢡࡢ୍⮴⋡ࢆ⟬ฟࡋࡓ.୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡜ Bonferroni ἲࢆ⏝࠸࡚⤫ィⓗ࡟ẚ㍑ࡋࡓ.
ࡋࡓ.୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡜
Bonferroni ἲࢆ⏝࠸࡚⤫ィⓗ࡟ẚ㍑ࡋࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹୗ㢡࡟࠾࠸࡚ࡣ,ྀ⏕ࡢ⛬ᗘࡀᙉ࠸࡯࡝୍⮴⋡ࡀపࡃ,A-B 㛫࠾ࡼࡧ A-C 㛫࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵ
ୗ㢡࡟࠾࠸࡚ࡣ,ྀ⏕ࡢ⛬ᗘࡀᙉ࠸࡯࡝୍⮴⋡ࡀపࡃ,A-B 㛫࠾ࡼࡧ A-C 㛫࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,ගᏛ༳㇟࡟࠾࠸࡚ṑิࡢྀ⏕ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝෌⌧ᛶࡀపࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽ
ࡽࢀࡓ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,ගᏛ༳㇟࡟࠾࠸࡚ṑิࡢྀ⏕ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝෌⌧ᛶࡀపࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓ.୍᪉,ୖ㢡࡛ࡣ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ,ୗ㢡࡜ྠᵝ࡟ྀ⏕ࡢ⛬ᗘ࡟཯ẚ౛ࡋ୍࡚
ࢀࡓ.୍᪉,ୖ㢡࡛ࡣ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ,ୗ㢡࡜ྠᵝ࡟ྀ⏕ࡢ⛬ᗘ࡟཯ẚ౛ࡋ୍࡚⮴⋡ࡀపࡃ෌⌧ᛶࡀప࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ୖ㢡࡜ୗ㢡ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ,ୖ㢡ࡣṑෙᖜᚄࡀ኱ࡁ࠸
⮴⋡ࡀపࡃ෌⌧ᛶࡀప࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ୖ㢡࡜ୗ㢡ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ,ୖ㢡ࡣṑෙᖜᚄࡀ኱ࡁ࠸
ࡓࡵ,ྠࡌྀ⏕㔞࡛࠶ࢀࡤィ ࢆ⾜࠺㝿,Ṛゅ࡜࡞ࡿ㡿ᇦࡀᑠࡉ࠸.ࡇࡢࡇ࡜ࡀ㉳ᅉࡋ࡚,ୖ㢡࡟ࡣࡓࡵ,ྠࡌྀ⏕㔞࡛࠶ࢀࡤィࢆ⾜࠺㝿,Ṛゅ࡜࡞ࡿ㡿ᇦࡀᑠࡉ࠸.ࡇࡢࡇ࡜ࡀ㉳ᅉࡋ࡚,ୖ㢡࡟ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.ࣈࣟࢵࢡ୍ู⮴⋡ࡢẚ㍑࡛ࡣୗ㢡ࡢྑഃ⮻ṑ㒊࡜๓ṑ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.ࣈࣟࢵࢡ୍ู⮴⋡ࡢẚ㍑࡛ࡣୗ㢡ࡢྑഃ⮻ṑ㒊࡜๓ṑ㒊࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ୖ㢡࡛ࡣ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀྑഃ⮻ṑ㒊࡜๓ṑ㒊ࡢ୍㒊࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ୖ㢡࡛ࡣ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀྑഃ⮻ṑ㒊࡜๓ṑ㒊ࡢ୍⮴⋡࡟ࡤࡽࡘࡁࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡢィ ࢹ࣮ࢱࡣᑠࡉ࡞⏬ീࡢ㔜ࡡྜࢃࡏฎ⌮ࢆ⾜⮴⋡࡟ࡤࡽࡘࡁࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡢィࢹ࣮ࢱࡣᑠࡉ࡞⏬ീࡢ㔜ࡡྜࢃࡏฎ⌮ࢆ⾜࠺஦࡟ࡼࡾ඲యᙧ≧ࢆᵓ⠏ࡍࡿ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,ィ 㛤ጞ௜㏆ࡼࡾᚎࠎ࡟ㄗᕪࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵ,ィ࠺஦࡟ࡼࡾ඲యᙧ≧ࢆᵓ⠏ࡍࡿ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,ィ㛤ጞ௜㏆ࡼࡾᚎࠎ࡟ㄗᕪࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵ,ィ㛤ጞ㒊఩ࡢ཯ᑐഃ࡛࠶ࡿྑഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ.ࡲࡓ,๓ṑ㒊࡛ࡣ⮻ṑ㒊࡜㛤ጞ㒊఩ࡢ཯ᑐഃ࡛࠶ࡿྑഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ.ࡲࡓ,๓ṑ㒊࡛ࡣ⮻ṑ㒊࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᙧែࡀ༢㡰࡛࠶ࡾ≉ᚩࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࡀ㞴ࡋࡃ,๓ṑ㒊࡛ࡣṑิᘪࡀẚ㍑ࡋ࡚ᙧែࡀ༢㡰࡛࠶ࡾ≉ᚩࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࡀ㞴ࡋࡃ,๓ṑ㒊࡛ࡣṑิᘪࡀ‴᭤ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ.ᮏ◊✲ࡼࡾ,ྀ⏕㔞ࡣཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡢ෌⌧ᛶ࡟ᙳ‴᭤ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵㄗᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ.ᮏ◊✲ࡼࡾ,ྀ⏕㔞ࡣཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡢ෌⌧ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓ.ᮏ◊✲ࡣ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚࠾ࡾࡲࡍ,(ᢎㄆ␒ྕ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓ.ᮏ◊✲ࡣ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚࠾ࡾࡲࡍ,(ᢎㄆ␒ྕ➨142 ྕ)➨ 142 ྕ)Vol.9, No.2, 2019

- 122 -

J-14࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀స〇࡟࠾ࡅࡿ Intra and Extra Oral Scanning Techniqueࡢ᭷⏝ᛶ‫ ⏣୕ۑ‬බ㯢1㸪ᏳἼ ♩அ1㸪ᮏ⏣ ぬ2㸪ᒸ⏣ 㯞ᕼ2㸪ᯇ㷂 㐩ဢ3㸪ᯇୗ ᜤஅ1㸪ྂ㇂㔝 ₩11஑ᕞ኱Ꮫ ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ࣭⩏ṑ⿵⥛Ꮫศ㔝 2 ஑ᕞ኱Ꮫ⑓㝔 ་⒪ᢏ⾡㒊 ṑ⛉㒊㛛 ṑ⛉ᢏᕤᐊ
3஑ᕞ኱Ꮫ ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
Usefulness of intra and extra oral scanning technique to transfer the subgingival contour of provisional
prosthesis to final prosthesis
Sanda K1㸪Yasunami N1㸪Honda S2㸪Okada M2㸪Matsuzaki T3㸪Matsushita Y1㸪Koyano K1
1
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu University
2
Department of Medical Technology Dental Laboratory, Kyushu University Hospital3
Section of Fixed Prosthodontics, Kyushu University
The shape of the subgingival contours of implant-supported restorations and pontics is important foresthetics and cleanability. However, when we try to transfer the subgingival contour of the gum adjusted by
the provisional prosthesis, it is not easy to scan the accurate shape of the gum as it collapses into the space.
Sasada et al. reported the new method of intra-and-extra oral scanning technique (IEOS) to transfer thesubgingival contours of the provisional prosthesis to the final prosthesis. Then we compared theconventional method (using custom impression coping) and IEOS.
Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࢆ㛗ᮇⓗ࡟Ᏻᐃࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ࿘ᅖࡢࢧࣈࢪࣥࢪࣂࣝ࢝ࣥࢺࢗ࢔ࡸ࣏
ࣥࢸ࢕ࢵࢡ㒊఩ࡢᙧែࡣ㸪Ύᤲᛶࡸᑂ⨾࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚⢓⭷ᙧែࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢస〇ࢆ⾜࠺㝿㸪⢓⭷ᙧែࡣᬻ㛫⿵⥛⿦⨨࡟ࡼࡿᅽ㏕ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡍࡄ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬ᚑ᮶ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⢓⭷ᙧែࢆṇ☜࡟෌⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟࢝ࢫ
ࢱ࣒࢖ࣥࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬୍᪉࡛㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮
(Intraoral scanner㸸IOS)ࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠺ሙྜ㸪࢝ࢫࢱ࣒࢖ࣥࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢥ࣮ࣆࣥࢢ
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆእࡋ㸪⢓⭷ᙧែࡀྍཬⓗ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺๓࡟⢓⭷ࡢ᝟ሗࢆࢫ࢟ࣕࣥࡍࡿ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᡭἲ࡛ࡣṇ☜࡟⢓⭷ᙧែࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ᩚ࠼ࡽࢀࡓ⢓⭷ᙧែࡀ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀⿦╔᫬࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪Sasada ࡽࡣࡇࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆཱྀ⭍ෆ࡟⿦╔ࡋ࡚ࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆཱྀ⭍እ࡛ࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛⢓ ⭷ ୗ ᙧ ែ ࢆ ᭱ ⤊ ୖ 㒊 ᵓ 㐀 ࡟ ࢺ ࣛ ࣥ ࢫ ࣇ ࢓ ࣮ ࡍ ࡿ ᪉ ἲ 㸦 Intra and Extra Oral Scanning
Technique㸸IEOS㸧ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ 1)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪IEOS ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘṇ☜࡟⢓⭷ୗᙧែࢆࢺࣛࣥࢫࣇ࢓
࣮࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ IOS ࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀స〇᫬ࡢ⢓⭷ୗᙧែ࡟ᑐࡍࡿ IEOS ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲ༢ෙ⑕౛࡜ࡋ࡚44ࡢ఩⨨࡟࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ㸦Straumann BL, RC, ȭ 4.1, 10mm㸧ࡀ1ᮏᇙධࡉࢀ
ࡓṑ⫗௜ࡁ㢡ᶍᆺ㸦P9-IMP6-1㸪ࢽࢵࢩࣥ㸪ி㒔㸧㸪ࣈࣜࢵࢪ⑕౛࡜ࡋ࡚32,34ࡢ఩⨨࡟࢖ࣥࣉࣛ
ࣥࢺయ㸦Straumann BL, RC, ȭ 4.1, 10mm㸧ࡀᇙධࡉࢀࡓṑ⫗௜ࡁ㢡ᶍᆺ㸦P9-X.1133㸪ࢽࢵࢩࣥ㸪ி㒔㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᶍᆺ࠿ࡽᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆస〇ᚋ㸪ᚑ᮶ἲ࠾ࡼࡧIEOS࡟ࡼࡗ࡚᭱
⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆస〇ࡋࡓ㸬స〇ࡋࡓ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀࠾ࡼࡧᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆIOS㸦TRIOS3, 3Shape,
Copenhagen, Denmark㸧࡟࡚ගᏛ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪ᙧែィ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸦PolyWorks Inspector,
Innovmetric software, Quebec, Canada㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⢓⭷ୗᙧែࡢኚ఩㔞ࢆィ ࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ㸪T᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚⤫ィゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ༢ෙ⑕౛࠾ࡼࡧࣈࣜࢵࢪ⑕౛࡟࠾࠸࡚㸪ᚑ᮶ἲ࡜ IEOS ࡟ࡼࡗ࡚స〇ࡋࡓ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿ⢓⭷ୗᙧែࡣ㸪ᚑ᮶ἲ࡟ẚ࡭ IEOS ࡛స〇ࡋࡓ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢ᪉ࡀ㸪᭷ព࡟෌⌧ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪IOS ࢆ⏝࠸࡚᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆస〇ࡍࡿ㝿㸪ᚑ᮶ἲࡼࡾࡶ IEOS ࢆ⏝࠸࡚᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆస〇ࡋࡓ᪉ࡀ⢓⭷ୗᙧែࢆṇ☜࡟ࢺࣛࣥࢫࣇ࢓࣮࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
1) Yuya Sasada, Guy Huynh-Ba, Eiji Funakoshi. Transferring subgingival contours around implants andthe intaglio surface of the pontic to definitive digital casts by using an intraoral scanner: A technique.
Journal of Prosthetic Dentistry.2019.04.008- 123 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-15
ᅾᏯ་⒪࡟࠾ࡅࡿ 3D ࢫ࢟ࣕࢼ࡜ᪧ⩏ṑά⏝࡟ࡼࡿࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢ⑕౛
‫⃝℧ۑ‬༟ஓ1㸪Ⳣཎඞᙪ2㸪⎩⏕༤ఛ3㸪ᮎ℩୍ᙪ41⚄அᮌṑ⛉་㝔,2᭷㝈఍♫ࢣ࢖࢚ࢫࢹࣥࢱࣝ,3 ᰴᘧ఍♫ࢹ࣮ࢱ㺃ࢹࢨ࢖ࣥ,4 ኱㜰ṑ⛉኱ᏛThe case report of the duplicate denture by 3D scanner and the old denture practical use in a homehealthcare
Takizawa T1㸪Sugawara K2㸪Uryu H3 ,Suese K4
1)
Kaminoki Dental Clinic, 2)K.S. dental laboratory 3)Data Design Co., Ltd.4)Osaka Dental Univ.
The Number of house-call dental treatment for elderly patients who spent time recuperating has been increasingalong with accelerating Japan’s aging society. There are many issues that accompany this practice, such as low
reserving capacity, progressing dementia, and the risk of sudden worsening of patient condition during period of
manufacturing new prosthodontics. Considering these factors, it is meaningful to use a 3D scanner to quickly
and accurately obtain the patient’s current denture shape and allow for adjustments while reducing the patient’s
burden. Here we report on a case where duplicate dentures were made via this method of obtaining theprosthodontic shape quickly and accurately via 3D scanner.
Ϩ㸬┠ⓗ㉸㧗㱋໬♫఍ࡢຍ㏿࡟క࠸ᅾᏯ࡛⒪㣴⏕άࢆ㏦ࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢゼၥṑ⛉἞⒪ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ.ᝈ
⪅࡟ࡣணഛຊࡢపୗࡸㄆ▱⑕ࡢ㐍⾜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ᪉ࡶ࠾ࡽࢀ,᪂⩏ṑࡢ〇స㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣయㄪᛴኚ
ࡢࣜࢫࢡࡸ༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡞࠸࡞࡝ၥ㢟ࡶከ࠸.ࡲࡓ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⩏ṑ⿬⿦ᮦࡣཱྀ⭍ෆ࡛ࡢಖᣢ
᫬㛫ࡀ㛗ࡃ,ရ㉁ຎ໬ࡀ᪩࠸ࡓࡵ⩏ṑࡢ⾨⏕≧ែࢆಖᣢࡍࡿ࡟ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ.ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ౑࠸័ࢀࡓ⩏ṑࡸㄪᩚࢆ⤊࠼ࡓ⩏ṑࢆཱྀ⭍እ࡛ 3D ࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸࡚㎿㏿࡟,㧗⢭ᗘ࡛,ᝈ⪅ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉ
ࡏ࡞ࡀࡽ⿵⥛ᙧ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡿ.ࡉࡽ࡟ṑ⛉ᢏᕤኈࡢసᴗࣉࣟࢭࢫࡢ๐ῶ,ឤᰁࣜࢫࢡࡢ㍍ῶ,᏶ᡂᙧ≧ࢹ࣮ࢱಖᏑ࡟ࡼࡗ࡚௓ㆤ᪋タࡸ⑓㝔࡛ࡢ⩏ṑ⣮ኻ᫬ࡸ⿕⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡶ▷᫬㛫࡛⿵⥛⿦⨨ࡢ෌〇సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ.ࡑࡇ࡛௒ᅇ,ᐇ㝿࡟ᝈ⪅ࡢ౑⏝ࡍࡿᪧ⩏ṑ࡜ 3D ࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸࡚,ࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ〇సࡋࡓ⑕౛࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ.
ϩ㸬᪉ἲᝈ⪅ࡣ88ṓࡢዪᛶ࡛,⬻᱾ሰ࡟ࡼࡿྑ༙㌟㯞⑷ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.඲㌟≧ែࡣ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘᐷࡓࡁࡾ
ᗘB2,ㄆ▱⑕⏕ά⮬❧ᗘ2b࡛,ṑ⛉἞⒪࡟࠾࠸࡚ୖ㢡⩏ṑࡀእࢀࡿ࡜ࡢ୺ッ࡛ デ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓ.᪂⩏ṑ〇సᚋࡋࡤࡽࡃࡣⰋዲ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀୖ㢡⩏ṑࡀ⦆ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡢッ࠼ࡀᗘࠎ࠶ࡾࡑࡢ㒔ᗘ,㌾㉁⿬⿦ᮦ࡟࡚ㄪᩚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ.㌾㉁⿬⿦ᮦࡢຎ໬ࡸࡑࢀ࡟క࠺⩏ṑᛶࣉ࣮ࣛࢡࡢ㝖ཤ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡿࡇ࡜,௒ᚋ⑓≧ࡀ㐍⾜ࡋࡓ᫬࡟,⢓⭷㠃ࡢㄪᩚࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆぢᤣ࠼,౑⏝୰ࡢ⩏ṑࡢಟṇ࠾ࡼࡧㄪᩚࢆ⾜࠸,Ⰻዲ࡞㐺ྜᛶ࠾ࡼࡧညྜ㛵ಀࡀᚓࡽࢀࡓ⩏ṑࢆ3Dࢫ࢟ࣕࢼ(Artec♫〇SpaceSpider)ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ.ᙧ≧ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓᚋ,ࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࢆ⦅㞟ࡋ,CAMࢯࣇࢺ࢙࢘࢔(Vero♫〇
WorkNCDental)࡟࡚₇⟬ᚋ,ṑ⛉⏝࣑ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ(DGSHAPE♫〇DWX-52D)࡟࡚ษ๐ຍᕤࢆ⾜ࡗࡓ.౑⏝ᮦᩱࡣ⩏ṑᗋ⏝࢔ࢡࣜࣝࣞࢪࣥ(ṑ⫗㒊)࣋࢖ࢩࢫࣇ࣮ࣟϩմLF PINK(ᒣඵṑᮦᕤᴗᰴᘧ఍♫〇)࡜ṑෙ㒊⏝࢔ࢡࣜࣝࣞࢪࣥ ࢪ࣮ࢩ࣮ࣉࣟ࢟ࣕࢫࢺDSP A2(ᰴᘧ఍♫ࢪ࣮ࢩ࣮♫〇)ࢆ౑⏝ࡋ,ࢹࣥࢳ࣮ࣕ
࣮࣋ࢫษ๐᫬㛫▷⦰࢟ࢵࢺ(DGSHAPE♫〇CA-DK1)࡟࡚2ᒙᘧࡢࢹ࢕ࢫࢡࢆ〇సࡋࡓ.ษ๐ຍᕤᚋࡣ㏻ἲ
࡟࡚ᙧែಟṇ,◊☻ࢆ⾜࠸,ࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ⿦╔ᚋࡢࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢ౑⏝ឤࡣᪧ⩏ṑ࡜ẚ࡭࡚≉࡟ၥ㢟ࡶ࡞ࡃ,ᗋᙧែ,ညྜࡢ෌⌧ᛶࡸ㐺ྜࡶⰋዲ࡛,Ⰽㄪཬࡧ,ᑂ⨾ⓗせ⣲࡟ࡣၥ㢟ࡀṧࡿࡶࡢࡢᝈ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡶ㧗࠿ࡗࡓ.ᅾᏯࡢ⌧ሙ࡛ࡣ,ཱྀ⭍ෆࡢ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡸ᪂⩏ṑ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸せ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡀከࡃ,⩏ṑ〇సࡢ㐣⛬࡟࠾
࠸࡚ᚑ᮶㏻ࡾࡢᗋᙧែࡸညྜࡸᑂ⨾ᛶࡢ⩏ṑࡢᴫᛕࢆ༑ศ‶㊊ࡉࡏࡿ⑕౛ࡣᑡ࡞࠸.ᝈ⪅࡟⢭⚄ⓗࠊ⫗యⓗ࡞㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡋ,౑࠸័ࢀࡓ⩏ṑࡢ኱ࡁࡉࡸᙧែ,ညྜ㛵ಀࢆᏳ඲࡟㎿㏿࡟෌⌧࡛ࡁࡿ 3D ࢫ࢟ࣕࢼ࠾ࡼࡧ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡣ௒ᚋᅾᏯࡢ⌧ሙ࡛᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ.ࡲࡓ,ᪧ⩏ṑࢆ⏝࠸ࡓᚑ᮶ἲࡢࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢ〇సࣉࣟࢭࢫ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜,༳㇟᥇ᚓࡀ୙せ࡛,༳㇟ᚋࡢṑ⛉ᢏᕤࡢࣉࣟࢭࢫ๐ῶࡶྍ⬟࡜࡞ࡿ.ࡑࡋ࡚᏶ᡂࡋࡓ⩏ṑࡶᚑ᮶ἲࡢࡼ࠺࡞ኚᙧࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡶ࡯࡜ࢇ࡝࡞
࠸ࡓࡵ,3D ࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸ࡓ〇సἲࡣࢳ࢙࢔ࢧ࢖ࢻ࡛ࡢᝈ⪅ࡸ⾡⪅㈇ᢸ㍍ῶ࡟ࡶ኱ࡁ࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ.௒ᚋࡉࡽ࡟ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡟ࡼࡿගᏛ༳㇟ࡸ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ✚ᒙ㐀ᙧ࡛ࡢࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺ⩏ṑࡢ〇సࡶྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.
Vol.9, No.2, 2019

- 124 -

J-16␗࡞ࡿࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕࡟ࡼࡿගᏛ༳㇟ἲ࡛࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓ 3 ⑕౛‫⚟ۑ‬ᚨᬡᏹ㸪⏣㑓᠇ᫀ㸪㔝ᮧኴ㑻㸪ሯ㇂㢧௓㸪㔝ᑼಇᶞ㸪㏆⸨ᑦ▱ᒾᡭ་⛉኱ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
Three cases of implant superstructure fabricated by optical impression method with different scanbodiesFukutoku A, Tanabe N, Nomura T, Tsukatani K, Nojiri T, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University
We reported that superstructures of three different implants were fabricated with digital scan of each scanbodies. IAT wide implant (#46), FINESIA regular implant (#37) and Straumann regular implant (#16,17)
were placed in three patients, respectively. Scan bodies were set in each implant and scanned with an
intra-oral scanner (3M True Definition Scanner). As a result, the fit of all superstructures fabricated withdifferent scan bodies was good. However, considering the accuracy of scan, it seems that further
investigation is required when manufacturing superstructures with more than three-unit implant.

Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀〇సࡢࡓࡵࡢ༳㇟ἲ࡜ࡋ࡚㸪ගᏛ༳㇟ἲࡀᛴ㏿࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬ගᏛ༳㇟ἲࡣ༳㇟ᮦࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡀ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡜ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥ
ࢺୖ㒊ᵓ㐀〇స࡟ගᏛ༳㇟ࢆ㐺⏝ࡋࡓ౛ࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃ㸪୙᫂࡞Ⅼࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛௒ᅇ㸪3✀㢮ࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࢆ౑⏝ࡋ࡚ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋ㸪Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲᮏᏛ㝃ᒓ⑓㝔ཱྀ⭍࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⛉࡛㸪ཱྀ⭍࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࢆཷࡅࡓ3ྡ㸦⏨ᛶ1ྡ㸪ዪᛶ2ྡ㸧ࡢᝈ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢᝈ⪅ࡶ≉グࡍ࡭ࡁ᪤ Ṕࡣ࡞ࡃ㸪2ᅇἲ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ
ᡭ⾡ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸬1⑕౛┠ࡣ㸪ྑୗ6┦ᙜ㒊࡟IAT࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ㸦┤ᚄ5.0mm㸪㛗ᚄ8mm㸧ࢆᇙධࡋࡓ㸬2⑕౛┠ࡣ㸪ᕥୗ7┦ᙜ㒊࡟ிࢭࣛ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺFINSIA㸦┤ᚄ4.2mm㸪㛗ᚄ8mm㸧ࢆᇙධࡋࡓ㸬
3⑕౛┠ࡣ㸪ྑୖ67┦ᙜ㒊࡟ࢫࢺ࣮࣐ࣟࣥ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺBL㸦┤ᚄ4.1mm㸪㛗ᚄ12mm㸧ࢆᇙධࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀ༑ศ࡞චⲴᮇ㛫ࢆタࡅࡓᚋ࡟㸪2ḟᡭ⾡ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕
ࢆ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ࡟⿦╔ࡋ㸪཯ᑕ㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟ᑓ⏝ࡢࣃ࢘ࢲ࣮㸦3Mࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࣃ࢘ࢲ࣮㸧ࢆ୍ᒙᄇ㟝ࡋ࡚࠿ࡽཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦3M True Definition Scanner㸧࡛ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕࡜㞄ᅾṑࢆ᧜ᙳࡋࡓ㸬ᑐྜṑ࠾ࡼࡧညྜ≧ែࡢṑิࡶྠᵝ࡟ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛᧜ᙳࡋࡓ㸬᧜ᙳࢹ࣮ࢱࢆᢏ
ᕤᡤ࡟㌿㏦ࡋ㸪࢝ࢫࢱ࣒ࢳࢱࣥ࢔ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ࠾ࡼࡧࣇࣝࢪࣝࢥࢽ࢔〇ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓ㸬〇సࡋࡓ࢔ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ࡟⿦╔ࡋ㸪ࣞࣥࢺࢤࣥ෗┿࡟࡚㐺ྜࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ညྜㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟㸪௬╔⏝ࢭ࣓ࣥࢺ࡛ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ⿦╔ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
3 ⑕౛඲࡚࡟࠾࠸࡚㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡟ࡼࡿ᧜ᙳ࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪ගᏛ༳㇟ἲࡢ≉ᛶ࠿ࡽ㞄ᅾṑ࡜ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕㛫ࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⢓⭷㈏㏻㒊࡞࡝ࡢ㒊఩࡟ࡣගࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪௚㒊఩࡟ẚ࡭࡚᧜ᙳࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓ㸬ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࡢᮦ㉁ࡣྛ♫࡜ࡶ࡟ PEEK ᮦ࡛࠶ࡾ㸪ᮦ㉁ࡢ㐪࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࡢ
఩⨨᝟ሗࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵ࡟඲࡚ࡢࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ୖ㒊࡟ࡣ࢝ࢵࢺ㠃ࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡾࡑࡢ኱ࡁࡉࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪᧜ᙳ࡟ࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࢝ࢵࢺ㠃ࢆ㢋ഃࡲࡓࡣཱྀ⵹ഃ࡟ྥࡅ࡚ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㎿㏿࠿ࡘṇ☜࡟᧜ᙳ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪3 ⑕౛඲࡚࡟࠾࠸࡚ୖ㒊ᵓ㐀ࡢ㐺ྜࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕࡟ࡼࡿ
ගᏛ༳㇟ἲࡣ㸪1 ṑ㹼2 ṑ࡛࠶ࢀࡤୖ㒊ᵓ㐀ࡢ〇స࡟༑ศ࡞⢭ᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓ㸬3 ṑ௨ୖࡢୖ㒊ᵓ㐀࠾ࡼࡧࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃࡢୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸࠿᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬

- 125 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-17࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟࠾ࡅࡿཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ᭷⏝ᛶ‫ۑ‬Ọ⏣ ⣫኱㸪ῡୖ ្㸪Ύᐑ ୍⚽, ୰㟼 ฼ᩥ, ஭ୖ ⤮⌮㤶, ᫍ ᠇ᖾ㸪Ἑዉ ⿱ṇ㸪஧⎼ ᬛኴ㑻㸪ᮌᮏ ඞᙪ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔 ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ
Usefulness of intraoral scanner in implant prosthodontic treatment
Nagata K㸪Fuchigami K㸪Seimiya K, Nakashizu T, Inoue E, Hoshi N, Kawana H, Nihei T, Kimoto K
Kanagawa Dental University Oral Interdisciplinary Medicine
In implant prosthesis treatment, both the conventional impression acquisition using silicon and theoptical impression acquisition using IOS were performed, and the adjacent contact relationships of thefabricated superstructures were compared. In addition, the STL data of the scan body mounted in theoral cavity in the superstructure manufacturing process, and the STL data of the scan body mounted on
the gypsum model were evaluated using Geomagic Control to determine the displacement of the scan
body's axial surface and adjacent teeth. The adjacent contact relationship between the final prosthetic
device using IOS and the superstructure manufactured using the conventional silicon impression
material is almost the same, and both have good results.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪ṑ⛉་⒪ࡢ⮫ᗋࡢሙ࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡀᗈࡃᬑཬࡋ㸪ṑ⛉་⒪⪅㸪ᝈ⪅཮᪉࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾⰋ࠸་⒪ࡀ⾜࡞࠼ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋ࡚㸪デᰝ࣭デ᩿࠿ࡽ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢタィ࣭〇సࡲ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪
IOS ࢆ⏝࠸ࡓ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿ἞⒪ࡢᖜࡀᗈࡀࡗࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟ᑐࡍࡿ IOS
ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡋ࠿ࡋࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᶍᆺୖ࡛ࡢ⿵⥛⿦⨨ࡢ┿ᗘࡸ⢭ᗘ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡸ IOS ྠኈࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ཱྀ⭍ෆ࡟ᛂ⏝ࡋࡓሗ࿌ࡣᮍࡔ࡟ᑡ࡞࠸⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 ᡃࠎࡣ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟࠾࠸࡚㸪ᚑ᮶ࡢࢩࣜࢥࣥࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓ࡜㸪IOS ࢆ⏝࠸ࡓගᏛ༳㇟᥇ᚓࡢ୧᪉ࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡒࢀ〇సࡋࡓୖ㒊ᵓ㐀ࡢ㞄᥋᥋ゐ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓୖ㒊ᵓ㐀〇సᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿཱྀ⭍ෆ࡟ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕
ࢆ⿦╔ࡋࡓ STL ࢹ࣮ࢱ࡜㸪▼⭯ᶍᆺ࡟ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࢆ⿦╔ࡋࡓ STL ࢹ࣮ࢱࢆ GeomagicControl ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࡢ㍈㠃ࡢࡎࢀ࡜㸪㞄ᅾṑࡢࡎࢀࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔࡟࠾࠸࡚⮻ṑ㒊୰㛫༢ṑḞᦆ࡛࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸
ࡿᝈ⪅㸯㸮ྡ㸪㸰㸰࠿ᡤࢆᑐ㇟࡟㸪IOS࡜ࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡒࢀ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࢆ〇సࡋ㸪㞄᥋᥋ゐ㒊ࡢ㐺ྜࢆ ᐃࡋࡓ㸬IOSࡢᕤ⛬࡛ࡣ㸪ᝈ⪅ࡢཱྀ⭍ෆ࡟ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࢆ⿦╔㸪IOSࢆ⏝࠸࡚ගᏛ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪CAD/CAMࢆ⏝࠸࡚᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࢆ〇సࡋࡓ㸬ᶍᆺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸱Dࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ࢩࣜࢥࣥ༳㇟ࡢᕤ⛬࡛ࡣ㸪ᚑ᮶㏻ࡾཱྀ⭍ෆ࡟༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ⿦╔ࡋࠊಶேࢺ࣮ࣞ࡜ࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚⢭ᐦ༳㇟ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋࡢ▼⭯ᶍᆺࡣ㸱Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠸㸪IOSࡢᕤ⛬࡜ྠᵝ࡟㸪᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࢆ〇సࡋࡓ㸬᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡣࡍ࡭࡚ࢪࣝࢥࢽ࢔ࢆ⏝࠸㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧ࡟⤫୍໬ࡋࡓ㸬㞄ᅾṑ㛫ࡢ ᐃ࡟ࡣࢥࣥࢱࢡࢺࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⥳㸦50ੇ௨ୗ㸧㸪㯤㸦50ੇ㹼110ੇ㸧㸪㉥㸦110ੇ௨ୖ㸧࡜ࡋࡓ㸬㸰ᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࡢ㍈㠃ࡢࡎࢀࡢホ౯࡛ࡣ㸪᭱⤊⿵⥛⿦⨨࡜୧㞄ᅾṑࠊ㏆㐲ᚰࡢ㐺ྜࡀࡍ࡭࡚⥳ࡢሙྜࠊ㸯࠿ᡤ࡛ࡶ㯤Ⰽࢤ࣮ࢪࡣ࠸ࡿሙྜࠊ㸯࠿ᡤ࡛ࡶ㉥ࢤ࣮ࢪࡀࡣ࠸ࡿሙྜ࡛ホ౯ࢆ⾜࠸㸪㞄ᅾṑࡢࡎࢀࡢホ౯࡛ࡣ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢ㐺ྜࡀࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࠊࢩࣜࢥࣥ༳㇟࡜ࡶ࡟⥳ࢤ࣮ࢪࡔࡗࡓሙྜࠊ⥳࡜㯤Ⰽࢤ࣮ࢪࡔࡗࡓሙྜࠊ⥳࡜㉥ࢤ࣮ࢪࡔࡗࡓሙྜ࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
IOS ࢆ⏝࠸ࡓ᭱⤊⿵⥛⿦⨨࡜ᚑ᮶ࡢࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚〇సࡋࡓୖ㒊ᵓ㐀ࡢ㞄᥋᥋ゐ㛵ಀࡣ࡯ࡰྠ➼࡛࠶ࡾ࡝ࡕࡽࡶⰋዲ࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡾ㸪IOS ࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡬ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕ࡢ㍈㠃࡜㞄ᅾṑࡢࡎࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᥋ゐ㛵ಀࡀ㸰ᕤ⛬࡜ࡶ࡟⥳ࢤ࣮ࢪࡢࡳࡢሙྜ࡛ࡣࡎࢀࡀᑠࡉࡃ㸪࠸ࡎࢀ࠿࡟㉥ࢤ࣮ࢪࡀධࡗࡓሙྜ࡛ࡣ኱ࡁ࡞ࡎࢀࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ◊✲ࡣ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍➨ 555 ␒ࡢチྍࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓ㸬
Vol.9, No.2, 2019

- 126 -

J-18ගᏛ༳㇟᫬ࡢࢫ࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡀ඲㢡༳㇟ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ගᏛ༳㇟᫬ࡢࢫ࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡀ඲㢡༳㇟ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪‫ۑ‬㯮⏣⚈ኴ㸪ᅄࢶ㇂ㆤ㸪బ⸨஽,‫ۑ‬㯮⏣⚈ኴ㸪ᅄࢶ㇂ㆤ㸪బ⸨஽,㔝ᮏಇኴ㑻,
㔝ᮏಇኴ㑻,
㟢ᮌᝆ,㟢ᮌᝆ,ୖᕝᗋಇᙪ,
ୖᕝᗋಇᙪ,
ᱵཎ୍ᾈᱵཎ୍ᾈᮾிṑ⛉኱Ꮫࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫㅮᗙᮾிṑ⛉኱Ꮫࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫㅮᗙ
The
The
influence
influenceof ofscanning
scanning
strategy
strategy
onon
truenesstrueness
andandprecision
precision
in infullfullarcharch
opticalopticalimpression
impression
KurodaKurodaS,S,
Yotsuya
Yotsuya
M,M,
Sato
Sato
T,T,
NomotoNomotoS,S,
TsuyukiTsuyukiY,Y,Kamikawatoko
Kamikawatoko
T,T,UmeharaUmeharaKK
Department
Department
of of
Fixed
Fixed
Prosthodontics,
Prosthodontics,
Tokyo
Tokyo
DentalDentalCollegeCollege
TheThepurposepurposeof ofthisthis
study
study
waswasto investigate
to investigate
thetheinfluence
influenceof ofscanning
scanning
strategy
strategy
on ontruenesstrueness
andandprecision
precisionin fullin fullarch
arch
opticalopticalimpression.
impression.
TheTheopticalopticalimpression
impression
waswasmeasuredmeasured
forforthethefullfull
dentaldental
arch
arch
using
using
TRIOS
TRIOS
3 3
in in
four
four
different
different
strategies,
strategies,
andanda comparative
a comparative
study
study
of of
thetheleftleft
andandright
right
molarsmolarsusing
using
thethebest-fit
best-fitmethodmethodwaswasperformed.
performed.
In In
thethepartialpartialbest
best
fit fitmethodmethod(PB),(PB),
truenesstrueness
andandprecision
precision
areareexcellent
excellent
in inthethe
start
start
side
side
molar
molar
region,region,whereaswhereasthethe
error
error
range
range
is large
is large
in inthethenon-start
non-start
side
side
molar
molar
region,region,andandit wasit wassuggestedsuggested
thatthatstrategy
strategydifference
differencein fullin fullarch
arch
opticalopticalimpression
impression
affects
affects
thetheprecision
precision
in PB.
in PB.

Ϩ㸬┠ⓗϨ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪ࢹࢪࢱࣝࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡾṑ⛉ᴗ⏺࡛ࡶ㏆ᖺ㸪ࢹࢪࢱࣝࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡾṑ⛉ᴗ⏺࡛ࡶ
CAD/CAM
CAD/CAMࢩࢫࢸ࣒ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⿵⥛⿦⨨ࢩࢫࢸ࣒ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⿵⥛⿦⨨〇సࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮(Intra〇సࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮(Intra
oral
oral
Scanner
Scanner: IOS)ࢆ⏝࠸ࡓගᏛ༳
: IOS)ࢆ⏝࠸ࡓගᏛ༳
㇟ἲࡣࢳ࢙࢔࣮ࢱ࢖࣒ࡢ▷⦰㸪჎ྤ཯ᑕࡸ㛤ཱྀไ㝈ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࡢⱞ③㍍ῶ㸪ឤᰁண㜵࡞࡝ᵝࠎ࡞㇟ἲࡣࢳ࢙࢔࣮ࢱ࢖࣒ࡢ▷⦰㸪჎ྤ཯ᑕࡸ㛤ཱྀไ㝈ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࡢⱞ③㍍ῶ㸪ឤᰁண㜵࡞࡝ᵝࠎ࡞
฼Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵᚑ᮶ࡢ༳㇟ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚㸪᪥ࠎࡢ⮫ᗋ࡟
฼Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵᚑ᮶ࡢ༳㇟ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚㸪᪥ࠎࡢ⮫ᗋ࡟
IOSIOSࢆ౑⏝ࡍࡿṑ⛉་ᖌᩘࢆ౑⏝ࡍࡿṑ⛉་ᖌᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪IOSࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪IOS
ࡢ౑⏝࡟ࡼࡾᚑ᮶ࡢ࣮࣡ࢡࣇ࣮࡛ࣟ⏕ࡌࡿ༳㇟ᮦࡢ཰⦰ࡸ▼⭯ᮦᩱࡢ౑⏝࡟ࡼࡾᚑ᮶ࡢ࣮࣡ࢡࣇ࣮࡛ࣟ⏕ࡌࡿ༳㇟ᮦࡢ཰⦰ࡸ▼⭯ᮦᩱࡢ⭾ᙇ࡞࡝ࡢᑍἲኚ໬࡟ࡼࡿ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢ㐺ྜᛶࡢపୗࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬༢⊂ṑࡢࡢ⭾ᙇ࡞࡝ࡢᑍἲኚ໬࡟ࡼࡿ᭱⤊⿵⥛⿦⨨ࡢ㐺ྜᛶࡢపୗࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬༢⊂ṑࡢගᏛ༳㇟࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪IOSගᏛ༳㇟࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪IOS
࡛ྠ➼ࡢ⢭ᗘࡀᚓࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡸᑡᩘṑ⠊ᅖࡢᨭྎ࡛ྠ➼ࡢ⢭ᗘࡀᚓࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡸᑡᩘṑ⠊ᅖࡢᨭྎṑࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ࡟ࡼࡿ⿵⥛ฎ⨨ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ໬ࣉࣟࢭࢫ࡛ㄗᕪࢆ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡣᑡ࡞࠸࡜࠸࠺
ṑࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ࡟ࡼࡿ⿵⥛ฎ⨨ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ໬ࣉࣟࢭࢫ࡛ㄗᕪࢆ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡣᑡ࡞࠸࡜࠸࠺
ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛ᐃࡍࡿṑิࡢ㛗ࡉࡢቑຍ࡟క࠸
ᐃࡍࡿṑิࡢ㛗ࡉࡢቑຍ࡟క࠸ᐃㄗᕪࡀቑຍࡍࡿ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇᐃㄗᕪࡀቑຍࡍࡿ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࣟࣥࢢࢫࣃࣥಟ᚟࡟ᚲせ࡞඲㢡ṑิ࡟ᑐࡍࡿࢫ࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡀࢫ࢟ࣕࣥࡢ⢭ࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࣟࣥࢢࢫࣃࣥಟ᚟࡟ᚲせ࡞඲㢡ṑิ࡟ᑐࡍࡿࢫ࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡀࢫ࢟ࣕࣥࡢ⢭☜ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸.
☜ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸.
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ගᏛ༳㇟᫬ࡢࢫ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ගᏛ༳㇟᫬ࡢࢫ
࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡀ඲㢡༳㇟ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬࢟ࣕࣥ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡀ඲㢡༳㇟ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ୗ㢡ᨭྎṑᙧᡂᐇ⩦⏝ᶍᆺࢆᇶ‽ᶍᆺ࡜ࡋ㸪ṑ⛉ᢏᕤ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮D2000ࢆ⏝࠸࡚ᇶ‽ࢹ࣮ࢱୗ㢡ᨭྎṑᙧᡂᐇ⩦⏝ᶍᆺࢆᇶ‽ᶍᆺ࡜ࡋ㸪ṑ⛉ᢏᕤ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮D2000ࢆ⏝࠸࡚ᇶ‽ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬ࡇࡢᇶ‽ᶍᆺࢆṑ⛉⏝ࣘࢽࢵࢺ࡟ᝈ⪅ࢆᶍࡋࡓ(SIMPLE
ࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬ࡇࡢᇶ‽ᶍᆺࢆṑ⛉⏝ࣘࢽࢵࢺ࡟ᝈ⪅ࢆᶍࡋࡓ(SIMPLEMANIKIN)ࢆ⿦╔ࡋ,
MANIKIN)ࢆ⿦╔ࡋ,㛤ཱྀ᫬㛤ཱྀ᫬࡟ᶍᆺࡢညྜᖹ㠃ࡀᗋ㠃࡜Ỉᖹ࡟࡞ࡿࡼ࠺ᗙ఩࡛タᐃࡋࡓ㸬࡟ᶍᆺࡢညྜᖹ㠃ࡀᗋ㠃࡜Ỉᖹ࡟࡞ࡿࡼ࠺ᗙ఩࡛タᐃࡋࡓ㸬ගᏛ༳㇟ࡣ㸪
ගᏛ༳㇟ࡣ㸪
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮TRIOSཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮TRIOS
3ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡ᕥഃ➨஧኱⮻ṑ(㛤ጞഃ)࠿ࡽ4ࡘࡢ␗࡞ࡿ⤒㊰(A㸪B㸪C㸪D)࡛ṑิᘪ඲యࡢィ
3ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡ᕥഃ➨஧኱⮻ṑ(㛤ጞഃ)࠿ࡽ4ࡘࡢ␗࡞ࡿ⤒㊰(A㸪B㸪C㸪D)࡛ṑิᘪ඲యࡢィࢆ ࢆ
ྛ5ᅇ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Aࡣညྜ㠃㸪㢋ഃ㸪⯉ഃࡢ㡰࡟ࢫ࢟ࣕࣥ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Bࡣညྜ㠃㸪⯉ഃ㸪㢋ഃྛ5ᅇ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Aࡣညྜ㠃㸪㢋ഃ㸪⯉ഃࡢ㡰࡟ࢫ࢟ࣕࣥ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Bࡣညྜ㠃㸪⯉ഃ㸪㢋ഃࡢ㡰࡟ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Cࡣୗ㢡ᕥഃ➨୍ᑠ⮻ṑࡲ࡛ࡢ1/3㢡ࡢ⠊ᅖ࡛ညྜ㠃㸪⯉ഃ㸪㢋ഃࡢ㡰࡟ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Cࡣୗ㢡ᕥഃ➨୍ᑠ⮻ṑࡲ࡛ࡢ1/3㢡ࡢ⠊ᅖ࡛ညྜ㠃㸪⯉ഃ㸪㢋ഃ࡜⤒㊰Bࡢࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠸㸪๓ṑ㒊࠾ࡼࡧୗ㢡ྑഃ⮻ṑ㒊࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡟୍㐃ࡢࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࡜⤒㊰Bࡢࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠸㸪๓ṑ㒊࠾ࡼࡧୗ㢡ྑഃ⮻ṑ㒊࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡟୍㐃ࡢࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤒㊰Dࡣ୍ṑ༢఩࡛⯉ഃ㸪ညྜ㠃㸪㢋ഃࡢ㡰࡛඲ṑิ࡟ΏࡾSᏐ≧ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬᥇ᚓࡗࡓ㸬⤒㊰Dࡣ୍ṑ༢఩࡛⯉ഃ㸪ညྜ㠃㸪㢋ഃࡢ㡰࡛඲ṑิ࡟ΏࡾSᏐ≧ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬᥇ᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣSTLࢹ࣮ࢱ࡟ኚ᥮ᚋ㸪3Dィ
ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣSTLࢹ࣮ࢱ࡟ኚ᥮ᚋ㸪3Dィࢯࣇࢺ࢙࢘࢔Dmat3DE࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡋ㸪඲యṑิ࡛ࡢ࣋ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔Dmat3DE࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡋ㸪඲యṑิ࡛ࡢ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲ(௨ୗFB)࡜㛤ጞഃࡢ∦ഃṑิࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲ(௨ୗPB)ࢆ⏝࠸࡚ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲ(௨ୗFB)࡜㛤ጞഃࡢ∦ഃṑิࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺἲ(௨ୗPB)ࢆ⏝࠸࡚㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪ᕥྑࡢ⮻ṑ㒊࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬┿ᗘࡣᇶ‽ࢹ࣮ࢱ࡜ྛ⤒㊰ࡢࢹ࣮㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪ᕥྑࡢ⮻ṑ㒊࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬┿ᗘࡣᇶ‽ࢹ࣮ࢱ࡜ྛ⤒㊰ࡢࢹ࣮ࢱ㛫(n㸻5)࡛㸪⢭ᗘࡣྛ⤒㊰ෆࡢࢹ࣮ࢱ㛫(n㸻10)࡛㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᕪศࢆ⤯ᑐࢱ㛫(n㸻5)࡛㸪⢭ᗘࡣྛ⤒㊰ෆࡢࢹ࣮ࢱ㛫(n㸻10)࡛㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᕪศࢆ⤯ᑐ್໬ࡋࡓᖹᆒ್(ࢫ࢟ࣕࣥㄗᕪ)ࢆ⟬ฟࡋྛ⩌࡛ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ᑐࡋKruskal-Wallis᳨ᐃᚋ㸪್໬ࡋࡓᖹᆒ್(ࢫ࢟ࣕࣥㄗᕪ)ࢆ⟬ฟࡋྛ⩌࡛ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟ᑐࡋKruskal-Wallis᳨ᐃᚋ㸪
Mann-WhitneyࡢU᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ(Ș㸻0.05)㸬
Mann-WhitneyࡢU᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ(Ș㸻0.05)㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
FB FB
ࡢሙྜ㸪
ࡢሙྜ㸪
඲࡚ࡢ⤒㊰࡟࠾࠸࡚㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࠾ࡼࡧ㠀㛤ጞഃ⮻ṑ㒊ࡢㄗᕪ⠊ᅖ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ඲࡚ࡢ⤒㊰࡟࠾࠸࡚㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࠾ࡼࡧ㠀㛤ጞഃ⮻ṑ㒊ࡢㄗᕪ⠊ᅖ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪PB
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪PB
ࡢሙྜ㸪㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘࡀඃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࡢሙྜ㸪㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘࡀඃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪㛤ጞഃ㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣㄗᕪ⠊ᅖࡀ኱ࡁ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓࢫ࢟ࣕࣥㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪FB⮻ṑ㒊࡛ࡣㄗᕪ⠊ᅖࡀ኱ࡁ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓࢫ࢟ࣕࣥㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪FB
࡛ࡣྛ⤒㊰ࡢ┿ᗘ࡛ࡣྛ⤒㊰ࡢ┿ᗘ࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪PB
࠾ࡼࡧ⢭ᗘ࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪PB
࡛ࡣྛ⤒㊰ࡢ┿ᗘ࡟࠾࠸࡚㸪㛤ጞഃ㛫࡛ࡣྛ⤒㊰ࡢ┿ᗘ࡟࠾࠸࡚㸪㛤ጞഃ㛫࡜㠀㛤ጞഃ㛫ࡢㄗᕪ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⢭ᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣ㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ⤒㊰࡜㠀㛤ጞഃ㛫ࡢㄗᕪ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⢭ᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣ㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ⤒㊰
AB AB
㛫㸪BC
㛫㸪BC
㛫㸪㠀㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ㛫㸪㠀㛤ጞഃ⮻ṑ㒊࡛ࡣ
AB AB
㛫㸪AD
㛫㸪AD
㛫࡛ࡢㄗᕪ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬௒ᅇࡢẚ㍑᳨ウ࠿㛫࡛ࡢㄗᕪ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬௒ᅇࡢẚ㍑᳨ウ࠿ࡽ㸪඲㢡ࡢගᏛ༳㇟࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡣࡽ㸪඲㢡ࡢගᏛ༳㇟࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰ࡢ㐪࠸ࡣPB PB࡟࠾࠸࡚⢭ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ஦ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬࡟࠾࠸࡚⢭ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ஦ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬- 127 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-19ࠕ࢖ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢ⾲㠃ฎ⌮ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡢ᥋╔⪏ஂᛶࠕ࢖ࢽࢩࣕࣝ
LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢ⾲㠃ฎ⌮ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡢ᥋╔⪏ஂᛶホ౯ホ౯‫ۑ‬ᮧୖ⩧ᝅ㸪᭷⏣᫂ྐ㸪⇃㇂▱ᘯ‫ۑ‬ᮧୖ⩧ᝅ㸪᭷⏣᫂ྐ㸪⇃㇂▱ᘯᰴᘧ఍♫ࢪ࣮ࢩ࣮
Evaluation of bonding durability of adhesive resin cement by difference in surface treatment of "Initialᰴᘧ఍♫ࢪ࣮ࢩ࣮
LiSi Block"of bonding durability of adhesive resin cement by difference in surface treatment of "Initial
Evaluation
LiSi Block"S㸪Arita A㸪Kumagai T
Murakami
GC Corporation
Murakami
S㸪Arita A㸪Kumagai T
purpose of this research is to evaluate the bonding durability of adhesive resin cements by the
GCThe
Corporationdifferencein surface
LiSi theblock".When
using "G-Multi
Primer",thebysame
The purposeof thistreatment
research of
is "initial
to evaluate
bonding durabilityof adhesive
resinshowedcementsthebonding durability
after
5000 times
thermalLiSi
cycleblock".When
test. From thisresult,it is expected
stable theadhesiondifferencein surface
treatmentof "initialusing"G-Multi
Primer",that
showedsame
will be shownby using
Primer"andcycle"G-CEMfor adhesionof "Initial
Block".
bonding
durability
after"G-Multi
5000 times
thermaltest. ONE
From EM"
this result,
it is expected
thatLiSi
stableadhesion
will be shown by using "G-Multi Primer" and "G-CEM ONE EM" for adhesion of "Initial LiSi Block".
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡣ㸪㧗࠸ᑂ⨾ᛶ࡜⪏ஂᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡣ㸪㧗࠸ᑂ⨾ᛶ࡜⪏ஂᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ໬ࡢⓎᒎ࡟కࡗ࡚㸪CAD/CAM
ࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐᛂࡋࡓᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳ㸪⡆౽࡟ಟ࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ໬ࡢⓎᒎ࡟కࡗ࡚㸪CAD/CAM
ࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐᛂࡋࡓᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳ㸪⡆౽࡟ಟ᚟≀స〇ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪▷᫬㛫࡛ࡢ἞⒪ࡢほⅬ࠿ࡽࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ
CAD/CAM ⏝᚟≀స〇ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪▷᫬㛫࡛ࡢ἞⒪ࡢほⅬ࠿ࡽࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ
CAD/CAM ⏝ࣜࢳ࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈࣟࢵࢡࡢࠕ࢖ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࢆ⏝࠸㸪⿕╔㠃ࣜࢳ࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈࣟࢵࢡࡢࠕ࢖ࢽࢩࣕࣝ
LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࢆ⏝࠸㸪⿕╔㠃ࡢ⾲㠃ฎ⌮ࡢ㐪࠸ࡀ㸪ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡢ᥋╔ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ࡢ⾲㠃ฎ⌮ࡢ㐪࠸ࡀ㸪ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡢ᥋╔ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
⮬ື⦎࿴ᆺࡢࢭࣝࣇ࢔ࢻࣄ࣮ࢩࣈࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠕࢪ࣮ࢭ࣒ ONE EMࠖࢆ⏝࠸, ࠕ࢖ࢽ⮬ື⦎࿴ᆺࡢࢭࣝࣇ࢔ࢻࣄ࣮ࢩࣈࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠕࢪ࣮ࢭ࣒ONE EMࠖࢆ⏝࠸, ࠕ࢖ࢽࢩࣕࣝLiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢྛ⾲㠃ฎ⌮᮲௳ཬࡧࣉࣛ࢖࣐࣮౑⏝ࡢ᭷↓ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ㸪๧᩿᥋╔ヨ㦂ࢩࣕࣝLiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢྛ⾲㠃ฎ⌮᮲௳ཬࡧࣉࣛ࢖࣐࣮౑⏝ࡢ᭷↓ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ㸪๧᩿᥋╔ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ.
ࢆᐇ᪋ࡋࡓ.
࢖ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡࡢ⿕╔㠃ࡢฎ⌮᪉ἲࡣ㸪⪏Ỉ◊☻⣬ #600 ࡛◊☻ࡋࡓ᮲௳(#600)㸪⪏࢖ࢽࢩࣕࣝ ࡛◊☻ᚋ㸪⿕╔㠃ࢆᙅᅽ㸦0.1MPa㸧࡛࢔࣑ࣝࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺ㸦ASB㸧ฎ⌮ࡋ㸪⵨
LiSi ࣈࣟࢵࢡࡢ⿕╔㠃ࡢฎ⌮᪉ἲࡣ㸪⪏Ỉ◊☻⣬ #600 ࡛◊☻ࡋࡓ᮲௳(#600)㸪⪏Ỉ◊☻⣬#600
Ỉ◊☻⣬#600࡛◊☻ᚋ㸪⿕╔㠃ࢆᙅᅽ㸦0.1MPa㸧࡛࢔࣑ࣝࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺ㸦ASB㸧ฎ⌮ࡋ㸪⵨␃Ỉ୰࡛ 5 ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓ᮲௳(ASB)㸪⪏Ỉ◊☻⣬#600࡛◊☻ᚋ㸪9.5%ࣇࢵ໬Ỉ⣲㓟␃Ỉ୰࡛
5 ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓ᮲௳(ASB)㸪⪏Ỉ◊☻⣬#600࡛◊☻ᚋ㸪9.5%ࣇࢵ໬Ỉ⣲㓟(HF)ࢆሬᕸࡋ㸪20⛊㛫㟼⨨ࡋࡓᚋ࡟ỈὙࡋࡓ᮲௳(HF)ࡢ 3 ᮲௳࡜ࡋࡓ㸬ࣉࣛ࢖࣐࣮ࢆ౑⏝ࡍࡿ(HF)ࢆሬᕸࡋ㸪20⛊㛫㟼⨨ࡋࡓᚋ࡟ỈὙࡋࡓ᮲௳(HF)ࡢ 3 ᮲௳࡜ࡋࡓ㸬ࣉࣛ࢖࣐࣮ࢆ౑⏝ࡍࡿ
ሙྜࡣ㸪G-࣐ࣝࢳࣉࣛ࢖࣐࣮㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡛ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢫࢸࣥࣞࢫࣟࢵࢻࡣ⪏Ỉ◊☻⣬#120
ሙྜࡣ㸪G-࣐ࣝࢳࣉࣛ࢖࣐࣮㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡛ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢫࢸࣥࣞࢫࣟࢵࢻࡣ⪏Ỉ◊☻⣬#120࡛◊☻ᚋ㸪࢔࣑ࣝࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺฎ⌮㸦0.4MPa㸧ࢆ⾜࠸㸪⵨␃Ỉ୰࡛ 5 ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜࡛◊☻ᚋ㸪࢔࣑ࣝࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺฎ⌮㸦0.4MPa㸧ࢆ⾜࠸㸪⵨␃Ỉ୰࡛
5 ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓ㸬ྛฎ⌮ࢆ᪋ࡋࡓ⿕╔㠃࡟㸪 ȝP ࡢࢸࣇࣟࣥࢸ࣮ࣉࢆ㈞௜ࡋ㸪ࢭ࣓ࣥࢺᒙࡢཌࡉࢆつᐃࡋࡗࡓ㸬ྛฎ⌮ࢆ᪋ࡋࡓ⿕╔㠃࡟㸪ȝP ࡢࢸࣇࣟࣥࢸ࣮ࣉࢆ㈞௜ࡋ㸪ࢭ࣓ࣥࢺᒙࡢཌࡉࢆつᐃࡋࡓ㸬⿕╔㠃࡜ࢫࢸࣥࣞࢫࣟࢵࢻࢆࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡛᥋╔ࡉࡏ,10NࡢⲴ㔜ࢆ 10 ⛊㛫࠿ࡅ࡚ᅽ᥋ࡋ
ࡓ㸬⿕╔㠃࡜ࢫࢸࣥࣞࢫࣟࢵࢻࢆࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡛᥋╔ࡉࡏ,10N
10 ⛊㛫࠿ࡅ࡚ᅽ᥋ࡋ
ࡓᚋ㸪
37ΥỈ୰࡛ 24 ᫬㛫ಖ⟶ࡋࡓ㸬ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵࢆ࠿ࡅࡿሙྜࡣࡢⲴ㔜ࢆ
5Υ㸪55ΥࡢỈ୰࡟ྛ
30 ⛊㛫
ࡓᚋ㸪
37ΥỈ୰࡛ 5000
24 ᫬㛫ಖ⟶ࡋࡓ㸬ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵࢆ࠿ࡅࡿሙྜࡣ
5Υ㸪55ΥࡢỈ୰࡟ྛ30 ⛊㛫ᾐₕࡉࡏࡿ᧯సࢆ
ᅇᐇ᪋ࡋࡓ㸬࣮࢜ࢺࢢࣛࣇ࡟࡚๧᩿᥋╔ヨ㦂(ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ
1ᾐₕࡉࡏࡿ᧯సࢆ 5000 ᅇᐇ᪋ࡋࡓ㸬࣮࢜ࢺࢢࣛࣇ࡟࡚๧᩿᥋╔ヨ㦂(ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ 1
mm/min)ࢆ⾜࠸[n=7],ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukey
test㸪p<0.05㸧࡟࡚⤫ィฎ⌮ࢆᐇ
mm/min)ࢆ⾜࠸[n=7],ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukey
test㸪p<0.05㸧࡟࡚⤫ィฎ⌮ࢆᐇ
᪋ࡋࡓ㸬
᪋ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ⤖ᯝࢆ Fig.࡟♧ࡍ㸬ࣉࣛ࢖࣐࣮ᮍ౑⏝᫬࡟࠾࠸࡚㸪ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛๧᩿᥋╔ᙉࡉ࡟⤫ィⓗ⤖ᯝࢆ Fig.࡟♧ࡍ㸬ࣉࣛ࢖࣐࣮ᮍ౑⏝᫬࡟࠾࠸࡚㸪ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛๧᩿᥋╔ᙉࡉ࡟⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸬୍᪉࡛㸪ࣉࣛ࢖࡞᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸬୍᪉࡛㸪ࣉࣛ࢖࣐࣮౑⏝᫬࡛ࡣࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛
࣐࣮౑⏝᫬࡛ࡣࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛
๧᩿᥋╔ᙉࡉ࡟⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣぢ๧᩿᥋╔ᙉࡉ࡟⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࣉࣛ࢖࣐࣮࡟
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࣉࣛ࢖࣐࣮࡟
ྵࡲࢀࡿࢩࣛࣥ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ๣࡟ࡼ
ྵࡲࢀࡿࢩࣛࣥ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ๣࡟ࡼ
ࡾ㸪࢖ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡ/ࢭ࣓ࣥࡾ㸪࢖ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡ/ࢭ࣓ࣥࢺࡀᙉᅛ࡟໬Ꮫ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛
ࢺࡀᙉᅛ࡟໬Ꮫ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ௨ୖࡼࡾ㸪ࠕ࢖࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪ࠕ࢖
ࢽࢩࣕࣝ LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢ᥋╔࡟ࡣ,ࢽࢩࣕࣝ
LiSi ࣈࣟࢵࢡࠖࡢ᥋╔࡟ࡣ,ࢪ࣮ࢭ࣒ ONEEM ࡜ G-࣐ࣝࢳࣉࣛ࢖
ࢪ࣮ࢭ࣒ONE EM ࡜ G-࣐ࣝࢳࣉࣛ࢖
࣐࣮⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻᐃࡋࡓ᥋╔ᛶࢆ࣐࣮⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻᐃࡋࡓ᥋╔ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬♧ࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
Fig. 䜲䝙䝅䝱䝹 LiSi 䝤䝻䝑䜽䛾⾲㠃ฎ⌮䛾㐪䛔䛻䜘䜛䛻䜘䜛๧᩿᥋╔ᙉ䛥
Fig. 䜲䝙䝅䝱䝹 LiSi 䝤䝻䝑䜽䛾⾲㠃ฎ⌮䛾㐪䛔䛻䜘䜛䛻䜘䜛๧᩿᥋╔ᙉ䛥

Vol.9, No.2, 2019

- 128 -

J-20ࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢸࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡢ᳨ウ㸦➨୍ሗ㸧‫ ۑ‬ᕝす⠊⦾1㸪ᫍ ᠇ᖾ1㸪⇃ᆏ▱ᑵ1㸪୍Ⰽࡺ࠿ࡾ1㸪㛗ᓥಙኴᮁ1㸪ᑠཎ᱇1㸪஭ୖ ඔ1㸪
኱ᶫ ᱇2㸪஭ୖ⤮⌮㤶3㸪4㸪Ύᐑ୍⚽3㸪4㸪ྂᕝ㎮அ3㸪4㸪஧⎼ᬛኴ㑻2㸪ᮌᮏඞᙪ1㸪4⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ 1ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝㸪2ཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࢖࣐࢜ࢸࣜ࢔ࣝᏛศ㔝, 3⚄ዉᕝṑ⛉኱ᏛṑᏛ㒊⥲ྜṑ⛉Ꮫㅮᗙ㸪4⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔ᢏᕤ⛉
Effect of anterior guidance by digital data. First report.
Kawanishi N 1㸪Hoshi N 1㸪Kumasaka T 1㸪Nagashima S 1㸪Isshiki Y 1㸪Inoue M 1㸪Ohashi K2㸪Inoue E 3㸪4㸪Seimiya K 3㸪4㸪Furukawa T 3㸪4㸪Nihei T2㸪Kimoto K 1㸪4
Graduate School of Dentistry Kanagawa Dental University 1 Department of Oral Interdisciplinary Medicine(Prosthodontics & Oral Implantology) , 2 Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science,
3
Division of the General Dentistry㸪Kanagawa Dental University , 4 Department of Dental Laboratory㸪
Kanagawa Dental University Hospital
The acquisition method of mandibular movement by digital technology has not been established. The
mandibular movement pathway is an important process of prosthetic treatment. However, it has been very
difficult to determine the mandibular movement path easily with high accuracy by the conventional method.
The determination of the induced path by digital technology might be able to be done with high accuracy
compared with the conventional method. The present study, attempt to obtain anterior guidance by digital
impression by intra oral scanner. The angle and distance of the front guidance can be obtained by digital
data.
Ϩ㸬┠ⓗ
ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ࡢഃ᪉㐠ື㸪๓᪉㐠ືࡢ᥇ᚓἲࡣ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ṑෙ⿵⥛἞⒪᫬࡟
ㄏᑟ㊰ࢆ᳨ウࡍࡿ⑕౛ࡣከࡃ㸪୺࡟ṧᏑṑ࡟ࡼࡿㄏᑟࢆᇶ࡟ညྜჾ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸᭱⤊Ỵᐃࢆ⾜࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡛ࡣ༳㇟ࠥညྜ᥇ᚓࠥညྜჾࡢ᧯స࡞࡝⢭ᗘ㠃㸪ᢏ⾡㠃࡟࠾࠸࡚ࡶṇ☜࡟Ỵᐃࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓㄏᑟ㊰ࢆ⏝࠸ࡓṑෙ⿵⥛⿦⨨࡜ᚑ᮶ἲࢆẚ㍑
ࡋ㧗࠸⢭ᗘࡢṑෙ⿵⥛⿦⨨ࡀ〇సྍ⬟࠿᳨ウࡋࡓ㸬ࡲࡎࡣࠊࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡟ࡼࡿㄏᑟ㊰Ỵᐃࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢸࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫࡢ᳨ウࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ⿕㦂⪅ࡣည㢌ᔐྜ఩࠿ࡽษ➃ညྜ఩࡟ୗ㢡㐠ືࡀྍ⬟࡞⪅ィ㸶ྡ㸦⏨ᛶ4ྡ㸪ዪᛶ㸲ྡ㸧࡜ࡋࡓ㸬ୖୗ㢡ࡢཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ညྜ఩
ࢆ2✀㢮㸦ည㢌ᔐྜ఩㸪ษ➃ညྜ఩㸧᥇ᚓࡋࡓ㸬ࢹ࣮ࢱࡣSTLᙧᘧ࡛ฟຊࡋ㸪ည㢌ᔐྜ఩࡛ࡢୗ㢡୰ษṑษ⦕㒊ࡢⅬࢆጞⅬ࡜ࡋษ➃ညྜ఩࡟࠾ࡅࡿྠ
㒊ࡢⅬࢆ⤊Ⅼ࡜ࡋ㊥㞳㸪ゅᗘࢆỈᖹ㍈࡜ᆶ┤㍈ࡢ2㍈࡟ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ.㸦ᅗ㸧 ᅗ ⛣ື⤒㊰ᮏ◊✲ࡣ⚄ዉᕝṑ⛉኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍( No㸬 542 )ᢎㄆࡢࡶ࡜⾜ࢃࢀࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹည㢌ᔐྜ఩࡜ษ➃ညྜ఩࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ๓᪉⁥㉮㊰ࡢゅᗘࡣᖹᆒ 37.46 °± 14.07㸪㊥㞳ࡣᖹᆒ
3.73mm±1.06 ࡛࠶ࡗࡓ㸬㐣ཤࡢᩥ⊩࠿ࡽ㸪ษṑⅬࡢ⛣ື㔞ࡣᖹᆒ 4.63mm ±1.30 ࡜ሗ࿌ࡀ࠶ࡾ㸯㸧㸪௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡜࡯ࡰ୍⮴ࡋࡓ㸬๓᪉⁥㉮㊰ࡢゅᗘࡣ㸪㐣ཤࡢᩥ⊩࡜ࡢẚ㍑࡛ㄏᑟ㊰ࡢ఩⨨࡛ⱝᖸࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡀ㸪㏆ఝࡋ࡚࠸ࡓ㸰㸧㸬ᮏ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡟ࡼࡾ࢔ࣥࢸࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿゅᗘ㸪㊥㞳ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬๓᪉⁥㉮㐠ືࡣ୰ษṑࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃഃษṑ㸪≟ṑ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ⮻ṑ㒊࡛ࡢ࢞࢖ࢻࡶᙳ㡪ࡍࡿ㸬௒ᚋࡣࡇࢀࡽࡢ᳨ウࡶ⾜࠺ࡇ࡜࡛ୗ㢡㐠ືࢆ⪃៖ࡋࡓ⿵⥛⿦⨨స〇ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ㸬IV㸬ཧ⪃ᩥ⊩1) ᳜ᮌ ㄔ㸪᪝ᡭ ᩄ㸬 ๓᪉㐠ື᫬࡟࠾ࡅࡿୗ㢡㢌ࡢᅇ㌿࡜⛣ືࡢᵝ┦࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬 ᪥ᮏ⿵⥛Ꮫ఍ㄅ 1994; 38㸸1231-1243㸬
2) బ⸨㈆㞝㸪஭ᆏᩥ㝯 ௚㸬᪥ᮏேࡢညྜᵝᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬➨㸯ሗ ᪥ᮏேṇᖖညྜ⪅ࡢṑࡢᙧែ࡜ㄏᑟ㊰㸬㢡ညྜㄅ 1996;17(2):89-96.

- 129 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-21ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢṇ☜ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ‫⩧⃝῝ۑ‬ኴ㸪ኟᇼ♩஧㸪⏣㑓᠇ᫀ㸪㨣ཎⱥ㐨㸪㧗⸨ᜤᏊ㸪㧗ᶫᩄᖾ㸪㏆⸨ᑦ▱ᒾᡭ་⛉኱ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
Investigation of accuracy and reproducibility of intraoral scanner in the presence or absence of thescanning powder
Fukazawa S㸪Natsubori R㸪Tanabe N㸪Kihara H㸪Takafuji K㸪Takahashi T㸪Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology㸪School of Dentistry㸪Iwate Medical University

The purpose of this research was to evaluate the accuracy of intraoral scanner, comparing the trueness andprecision in the presence or absence of the scanning powder.
7 implants were placed in regions corresponding to the upper right second molar, upper right second
premolar, upper right canine, upper right central incisor, upper left canine, upper left second premolar, andupper left second molar of the fully edentulous upper jaw model. The 3D images data of the model was
obtained with an intraoral scanner (3shape Trios3) in the presence or absence of the scanning powder.
Results of comparison showed powder-free-associated greater error and suggested the requirement of thescanning powders in some cases, which prevent irregular reflection caused by metal or other glossy
materials.

Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡟ࡼࡿගᏛ༳㇟ἲࡀᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡾ㸪୍⯡⿵⥛⮫ᗋࡔࡅ࡛࡞ࡃཱྀ⭍࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡣ㸪CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒࡜
ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪἞⒪ᮇ㛫ࡢ▷⦰㸪ᝈ⪅ࡢ⫗యⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ㸪ᮦᩱ㈝ࡢ⠇⣙㸪㧗࠸ࢹ࣮ࢱࡢ෌⌧ᛶ࡞࡝ࢆྍ⬟࡜ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ㛗ᡤࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡟ࡣ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠺㝿࡟㸪஘཯ᑕࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ౑⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜㸪౑⏝ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡟ศ㢮ࡉࢀ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡀ␗࡞ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡀཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮
ࡢ⢭ᗘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ౑⏝ࡢ᭷↓ࡀ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡟ࡼࡿගᏛ༳㇟ἲࡢṇ☜ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲୖ㢡↓ṑ㢡ᶍᆺࡢྑഃ୰ษṑ㸪≟ṑ㸪➨஧ᑠ⮻ṑཬࡧ➨஧኱⮻ṑ┦ᙜ㒊࡞ࡽࡧ࡟㸪ୖ㢡ᕥഃ≟ṑ㸪➨஧ᑠ⮻ṑ㸪➨஧኱⮻ṑ┦ᙜ㒊࡟㸪እഃᛶ6ゅᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࢆ7ᮏᇙධᚋ㸪ཱྀ⵹ഃ࡟ᰯṇ⏝ᇶ‽⌫ࢆタ⨨ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢᇶ‽ᶍᆺ࡜ࡋࡓ㸦ᅗ㸧㸬ᅗ ᇶ‽ᶍᆺࡢ 3D ࢹ࣮ࢱ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ࡟࣮࣎ࣝ࢔ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⿦╔ᚋ㸪ྛ࣮࣎ࣝ࢔
ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ㸪᥋ゐᘧ୕ḟඖᗙᶆ ᐃᶵࢆ⏝࠸࡚୕ḟඖᙧ≧ィ ࡋ㸪㊥㞳ࡢᇶ‽್࡜ࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮(3shape TRIOS3)ࢆ⏝࠸࡚㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜ࡜㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱ㸦ᅗ1㸧ࢆ᥇ᚓࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪❧య⏬ീゎᯒ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸࡚㸪ྛ࣮࣎ࣝ࢔ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ㛫ࡢ㊥㞳࡟㛵ࡋ࡚┿ᗘ࣭⢭ᗘࡢẚ㍑ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹᮏ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪≉ᐃࡢ㒊఩ࢆ㝖࠸࡚㸪ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ౑⏝ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚᭷ព࡞ᕪࢆ
ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ㄗᕪࡀ᭷ព࡟኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ㒊఩ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ᭷ຠᛶࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 130 -

J-22
AR ࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆే⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳ࣮ࣕࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
‫ۑ‬ᯇᮏᙬᏊ㸪ຍ಴ຍᜨ㸪㧘ᶫెᏊ㸪㇂ཱྀ♸௓㸪ᰗ᮰㸪ᇛᡞᐶྐ
⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫညྜಟ᚟Ꮫㅮᗙཱྀ⭍࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝

Dynamic computer-guided navigation system using ARmodule

Matsumoto A㸪Kakaura K㸪TakahashiY㸪Taniguchi Y, Yanagi T㸪 Kido H
Section of Oral Implantology Department of Oral Rehabilitation Fukuoka Dental College

We examined the use of a wearable device with Navident® to perform surgery safely without looking
away from the surgical site. In this study, we focused on a display module (Barintech Co., Ltd., Kyoto)with a transparent background, created a new wearable device, and examined its usefulness. There was agood connection between the Navident® and the wearable device, and no difficulty was observed
including time lag of display. The results of the questionnaire survey showed that most surgeons did not
feel any sensation of pressure or eyestrain. There was no problem with the position or size of the focal
point in the module. The information of the drill position displayed in the field of vision did not obstruct
the direct vision of the surgical field.
Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡛ࡣ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࡢᇙධ఩⨨ࡣ἞⒪ࡢᡂྰࢆᕥྑࡍࡿ㔜せ࡞ᅉᏊ࡛࠶ࡿ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺୖ࡛Ỵᐃࡋࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ఩⨨࡝࠾ࡾ࡟ᇙධᡭ⾡ࢆᐇ⾜ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪
CAD/CAM ࡟ࡼࡿࢻࣜࣝ࢞࢖ࢻࡢ฼⏝ࡀᬑཬࡋ㸪Ⰻዲ࡞⢭ᗘࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢻࣜࣜࣥࢢసᴗࡀ┤ど࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪࢞࢖ࢻࡢ㐺ྜ୙Ⰻࡸసᴗ᫬࡟⛣ືࡀ࠶ࡿ࡜ᇙධ఩⨨ࡢ୙Ⰻࡔࡅ࡛࡞ࡃ኱ࡁ
࡞஦ᨾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᇙධࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡝࠾ࡾࡢᇙධࢆᐇ⌧ࡍࡿูࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࠸ࢃࡺࡿ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳ࣮ࣕࢆ฼⏝ࡋࡓࢻࣜࣝ఩⨨ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ᡃࠎࡢ᪋タ࡛ࡣ
2015 ᖺ 12 ᭶ࡼࡾࢻࣜࣝࡢࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸦Navident®㸪ClaroNAV㸧ࢆᑟධࡋ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥ
ࢺᇙධᡭ⾡࡟฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓ㸬Navident®ࡣ㸪⾡๓࡟ᑓ⏝ࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆᝈ⪅࡟⿦╔ࡋ࡚ CT ᧜ᙳࢆ⾜࠸㸪ᇙධᡭ⾡୰ࡣࢻࣜࣜࣥࢢ⏝ࡢࣁࣥࢻࣆ࣮ࢫ࡜ᝈ⪅ࡢṑิ࡟ᑓ⏝ࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆ⿦╔ࡋ㸪CT ࢹ࣮ࢱ࡜ࢻ
ࣜࣝࡢ఩⨨㛵ಀࢆ㸰ྎࡢ࣓࡛࢝ࣛᤊ࠼࡚㸪ࣔࢽࢱ࣮ୖ࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ᪉ἲࡣࢻࣜࣝ࢞࢖ࢻࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸Ⅼ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Navident®࡛ࡣ㸪⾡⪅ࡣࣃࢯࢥࣥࡢ⏬㠃ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᡭ⾡ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ᡭ⾡㒊఩࠿ࡽど⥺ࢆእࡍᚲせࡀ࠶ࡾ㸪Ᏻ඲࡟౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᢏ⾡࡜ឤぬࡢ⇍⦎ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪࢚࢘࢔ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡭ⾡㒊఩࠿ࡽど⥺ࢆእࡉࡎᏳ඲࡟ᡭ⾡ࢆ⾜࠺᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛௒ᅇ㸪⫼ᬒࡢ㏱㐣ᛶࡀ࠶ࡿࢹ࢕ࢫ
ࣉࣞ࢖ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦ࣂ࣮࢖ࣥࢸࢵࢡ♫㸪ி㒔㸧࡟ὀ┠ࡋ᪂ࡓ࡞࢚࢘࢔ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࢆ〇సࡋ᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲᇙධࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ㢡㦵ᶍᆺ࠾ࡼࡧᇙධィ⏬ࡣ Navident®ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࢟ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ㸬㢡㦵ᶍᆺࢆᐇ⩦⏝ࣇ࢓ࣥࢺ࣮࣒࡟⿦╔ࡋ㸪ᶍᆺ࡜ࢻࣜࣝ⏝ࣁࣥࢻࣆ࣮ࢫ࡟࣐࣮࣮࢝ࢆ⿦╔ࡋ࡚ Navident®ࡢ‽ഛࢆ᏶஢ࡋࡓ㸬
Navident®ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࣃࢯࢥࣥ࡜࢚࢘࢔ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࢆ HDMI ࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ᥋⥆ࡋ㸪ࣔࢽࢱ࣮ࡢ᝟ሗࢆࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟⾲♧ࡉࡏࡓ㸬ࢻࣜࣜࣥࢢ࡜࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධࢆ⾜࠸㸪࢚࢘ࣛࣈࣝࢹ࢕
ࣂ࢖ࢫࡢ⿦╔ឤ㸪ࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ.⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
Navident®࡜࢘࢔࢚ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࡢ᥋⥆≧ែࡣⰋዲ࡛㸪⾲♧࡟ࢱ࢖࣒ࣛࢢ࡞࡝ࡢ୙㒔ྜ࡞⌧㇟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪௒ᅇ౑⏝ࡋࡓ࢚࢘࢔ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࡣᅽ㏕ឤ㸪┠ࡢ⑂ປࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢேࡀឤࡌ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡣ↔Ⅼࡢ఩⨨㸪኱ࡁࡉ࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ど㔝ෆ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࢻࣜࣝࡢ఩⨨᝟ሗࡣ㸪⾡㔝ࡢ┤ど࡟ጉࡆ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡔᨵၿࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇ〇సࡋࡓ࢚࢘࢔ࣛࣈࣝࢹࣂ࢖ࢫࡣ Navident®࡜ࡢే⏝࡟᭷⏝࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᑗ᮶ࡇࡢ࢚࢘࢔ࣛࣈ
ࣝࢹࣂ࢖ࢫࡣ௚ࡢṑ⛉デ⒪ศ㔝࡟ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬- 131 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-23๓ṑ㒊⑕౛࡟࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝࢹࣂ࢖ࢫࢆᛂ⏝ࡋࡓᑂ⨾ᅇ᚟‫ۑ‬ᕝୖ ⣪࿴Ꮚ㸪ሷ⏣ ┿ᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔 ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺཱྀ࣭⭍෌⏕་Ꮫศ㔝
Digital devices supported restoration in the esthetic zone
Kawakami S㸪Shiota M
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, Tokyo Medical and Dental
University
Digital implant planning and guided implant surgery has rendered high patient satisfaction in esthetic zone.
Current digital impression techniques can accurately implant placement and satisfy the requirements ofdental restorations with the use of a computer display. In addition, this system has important advantages in
reducing impression time, patient burden, and vomiting reflex, compared to conventional impression.
The purpose of this report is to consider the usefulness of two cases of impression (the use of surgical
guide with conventional impression or intraoral scanners). In this report, each case has usefulness and bothcases achieved good esthetic results.
Ϩ㸬┠ⓗࢹࢪࢱࣝࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚㐺ษ࡞࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ఩⨨ࢆཱྀ⭍ෆ࡟෌⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᝈ⪅‶㊊ᗘࡢ㧗࠸࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᑂ⨾ಟ᚟ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬㏆ᖺ㸪࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟
ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ༳㇟࡟ࡼࡾ㸪ᚑ᮶ࡢ༳㇟᥇ᚓ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪఩⨨෌⌧ᛶࡢ㧗ࡉ㸪ࢹࢪࢱ࣮ࣝ࣡
ࢡࣇ࣮ࣟ࡟ࡼࡿసᴗࡢຠ⋡໬࡟࠾ࡅࡿඃ఩ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸯㸧㸪᭦࡞ࡿ฼౽ᛶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛௒ᅇ㸪๓ṑ㒊ᑂ⨾⑕౛࡟࠾ࡅࡿᡭ⾡᫬࡟ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࢆᛂ⏝ࡋࡓ⑕౛࡞ࡽࡧ࡟࣮࢜ࣛࣝ
ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆᛂ⏝ࡋࡓ⑕౛࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࡢ༳㇟᥇ᚓἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ⑕౛1࡛ࡣ㸪ୖ㢡୧ഃ୰ษṑḞᦆ⑕౛࡟ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ఩⨨㛵ಀࢆグ㘓ࡋ㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆస〇ࡋࡓ㸬஧ḟᡭ⾡᫬࡟㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆ⿦╔ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡣᚑ᮶ἲࡢࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓ࡟ࡼࡾస〇ࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪⑕౛2࡛ࡣ㸪ୖ㢡ྑഃഃษṑḞᦆ⑕౛࡟ᑐࡋ࡚஧ḟᡭ⾡᫬࡟࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS3㸹3shape㸧ࢆ⏝࠸࡚ගᏛ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸㸪ᬻ㛫⿵⥛⿦⨨ࢆస〇ࡋࡓ㸬᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀స〇ࡣ㸪࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚ᨵࡵ࡚ගᏛ༳㇟᥇
ᚓࢆ⾜࠸㸪స〇ࡋࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⾡๓᳨ᰝ࡛ࡣ㸪࣡ࢵࢡࢫ࢔ࢵࣉᶍᆺࡢࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱ࡜CT
ࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺ㸦co DiagnostiX㸹Straumann㸧ࢆ⏝࠸࡚⾜࠸㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆඖ࡟ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻ
ࢆస〇ࡋ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධᡭ⾡࡟౑⏝ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ࠸ࡎࢀࡢ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑂ⨾ⓗ࡟Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࢆᛂ⏝ࡋࡓ⑕౛࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡟఩⨨㛵ಀグ㘓⏝ࡢჾᮦࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ஧ḟᡭ⾡᫬࡟ᑂ⨾ᛶࡢ᪩ᮇᅇ᚟ࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᝈ⪅‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿⅬ࡟࠾࠸࡚᭷
⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධᡭ⾡ᚋ࡟ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࢆᨵ㐀ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆᛂ⏝ࡋࡓ⑕౛࡛ࡣ㸪ᮦᩱࡢ◳໬ᚅࡕࡀ࡞ࡃ㸪ࢳ࢙࢔ࢱ࢖࣒ࡶ▷⦰ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᭱⤊༳㇟᫬࡟⢓⭷㈏㏻㒊ࡢᙧែࢆ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱࣛ࢖ࢬ࡞ࡋ࡟
཯࡛ᫎࡁࡿⅬ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௒ᚋ㸪࣮࢜ࣛࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ᭦࡞ࡿᛂ⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ㸬㸦἞⒪ࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪ᮏ⑕౛ࡢⓎ⾲࡟㝿ࡋ࡚㸪ᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬㸧
ϫ㸬ᩥ⊩㸯㸧Takeuchi Y, Koizumi H, Furuichi M. Use of digital impression systems with intraoral scanners forfabricating restorations and fixed dental prostheses. J Oral Sci.2018;60(1):1-7

Vol.9, No.2, 2019

- 132 -

J-24࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ CAD/CAM ෙ࡜ኳ↛ṑࡢⰍㄪ㐺ྜᛶࡢ᳨ウ‫ۑ‬㔝⏣೔Ꮚ㸪⢗⏣ᜨ᲍⳹㸪㐍 ༓᫓㸪᰿ᮏ᛭ዉ㸪኱᳃ ဴ㸪℧⏣⨾ዉ㸪୕ᾆᏹஅᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ᦤ㣗ᶵ⬟ಖᏑᏛศ㔝Investigation of color matching of CAD/CAM crown using multilayered block and natural tooth
Noda M㸪Sukumoda E㸪 Shin C㸪Nemoto R㸪Omori S㸪Takita M㸪Miura H
Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo
Medical and Dental University
In recent years, many CAD / CAM multi-layered composite resin and zirconia blocks have beendeveloped in order to reproduce color as close to natural teeth as possible. If these blocks could achieve
high color reproducibility, it will be possible to provide a high quality aesthetic treatment for the patients.
Therefore, this study aimed to evaluate the color reproducibility of CAD / CAM crowns made frommulti-layered composite resin and zirconia blocks compared to the natural teeth color.
Within limitation of this study, CAD/CAM crowns made from multi-layered blocks were close to natural
teeth in color which enables clinical adaptation.
Ϩ㸬┠ⓗ
CAD/CAMࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬ࡟క࠸㸪ᖹᡂ26ᖺࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ᫬࡟ᑠ⮻ṑࡢ඲㒊⿕そෙ࡜ࡋ࡚
CAD/CAMෙࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓᑂ⨾ⓗ࡟ࡶ᭷⏝࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮫ᗋ࡟࠾࠸࡚CAD/CAMෙࡢ౑⏝ࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࡟క࠸ከࡃࡢCAD/CAMෙ⏝ࣈࣟࢵࢡࡀ㛤Ⓨ㸪㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᚑ᮶ࡢCAD/CAM⏝ࣈࣟࢵࢡࡣ༢୍Ⰽࡢࡓࡵṑෙ⏝◳㉁ࣞࢪࣥࡸ㝡ᮦࢆ⠏┒ࡋ࡚〇సࡋࡓෙ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑂ⨾ᛶ࡟ຎࡾ㸪ࡲࡓࢭ࣓ࣥࢺⰍࡢᙳ㡪ࡀฟࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡢḞⅬࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪๓ṑ㒊࡬ࡢ㐺ᛂࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ㸪ኳ↛ṑ࡟㏆࠸Ⰽㄪࢆ෌⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟CAD/CAMෙ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࢪࣝࢥࢽ࢔ࣈࣟࢵࢡࡸࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣ༢୍Ⰽ࡛ࡣ࡞ࡃ࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࡢࡶࡢࡀᬑཬࡋ
ጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾⰍㄪࡢ㧗࠸෌⌧ᛶࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᝈ⪅ࡢᑂ⨾ᛶ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊
ᗘࡢ㧗࠸἞⒪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸࡚CAD/CAMෙࢆ〇సࡋ㸪⾡๓ࡢᢤཤṑࡢⰍㄪ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛CAD/CAMෙࡢⰍㄪ㐺ྜᛶ࡟㛵ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ⿕㦂ṑࡣ㸪ᢤཤࡉࢀࡓ࠺⼃ࡢ࡞࠸ୖ㢡୰ษṑ2ṑ࠾ࡼࡧୖ㢡➨୍ᑠ⮻ṑ2ṑ࡜ࡋࡓ㸬ࡣࡌࡵ࡟ᢤཤṑࡢࢩ࢙࣮ࢻࢆṑ⛉⏝ Ⰽ⿦⨨㸦Crystaleye㸪࢜ࣜࣥࣃࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋ㸪ᐃ⤖ᯝࡢࢩ࢙࣮ࢻ࢞࢖ࢻ㸦VITAPAN®classical㸪VITA Zahnfabrik㸧࡜ඹ࡟ᢤཤṑࡢ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓ㸬ḟ࠸࡛㢡ᶍᆺ࡟ᅛᐃᚋ㸪ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ㸦ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥϩ㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡟࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸㸪㉸◳▼⭯㸦ࢽ࣮ࣗࣇࢪࣟࢵࢡ㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡟࡚▼⭯ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬ḟ࡟ᢤཤṑࢆᨭྎṑᙧᡂᚋ㸪ྠᵝ࡟ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ㸦ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥϩ㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡟ࡼࡿ༳㇟᥇ᚓ㸪㉸◳▼⭯㸦ࢽ࣮ࣗࣇࢪࣟࢵࢡ㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡟ࡼࡿ▼⭯ᶍᆺ〇సࢆ⾜࠸㸪ᨭྎṑᙧᡂ๓ࡢᶍᆺ࡜ࢩ࢙࣮ࢻ ᐃ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓCAD/CAMෙࢆ〇సࡋࡓ㸬ෙ〇స࡟ࡣࢪࣝࢥࢽ࢔ࣈࣟࢵࢡ࡜ࡋ࡚ᯇ㢼ࢹ࢕ࢫࢡZR-SS࣮ࣝࢭࣥࢺ㸦ᯇ㢼㸧㸪ࣦࣛ࢓࢚ࢫࢸࢸ࢕ࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࢔㸦3M㸧㸪ࣀࣜࢱࢣ࢝ࢱࢼࢪࣝࢥࢽ࢔UTML㸦ࢡࣛࣞࣀࣜࢱࢣࢹࣥࢱࣝ㸧㸪ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ࡜ࡋ࡚ᯇ㢼ࣈࣟࢵࢡHC㸦ᯇ㢼㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬〇సࡋࡓCAD/CAMෙࢆṑ⛉⏝Ⰽㄪ㐺ྜ☜ㄆᮦᩱ㸦ࣃࢼࣅ࢔®V5ࢺࣛ࢖࢖࣮ࣥ࣌ࢫࢺ㸦ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ㸧㸪ࢡࣛࣞࣀࣜࢱࢣࢹࣥࢱࣝ㸧ࢆ⏝࠸࡚ᡭᣦᅽ࡟࡚ᨭྎṑ࡟⿦╔ࡋࡓ㸬᭱ᚋ࡟ṑ⛉⏝ Ⰽ⿦⨨㸦Crystaleye㸪࢜ࣜࣥࣃࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚CAD/CAMෙࡢࢩ࢙࣮ࢻࢆ ᐃࡋ㸪CIELab⾲Ⰽ⣔ࢆ⏝࠸࡚L‫ސ‬㸪a‫ސ‬㸪b‫⟬ࢆ್ސ‬ฟࡍࡿࡇ࡜࡛ⰍᕪǼEࢆ⟬ฟࡋ㸪ᙧᡂ๓ࡢᢤཤṑࡢࢩ࢙࣮ࢻ࡜ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࢪࣝࢥࢽ࢔ࣈࣟࢵࢡཬࡧࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛ࢘ࣥ࡜ኳ↛ṑࡢⰍᕪǼE ࡢᖹᆒ್ࢆṑ㢁㒊㸪୰ኸ㒊㸪ษ⦕㒊࡛⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝ㸪඲࡚ࡢࣈࣟࢵࢡ࡟࠾࠸࡚ⰍᕪǼE ࡢ್ࡣṑ㢕㒊࡛ 0.77ࠥ4.96㸪୰ኸ㒊࡛ 1.04ࠥ5.93㸪ษ⦕㒊࡛ 1.99ࠥ6.77 ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ⰍᕪǼEࡣษ⦕㒊㸪୰ኸ㒊㸪ṑ㢁㒊ࡢ㡰࡟ᩘ್ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚〇సࡋࡓ࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ CAD/CAM ෙࡣṑ㢁㒊࡟㏆࠸࡯࡝Ⰽㄪ㐺ྜᛶࡀⰋዲ
࡜࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪࣐ࣝࢳࣞ࢖࣮ࣖᆺࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ CAD/CAM ෙࡣ⮫ᗋୖ᭷⏝࡞Ⰽㄪ㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬- 133 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-25࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒࡜ୗ㢡㐠ື
1

1

2

1

ᐃჾࢆᛂ⏝ࡋࡓ 1 ⑕౛

1‫ۑ‬㧘ᶫెᏊ 㸪㇂ཱྀ♸௓ 㸪୍ᚿᜏኴ 㸪ᯇᮏᙬᏊ 㸪ຍ಴ຍᜨ 㸪ᇛᡞᐶྐ11⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫညྜಟ᚟Ꮫㅮᗙཱྀ⭍࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝,2⚟ᒸṑ⛉኱Ꮫ་⛉ṑ⛉⥲ྜ⑓㝔୰ኸᢏᕤᐊ
A case report of dental implant prosthetic treatment in by using computerized pantograph and
CAD/CAM system
Takahashi Y1㸪Taniguchi Y1㸪Isshi K2㸪Matsumoto A1㸪Kakura K1㸪Kido H1
1
Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
2
Fukuoka Dental College Medical&Dental General Hospital Central Dental Laboratory
We report a case of missing right mandibular second premolar and first molar which were restored withdental implants. We used a computerized pantograph and a CAD/CAM system to take into accountbiological jaw movements and determined the occlusal morphology of the final superstructures.
(The patient gave informed consent to the treatment and publication of this case report.)Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࡢୖ㒊ᵓ㐀ࡣ㸪㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚▼⭯ᶍᆺࢆ౑⏝ࡋࡓ〇సࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢ᪉ἲ࡟
ࡼࡿ〇స≀ࡢⰋྰࡣ㸪ညྜჾࡢ᧯సࡸᶍᆺࡢྲྀࡾᢅ࠸➼㸪⾡⪅ࡢᢏ⾡࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࡛฼⏝ࡉࢀࡿ༙ㄪ⠇ᛶညྜჾࡢ㢛㊰ࡣ┤⥺ⓗ࡛࠶ࡾ㸪㢡㐠ືࢆ᏶඲࡟෌⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬୍᪉㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡛ගᏛ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡛ࡣཱྀ⭍ෆࡢ᝟ሗࡣࢹࢪࢱࣝ໬ࡉࢀࡿ㸬ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࣡ࢵࢡ
ࢫ࢔ࢵࣉ࡟࡚⿵⥛ᙧែࢆస〇ࡋࡓሙྜ㸪⾡⪅࡬ࡢᢏ⾡౫Ꮡࡀᑡ࡞ࡃ㸪෌⌧ᛶࡀ㧗࠸἞⒪ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ୗ㢡㐠ື ᐃჾ࡜ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ㸪⏕యࡢ㢡㐠ືࢆ⪃៖ࡋࡓညྜ㠃ᙧែࡢỴᐃࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ㸬௒ᅇ㸪ୗ㢡ྑഃ➨஧ᑠ⮻ṑ࡜➨୍኱⮻ṑḞᦆ㒊఩࡟ᑐࡋ࡚ୗ㢡㐠ື ᐃჾ࡜ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
⏝࠸࡚⏕యࡢ㢡㐠ືࢆ⪃៖ࡋ㸪᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢညྜ㠃ᙧែࢆỴᐃࡋࡓ⑕౛ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲᝈ⪅ࡣ 62 ṓ⏨ᛶ㸪ྑഃ࡛ჶࡵ࡞࠸ࢆ୺ッ࡟ 2015 ᖺ 2 ᭶࡟᮶㝔ࡋࡓ㸬ࣈࣜࢵࢪࡢᨭྎṑ࡛࠶ࡿୗ㢡ྑഃ➨୍኱⮻ṑࡢṑ᰿◚ᢡࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵᢤṑ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ୗ㢡ྑഃ➨஧ᑠ⮻ṑ࡜➨୍኱⮻ṑḞᦆ㒊఩࡬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࢆᕼᮃࡋࡓࡓࡵ㸪ྠᖺ 4 ᭶࡟࢞࢖ࢹࢵࢺࢧ࣮ࢪ࢙࣮ࣜ࡟࡚࢖ࣥࣉࣛࣥ
ࢺయ㸦Nobel Replace CC® ȭ4.3x11.5mm㸪Nobel Biocare㸪Switzerland㸧ࡢᇙධᡭ⾡㸦ᇙධࢺࣝࢡ㸹30N㸧ࢆ⾜࠸㸪ྠᖺ 8 ᭶࡟ࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᛶࡢᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ⿦╔ࡋࡓ㸬᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡍࡿࡓࡵ࡟ୗ㢡㐠ື ᐃჾ(KaVo ARCUS digmaϩ®㸪KaVo Dental㸪Germany)ࢆ⏝࠸࡚㸪ୖ㢡ࡢညྜᖹ㠃ࢆᇶ‽࡟㸪ୗ㢡ࡢ๓᪉㐠ື࣭ഃ᪉㐠ື࣭࿪ᄮࢧ࢖ࢡࣝࡢୗ㢡㐠ືࢆ ᐃࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓୗ㢡㐠ືࡢ㌶㐨ࢹ࣮ࢱࢆ
CAD ⿦⨨࡟ධຊࡋ㸪ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࢔〇ࡢࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᛶ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢ〇సࡋࡓ㸬
2016 ᖺ 2 ᭶࡟᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ⿦╔ࡋࡓ㸬࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫࡣ 3 ࣧ᭶࡟ 1 ᗘࡢ㛫㝸࡛⾜ࡗࡓ㸬᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀⿦╔ 3 ᖺ 2 ࣧ᭶ᚋ㸪ཱྀ⭍ෆ࡟␗ᖖᡤぢࡣ☜ㄆࡉࢀࡎ㸪ࢹࣥࢱࣝ X ⥺෗┿࡟࠾࠸࡚㐺ྜ୙Ⰻࡸ⿦╔┤ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㢧ⴭ࡞࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ࿘ᅖ⤌⧊ࡢ␗ᖖᡤぢࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫ᫬
࡟᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢୗ㢡㐠ື ᐃჾ࡟ࡼࡿ෌ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀⿦╔๓ࡢୗ㢡㐠ື࡜ࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸬Ϫ.⤖ᯝ࡜⪃ᐹ௒ᅇ⏝࠸ࡓୗ㢡㐠ື ᐃჾ࡟ࡼࡿညྜ≧ែࡢグ㘓ࡣṧᏑṑࡢỿୗ㔞ࡸືᦂ㔞ࢆ཯࡛ᫎࡁࡿࡓࡵ㸪ᮏ⑕౛࡛ࡣ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀⿦╔᫬ࡢࢳ࢙࢔ࢧ࢖ࢻ࡛ࡢㄪᩚ㔞ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫ᫬ࡢୗ㢡㐠ືᐃჾ࡟ࡼࡿ෌ホ౯࡛ࡣ㸪᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀⿦╔๓ࡢୗ㢡㐠ື࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᕪࡀ࡯࡜ࢇ࡝ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡣୗ㢡㐠ືࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ညྜ㠃ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬௒ᚋࡣึデ᫬࠿ࡽୗ㢡㐠ືࢆ ᐃࡋ㸪ࡑࡢ㐠ືࢆ᭱ึ࠿ࡽ἞⒪࡟཯ᫎࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬㸦἞⒪ࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡶᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬㸧

Vol.9, No.2, 2019

- 134 -

J-26
CAD/CAM ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻ GBR ⏝ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㛤Ⓨ
CAD/CAM
GBR ⏝ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㛤Ⓨ‫ۑ‬ᯘὈ⏕,ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻ
▼ᾆ㞝୍, ᒣཱྀ⳥Ụ, ᐀ീ※༤,ᑿ㛵㞞ᙪ‫ۑ‬ᯘὈ⏕, ▼ᾆ㞝୍, ᒣཱྀ⳥Ụ, ᐀ീ※༤, ᑿ㛵㞞ᙪ᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊࢖ࣥࣉࣛࣥࢺṑ⛉Ꮫㅮᗙ᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊࢖ࣥࣉࣛࣥࢺṑ⛉Ꮫㅮᗙ
Developmentof titanium mesh for guided bone regeneration㸦GBR㸧using computer-aided design
Development of manufacturing㸦CAD/CAM㸧
titanium mesh for guided bone regeneration㸦GBR㸧using computer-aided design
computer-aided
computer-aided
manufacturing㸦CAD/CAM㸧
HayashiT, Ishiura
Y, Yamaguchi K, Munakata M, Ozeki M
HayashiT, Ishiura
Y, Yamaguchi
K, Munakata
M, Ozeki
Department
of Implant
Dentistry,Showa
University
schoolMof dentistry
Currently, in of
theImplant
implantDentistry,Showa
treatment, fabricationof superstructureusing CAD / CAM and surgical guide are
Department
University
school of dentistry
widely performed.
However,
for advanced
implant
surgical procedures
includingbonesuchguide
as sinus
Currently,
in the implant
treatment,
fabricationof superstructureusing CAD
/ CAM
andgrafts
surgicalarelift andperformed.
GBR, manuals
that forstilladvanced
depend on
the operator's
experience,such asbone
settingthesuchopenas sinus,
widelyHowever,
implant
surgical procedures
includinggraftssinus
identifying
the septum
installingthe membrane,
It isasenforced.
Here
we report
lift
and GBR,manualsposition,that stilltrimming
depend andon theoperator's
experience,etc.
suchsetting theopensinus,
the developmentof a custom
GBR
titaniumandmesh
and a surgical
guide foretc.
sinus
liftenforced.
using CAD
/ CAM.
identifying
the septum
position,trimming
installingthe membrane,
It is
Here
we report
the development of a custom GBR titanium mesh and a surgical guide for sinus lift using CAD / CAM.
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
⌧ᅾ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚㸪ᬻ㛫࠾ࡼࡧ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢస〇ࡸࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ㸪ࢧ࣮ࢪ࢝⌧ᅾ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚㸪ᬻ㛫࠾ࡼࡧ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࡢస〇ࡸࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ㸪ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞࢖ࢻࡢస〇࡞࡝ᵝࠎ࡞࣐ࢸࣜ࢔ࣝࢆ⏝࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ἞⒪ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪୺ࣝ࢞࢖ࢻࡢస〇࡞࡝ᵝࠎ࡞࣐ࢸࣜ࢔ࣝࢆ⏝࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ἞⒪ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪୺࡜ࡋ࡚デ᩿࠾ࡼࡧ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢧ࢖ࢼࢫࣜࣇࢺࡸ guided bone࡜ࡋ࡚デ᩿࠾ࡼࡧ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢧ࢖ࢼࢫࣜࣇࢺࡸ
guided boneregeneration 㸦௨ୗ GBR ࡜ࡍࡿ㸧➼ࡢ㦵⛣᳜ࢆྵࡴ㧗ᗘ࡞࢖ࣥࣉࣛࣥࢺእ⛉ᡭᢏ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
regeneration 㸦௨ୗ GBR ࡜ࡍࡿ㸧➼ࡢ㦵⛣᳜ࢆྵࡴ㧗ᗘ࡞࢖ࣥࣉࣛࣥࢺእ⛉ᡭᢏ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⾡๓࡛ࡢࢹࢪࢱࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥデ᩿ࡣ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢࡢ㸪㛤Ὕ㒊ࡢタᐃࡸ㝸ቨࡢ఩⨨ࡢྠᐃ㸪⾡๓࡛ࡢࢹࢪࢱࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥデ᩿ࡣ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢࡢ㸪㛤Ὕ㒊ࡢタᐃࡸ㝸ቨࡢ఩⨨ࡢྠᐃ㸪࣓ࣥࣈࣞࣥࡢࢺ࣑ࣜࣥࢢࡸタ⨨఩⨨➼㸪⾡⪅ࡢ⤒㦂࡟౫Ꮡࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ
࣓ࣥࣈࣞࣥࡢࢺ࣑ࣜࣥࢢࡸタ⨨఩⨨➼㸪⾡⪅ࡢ⤒㦂࡟౫Ꮡࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ
⌧≧࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇᡃࠎࡣ㸪computer-aided design/computer-aided manufacturing 㸦௨ୗ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇᡃࠎࡣ㸪
computer-aided GBR
design/computer-aided
manufacturing 㸦௨ୗ
CAD/CAM࡜ࡍࡿ㸧ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻ
⏝ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㛤Ⓨࢆࡋࡓࡢ࡛ࡇࡇ࡟ሗ࿌
CAD/CAM ࡜ࡍࡿ㸧ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻ GBR ⏝ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㛤Ⓨࢆࡋࡓࡢ࡛ࡇࡇ࡟ሗ࿌
ࡍࡿ㸬
ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
᫛࿴኱Ꮫṑ⛉⑓㝔࡟࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࡢ┠ⓗ࡛㐣ཤ࡟᮶㝔ࡋࡓ᫛࿴኱Ꮫṑ⛉⑓㝔࡟࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࡢ┠ⓗ࡛㐣ཤ࡟᮶㝔ࡋࡓ
ᝈ⪅ࡢCTࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪
GBRࡀᚲせ࡛⮫ᗋ࡟࡚㐼㐝ࡋࡸࡍ࠸ୖ㢡๓ṑᝈ⪅ࡢCTࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪
GBRࡀᚲせ࡛⮫ᗋ࡟࡚㐼㐝ࡋࡸࡍ࠸ୖ㢡๓ṑ㒊Ḟᦆ࠾ࡼࡧୗ㢡ࡢ⮻ṑ㒊㐟㞳➃Ḟᦆ⑕౛ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸬⾡๓CTࡢ
㒊Ḟᦆ࠾ࡼࡧୗ㢡ࡢ⮻ṑ㒊㐟㞳➃Ḟᦆ⑕౛ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸬⾡๓CTࡢ
DICOMࢹ࣮ࢱࡼࡾ࣮࢚࢟ࣥࢫ♫ࡢ࢔ࢪࣜࢫࢱ3200ࢆ⏝࠸࡚ගᶞ⬡
DICOMࢹ࣮ࢱࡼࡾ࣮࢚࢟ࣥࢫ♫ࡢ࢔ࢪࣜࢫࢱ3200ࢆ⏝࠸࡚ගᶞ⬡㢡㦵ᶍᆺࢆస〇㸬ᶍᆺࢆ㸱shape♫ࡢ㸱Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮D900࡛ㄞࡳ㎸㢡㦵ᶍᆺࢆస〇㸬ᶍᆺࢆ㸱shape♫ࡢ㸱Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮D900࡛ㄞࡳ㎸ࡳ㸪Denture Mode ࡟࡚࣓ࢵࢩࣗࡢタィࡋ㸪࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻࡢࢳࢱ
ࡳ㸪Denture
Mode ࡟࡚࣓ࢵࢩࣗࡢタィࡋ㸪࢝ࢫࢱ࣒࣓࢖ࢻࡢࢳࢱ
࣓ࣥࢵࢩࣗࢆస〇ࡋࡓ㸦ᅗ㸧㸬
3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡟࡚స〇ࡋࡓ㢡㦵ᶍ図
ᅗ チタンメッシュの設計図
ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢタィᅗᅗ ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢタィᅗ࣓ࣥࢵࢩࣗࢆస〇ࡋࡓ㸦ᅗ㸧㸬
3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡟࡚స〇ࡋࡓ㢡㦵ᶍᆺࢆࣔࢹࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛㸪㦵Ḟᦆ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⌮᝿ⓗ࡞ᙧែࡢࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢస
ᆺࢆࣔࢹࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛㸪㦵Ḟᦆ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⌮᝿ⓗ࡞ᙧែࡢࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢస
〇ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪స〇ࡋࡓࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㐺ྜࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㢡㦵ᶍᆺ࡟⿦╔ࡋࡓ࡜〇ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪స〇ࡋࡓࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢ㐺ྜࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㢡㦵ᶍᆺ࡟⿦╔ࡋࡓ࡜ࡇࢁⰋዲ࡞㐺ྜࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ࡇࢁⰋዲ࡞㐺ྜࡀᚓࡽࢀࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ㏻ᖖࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࢆ⏝࠸ࡓ GBR ࢆ᪋⾜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⾡๓ࡢ CT ࢹ࣮ࢱ࡟࡚㦵Ḟᦆࡢ≧ែࡣ࠶
㏻ᖖࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࢆ⏝࠸ࡓ
GBR ࢆ᪋⾜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⾡๓ࡢ CT ࢹ࣮ࢱ࡟࡚㦵Ḟᦆࡢ≧ែࡣ࠶ࡿ⛬ᗘィ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ⾡୰࡟┠࡛ࢺ࣑ࣜࣥࢢࡸ㈿ᙧࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡿ⛬ᗘィ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ⾡୰࡟┠ ࡛ࢺ࣑ࣜࣥࢢࡸ㈿ᙧࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪⾡⪅ࡢࢫ࢟ࣝࡸ⤒㦂࡟౫Ꮡࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢺ࣑ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿࢳࢱࣥ㎶⦕ࡢ㗦⦕໬ࡀ⏕ࡌ㸪࣓ࣥ⾡⪅ࡢࢫ࢟ࣝࡸ⤒㦂࡟౫Ꮡࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢺ࣑ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿࢳࢱࣥ㎶⦕ࡢ㗦⦕໬ࡀ⏕ࡌ㸪࣓ࣥࣈࣞࣥࡢ㟢ฟࡸࡑࢀ࡟క࠺⅖⑕⑕≧ࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ᮏἲ࡛ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࣈࣞࣥࡢ㟢ฟࡸࡑࢀ࡟క࠺⅖⑕⑕≧ࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ᮏἲ࡛ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ㦵⛣᳜࡟ࡼࡾᅇ᚟ࡋࡓᙧែࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐺ษ࡞ᙧែࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡭ⾡୰ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ㦵⛣᳜࡟ࡼࡾᅇ᚟ࡋࡓᙧែࢆ᝿ᐃࡋࡓ㐺ษ࡞ᙧែࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡭ⾡୰ࡢసᴗࢆ⡆⣲໬ࡋ㸪Ᏻ඲࠿ࡘṇ☜࡟ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬௒ᚋࡢసᴗࢆ⡆⣲໬ࡋ㸪Ᏻ඲࠿ࡘṇ☜࡟ࢳࢱ࣓ࣥࢵࢩࣗࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬௒ᚋࡣ⮫ᗋᛂ⏝ࡋᮏἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬ࡣ⮫ᗋᛂ⏝ࡋᮏἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬- 135 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-27
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆᛂ⏝ࡋࡓညྜ᥇ᚓἲ࡛඲㒊ᗋ⩏ṑࢆ〇సࡋࡓ୍⑕౛
‫ۑ‬⡿⃝ ᝆ㸪ᑠᯘ⌶ஓ㸪Ᏻ⸤⣪⧊㸪ᑠᒣ⏣ຬኴ㑻㸪㏆⸨ᑦ▱ᒾᡭ་⛉኱Ꮫ⿵⥛࣭࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ,A Case Report of Complete Denture fabrication with taking Bite using intraoral scannerYonezawa Y㸪Kobayashi T㸪Aki S㸪Oyamada Y㸪Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology School of Dentistry Iwate Medical University
Optical impression with intra oral scanners has come into widespread use as a method of making
impression in the field prosthetic treatment. This clinical report described how to make precise
impression and to obtain vertical dimension for an edentulous patient, using a intra oral scanner.
Consequently, we could successfully establish the digital workflow for complete denture fabrication.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪ṑ⛉⿵⥛㡿ᇦ࡟࠾࠸ཱྀ࡚⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡀᖜᗈࡃ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪༳㇟ᮦࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ཱྀ⭍ෆࡢ≧ែࢆ෌⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪᮶㝔ᅇᩘࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪᥇ᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢ㛗ᮇಖᏑࡀྍ⬟࡞ࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿ㸬ᡃࠎࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚㢡ሐ⢓⭷ࢆගᏛ༳㇟᥇ᚓࡋࡓ㝿ࡢ⢭ᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪༑ศ࡟⮫ᗋᛂ⏝ࡀྍ⬟࡞ࡇ࡜ࡸ㸪ගᏛ༳㇟ࡢ༶᫬⩏ṑ࡬ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓ㸬௒ᅇ㸪ࡇࢀࡲཱྀ࡛⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓୖୗ㢡↓ṑ㢡ᝈ⪅ࡢ㢡㛫㛵ಀグ㘓ࢆ㸪≉Ṧ࡞⿦⨨ࢆ౑⏝ࡏࡎ㸪ညྜ᥇ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡑࡢᡭἲࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲᝈ⪅ࡣ㸪73ṓࡢ⏨ᛶ࡛௨๓࠿ࡽᒾᡭ་⛉኱Ꮫ௜ᒓ⑓㝔ṑ⛉་⒪ࢭࣥࢱ࣮⩏ṑእ᮶࡟㏻㝔ࡋ㸪ၥ㢟࡞ࡃୖୗ㢡඲㒊ᗋ⩏ṑࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⩏ṑࢆ⣮ኻࡋ࿪ᄮ㞀ᐖ㸪ᑂ⨾㞀ᐖࡢ᪩ᮇᅇ᚟ࢆᕼᮃ
ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ⑕౛࡛ࡣ㸪⢭ᐦ༳㇟᥇ᚓ㸪ညྜ᥇ᚓ࡟ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮TRIOS® 3 (3Shape A/S
Denmark) ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ගᏛ༳㇟࡛ࡣ㸪ཱྀゅ㕍࡟ཱྀ࡚၁࡜ྍື⢓⭷ࢆᗈࡆಖᣢࡋ㸪ᗙ఩࡟࡚ࢫ࢟ࣕ
ࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ညྜ᥇ᚓࡣ㸪ညྜᖹ㠃ࡢタᐃ࠾ࡼࡧညྜ㧗ᚄࡢಖᣢ࡟ࣃࢸࢱ࢖ࣉࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ
㸦ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥϩ GC ᮾி㸧࡜ညྜᖹ㠃タᐃᯈࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ࣃࢸࢱ࢖ࣉࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦࢆညྜᖹ㠃タᐃᯈࡢୖ࡟஌ࡏ㸪௬᝿ညྜᖹ㠃ࢆタᐃࡋ࡞ࡀࡽୖ㢡㢡ሐ࡟ᅽ᥋ࡋࡓ㸬ḟ࡟ୗ㢡㢡ሐ࡟ࣃࢸࢱ࢖ࣉࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦࢆ㢡ሐᙧែ࡟ྜࢃࡏ࡚ᤄධࡋ㸪༳㇟ᮦࡢ◳໬๓࡟ୖ㢡ࢆྜࢃࡏࡓညྜᖹ㠃タᐃᯈࡢୗ㠃࡟᥋ゐࡉࡏᆶ┤ⓗ㢡㛫㛵ಀࡢタᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ညྜᖹ㠃タᐃᯈࢆ᧔ཤࡋ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥ⣔ညྜ᥇ᚓᮦ㸦࢚ࢢࢨࣂ࢖ࢺϪ GC ᮾி㸧࡟࡚ࢳ࢙ࢵࢡࣂ࢖ࢺἲࢆ⾜࠸ᆶ┤ⓗ㢡㛫㛵ಀࡢタᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᑠ⮻ṑ㒊ࡼࡾ๓᪉ࡢ༳㇟ᮦࢆ๐㝖ࡋ࡚㢡ሐᙧែࡀ┠ど࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪ࡑࡢ㒊ศࢆཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮TRIOS®3ࡢညྜ᥇ᚓ࣮ࣔࢻ࡛㢡ሐ⢓⭷ࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋ㸪㢡㛫㛵ಀࢆグ㘓ࡋࡓ㸬ୖୗ㢡ࡢ⏬ീࢹ࣮ࢱࢆSTLᙧᘧ࡟ኚ᥮ࡋ㸪CADࢯࣇࢺ㸦3Shape Dental Systems㸧ୖ࡛㢡㛫㛵ಀࡢ෌⌧㸪⩏ṑᴫᙧࡢタィ㸪ேᕤṑ᤼ิ㸪ṑ⫗ᙧᡂࢆ⾜࠸㸪ࢯࣇࢺୖ࡛⩏ṑࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓᚋ㸪ேᕤṑ࡜ᗋ㒊ศ࡟ศࡅ࡚ฟຊࡋࡓ㸬ேᕤṑ㒊ࢆࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㸦ࣞࢪࣥࢹ࢕ࢫࢡ ᒣඵṑᮦᕤᴗ ឡ▱㸧ࡢ๐ฟࡋ㸪ᗋ㒊ศࢆ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ࣞࢪࣥ㸦SHERAprint-sg COAEFRONT ᮾி㸧࡟࡚〇సࡋࡓ㸬ேᕤṑ㒊࡜ᗋ㒊ศࢆ᥋╔ࡋ㸪ୖୗ㢡඲㒊ᗋ⩏ṑࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓ㸬ᑦ㸪ᮏ◊✲ࡣᒾᡭ་⛉኱ᏛṑᏛ㒊೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࡢࡶ࡜ᝈ⪅࡟༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸦ᢎㄆ␒ྕ01278㸧.
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹᮏ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖୗ㢡↓ṑ㢡ᝈ⪅ࡢ㢡㛫㛵ಀグ㘓ࢆ≉Ṧ࡞⿦⨨ࢆ౑⏝ࡏࡎ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛᥇ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ⑕౛ࡢࡼ࠺࡟᪩ᮇ࡟࿪ᄮ㞀ᐖ㸪ᑂ⨾㞀ᐖࡢᨵၿࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⑕౛࡛ࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚ගᏛ༳㇟᥇ᚓ㸪ညྜ᥇ᚓࢆྠ᪥࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛᮶㝔ᅇᩘࢆῶᑡࡉࡏᝈ⪅ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪 CAD/CAM ᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋ࡚⩏ṑࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᚑ᮶ἲࡢ↹㞧࡞ᢏᕤ᧯సࢆ࡞ࡃࡋ㸪ᮦᩱ࠾ࡼࡧᢏᕤ㈇ᢸࡢ㍍ῶࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ㸬ᮏ
⑕౛ࢆ㏻ࡌ࡚㸪඲࡚ࡢ⩏ṑ〇సࡢࢫࢸࢵࣉࡀࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋ࡚〇సྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 136 -

J-28
3D ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓ」〇⩏ṑࡢᙧែ࡜ညྜ᥋ゐ㠃✚ࡢ෌⌧⢭ᗘ‫ۑ‬ሷἑ┿✑1㸪㕥ᮌဴஓ1㸪ᅵ⏣ඃ⨾2㸪኱ᮌ᫂Ꮚ3㸪ୖᲄ┿࿃3㸪㧘ᶫⱥ࿴21ᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ཱྀ⭍ᶵ⬟෌ᘓᕤᏛศ㔝㸪2ᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ཱྀ⭍ᶵᮦ㛤ⓎᕤᏛศ㔝㸪3ᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ཱྀ⭍ᇶ♏ᕤᏛศ㔝
Reproducibility of shape and occlusal contact area of duplicate denture
Shiozawa M1, Suzuki T1, Tsuchida Y2, Oki M3, Kamijo S3, Takahashi H2
1
Oral Prosthetic Engineering, Tokyo Medical and Dental University
2
Oral Biomaterials Development Engineering, Tokyo Medical and Dental University
3
Basic Oral Health Engineering, Tokyo Medical and Dental University
The aim of this study was to evaluate the reproducibility of shape and occlusal contact area of duplicate
denture using 3D scanners. The duplicate dentures were fabricated from three kinds of auto-polymerizedresins. 3D shape of duplicate dentures was observed using 3D scanner and the occlusal contact area wasevaluated. The morphological differences of the duplicate dentures compared with the master denture wereobserved at the marginal areas. The occlusal contact area values of the duplicate dentures were smaller thanthat of the master denture, but not significantly different among the material.

ညྜ᥋ゐ㠃✚ (mm2)Ϩ㸬┠ⓗ౑⏝୰⩏ṑࡢ」〇⩏ṑࢆ౑ࡗࡓ⮫ᗋᡭἲࡣண▱ᛶࡀ㧗ࡃ㸪⩏ṑࢆ෌〇సࡍࡿ㝿࡟᫬㛫ⓗ㸪⤒῭ⓗ࡟᭷฼࡞Ⅼࡀከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ」〇⩏ṑࡢ෌⌧ᛶࡸ౑⏝ᮦᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ
࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪3 ✀㢮ࡢᮦᩱࢆ⏝࠸࡚〇సࡋࡓୗ㢡඲㒊ᗋ⩏ṑࡢ」〇⩏ṑࢆ 3D ࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ィ ࡋ㸪」〇⩏ṑ࡜ཎᆺ⩏ṑ࡜ࡢ୕ḟඖⓗᙧែ࠾ࡼࡧညྜ᥋ゐ㠃✚ࡢᕪ␗ࢆồࡵ࡚」〇⩏ṑࡢ෌⌧⢭ᗘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ」〇⏝ࣇࣛࢫࢥ࡜࢔ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦ㸦ࢺࢡ࣐ࣖAP-1㸪ࢺࢡ࣐ࣖࢹࣥࢱࣝ㸧ࢆ⏝࠸㸪㏻ἲ࡟ᚑࡗ࡚ᇶ‽࡜ࡍࡿୗ㢡඲㒊ᗋ⩏ṑ㸦ཎᆺ⩏ṑ㸧ࡢ」༳㇟ࢆ᥇ᚓࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ㝜ᆺ࡟㸪ࣉࣟࣅࢼ࢖
ࢫࣇ࣮ࣟ㸦ᯇ㢼㸪PNF㸧㸪ࢹ࣮ࣗࣉࣞࢪࣥ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸪DUP㸧㸪ࣞࣉࣜ࢝㸦டỈ໬Ꮫᕤᴗ㸪REP㸧
ࡢ3✀㢮ࡢᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥࢆ⏝࠸࡚㸪ேᕤṑ㒊࡟ࡣṑෙⰍ㸪ᗋ⩼㒊࡟ࡣṑ⫗Ⰽࣞࢪࣥࢆὶࡋ㎸ࡳ㸪ᖖ ࡛◳໬ࡉࡏࡓ㸬ࣞࢪࣥ◳໬ᚋ㸪」〇⩏ṑࢆྲྀࡾฟࡋ㸪୙せ࡞ࣂࣜ➼ࢆࣂ࣮࡛㝖ཤࡋࡓ㸦n=6㸧㸬1㸬୕ḟඖⓗᙧែࡢホ౯ཎᆺ⩏ṑ࠾ࡼࡧ」〇⩏ṑࡢ◊☻㠃ࢆညྜ㠃᪉ྥ࠿ࡽ3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦ConoScan 4000㸪OPTIMET㸧ࢆ⏝࠸࡚ィ ࡋ㸪ྛ⩏ṑࡢ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓ㸬ࡘ࠸࡛୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱ⦅㞟ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
㸦Artec Studio 12 professional㸪Artec Group, Inc.㸧ࢆ⏝࠸࡚ࢹ࣮ࢱࡢ఩⨨ྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪」〇⩏ṑ࡜ཎᆺ⩏ṑ࡜ࡢ୕ḟඖⓗᙧែࡢኚ఩㔞ࢆ࣮࣐࢝ࣛࢵࣉ࡛⾲ࡋ㸪ホ౯ࡋࡓ㸬2㸬ညྜ᥋ゐ㠃✚ࡢホ౯ࡍ࡭࡚ྠࡌୖ㢡඲㒊ᗋ⩏ṑࢆᑐྜ࡜ࡋ㸪ཎᆺ⩏ṑ࠾ࡼࡧ」〇⩏ṑ࡜᭱ࡶᏳᐃࡍࡿ఩⨨࡛ညྜࡉࡏࡓ≧ែࢆ㸪ညྜࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚グ㘓ࡋࡓ㸬3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦D2000㸪ᯇ㢼㸧ࢆ⏝࠸࡚ྛ⩏ṑࡢ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱ࡜ညྜ㛵ಀࢆᚓࡓ㸬ࡘ࠸࡛ேయᙧ≧ィ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸦Body-Rugle㸪࣓ࢹ࢕ࢵࢡ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ㸧ࢆ⏝࠸࡚ୖ㢡࡜ୗ㢡ࡢࢹ࣮ࢱ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ±50 ȝP௨ෆࡢ⠊ᅖࢆညྜ᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᐃࡵ㸪ညྜ᥋ゐ㠃✚ࢆồࡵࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ್ࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦Į 㸧㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ3.0୕ḟඖⓗᙧែࡢኚ఩㔞ࢆ⾲ࡋࡓ࣮࣐࢝ࣛࢵࣉ࠿ࡽ㸪
2.5」〇⩏ṑ࡛ࡣ⩏ṑࡢᚋ⦕࠾ࡼࡧ๓ṑ㒊⯉ഃᗋ⦕௜㏆ࡢ
2.0ኚ఩㔞ࡀ኱ࡁ࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ๓ṑ㒊ࡣ㈇ࡢ
᪉ྥ࡟㸪⮻ṑ㒊ࡣṇࡢ᪉ྥ࡟ኚ఩ࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬
1.5」〇⩏ṑࡢညྜ᥋ゐ㠃✚ࡢ್ࡣ㸪᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠸ࡶࡢ
1.0
ࡢཎᆺ⩏ṑࡼࡾᑠࡉ࡞್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᮦᩱ㛫࡟᭷ពᕪࡣ
0.5
࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸧㸬0.0௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪」༳㇟᥇ᚓ᫬ࡢ༳㇟ᮦࡢኚᙧࡸࣞ
PNF
DUP
REP
ཎᆺ⩏ṑ
ࢪࣥࡢ㔜ྜ཰⦰࡟ࡼࡾ」〇⩏ṑ࡟ኚᙧࡀ⏕ࡌ㸪ညྜ᥋ᅗ ཎᆺ⩏ṑ࡜」〇⩏ṑࡢညྜ᥋ゐ㠃✚
ゐ㠃✚ࡀࢃࡎ࠿࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬- 137 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-29
ᬻ㛫⏝⿵⥛≀࡬ࡢᛂ⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓษ๐ຍᕤ⏝࣏࣮ࣜ࢝࣎ࢿ࣮ࢺࡢホ౯‫⁁ۑ‬ῲ┿࿃1,2㸪ᒣῧṇ⛱1
1
YAMAKINᰴᘧ఍♫㸪2㧗▱ᕤ⛉኱Ꮫ
Evaluation of polycarbonate for CAD/CAM processing for application to temporary prosthesis
Mizobuchi S1,2㸪Yamazoe M1
1
YAMAKIN CO., LTD.㸪2Kochi Univ. of Technology
We evaluated the characterization of polycarbonate as temporary prosthesis material. We compared
the fracture strength and tensile bond strength of polycarbonate “PC” and polymethylmethacrylate“PMMA”. In the fracture test, the maximum stress of PC was lower than PMMA, but the flexibility
was superior. In the tensile test, the tensile bond strength of PC was more than twice as high as that ofPMMA. These results suggest that PC is effective material for temporary prosthesis.
Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪᭱⤊⿵⥛≀ࢆ⿦╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟࿘ᅖ⤌⧊࡜ࡢㄪ࿴ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪ᙧែࡸညྜࡢ☜ㄆࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࿪ᄮ࡟⪏࠼࠺ࡿ㧗࠸≀ᛶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࡢ CAD ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᭱⤊⿵⥛≀ࡢ〇సࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪⿵⥛ಟ᚟ࣉࣟࢭࢫࡢຠ⋡໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡇࡢࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣲ᮦࡢከࡃࡣ࣏࣓ࣜࢱࢡࣜࣝ㓟࣓ࢳࣝ(௨ୗ㸪PMMA)࡛࠶ࡿࡀ㸪ࣟࣥࢢࢫࣃࣥࣈࣜࢵࢪࡸညྜᅽࡢ኱ࡁ࡞⑕౛࡛ࡣ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞ
ࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ◚ᢡࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ PMMA ࡼࡾࡶᙉᗘ࡟ඃࢀࡓ⣲ᮦࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ 1)㸬࣏࣮ࣜ࢝࣎ࢿ࣮ࢺ㸦௨ୗ㸪PC㸧ࡣ㸪⪏⾪ᧁᛶࡀ࢔ࢡࣜࣝࡢ⣙ 40 ಸ࡜㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪྾Ỉ⋡ࡀప࠸⣲ᮦ࡛࠶ࡾ㸪ᵝࠎ࡞⏘ᴗศ㔝࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ṑ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶ⩏ṑᗋࡸṑෙᮦᩱ࡜ࡋ࡚౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪PMMA ࡼࡾࡶ⪏⾪ᧁᛶ࡟ඃࢀࡓ PC ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᶵᲔⓗᙉᗘࡸ᥋╔ᛶ࡟㛵ࡍࡿヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ẚ㍑ヨᩱ࡜ࡋ࡚ PMMA ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ㸯㸬3ᮏࣈࣜࢵࢪᙧ≧࡛ࡢ◚ቯᙉᗘヨ㦂3ᮏࣈࣜࢵࢪࡢᙧ≧ࡢヨ㦂యࢆษ๐ຍᕤ࡛స〇ࡋ㸪㔠ᒓ〇ࡢ෬ල࡟タ⨨ࡋࡓᚋ㸪࣏ࣥࢸ࢕ࢵࢡ
ࡢୖ࡟┤ᚄ5 mmࡢ㕲⌫ࢆ⨨ࡁ㸪ᑠᆺ୓⬟ヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸࡚㕲⌫ࢆ௓ࡋ࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ0.5
mm/minࡢ᮲௳࡛ୗ᪉ྥ࡟㈇Ⲵࢆ᥃ࡅ㸪◚ቯᙉᗘヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬㸰㸬ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥ࡟ᑐࡍࡿᘬᙇ᥋╔ᙉࡉ┤ᚄ15×3 mmࡢ࣌ࣞࢵࢺ࡟ຍᕤࡋ㸪⾲㠃ࢆ⪏Ỉ◊☻⣬ (P1000)࡛◊☻ࡋࡓ㸬⾲㠃࡟ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥ (ࣉࣟࣅࢼ࢖ࢫ ࣇ࢓ࢫࢺ㸪ᯇ㢼)ࡢᾮᮦࢆሬᕸ࣭஝⇱ࡉࡏࡓᚋ㸪࣐ࢫ࢟ࣥࢢࢸ࣮ࣉ࡛┤ᚄ3 mm
ࡢ᥋╔㠃࡟つᐃࡋࡓ㸬ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥࡢ⢊ᾮΰ࿴≀ࢆ᥋╔㠃࡟ሬᕸࡋࡓᚋ㸪ࢫࢸࣥࣞࢫᲬࢆᅽ᥋
ࡋ㸪◳໬ࡍࡿࡲ࡛10ศ㛫㟼⨨ࡋ࡚ヨ㦂యࢆస〇ࡋࡓ㸬 37Υࡢ⵨␃Ỉ࡟24᫬㛫ᾐₕᚋ㸪ᑠᆺ୓⬟ヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ0.5 mm/minࡢ᮲௳࡛ᘬᙇヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
3 ᮏࣈࣜࢵࢪᙧ≧࡛ࡢ◚ቯᙉᗘヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ Fig.࡟♧ࡍ㸬PC ࡣ PMMA ẚ࡭᭱኱ヨ㦂ຊࡣప࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪PMMA࡛ࡣኚ఩㔞ࡀ⣙ 1.2 mm ࡛㐃⤖㒊ࡀ◚᩿ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪PC ࡛ࡣ 2 mm ௨ୖኚ఩ࡋ࡚ࡶ◚ቯࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᘬᙇ᥋╔
ᙉࡉࡣ㸪PC㸦24 MPa㸧ࡀ PMMA(11 MPa)ࡢ 2 ಸ௨ୖࡢ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ PC ࡣ㠀ᖖ࡟ᰂ㌾ᛶ࡟ඃࢀ㸪ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥ࡜ࡢ᥋╔ᛶࡶⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢᬻ㛫⏝⿵⥛≀࡬ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬

Fig. ࣈࣜࢵࢪᙧ≧࡛ࡢ◚ቯᙉᗘϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
1) Karaokutan I, Sayin G, Kara O. J Adv Prosthodont. 2015㸹7(1)㸸27-31.
Vol.9, No.2, 2019

- 138 -

J-30ࢹ࢕࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᛂ⏝ࡋࡓ⏬ീㄆ㆑࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయ㆑ูࡢヨࡳ‫ۑ‬ᑠᒣ⏣ຬኴ㑻㸪㨣ཎⱥ㐨㸪㧗ᶫᩄᖾ㸪㧘⸨ᜤᏊ㸪బ⸨ᏹ᫂㸪㏆⸨ᑦ▱ᒾᡭ་⛉኱ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭࢖ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
A trial for discrimination of dental implants in dental X-ray films using deep learning
Oyamada Y, Kihara H, Takahashi T, Takafuji K, Satoh H, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, Iwate Medical University
The dental X-ray photos of dental implants, taken by paralleling technique and bisected angle technique,were collected from a database in Dental Implant Clinic of our university hospital. The images of thosefilms were extracted and saved as a “png” format image file. Eighty sets of X-ray images were used to train
the deep learning system. The result of our preliminary experiment suggested that the deep learning
training system could identify which kind of implants were placed in the patients after the learning of
implant shapes from X-ray films.
Ϩ㸬┠ⓗ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࡣḞᦆ⿵⥛἞⒪࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡞἞⒪ἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ✀㢮㸪ᵓ㐀ࡣከᒱ࡟ࢃࡓ
ࡿ㸬㛗ᮇⓗ࡟Ⰻዲ࡞ணᚋࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐃᮇⓗ࡞࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫࡸㄪᩚ㸪᫬࡜ࡋ࡚ṑ⛉་ᖌࡢ௓ධࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࡑࡢᵓ㐀ࡢᢕᥱࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㉸㧗㱋♫఍ࡢ᫖௒㸪ᝈ⪅ࡢ᪋タ࡬ࡢධᒃࡸ࠿࠿ࡾࡘࡅ་ࡢ㛢㝔࡞࡝࡛ᝈ⪅᝟ሗࡢᢕᥱࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ஦౛ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᝈ⪅࡟ᇙධࡉࢀࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࡢ✀㢮ࡢ⡆᫆ⓗ࡞㆑ูἲࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬௒ᅇ㸪ࢹ࢕࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢᏛ⩦ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚ṑ⛉⏝ X ⥺⏬ീୖࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࢆᏛ⩦ࡉࡏ㸪ಶࠎࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࡢ✀㢮ࢆุูࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲᮏ◊✲࡟౑⏝ࡋࡓ PC ࡣ OS: Windows10㸪CPU: Intel Core i7㸪GPU: ࡞ࡋ㸪࣓ࣔࣜ 8GB ࡛࠶ࡿ㸬౑⏝ࡋࡓṑ⛉⏝ X ⥺⏬ീࡣ㸪ᮏᏛ㝃ᒓ⑓㝔ࢆཷデࡋࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ᝈ⪅ࢆཱྀ⭍ෆ X ⥺᧜ᙳ⿦⨨࡟࡚ᖹ⾜ἲࡲࡓࡣ஧➼ศἲ࡛᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓ⏬ീィ 100 ᯛࡢᢳฟࢆ⾜࠸㸪png ᙧᘧ࡟ࡼࡾ
ಖᏑࡋࡓ㸬ᢳฟࡋࡓ⏬ീࡣྠ୍࣓࣮࣮࢝ࡢྠࡌ✀㢮ࡢࢸࢵࢩࣗࣞ࣋ࣝࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⏬
ീ㸦TL㸧ࢆ 50 ᯛ㸪࣮࣎ࣥࣞ࣋ࣝࢱ࢖ࣉࡢ⏬ീ㸦BL㸧ࢆ 50 ᯛ౑⏝ࡋࡓ㸬ᢳฟࡋࡓ⏬ീࢆ AI ⏬ീㄆ㆑ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡬ධຊࡋࡓ㸬⏬ീࡢタᐃ࡛ࡣ㸪Image type ࢆ Grayscale ࡜ࡋ㸪Image size ࡣ
128×128 ࡜ࡋࡓ㸬᳨ドࢹ࣮ࢱࡢ๭ྜࡣ 20%࡜ࡋ࡚㸪඲⏬ീࡢྛ 40 ᯛࢆᏛ⩦⏝࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ BL
࡜ TL ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡋ㸪ྛ 10 ᯛࢆࢸࢫࢺ⏝࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓ㸬Ꮫ⩦ᅇᩘࢆ⾲ࡍ࢚࣏ࢵࢡᩘࡣ㸳ᅇ࡜ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲ࡣᮏᏛṑᏛ㒊೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹᏛ⩦⏝ࢹ࣮ࢱࡢᦆኻ㸪᳨ド⏝ࢹ࣮ࢱࡢᦆኻࢆ⾲ࡍ᭤⥺ࡣ࢚࣏ࢵࢡಀᩘࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ῶᑡࡋ
࡚࠾ࡾ㸪Ⰻዲ࡟Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬BL ࡜ TL ࡢ⏬ീ࠿ࡽ✀㢮ࢆ㆑ูࡍࡿ⢭ᗘࡣ 97.8%࡛࠶ࡗࡓ㸬ศ㢮⢭ᗘࡀప࠸⏬ീࡣ஧➼ศἲ࡛᧜ᙳࡉࢀ㸪᧜ᙳ᪉ྥࡀࡸࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ㢁㒊ᐤࡾ࡛࠶ࡾ୙㩭᫂࡟࡞ࡗࡓ⏬ീ࡛࠶ࡗࡓ㸬ணഛⓗ࡞ヨࡳ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࠿ࡽࢹ࢕࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ⏬
ീㄆ㆑ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࡢ✀㢮ࡢ㆑ูࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬௒ᚋ㸪㆑ูྍ⬟࡞࢖ࣥࣉࣛࣥ
ࢺయࡢ✀㢮ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ஦࡛㸪ᝈ⪅࡟ᇙධࡉࢀࡓ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయࢆ⡆᫆ⓗ࡟㆑ูࡍࡿࢶ࣮ࣝ
࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪௚㝔ᇙධ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࡢ㚷ู᫬ࡢࢫࢺࣞࢫ⦆࿴࡟኱ࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬- 139 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-31
LCD-SLA ᪉ᘧ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࠕTRS 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࠖࡢ≉ᚩ࡜㐀ᙧ⢭ᗘホ౯‫ۑ‬ᒣᮏ ᜤᖹ㸪㯮ᒾ Ⰻ௓㸪ᒣῧ ṇ⛱
YAMAKINᰴᘧ఍♫
Feature and accuracy evaluation of LCD-SLA 3D printer “TRS 3D Printer”
Yamamoto K, Kuroiwa R, Yamazoe M
YAMAKIN CO., LTD.
"TRS 3D Printer (YAMAKIN)" is the dental 3D printer equipped with LCD. In this study, the modeling and fitting accuracyof the resin model formed by "TRS 3D Printer" were evaluated by micro meter, coordinate measuring machine, and visual
examination. Consequently, the resin model showed appropriate modeling and fitting accuracy for clinical use.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ᪂ࡋ࠸ຍᕤ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡿ⤒῭Ἴཬຠᯝࡣ඲ୡ⏺࡛ 21.8 ඙෇࡟㐩ࡍࡿ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧㸬ṑ⛉⏝㏵࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪IDS2019 ࡛ࡣከࡃࡢ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡀᒎ♧ࡉࢀ㸪┒ࡾୖࡀࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ࡞࠿࡛㸪≉࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣᾮᵴග㔜ྜࡢ᪂ࡋ࠸᪉ᘧ࡛࠶
ࡿ LCD㸦ᾮᬗࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸪ග※㸸LED㸧ࢆ᥇⏝ࡋࡓᶵ✀࡛࠶ࡿ㸬ᙜ♫ࡣ2018 ᖺ࠿ࡽ LCD ࢆᦚ㍕ࡋࡓ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟ὀ┠ࡋ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ✀ࡢホ౯᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡋ࡚௒ᅇ㸪㐀ᙧ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕⏘ᛶࡸࣛࣥࢽࣥࢢࢥࢫࢺࡢ௚㸪࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࢆ㧗࠸ḟඖ࡛‶ࡓࡍࠕTRS 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮㸦YAMAKIN㸧ࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ≉㛗࡜㐀ᙧ⢭ᗘホ౯ࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲ㸯㸬㐀ᙧ⢭ᗘࡢホ౯
1㎶20 mmࡢ❧᪉యࣔࢹࣝࢆタィࡋࡓ㸬㐀ᙧ࡟ࡣTRS 3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸㸪✚ᒙࣆࢵࢳ30µm㸪↷ᑕ᫬㛫 6⛊㸦ࡣࡌࡵࡢ6ᒙࡣ120⛊㸧ࡢ᮲௳࡛㐀ᙧࡋࡓ㸬ᮦᩱࡣ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ࣔࢹࣝ⏝ࣞࢪࣥ㸦㹧㹋㸿㹑 ࣔࢹࣝ㸪YAMAKIN㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬㏻౛࡟ᚑࡗ࡚ᚋฎ⌮ࡋࡓ㐀ᙧ≀ࢆ࣐࢖ࢡ࣓࣮ࣟࢱ࣮㸦MDC-25MJ㸪࣑ࢶࢺࣚ㸧࡛ᑍἲィ ࡋ㸪タィ್࡜ࡢᕪࢆ ᐃࡋࡓ㸬㸰㸬⮫ᗋⓗホ౯ୖ㢡ྑഃḞᦆ⑕౛ࡢ㉸◳▼⭯ᶍᆺࢆࣔࢹࣝࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦DORA㸪ࢹࢪࢱࣝࣉࣟࢭࢫ㸧࡛ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ࠾ࡇ
࡞࠸STLࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓ㸬ᮏSTLࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟௨ୗࡢࡶࡢࢆ〇సࡋࡓ㸬㸯㸧
CAD㸦DORA㸪ࢹࢪࢱࣝࣉࣟࢭࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚3ᮏࣈࣜࢵࢪࢆタィ㸪ࢪࣝࢥࢽ࢔㸦KZR-CAD ࢪࣝࢥࢽ࢔㸪YAMAKIN㸧ࢆษ๐ຍᕤᶵ㸦V22-5XB㸪∾㔝ࣇࣛ࢖ࢫ㸧࡛ษ๐ࡋࡓ3ᮏࣈࣜࢵࢪ㸰㸧TRS 3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡛㹧㹋㸿㹑 ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࣉࣜࣥࢺࡋࡓࣞࢪࣥᶍᆺ㸦௨ୗ㸪3DPᶍᆺ㸧
3DPᶍᆺࢆ3ḟඖ ᐃᶵ㸦VL-350㸪࣮࢚࢟ࣥࢫ㸧࡛ ᐃࡋ㸪ୖグSTLࢹ࣮ࢱ࡜ࡢᑍἲㄗᕪࢆホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㸯㸧ࡢ3ᮏࣈࣜࢵࢪ࡟ᑐࡋ㸪▼⭯ᶍᆺ࡜3DPᶍᆺ࡜ࡢ㐺ྜᛶࢆẚ㍑ホ౯ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹࠕTRS 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࠖࡢ≉㛗ࡣ㸪Z ㍈ࢆ 2 ᮏࡢࣜࢽ࢔࢞࢖ࢻ࣮࡛ࣞࣝᨭᣢࡍࡿᵓ㐀࡛Ᏻᐃࡋࡓ㐀ᙧࡀྍ⬟
࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬㐀ᙧ⢭ᗘࡢホ౯࡛ࡣ㸪タィ್࡜ࡢᕪࡀ⦪᪉ྥ࡛ 53 µm㸪ᶓ᪉ྥ࡛ 20 µm ࡛࠶ࡗࡓ㸬⮫ᗋⓗホ౯࡛ࡣ㸪3DP ᶍᆺࢆ 3 ḟඖ ᐃࡋ࡚ඖࡢ STL ࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᑍἲㄗᕪ
ࡣ-150㹼-100ȣm ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸧㸬3 ᮏࣈࣜࢵࢪࡢ㐺ྜࡣ㸪▼⭯
ᶍᆺ࡜3DP ᶍᆺ࡜ࡶ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞ࡃⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ᮏヨ㦂࡛ TRS 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡟ࡼࡾ㐀ᙧࡉࢀࡓᶍᆺࡣ㸪3 ḟඖ ᐃ࡟ࡼࡿᙧ≧ホ౯࠾ࡼࡧ┠ど࡛ࡢ㐺ྜᛶホ౯࡜ࡶ࡟Ⰻዲ࡛࠶ࡾ㸪⮫ᗋୖ࡟౑⏝ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ϫ㸬ᩥ⊩㸯㸧⤒῭⏘ᴗ┬㸬᪂ࡶࡢ࡙ࡃࡾ◊✲఍ሗ࿌᭩㸬2015㸹2㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 140 -

ᅗ 3 ḟඖ ᐃࢹ࣮ࢱ࡜STL ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑

J-32∦ഃᛶࣜࢸ࣮ࢼ࣮ࡢ᥋╔ࣈࣜࢵࢪ࡟ࡼࡿୖ㢡୧ഃഃษṑࡢḞᦆ⿵⥛࡟ᑐࡋ࡚ࢹࢪࢱ
ࣝᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ⑕౛‫⏣⯙ۑ‬೺ኵ1㸪␭⏣୍ὒ2㸪⏣ᮧ ㄔ1㸪⚄ᡂඞᫎ1㸪ᆶỈⰋᝋ3㸪㛵ཱྀᏕᾈ41໭ᾏ㐨་⒪኱ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ᚟䞉෌ᘓᏛ⣔㧗ᗘඛ㐍⿵⥛Ꮫศ㔝, 2ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ
㔝㸪3ᮐᖠࢹࣥࢱࣝࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜ㸪4࣓ࣔࣜ࢔ࣝṑ⛉A case report of cantilever resin bonded bridges for missing upper bilateral incisor by digitaltechnology
Maida T1㸪Hikita K2㸪Tamura M1㸪 Kannari Y1㸪Tarumi N3㸪Sekiguchi T4
1
Division of Advanced Prosthodontic, 2Division of Digital Dentistry, School of Dentistry, Health
Sciences University of Hokkaido, 3Sapporo Dental Laboratory, 4Memorial Dental Clinic
Removable orthodontics retainers and zirconia cantilever resin bonded bridges by digital technology wereapplied for the patient missing upper bilateral incisor. The patient was comfortable with waring theremovable orthodontics retainer which were clear aligner appliances comparing conventional orthodontics
treatment and satisfied with provision of minimally invasive treatments by resin bonded bridges. In the
short term, zirconia cantilever resin bonded bridges provided with achieving esthetical treatment.
䊠. ┠ⓗ㏆ᖺ䠈∦ഃᛶ䝸䝔䞊䝘䞊䛻䜘䜛᥋╔䝤䝸䝑䝆䛾ண▱ᛶ䛾㧗䛥䛻㛵䛩䜛ሗ࿌䛜⾜䛺䜟䜜䛶䛔䜛䠊䜎䛯䠈ᨭྎ⿦⨨䛻䝆䝹䝁䝙䜰䜢ᛂ⏝䛩䜛䛣䛸䛷䜘䜚ᑂ⨾ⓗ䛺⿵⥛἞⒪䜒ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䠊௒ᅇᡃ䚻䛿䠈䝕䝆䝍䝹ᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛧䛯▹ṇṑ⛉἞⒪䜢⿵⥛἞⒪๓䛻⾜䛔䠈䝆䝹䝁䝙䜰䛻䜘䜛∦ഃᛶ䝸䝔䞊䝘䞊䛾᥋╔䝤䝸䝑䝆䜢ᛂ⏝䛧䛯ඛኳᛶୖ㢡୧ഃษṑḞᦆ䛾⿵⥛⑕౛䜢⤒㦂䛧䛯䛾䛷ሗ࿌䛩䜛䠊䊡. ᪉ἲ
ᝈ⪅䛿 21 ṓ⏨ᛶ䛷ඛኳᛶୖ㢡୧ഃഃษṑḞᦆ䛾⿵⥛἞⒪䜢ᕼᮃ䛧䛶᮶㝔䛧䛯䠊ᅛᐃᘧ⿵⥛⿦⨨䜢ᕼᮃ䛧䛯䛯䜑䠈䐟 ඲㒊⿕そෙ䜢ᨭྎ⿦⨨䛸䛩䜛䝤䝸䝑䝆. 䐠 ᥋╔䝤䝸䝑䝆. 䐡 䜲䞁䝥䝷䞁䝖. ௨ୖ 3 䛴䛾἞⒪᪉㔪䜢ᥦ᱌䛧䛯䠊ᝈ⪅䛿୧ᨭྎṑ䛿䜋䜌೺඲ṑ䛷䛒䜛䛯䜑䛷䛝䜛䛰䛡ṑ䜢๐䜚䛯䛟䛺䛔䛸䛾ᕼᮃ䛜䛒䜚䠈䜎䛯䜲䞁䝥䝷䞁䝖䜢ᛂ⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿Ḟᦆ㒊ศ䛾㏆㐲ᚰⓗᖜᚄ䛜୙㊊䛧䛶䛔䜛䛯䜑▹ṇṑ⛉἞⒪䛜ᚲせ䛷ᡭ⾡䜒క䛖䛣䛸䠈䛭䛧䛶἞⒪ᮇ㛫䛜㛗ᮇ䛻ཬ䜆䛺䛹䛾⌮⏤䛷䠈᭱䜒ప౵く䛺᥋╔䝤䝸䝑䝆䜢ᕼᮃ䛧䛯䠊䛧䛛䛧䠈Ḟᦆ㒊ศ䜢䜘䜚ᶵ⬟ⓗ䠈ᑂ⨾ⓗ䛻ಟ᚟䛧䠈㛗ᮇ㛫䛾Ᏻᐃ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻䛿ୖୗ๓ṑ㒊ศ䛻ⱝᖸ䛾▹ṇṑ⛉἞⒪䛜⌮᝿䛷䛒䛳䛯䠊䛭䛾▹ṇṑ⛉἞⒪䛻䛿䝕䝆䝍䝹ᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛧䛯䝬䜴䝇䝢䞊䝇ᆺ䛾▹ṇ⿦⨨䜢⏝䛔䛯䠊▹ṇṑ⛉἞⒪䛿ୖ㢡୰ษṑ㛫䛾✵㝽㛢㙐䛸ୗ㢡๓ṑ㒊䛾᤬㌿ᨵၿ䜢⾜䛔䠈᥋╔䝤䝸䝑䝆䛾䛯䜑䛾ṑ㉁๐㝖㔞䜢᭱ᑠ㝈䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛯䠊▹ṇṑ⛉἞⒪ᚋ䛻䠈᥋╔䝤䝸䝑䝆〇స䛾䛯䜑ᕥྑୖ㢡୰ษṑ䛾ᨭྎṑᙧᡂ䜢⾜䛔䠈䝅䝸䝁䞊䞁༳㇟ᮦ䛻䜘䜛⢭ᐦ༳㇟᥇ᚓ䛸ညྜ᥇ᚓ䜢⾜䛳䛯䠊 ᥋╔䝤䝸䝑䝆䛾䝣䝺䞊䝮䛿䝆䝹䝁䝙䜰䛷〇స䛧䠈䝫䞁䝔䜱䜽㒊ศ䛻䛿㝡ᮦ䜢⠏┒䛧䛶ᑂ⨾ᛶ䜢ᅇ᚟䛧䛯䠊᏶ᡂ䛧䛯᥋╔䝤䝸䝑䝆䛿᥋╔ᛶ䝺䝆䞁䝉䝯䞁䝖䜢⏝䛔䛶⿦╔䛧䛯䠊
䊢. ⤖ᯝ䛸⪃ᐹ௒ᅇ䠈ඛኳᛶୖ㢡୧ഃഃษṑ䛾Ḟᦆ⑕౛䛻ᑐ䛧䛶䝕䝆䝍䝹ᢏ⾡䜢ᛂ⏝䛧䛯▹ṇṑ⛉἞⒪䛸
CAD/CAM 䛷〇స䛧䛯䝆䝹䝁䝙䜰〇᥋╔䝤䝸䝑䝆䜢ᛂ⏝䛧䛯䠊▹ṇṑ⛉἞⒪䛻౑⏝䛧䛯䝬䜴䝇䝢䞊䝇ᆺ▹ṇ⿦⨨䛿㏱᫂䛷࿘ᅖ䛻Ẽ䛵䛛䜜䛪ᝈ⪅䛾䝇䝖䝺䝇䛜ᑡ䛟䠈ྲྀ䜚እ䛧䛜⡆༢䛷㐪࿴ឤ䜒ᑡ䛺䛔䛺䛹䛾฼Ⅼ䛜䛒䜚ᝈ⪅䛾ホ౯䛿㧗䛛䛳䛯䠊䜎䛯䠈᥋╔䝤䝸䝑䝆䛻㛵䛧䛶䛿ṑ䛾๐㝖㔞䛜᭱ᑠ㝈䛻␃䜑䜙䜜ప౵く䛺Ḟᦆ⿵⥛἞⒪䛜⾜䛘䛯䠊䛥䜙䛻ᑂ⨾ᛶ䛻ඃ䜜⤖ᯝ䜒ᚓ䜙䜜䠈ほᐹᮇ㛫䛿▷ᮇ㛫䛷䛿䛒䜛䛜Ⰻዲ䛺⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛯䠊

- 141 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-33࢖࣮ࣥࣞ⑕౛࡟࠾ࡅࡿရ㉁ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࡢᨵⰋ
‫ۑ‬᪥ᾆᣅஓ㸪஭ୖᬛஅ㸪ྜྷᮏ㱟୍ओᯇ㢼 ◊✲㛤Ⓨ㒊
New milling template for quality improvement in inlay cases
Hiura T㸪Inoue T㸪Yoshimoto R
Research and Development Dept. Shofu Inc.
We improved the milling template to improve the fit in inlay case. The frequency of chipping in the newtemplate was lower than that in the conventional template, making it possible to reduce the thickness of themargin. It was confirmed that the new template improves the fit of inlay and suppresses the adjustment
amount after processing.
Ϩ㸬┠ⓗཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢᬑཬ࡟క࠸▼⭯ᶍᆺࡀ〇స࡛ࡁ࡞࠸⑕౛ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬≉࡟ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡀṑ⫗⦕ୖ࣐࣮ࢪࣥࡢ⑕౛࡟㐺ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢖࣮ࣥࣞ⑕౛࡛
ࡇࡢࡼ࠺࡞⑕౛ࡀከࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᶍᆺࡀ〇స࡛ࡁ࡞࠸⑕౛࡛ࡣᶍᆺୖ࡛ࡢㄪᩚసᴗࡀ⾜࠼࡞࠸ࡓࡵ㸪ཱྀ⭍ෆ࡟⿦╔ࡍࡿࡲ࡛⿵⥛⿦⨨ࡢရ㉁ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵษ๐ຍᕤࡢẁ㝵࡛Ⰻዲ࡞㐺ྜ࠿ࡘㄪᩚ㔞ࡀᑡ࡞࠸ຍᕤရࢆ〇సࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ
࡞࡝࡜ẚ㍑ࡋ࡚࣐࣮ࢪࣥ㏆ഐࡀ」㞧࡞ᙧ≧ࡸⷧࡃ࡞ࡿ࢖࣮ࣥࣞࡣ㸪ษ๐ຍᕤࡢࡳ࡛༑ศ࡞ရ㉁ࢆ
☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚〇సࡍࡿ࢖࣮ࣥࣞࡢရ㉁ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᚑ
᮶ࡢຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆぢ┤ࡋ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢᙧ≧ࡸཌࡳࢆ⪃៖ࡋࡓ᪂つຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆస
ᡂࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢຍᕤရࡢရ㉁࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲᨭ ྎ ṑ ࢆ ཱྀ ⭍ ෆ ࢫ ࢟ ࣕ ࢼ ࣮ TRIOS 3 㸦 3Shape ♫ 㸧 ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ࢫ ࢟ ࣕ ࣥ ࡋ 㸪 CAD ࢯ ࣇ ࢺ
DentalSystem2017㸦3Shape♫㸧࡟࡚タィࡋࡓ࢖࣮ࣥࣞࢆຍᕤᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬タィࢹ࣮ࢱࢆS-WAVE
CAD/CAMࢩࢫࢸ࣒ࡢCAMࢯࣇࢺGO2dental Ver.6.04㸦GO2cam♫㸧࡟ㄞࡳ㎸ࡳ㸪᪂つຍᕤࢸࣥࣉ
࣮ࣞࢺ࡟࡚ᚓࡽࢀࡓ₇⟬⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ษ๐ຍᕤᶵDWX-51D㸦DGSHAPE♫㸧࡛ຍᕤࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸬ᮦᩱࡣᯇ㢼ࢹ࢕ࢫࢡZR࣮ࣝࢭࣥࢺFAࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ຍᕤရࡢ↝ᡂᚋ㸪〇సࡋࡓ࢖࣮ࣥࣞࢆᨭྎṑ࡟⿦╔ࡋ㸪㐺ྜ≧ែࢆ┠ど࠾ࡼࡧᣑ኱⏬ീ࡟࡚☜ㄆࡋࡓ㸬࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢࢳࢵࣆࣥࢢ࡞࡝ࡢ୙ලྜ
ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣタィ᫬ࡢ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢཌࡳࢆኚ᭦ࡋ㸪ࡼࡾཌࡳࡢⷧ࠸ࡶࡢࢆ〇సࡍࡿ㸬ẚ
㍑ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྠᮦᩱ࠿ࡽྠCAMࢯࣇࢺ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖࣮ࣥࣞຍᕤ⏝ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ͆ࣇ࢓࢖͇ࣥ
ࢆ౑⏝ࡋࡓ࢖࣮ࣥࣞࢆ〇సࡋࡓ㸬ࡇࡕࡽࡣࢳࢵࣆࣥࢢࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢཌࡳࡣ0.3mm
࡛タィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ⤖ᯝࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ᅗ࡟ᚑ᮶ࡢຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡛ࡢຍ
ᕤရ㸦ୖ㸧࡜㸪᪂つຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡛ࡢຍᕤရ㸦ୗ㸧ࢆᢤཤṑ∳࡟⿦╔ࡋࡓ㝿ࡢ෗┿ẚ㍑ࢆ♧ࡍ.ᚑ᮶ࡢຍᕤࢸࣥ
ࣉ࣮ࣞࢺ࡛〇సࡋࡓຍᕤရࡣ⿦╔ࡍࡿ࡜࣐࣮ࢪࣥ㒊࡛ẁᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪᪂つຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡣ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢཌࡳࢆ 0.05mm ࡲ࡛ⷧࡃ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾẁᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ᪂つຍᕤࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࡣ࢖࣮ࣥࣞࡢ㐺ྜᛶࢆྥୖࡉࡏ㸪ຍᕤᚋࡢㄪᩚ㔞ࢆపῶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣᶍᆺ〇సࢆకࢃ࡞࠸⑕౛࡟࠾ࡅࡿရ㉁☜ಖࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ᅗ

Vol.9, No.2, 2019

- 142 -

㐺ྜẚ㍑෗┿

J-34ගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ಶே㆑ูἲࡢ᳨ウ‫ۑ‬ఀ⃝ ග1㸪∦ᒸ ᭷2㸪ᒣୗⱱᏊ31
᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊ࢫ࣌ࢩࣕࣝࢽ࣮ࢬཱྀ⭍་Ꮫㅮᗙཱྀ⭍⾨⏕Ꮫ㒊㛛, 2᫛࿴኱ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉ಖᏑᏛㅮᗙṑ⛉⌮ᕤᏛ㒊㛛, 3ᰴᘧ఍♫ࢹࣥࢱࣝࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ
Examination of new personal identification method using digital impression
Izawa H1㸪Kataoka Y2㸪Yamashita S3
1
Department of Special Needs Dentistry, Division of Hygiene and Oral Health, Showa University
School of Dentistry, 2Department of Conservative Dentistry, Division of Oral Biomaterials andEngineering, Showa University School of Dentistry , 3Dental Digital Operation, inc.
Forensic dentistry has been widely recognized in Japan since the 1985 Japan Air Line crash. The Great
East Japan Earthquake occurred in 2011, and the importance of forensic dentistry was reaffirmed. During
the 30 years, there was little change in the identification of dental findings. The aim of this study is to findout a new personal identification method using STL data by optical impression. This individual
identification methods seems to be useful, but it has been found that personal data storage systems andlocal use are required.
Ϩ㸬┠ⓗ1985 ᖺ᪥⯟ᶵቒⴠ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓ㡭࠿ࡽ,ṑ⛉ἲ་Ꮫࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀࡓ㸬2011 ᖺ࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⅏ࡋ㸪ṑ⛉ἲ་Ꮫࡢ㔜せᛶࡀ෌ㄆ㆑ࡉࢀࡓ㸬ࡶࡕࢁࢇ㸪ࡑࡢ㸰ࡘࡢ⅏ᐖࡢ⣙ 30ᖺ㛫࡟ࡶ኱つᶍ࡞⅏ᐖࡸ஦௳ࡀ࠶ࡾ㸪ṑ⛉ᡤぢ࡟ࡼࡿ㌟ඖ☜ㄆసᴗࡀᚲせ࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀ㸪ẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟㌟ඖ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡟㸪ṑ⛉ᡤぢ࡟ࡼࡿ㌟ඖ☜ㄆ᪉ἲࡀ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬
ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢯࣇࢺࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇ㸪ගᏛ༳㇟࡟ࡼࡿ STL ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ಶே㆑ู᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲṑิࡢ␗࡞ࡿࢱ࢖࣏ࢻࣥࢺᶍᆺࢆ 10 ಶ⏝ពࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᶍᆺࡢගᏛ༳㇟ࢆ⾜࠸ STL ࢹ࣮ࢱ㸦ࢹ࣮ࢱ A㸧࡜ࡍࡿ㸬10 ಶࡢࢱ࢖࣏ࢻࣥࢺᶍᆺࢆගᏛ༳㇟ࡋࡓ⪅࡜␗࡞ࡿ⪅ࡀ㸪ࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢࢱ࢖
࣏ࢻࣥࢺᶍᆺࢆගᏛ༳㇟ࡋ STL ࢹ࣮ࢱ㸦ࢹ࣮ࢱ B㸧࡜ࡍࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ A ࡢୖ㢡≟ṑ㸪ୖ㢡➨୍ᑠ⮻ṑ࠾ࡼࡧୖ㢡➨஧ᑠ⮻ṑࡢ㏆ᚰ᥋ゐⅬ㸪㐲ᚰ᥋ゐⅬ࠾ࡼࡧ㢋ഃည㢌ࢆ⤖ࡪ୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆ஧ḟඖࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱ࡛ࡑࢀࡒࢀィࡋ㸪excelࢩ࣮ࢺ࡟ධຊࡍࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ B ࡶྠᵝ࡟㸪஧ḟඖࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱ࡛㠃✚ࢆィ ࡍࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ B ࡢ㠃✚ࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱ A ࡢ㠃✚ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᢳฟ࡛ࡁࡿ࠿᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ௒ᅇࡢ᪉ἲ࡟࠾࠸࡚㸪ගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿಶே㆑ูࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇࡣᶍᆺ࡟ࡼࡿィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪௒ᚋࡣᐇ㝿ࡢࣄࢺࡢཱྀ⭍ෆࢹ࣮ࢱ࡛☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⿕㦂⪅ᩘࢆቑࡸࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪ୖ㢡≟ṑ㸪ୖ㢡➨୍ᑠ⮻ṑ࠾ࡼࡧୖ㢡➨஧ᑠ⮻ṑࡢ㸱ṑࢆ⏝࠸࡚㸪㠃✚࡟ࡼࡿẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡾಶே㆑ู࡟⢭ᗘࡢ㧗ࡃ࡞ࡿṑ✀㸪ᮏᩘࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
⌧ᅾࠊಖᏑಟ᚟ࡸ⿵⥛㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ⋡ࡣ 10㸣࡟‶ࡓ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡟ṑ⛉་㝔࡟ᬑཬࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ගᏛ༳㇟࡟ࡼࡿಶே㆑ูἲࡢ㛤Ⓨࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬- 143 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-35ࢹࢪࢱࣝ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜࢆ฼⏝ࡋࡓኳ↛ṑṑෙᙧែࢹࢨ࢖ࣥ࡜඲ࢹࢪࢱࣝࢹ࣮
ࢱୖ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪‫➉ۑ‬ෆ ⵇ㸪㓇஭᫂஀㸪㫽ᒃ⚽ᖹ㸦་㸧ᝆ࿴఍ ໭㔝ᆏ㫽ᒃṑ⛉་㝔
Cases of digital crown designs and digital implant treatments with digital animation jaw motions
Takeuchi A㸪Sakai A㸪Torii S
Kitanozaka Torii Dental Clinic, Yuuwakai
We consider that cases of digital crown designs and digital implant treatments with digital animation jaw
motions.
These degital degins of implant superstructures are useful in the top down treatment.
The digital animation jaw motion is better than the degital articulator for degital degin of orthoprosthesisϨ㸬┠ⓗኳ↛ṑࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ᮦᩱ㸪᪉ἲ㸪ᶵჾ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࣮
ࡀᏑᅾࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢᕼᑡࡉ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ฼Ⅼ㸪ḞⅬࢆ⪃៖࡟ࡋࡓ἞⒪ィ⏬ࡢ❧᱌࠿ࡽᇙධᡭ⾡㸪ୖ㒊ᵓ㐀స〇㸪⿦╔ࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࢆᏳ඲࡛☜ᐇ࡟ᝈ⪅࡬ᥦ౪ࡍࡿ஦
࡟ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬≉࡟㢡㐠ືࢆࢹࢪࢱࣝᶵჾ࡟࡚ᤊ࠼㸪ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓୖ
㒊ᵓ㐀ࢹࢨ࢖ࣥࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢ᳨ドࡶᕼᑡ࡛࠶ࡿ㸬ኳ↛ṑ⿵⥛ࡸ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪ࢆࢹࢪࢱࣝ㢡㐠ື ᐃჾࡶྵࡵ᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜࡛ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆῶᑡ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡉࡽ࡟ࢹࢪࢱࣝ㢡㐠ື࡛ᚓࡽࢀࡓྛ㢡㐠ື ᐃ್ࢆධຊࡍࡿࢹࢪࢱࣝညྜჾୗ࡜⿵⥛࿘ᅖࡢ㐠ືࢆື⏬࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ໬ࡍࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜୗ࡛ࡢ⿵⥛ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࢆẚ㍑᳨ウࡋ㸪ኳ↛ṑ⿵⥛࡜࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢࢹࢪࢱࣝ⿵⥛ᙧែࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ϩ㸬᪉ἲ70ṓ࠿ࡽ28ṓࡲ࡛ࡢ64ேࡢኳ↛ṑ⿵⥛἞⒪࡜࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ⿵⥛἞⒪࡟ᑐࡋ࡚㸪ཱྀ⭍ෆࢹࢪࢱࣝ༳
㇟ࢹ࣮ࢱ,CTࢹ࣮ࢱཬࡧࢹࢪࢱࣝୗ㢡㐠ື ᐃჾ㸦Si-cat JMT㸩㸧࡛ᚓࡽࢀࡓ㐠ືࢹ࣮ࢱࢆ࣐ࢵ
ࢳࣥࢢࡉࡏ㸪ྛ㢡㐠ື ᐃ್ࢆࢹࢪࢱࣝညྜჾ࡟ධຊࡋ࡚⿵⥛ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟࣐ࢵࢳࣥࢢ
ࢹ࣮ࢱୖ࡛సᡂ⿵⥛≀࿘ᅖࡢୗ㢡㐠ືࢆື⏬࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ໬ࡋࠊ
ࢹࢪࢱࣝ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜ
ୗ࡟࠾ࡅࡿ⿵⥛ᙧែࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయᇙධィ⏬ࢆ❧࡚㸪ᝈ⪅ࡽࡼࡾ୍㐃ࡢ἞⒪ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆᶍᆺࣞࢫ࡟࡚タィࡋ,ᙜ㝔CAM⿦⨨࡟࡚ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆస〇ࡋ㸪ᇙධᡭ⾡ࢆ⾜ࡗࡓ㸬3ࣨ᭶ᚅ᫬ᚋ࡟ࢹࢪࢱࣝ༳
㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸪࠸ࢃࡺࡿࢫ࢟ࣕࣥ࣎ࢹ࢕࣮ࢆ⿦╔ࡋࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪ᙜ㝔CAM⿦⨨࡟࡚ୖ㒊ᵓ㐀ࢆసᡂ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣗ࡟࡚⥾⤖ࡋࡓ㸬⿵⥛ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࢹࢪࢱࣝညྜჾ࡜࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙ
ࣥညྜ࡛ࡢညྜ᥋ゐⅬࡢ┦㐪ࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜୗࢹࢨ࢖ࣥ⿵⥛≀࡛ࡢཱྀ⭍ෆ࡛ࡢညྜ≧ែࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࡣ㔜せ࡛࠶ࡾ,ኳ↛ṑ࡟࠾࠸࡚ࡣṇ☜࡞ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᙧែୗ࡟࠾ࡅࡿ᭱⤊⿵⥛≀ᙧែࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࢹࢪࢱࣝညྜჾ࡟ ᐃ್ࢆධຊࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡜࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜୗ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡾ,ᚋ⪅࡛ࡢ᭱⤊⿵⥛≀ࡢཱྀ⭍ෆညྜ≧ែࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬࢖ࣥࣉࣛࣥࢺ἞⒪࡟࠾࠸࡚,࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜୗ࡛
ࡢ⿵⥛ࢹࢨ࢖ࣥࢆỴᐃࡋ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺయᇙධィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛,⿵⥛࡜እ⛉ⓗほⅬࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸬㢡㐠ື࡟ㄪ࿴ࡋࡓ⿵⥛≀ࢆ⿵⥛≀ࢹࢨ࢖ࣥࢯࣇࢺ࡟౫Ꮡࡏࡎ࡟,ᐇ㝿ࡢ㐠ືୖ࡟ㄪ࿴ࡉࡏࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡾ㸪᭱⤊⿵⥛๓࡟ࢹࢪࢱࣝ㢡㐠ື ᐃჾࢆ౑ࡗ࡚࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥညྜ㐠ືࢆኳ↛ṑཬࡧ࢖ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࢹࢨ࢖ࣥ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㢡㐠ື࡟ㄪ࿴ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡟࡞ࡾ㸪ṇ☜࡛Ᏻ඲࡞᭱⤊⿵⥛≀ࢆᥦ౪ࡋ,ᝈ⪅࡟ࡣᏳᚰឤࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 144 -

J-36
࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧἲ࡛〇సࡋࡓࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉ࡬ࡢ⇕ฎ⌮ࡢᙳ㡪‫⇃ۑ‬㔝ᘯ୍㸯㸪ⱝᮡಇ㏻㸯㸪ᮅ಴ṇ⣖㸰㸪ᵽཱྀ㙠ኸ㸱 㸪Ἑྜ㐩ᚿ㸰㸪Ṋ㒊 ⣧㸯㸯ឡ▱Ꮫ㝔኱ᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑᏛㅮᗙ㸪㸰ឡ▱Ꮫ㝔኱ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉⌮ᕤᏛㅮᗙ㸪㸱኱㜰ṑ⛉኱Ꮫ་⒪ಖ೺Ꮫ㒊ཱྀ⭍ᕤᏛ⛉Influence of heat treatment on palatal strap fabricated by selective laser sintering
Kumano H㸯㸪Wakasugi T㸯㸪Asakura M㸰㸪Higuchi S㸱㸪Kawai T㸰㸪Takebe J㸯㸯Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University㸰
Department of Dental Materials Science, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University㸱
Department of Oral Health Engineering Faculty of Health Sciences Graduate School of Oral Health Sciences
Osaka Dental University
Selective laser sintering (SLS) system, which are one of the additive manufacturing methods, has been expected tobe effective method to make partial denture frameworks. However, there still has been few reports on thedimensional accuracy of partial denture frameworks made using SLS system. Thus, the purpose of this study is toinvestigate the dimensional accuracy of partial denture frame made with selective laser sintering (SLS) system, andadditionally to evaluate the effect of heat treatment for stress relaxation on the improvement of its dimensional
accuracy.
Ϩ㸬┠ⓗ㏆ᖺ㸪CAD/CAMࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟ࡼࡾ⿵⥛ศ㔝ࡶ᪂ࡓ࡞㌿᥮ᮇࢆ㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡇࡇᩘᖺ㸪ຍᕤ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥࡢᖜࡀ኱ࡁࡃᗈࡀࡾ㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ຍᕤ᪉ἲ࡜ࡋ࡚AM
㸦additive manufacturing㸧᪉ᘧ࡛࠶ࡿ࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧἲ࡟╔┠ࡋࡓ㸬࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧἲ㸦SLS㸸Selective
Laser Sintering㸧ࡣ㸪㔠ᒓࡢ㐀ᙧࡀ┤᥋ྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢᢏ⾡ࢆࣃ࣮ࢩࣕࣝࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢࣇ࣮࣒ࣞ࣡
࣮ࢡ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪㗪㐀᧯సࢆ┬␎࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᖖ࡟୍ᐃࡢ⢭ᗘ࡜㐺ྜᛶࢆഛ࠼ࡓ⿵⥛⿦⨨ࡀ〇స࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢᜠᜨࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪 SLS࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶ㔠ᒓᗋࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆヨసࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪〇సࡋࡓ⿵⥛⿦⨨࡟㛵ࡋ࡚㸪ヲ⣽࡞᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡑࡢ㐀ᙧ⢭ᗘࡣ࠸ࡲࡔ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣSLSࢆ⏝࠸࡚኱㐃⤖Ꮚࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉࢆ〇సࡋ㸪⇕ฎ⌮ࡀᑍἲ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ୖ㢡୧ഃ㐟㞳➃Ḟᦆࣔࢹࣝ(HI-549 ࢽࢵࢩࣥ)ࡢࢦ࣒ᯟᶍᆺ࡟㉸◳▼⭯ࢆὶࡋ㸪సᴗ⏝ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬ḟ࡟〇సࡋࡓసᴗ⏝ᶍᆺࢆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Ceramillmap400 Amanngirrbach㸧࡟࡚ࢫ࢟ࣕࣥᚋ㸪 CAD ࢯࣇࢺ
㸦Digistell Meinan Dental㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ࡛ࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉࡢ STL ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓ㸬సᡂࡋࡓ STL ࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱኚ᥮ࢯࣇࢺ㸦Work Nc Sescoi㸧࡟࡚ࢹ࣮ࢱࢆኚ᥮ࡋ㸪࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧᶵ
㸦EOSINT M280 EOS㸧ࢆ⏝࠸࡚ࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉࡢ㐀ᙧࢆ⾜ࡗࡓ㸬㐀ᙧࡋࡓࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉࢆ㸪෌ᗘ㸪ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Ceramillmap400 Amanngirrbach㸧࡟࡚ࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠸㸪 STL ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓ㸬㐀ᙧ๓ᚋࡢ STL ࢹ࣮ࢱࢆ୕ḟඖࢹ࣮ࢱ᳨ᰝࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ (GOM Inspect GOM)ࡢ㒊ศ࣋ࢫࢺࣇ࢕ࢵࢺᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪ᑍἲ⢭ᗘࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ㸬௒ᅇ㸪⏝࠸ࡓ⇕ฎ⌮ࡢ᮲௳ࡣ㸪 60 ศ࡛ᐊ ࠿ࡽ
450Υࡲ࡛ࣇ࢓࣮ࢿࢫࢆຍ⇕ࡋ㸪 450Υ࡛ 45 ศ㛫ಀ␃ᚋ㸪45 ศ࡛ 750Υࡲ࡛ຍ⇕ࡋ㸪750Υ࡛ 60 ศ㛫ಀ␃ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᚎ෭ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ㐀ᙧ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ STL ࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪SLS ࡛〇సࡉࢀࡓࣃࣛࢱࣝࢫࢺࣛࢵࣉࡣ⇕ฎ⌮ࢆ⾜࠺஦࡟ࡼࡾᑍἲ⢭ᗘࡀ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪✚ᒙ㐀ᙧ᫬࡟㔠ᒓ⢊ᮎࢆᒁᡤⓗ࡟㧗࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝࠸࡚⁐⼥ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ヨᩱෆࡢ⇕໙㓄ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛ෆ㒊ᛂຊࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࢀࡀ⇕ࡦࡎࡳ࡜ࡋ࡚ᑍἲ⢭ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ヨᩱෆ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓෆ㒊ᛂຊ࡟ᑐࡋ㸪⇕ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾヨᩱࡢෆ㒊ᛂຊࡀపῶࡋࡓࡓࡵ㸪ᑍἲ⢭ᗘࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

- 145 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-37
シリコーン印象計測における支台歯の体積誤差
シリコーン印象計測における支台歯の体積誤差○池内慶介，佐藤正樹，田中昌博○池内慶介，佐藤正樹，田中昌博
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
Volumetric error of the abutment teeth by extraoral scanning of the silicone impression
Volumetricerror ofthe abutment
Ikeuchi K，Sato
M，Tanaka
M teeth by extraoral scanning of the silicone impression
Ikeuchi
K，SatoM，Tanaka
M
Departmentof Fixed
Prosthodontics
and Occlusion，Osaka Dental University
Department
1)
Objectivesof Fixed Prosthodontics and Occlusion，Osaka Dental University
purpose of this study was to evaluate the volumetric error of the abutment teeth in the scanning of the1)TheObjectives
siliconimpression(SSI)
comparedwith thethe
scanningof theerror
stone(SSC). teeth in the scanning of the
The purposeof thisstudy
was to evaluate
volumetricofcastthe abutment
2)
Methods
silicon impression (SSI) compared with the scanning of the stone cast (SSC).
each of 21 and 46 tooth, comparison of the volumetric error between the die of SSI and the die of2)ForMethods
SSC
were
out.46The
pairedt-test was usedstatistical error
analysis.
For each carriedof 21 and
tooth,
comparisonof theforvolumetricbetween the die of SSI and the die of3)
Results
SSC were carried out. The paired t-test was used for statistical analysis.
significant differences was observed in the average of the volumetric error between the die of SSI and
3)No
Results
SSC
for both of differences
21 and 46 tooth(p >.01). in the average of the volumetric error between the die of SSI andNo significant
was observed
SSC for both of 21 and 46 tooth (p >.01).
Ⅰ．目的
Ⅰ．目的
CAD/CAM クラウンの製作で，光学スキャナーを用いて歯列あるいは支台歯を計測する場合，石膏
1) 近年，印象体を，高速で精度高く計測
CAD/CAM クラウンの製作で，光学スキャナーを用いて歯列あるいは支台歯を計測する場合，石膏を用いた作業用模型を計測する方法が一般に行われている．
1) 近年，印象体を，高速で精度高く計測を用いた作業用模型を計測する方法が一般に行われている．
することができる青色 LED を用いた光学スキャナーが開発されている．光学スキャナーを用いて，することができる青色
LED を用いた光学スキャナーが開発されている．光学スキャナーを用いて，咬合印象法による印象体を直接光学計測してCAD/CAM クラウンを製作する場合，作業用模型の製作，咬合印象法による印象体を直接光学計測してCAD/CAM クラウンを製作する場合，作業用模型の製作，咬合器装着の操作が省略され，簡略化による製作精度の向上が期待される．しかし，製作された咬合器装着の操作が省略され，簡略化による製作精度の向上が期待される．しかし，製作された
CAD/CAM クラウンの適合精度に関する報告はなく，臨床応用での課題である．
CAD/CAM
クラウンの適合精度に関する報告はなく，臨床応用での課題である．
そこで，咬合印象法で採得した印象体（咬合印象体）の直接光学計測と，石膏模型の計測から得ら
そこで，咬合印象法で採得した印象体（咬合印象体）の直接光学計測と，石膏模型の計測から得られた支台歯の形状データについて，顎模型の支台歯を直接計測した形状データを基準とした際の形状れた支台歯の形状データについて，顎模型の支台歯を直接計測した形状データを基準とした際の形状再現性を評価することを目的とした．
再現性を評価することを目的とした．
Ⅱ．方法
Ⅱ．方法
顎模型（D18FE-500A-QF，ニッシン）を用い，上顎左側中切歯と下顎右側第一大臼歯に対して顎模型（D18FE-500A-QF，ニッシン）を用い，上顎左側中切歯と下顎右側第一大臼歯に対して
CAD/CAM
クラウンの支台歯形成を行った．シリコーン印象材（エクザミックスレギュラー，ジーシ
CAD/CAM クラウンの支台歯形成を行った．シリコーン印象材（エクザミックスレギュラー，ジーシー）を用いて，支台歯を装着した顎模型の印象採得を行った，6つの咬合印象体，同一印象体から製ー）を用いて，支台歯を装着した顎模型の印象採得を行った，6 つの咬合印象体，同一印象体から製作した石膏模型及び顎模型の支台歯を，光学スキャナー（D2000，3Shape）で形状計測し，STL
デー
作した石膏模型及び顎模型の支台歯を，光学スキャナー（D2000，3Shape）で形状計測し，STLタを取得した．
顎模型支台歯と直接光学計測法，顎模型支台歯と石膏模型計測法の支台歯の STL デー
タを取得した．
顎模型支台歯と直接光学計測法，顎模型支台歯と石膏模型計測法の支台歯の STL デー
タについて，それぞれ辺縁部のデータを用いて重ね合わせを行った．リバースエンジニアリングソフ
タについて，それぞれ辺縁部のデータを用いて重ね合わせを行った．リバースエンジニアリングソフト（Surfacer Ver9.0，ImageWare）にて，上顎左側中切歯，下顎右側第一大臼歯に対して，内側，外側ト（Surfacer
Ver9.0，ImageWare）にて，上顎左側中切歯，下顎右側第一大臼歯に対して，内側，外側の逆方向に閉じた
STL となるようオフセット形状を作成し，それらが交差した部分の体積をブーリアの逆方向に閉じた
STL となるようオフセット形状を作成し，それらが交差した部分の体積をブーリア
ン演算の積を使って抽出した．オフセット形状を作成する内外側の方向を入れ替えることで，デジタン演算の積を使って抽出した．オフセット形状を作成する内外側の方向を入れ替えることで，デジタ
ル支台歯に対してデジタル歯型が大きい突出部とデジタル支台歯に対してデジタル歯型が小さい陥2) 統計
ル支台歯に対してデジタル歯型が大きい突出部とデジタル支台歯に対してデジタル歯型が小さい陥凹部の体積を求め，それらを加算することで，形状再現の指標としての体積誤差を算出した．
2) 統計
凹部の体積を求め，それらを加算することで，形状再現の指標としての体積誤差を算出した．
学的解析には，歯種ごとに対応のある t 検定（α＝0.01）を用いた．
学的解析には，歯種ごとに対応のある
t 検定（α＝0.01）を用いた．
Ⅲ．結果と考察
Ⅲ．結果と考察
直接光学計測法における体積誤差は上顎中切歯で 3.15±1.17 mm3，下顎第一大臼歯で 4.13±0.543，下顎第一大臼歯で33直接光学計測法における体積誤差は上顎中切歯で3.15±1.17mm，石膏模型計測法における体積誤差は上顎中切歯で2.62±0.91mmmm，下顎第一大臼歯で 4.13±0.54
4.42±1.41
3
石膏模型計測法における体積誤差は上顎中切歯で 2.62±0.91 mm3，下顎第一大臼歯で 4.42±1.41mm ，であり，直接光学計測法と石膏模型法の間で統計学的に有意な差を認めなかった．また，直接光3 であり，直接光学計測法と石膏模型法の間で統計学的に有意な差を認めなかった．また，直接光
mm
学計測法では，陥凹部と比較して突出部の体積が大きくなる傾向が認められた．陰型である印象では，学計測法では，陥凹部と比較して突出部の体積が大きくなる傾向が認められた．陰型である印象では，
陽型である石膏模型よりも形状が大きく計測されるためであると考察した．クラウンを製作する際に陽型である石膏模型よりも形状が大きく計測されるためであると考察した．クラウンを製作する際には，計測方法の特徴に応じてセメントスペースの厚みを変えるなどの最適化が必要である可能性が示
は，計測方法の特徴に応じてセメントスペースの厚みを変えるなどの最適化が必要である可能性が示
唆された．
唆された．
Ⅳ．参考文献Ⅳ．参考文献1) Jeon JH，Jung ID，Kim JH et al.：Three-dimensional evaluation of the repeatability of scans of stone models
1)
JH，Jungusing
ID，Kimet al.：Three-dimensional
evaluation
the repeatability of scans of stone models
andJeonimpressions
a blueJH
LED
scanner. Dental Materials
Journal of
2015；34(5)：686-691．
andimpressions using a blue LED scanner. Dental Materials Journal 2015；34(5)：686-691．
2) 和泉幸治，三野卓哉，黒崎陽子ほか．調整済みの暫間上部構造の形態を口腔インプラントの最終上
2)
和泉幸治，三野卓哉，黒崎陽子ほか．調整済みの暫間上部構造の形態を口腔インプラントの最終上部構造へ反映させる新規デジタルワークフロー．
日本口腔インプラント学会誌 2017；30(4)：294-300．
部構造へ反映させる新規デジタルワークフロー．日本口腔インプラント学会誌 2017；30(4)：294-300．
Vol.9, No.2, 2019

- 146 -

J-38㔠ᒓ⢊ᮎ࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧ࡛〇సࡋࡓࢳࢱࣥࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶ࡜⥔ᣢຊ㔠ᒓ⢊ᮎ࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧ࡛〇సࡋࡓࢳࢱࣥࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶ࡜⥔ᣢຊ۵㧗ᶫ࿴ஓ1㸪㫽ᒃ㯞⳯1㸪௰⏣㇏⏕1㸪Ἑᮧ ᪼2㸪᪂ಖ⚽ோ1㸪኱ஂಖຊᘅ1
1
2
۵㧗ᶫ࿴ஓ
㸪㫽ᒃ㯞⳯1㸪௰⏣㇏⏕1㸪Ἑᮧ᪼2㸪᪂ಖ⚽ோ1㸪኱ஂಖຊᘅ1
㭯ぢ኱ᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ㸪㭯ぢ኱Ꮫṑ⛉ᢏᕤ◊ಟ⛉
2
㭯ぢ኱ᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ㸪㭯ぢ኱Ꮫṑ⛉ᢏᕤ◊ಟ⛉
Fitness
accuracy and retentive forces of Ti clasps
fabricated by addictive manufacturing
12
1
Fitness accuracy
and M
retentive
forces
Ti clasps N
fabricated, Nakata
T 1, of
Kawamura, Shimpoby
H addictive, Ohkubomanufacturing
C1
Takahashi
K 1, Torii
1
1
1
2
1
1
M , Nakata
T , Kawamura
N , University
Shimpo H School, Ohkubo
C1
Takahashi
K of, Torii
Department
Removable
Prosthodontics,
Tsurumiof Dental
Medicine
12Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
Department of Technician Training Institute, Tsurumi University Dental Hospital2
Departmentof Technician
Trainingwithout
Institute,
University
Hospital
Casting
framework
using titanium
anyTsurumi
defect may
be notDental
providestably. Nowadays, additive
Casting
frameworkusing
titaniumwithout
any
defectmaybe
notprovidestably.study
Nowadays,
additive
manufacturing (AM) has been used for fabricating the metal framework. Thisevaluatedinner
manufacturing
has retentive
been usedforce
for (initialfabricating
the metalinsertion/removal
framework. Thisupstudy
evaluatedporosity,
fitness(AM)accuracy,and repeated
to 10,000
times),innerandporosity,
fitness
accuracy,
retentive
force(initial
andrepeated
insertion/removal
up
to10,000times),
andsurface roughness of titanium clasp (CP Ti grade 2: CP2, Ti-6Al-4V: Ti64 and Ti-6Al-7Nb: Ti67) using
surfaceof titanium(CP Ti
grade
CP2, Ti-6Al-4V:
and Ti-6Al-7Nb:
using
AM androughness
casting (CAST).
Innerclasp
porosities
were
not2:
observed
in all AM’sTi64
specimens.
AM-Ti64 Ti67)
showedtheAMandcasting(CAST).
Inner
porosities
were
notobserved
in
all
AM’s
specimens.
AM-Ti64
showedthehighest initial retentive force and CAST-Ti67 showed the lowest decreased compare to initial retentive
highestAdditive
initial retentive
force titanium
and CAST-Ti67
the lowestfor
decreasedcompare to initial retentive
force.
manufacturing
clasp canshowed
be recommended
clinical application.
force. Additive manufacturing titanium clasp can be recommended for clinical application.
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
ࢳࢱࣥࡣඃࢀࡓᛶ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᗋ⩏ṑศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࢳ
ࢳࢱࣥࡣඃࢀࡓᛶ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᗋ⩏ṑศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࢳ
ࢱࣥ〇ࡢ⩏ṑࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣࣟࢫࢺ࣡ࢵࢡࢫἲ࡟ࡼࡿ㗪㐀ຍᕤࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⼥ࢱࣥ〇ࡢ⩏ṑࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣࣟࢫࢺ࣡ࢵࢡࢫἲ࡟ࡼࡿ㗪㐀ຍᕤࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⼥Ⅼࡀ㧗࠸㸪ᇙἐᮦ࡜ࡢ཯ᛂᒙࢆᙧᡂࡍࡿ࡞࡝ࡢ⌮⏤࠿ࡽḞ㝗ࡢ࡞࠸ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆᏳᐃ౪⤥ࡍ
Ⅼࡀ㧗࠸㸪ᇙἐᮦ࡜ࡢ཯ᛂᒙࢆᙧᡂࡍࡿ࡞࡝ࡢ⌮⏤࠿ࡽḞ㝗ࡢ࡞࠸ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆᏳᐃ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪CAD/CAM ᢏ⾡࡟ࡼࡾ㗪㐀ຍᕤ࡟௦ࢃࡿ〇స᪉ἲ࡜ࡋ࡚✚ᒙ㐀ᙧຍᕤࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪CAD/CAMᢏ⾡࡟ࡼࡾ㗪㐀ຍᕤ࡟௦ࢃࡿ〇స᪉ἲ࡜ࡋ࡚✚ᒙ㐀ᙧຍᕤࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪✚ᒙ㐀ᙧຍᕤ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡉࢀࡓࢳࢱࣥࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶࡸ⥔ᣢࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪✚ᒙ㐀ᙧຍᕤ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡉࢀࡓࢳࢱࣥࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶࡸ⥔ᣢຊࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪✚ᒙ㐀ᙧຍᕤ࡟ࡼࡿࢳࢱࣥ〇ᨭྎ⿦⨨ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࢆ┠ຊࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪✚ᒙ㐀ᙧຍᕤ࡟ࡼࡿࢳࢱࣥ〇ᨭྎ⿦⨨ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ⓗ࡜ࡋ㸪ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ᨭྎṑࢆ᝿ᐃࡋࡓ㔠ᆺᨭྎṑ࡟ᑐࡋ࡚㸪㗪㐀ຍᕤ(CAST)࡜,㔠ᒓ✚ᒙ㐀ᙧᶵࢆ⏝࠸ࡓ✚ᒙ㐀ᙧᨭྎṑࢆ᝿ᐃࡋࡓ㔠ᆺᨭྎṑ࡟ᑐࡋ࡚㸪㗪㐀ຍᕤ(CAST)࡜,㔠ᒓ✚ᒙ㐀ᙧᶵࢆ⏝࠸ࡓ✚ᒙ㐀ᙧ(AM)࡟ ࡼ ࡾ ࢚ ࣮ ࢝ ࣮ ࢫ ࢡ ࣛ ࢫ ࣉ ࢆ 〇 స ࡋ ࡓ . ౑ ⏝ ࡋ ࡓ 㔠 ᒓ ࡣ 2 ✀ ⣧ ࢳ ࢱ ࣥ (CPTi),(AM)࡟ࡼࡾ࢚࣮࣮࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࢆ〇ࡋ ࡓ . ౑ ⏝ ࡋ ࡓ 㔠 ᒓ ࡣ 2 ✀ ⣧ ࢳ ࢱ ࣥ (CPTi),
Ti-6Al-4V(Ti64)㸪Ti-6Al-7Nb(Ti67)ࡢ
3స✀㢮࡜ࡋࡓ㸬〇సࡋࡓヨᩱࡣ㠀◚ቯヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚ෆ㒊
Ti-6Al-4V(Ti64)㸪Ti-6Al-7Nb(Ti67)ࡢ
3 ✀㢮࡜ࡋࡓ㸬〇సࡋࡓヨᩱࡣ㠀◚ቯヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚ෆ㒊Ḟ㝗ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ホ౯ࡣ
1.⾲㠃⢒ࡉ㸪2.㐺ྜヨ㦂㸪3.ึᮇ⥔ᣢຊ࡜⥔ᣢຊࡢḞ㝗ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ホ౯ࡣ
1.⾲㠃⢒ࡉ㸪2.㐺ྜヨ㦂㸪3.ึᮇ⥔ᣢຊ࡜⥔ᣢຊࡢ⤒᫬ⓗኚ໬ࡢ 3 㡯┠࡜ࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ
steel-dwass ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚⤫ィゎᯒࢆ⾜⤒᫬ⓗኚ໬ࡢ
3 㡯┠࡜ࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ steel-dwass ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚⤫ィゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡗࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹϪ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ CAST ヨᩱ࡟ࡣ⣙ 8ࠥ20%ࡢෆ
㠀◚ቯ᳨ᰝ࡛ࡣ㸪㠀◚ቯ᳨ᰝ࡛ࡣ㸪
CAST ヨᩱ࡟ࡣ⣙
8ࠥ20%ࡢෆ
㒊Ḟ㝗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪AM
ヨᩱࡢࡍ࡭࡚࡟࠾
㒊Ḟ㝗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪AM
ヨᩱࡢࡍ࡭࡚࡟࠾
࠸࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬⾲㠃⢒ࡉࡣAM ἲ࡛〇
࠸࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬⾲㠃⢒ࡉࡣ AM ἲ࡛〇సࡋࡓヨᩱࡀ⢒㐀࡛࠶ࡗࡓ㸬㐺ྜᛶࡣ㖋ᑤ㒊సࡋࡓヨᩱࡀ⢒㐀࡛࠶ࡗࡓ㸬㐺ྜᛶࡣ㖋ᑤ㒊ࡀ᭱ࡶⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬ึᮇ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧ⤒᫬ࡀ᭱ࡶⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬ึᮇ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧ⤒᫬ⓗኚ໬ࡣᅗ࡟♧ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ(ᅗ)㸬ᮏ◊✲ⓗኚ໬ࡣᅗ࡟♧ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ(ᅗ)㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪✚ᒙ㐀ᙧ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡋࡓࢳࢱ
ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪✚ᒙ㐀ᙧ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡋࡓࢳࢱ
ࣥࢡࣛࢫࣉࡣ,㗪㐀ຍᕤ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࡯ࡰྠ➼ࣥࢡࣛࢫࣉࡣ, 㗪㐀ຍᕤ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࡯ࡰྠ➼ࡢ㐺ྜ⢭ᗘ࡜⥔ᣢຊࡀᚓࡽࢀ㸪ෆ㒊Ḟ㝗ࢆㄆࡢ㐺ྜ⢭ᗘ࡜⥔ᣢຊࡀᚓࡽࢀ㸪ෆ㒊Ḟ㝗ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ᏻᐃࡋࡓࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ᅗ ึᮇ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧ⤒᫬ⓗ⥔ᣢຊࡢኚ໬
ࡵ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ᏻᐃࡋࡓࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ᅗ ึᮇ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧ⤒᫬ⓗ⥔ᣢຊࡢኚ໬
ࢡࡢ〇సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࢡࡢ〇సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓ㸬ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
ϫ㸬ཧ⪃ᩥ⊩
1)
Torii M, et al. "Fitness and retentive force of cobalt-chromium alloy clasps fabricated with repeated
1) Torii M, et al. "Fitness and retentive force of cobalt-chromium alloy clasps fabricated with repeatedlaser sintering and milling." Journal of Prosthet Res 62.3 (2018): 342-346.
laser sintering and milling." Journal of Prosthet Res 62.3 (2018): 342-346.
1
1- 147 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.9 No.2

J-39
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸ࡓṑ⫗⦕ୗࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡢィ ᡭἲࡢ㛤Ⓨ➨୍ሗ ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡢ఩⨨ࡀィ ⢭ᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪‫ۑ‬すᒣ㈗ᾈ1㸪ⱝᯘ୍㐨1㸪࢝ࣝࣂࣁࣝࢪ࢙࢖ࢯࣥ1㸪ᒸᮧ┿ᘺ1㸪୰ᮧ㝯ᚿ2㸪▮㇂༤ᩥ11኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ṑᏛ◊✲⛉ 㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟෌ᘓᏛㅮᗙ, 2 ኱ᡭ๓▷ᮇ኱Ꮫṑ⛉⾨⏕Ꮫ⛉Development of scan method fora subgingival finish line using an intraoral scanner-Part1. The influence of asubgingival finish line level on the measurement accuracy
Nishiyama T1,Wakabayashi K1, Carbajal J1, Okamura S1, Nakamura T2, Yatani H1
1Osaka University Graduate School of Dentistry Department of Fixed Prosthdontics
2
Otemae College Department of Oral Health Sciences
Recently, intraoral scanners(IOS) are used in general dentistry. An accurate impression taking of finish
line is important in fixed prosthetic treatment, but the scanning of subgingival area by IOS is difficult
because of the surrounding tissue.The purpose of this study isto examinethe influence of a subgingival
finish line level on the measurement accuracy when an abutment tooth is scanned by IOS.
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡀ࿘▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⮫ᗋ⌧ሙ࡛฼⏝ࡉࢀࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡣ㸪ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ㸪࢖ࣥࣉࣛࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ⿵⥛ṑ⛉἞⒪࡟࠾ࡅࡿ༳㇟᥇ᚓࡸ㸪࣐࢘ࢫࣆ࣮ࢫᆺ▹ṇ⿦⨨ࡢస〇࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞㡿ᇦ࡛ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᨭྎṑࢆཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡛༳㇟᥇ᚓࡍࡿ㝿㸪ṑ⫗⦕ୗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖
ࣥࡣ㸪ᨭྎṑ࿘㎶ࡢṑ࿘⤌⧊ࡀ㜼ᐖࡋ㸪ṇ☜࡞ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ.
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ṑ⫗⦕ୗࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡢィ ࡢ㝈⏺್ࡀ࡝ࡇࡲ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ϩ㸬᪉ἲ࢚࣏࢟ࢩᶍᆺ㸦500AU㸪ࢽࢵࢩࣥ㸧ࢆࢩࣜࢥ࣮ࣥࢦ࣒༳㇟ᮦ㸦Protesil labor㸪vannini㸧࡛༳㇟᥇ᚓᚋ㸪㉸◳▼⭯㸦ࣔࢹࣟࢵࢡϩ㸪ᯇ㢼㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ィ ⏝ᶍᆺࢆస〇ࡋࡓ.ᮏᶍᆺࢆ㸱Dࢫ࢟
ࣕࢼ㸦SWING㸪DOF㸧࡛ᙧ≧ィ ࢆ⾜࠸㸪୕ḟඖࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽCADࢯࣇࢺ(FreeFormModelingPlus,Geomagic)ࢆ⏝࠸࡚㸪ୖ㢡ྑഃ୰ษṑࡢ๪ṑᆺᶍᆺࢆCADୖ࡛సᡂࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᨭྎṑࡢࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡀ၁ഃ࠾ࡼࡧཱྀ⵹ഃ㒊࡛㸪ձṑ⫗⦕ୖ0.25 mm㸪ղṑ⫗⦕
ୖ0.00 mm㸪ճṑ⫗⦕ୗ0.25 mm㸪մṑ⫗⦕ୗ0.50 mm࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟タィࡋࡓ㸬タィࡋࡓCADࢹ࣮ࢱࢆ୕ḟඖ✚ᒙ㐀ᙧ⿦⨨㸦Objet Eden260VS Dental Advantage㸪Stratasys㸧࡛㐀ᙧࡋࡓ.ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ㸦Trios3㸪3Shape㸧ࢆ⏝࠸࡚ྛṑ⫗⦕ୖ࡜⦕ୗࡢࣔࢹࣝࢆࡑࢀࡒࢀィ ࡋ㸪ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗ
ࣛ࢖ࣥ㒊ࡢ༳㇟᥇ᚓ⢭ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣜࣂ࣮ࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢯࣇࢺ㸦ezScan㸪Solutionix㸧࡛どぬⓗ࡟᳨ドࡋࡓ㸬Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹṑ⫗⦕ୖ0.25 mm࡟タᐃࡋࡓࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡣ㸪඲࿘࡛ィ ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬ṑ⫗⦕ୗ0.25 mm
ࡢࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡣ඲࿘㸪ィ ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
0.50 mm࡟ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࢆタᐃࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪၁⯉ഃ࠾ࡼࡧ㏆ᚰ㒊ࡢ᭱῝㒊࡛ィ ୙ྍࡢ㡿ᇦࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(ᅗ).ຍ࠼࡚㸪ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࡀィ ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥୗ㒊ࡢ᰿㠃ࡢᙧ≧ࡣィ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᑂ⨾ṑෙಟ᚟἞⒪࡛ࡣࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ࢖ࣥࢆṑ⫗⦕
ୗ 0.50 mm ࡟タᐃࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࣛ
࢖ࣥ࿘ᅖࢆ⢭ᐦ࡟ィ ࡛ࡁࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウࡍࡿᚲ ᅗ ṑ⫗⦕ୗ 0.50 mm ࡢ࡜ࡁࡢࢫ࢟ࣕ
ࣥ⏬ീ㸬⥳Ⰽ㒊ࡀィ ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㡿せࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ᇦࢆ♧ࡍ㸬

Vol.9, No.2, 2019

- 148 -

第 10 回日本デジタル歯科学会・第 5 回国際デジタル歯科学会
協力企業一覧
【Global partner】

スリーエムジャパン株式会社
大信貿易株式会社

DIO implant【Gold partner】

ダイセル・エボニック株式会社
株式会社データ・デザイン

PLANMECA OY【Gold partner】

デジタルプロセス株式会社
デンテックインターナショナル株式会社

Ivoclar Vivadent AG【プラチナメンバー】

東ソー株式会社

クラレノリタケデンタル株式会社

株式会社トクヤマデンタル

ストローマン・ジャパン株式会社

株式会社ニッシン

デンツプライシロナ株式会社

日本ピストンリング株式会社

株式会社モリタ

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

YAMAKIN 株式会社

株式会社白鵬【ゴールドメンバー】

山八歯材工業株式会社

コアフロント株式会社

和田精密歯研株式会社

株式会社ジーシー【ブロンズメンバー】

株式会社ジオメディ

トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社【シルバーメンバー】

株式会社ピーディーアール

株式会社アイキャスト

株式会社リック

株式会社アイキャット【その他】

朝日レントゲン工業株式会社

アークレイ株式会社

アズワン株式会社

株式会社 ULTI-Medical

医歯薬出版株式会社

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

カボデンタルシステムズ株式会社

A&H Academy

クインテッセンス出版株式会社

京都機械工具株式会社

クルツァージャパン株式会社

トーシンデンタル株式会社

株式会社シケン

株式会社メディアート

株式会社松風

（以上五十音順）

第 10 回日本デジタル歯科学会および第 5 回国際デジタル歯科学会の開催にあたり，多大なご支援，ご協力を賜りました上記企業各位に心より厚く感謝申し上げます．

（一社）日本デジタル歯科学会 理事長
第 10 回日本デジタル歯科学会・第 5 回国際デジタル歯科学会 大会長

末瀬 一彦- 149 -

〈編集委員会〉
委員長

高橋

委

金澤

員

英和
学，小峰

太，新谷

日本デジタル歯科学会誌
2019 年 9 月 17 日

明一，玉置

第9巻

発行

末瀬

一彦

編集人

高橋

英和

発行所

一般社団法人 日本デジタル歯科学会事務局〒 170-0003

東京都豊島区駒込 1-43-9

TEL：03-3947-8891
作

駒込 TS ビル

URL：http://www.jaddent.jp/

一般財団法人 口腔保健協会（禁無断転載・複写）

Vol.9, No.2, 2019

賞子

第2号

発行人

製

幸道，三浦

- 150 -

一般財団法人 口腔保健協会内