ウェッジボンド・ボールボンドの測定にHC-AZ は XYZ 軸を持つ品質チェック用の外観測定検査装置です。ウェッジ・ボールボンド潰れ幅のオート測定及びループ高さのセミオート測定が可能です。
統計・画像記録機能も搭載し、今まで作業者が行っていた測定方法（測定→結果記入→PC に入力）という時間のかかる作業から解放されます。

潰れ幅オート測定機能

ループ高さセミオート測定機能

統計・画像記録機能

プログラムされた測定ポイントに自動で移動し、自動Z 軸にリニアスケールを搭載し、プログラムされた測定結果・測定画像を日付・測定箇所ごとに記録画像処理にて潰れ幅を測定します。自動測定にてベース位置とループトップ位置に自動で移動し、トする事が可能です。データは自動でグラフ化されま全ての測定をノンストップにて完了させる事も可能でラックボールにてフォーカスを手動にて微調整し正すので、測定結果の推移が手に取るようにわかりすし、製品チェックをかねて作業者が測定結果を１確なループ高さを測定します。測定顕微鏡を使用ます。

つ１つ確認する事も可能です。また、全ての自動測するよりも大幅な作業時間の短縮が可能です。

※測定結果については CSV にて出力可能です。

定が完了した後に再度結果の確認及び修正をすることも可能です。

製品の外観検査・測定に
HC-AZ のソフトウェアはテクノアルファ株式会社 SI 事業部が開発しているオリジナルソフトウェアを使用しておりますので、以下のような検査・測定にもご使用頂けます。
自社開発の強みを生かし、お客様のオリジナルな測定・検査等にも対応させて頂く事が可能です。

傷検査
製品のプログラムされた位置に傷の有無の検査をすることが可能です。

チップ搭載位置測定・検査
製品に搭載されているチップなどの位置が正規の位置からどの位離れているかの測定・検査が行えます。

異物検査
製品上の異物の確認・検査が行えます。

その他その他の検査項目についても開発可能ですのでお気軽にお問合せください。

使いやすい様々な機能・装備
HC-AZ はお客様をサポートする様々な機能や装備を搭載し、測定プログラムの編集時や測定時にユーザーを強力にバックアップいたします。
簡単便利にご使用頂く為に様々な機能や装備を開発・採用致しました。

測定結果出力機能

マップ機能

潰れ幅オート測定結果・ループ高さセミオート測定等

プログラム編集時や測定時にモニタにワークのどの結果は CSV にて出力可能ですのでデータのまとの箇所が映っているかがすぐ分かるマップ機能をめに非常に役立ちます。

搭載しております。マップ内をマウスでクリックする

日付を指定して全ての測定結果の出力も可能です

事により、その場所にカメラを移動させることも可

し、任意の測定箇所を選択しての出力も可能です。

能です。

専用コントローラ
トラックボール付き専用コントローラにてテーブルの XY 動作やフォーカスの動作が可能です。
OK と MANUAL 選択ボタンは LED 付突出ボタンを採用しましたので、測定結果マニュアル確認モード
時に OK を押すことも MANUAL を押すこともボタンを見る事なくブラインドプッシュが可能です。

測定条件コピー機能

パークポジション機能

ワーク専用固定冶具作成

測定条件のコピーが可能です。1 つの測定条件をパークポジションの設定が行えますので、ワークのお客様のワークにあった使いやすい専用固定冶具

複数の測定箇所にコピーする事により、プロジェクサイズ・形状によってワークを入れ替えやすい任を設計・製作致します。

ト作成の時間を大幅に短縮します。意の位置を指定できます。測定完了後に自動的にワークの切り替え時にも素早く切り替えが可能で設定されたパークポジションに移動させる事も可能

誰でも簡単に素早く切り替えが出来る冶具を社内です。

設計部署にて設計・製作致します。

プロジェクト読み込み機能

自動スケールキャリブレーション機能

バーコードまたは QR コードを使用してのプロジェク

スケールのキャリブレーションが自動で行えますのトの読み込みが可能ですので、プロジェクトの読みで、キャリブレーション時の人為的なミスを防ぎ、込みミスが未然に防げます。

安定した測定を可能にします。

※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

オートズームレンズ搭載
オートズームレンズを搭載し、金線とアルミ線の測定がレンズの交換無しに可能となりました。
２ｘ レンズ使用時 ： 1.94～23.30 倍
５ｘ レンズ使用時 ： 4.80～58.30 倍
１０ｘ レンズ使用時： 9.70～116.60 倍※レンズは装置 1 台に付き１つのみ付属します。
オプションにて追加のご購入も可能です。

導入のメリット
HC-AZ をご使用頂くことにより品質チェックに費やす莫大な時間を大幅に短縮する事が可能です。また、測定者の違いによる測定結果のバラつきの問題も同時に解決します。時間の短縮と測定結果の安定化という、相反する問題を HC-AZ が高次元にて解決いたします。

時間短縮

測定の安定化

潰れ幅測定タイム比較

ループ高さ測定タイム比較

HC-AZ をご使用頂く事により測定誤差を大幅に少なくし、安定した測定を行う事が可能

ワーク A ボンド数 29 本

ワーク A ボンド数 29 本です。潰れ幅測定は測定者による誤差、また同じ人が同じワークを測定した場合でも測定箇所 58 箇所

測定箇所 29 箇所

大きな測定差が生じます。HC-AZ は同じ条件にて測定を行いますので測定誤差が非HC-AZ =3:28

HC-AZ =4:30

常に少なくなり、毎回安定した測定結果が得られます。

測定者 A=9:26

10:48

9:26

9:36
7:12

4:48

6:00
3:36

7:12

4:30

3:36
3:28

2:24

2:24

1:12

1:12
0:00

0:00
HC-AZ測定時間

測定者A

HC-AZ

6:34

6:00

8:24

4:48

測定者 A=6:34

HC-AZ
測定時間

測定者A

420.000
415.000
410.000
405.000
400.000
395.000
390.000
385.000
380.000
375.000
370.000
365.000

単位：μm

1回目
2回目
3回目

仕 様共通仕様
装置寸法 ：624（W）×654（D)×757（H）
電源：100V

消費電力 ：900VA
重量：75kg

光学系
カメラ

制御系

：1/8”正画素型 UXGA プログレッシブ CCD

PC：DELL OptiPlex9010：総画素数

1688（H）×1248（V）

USB：USB2.0×3：セルサイズ4.40（H）×4.40（V)

OS：Windows7

レンズ倍率：2x1.94～23.30 倍

稼働範囲 ：300 ㎜（X）×300（Y）：5x4.80～58.30 倍動作精度 ：X 軸＝10μm Y 軸＝10μm：10x9.70～116.60 倍

ワーク固定：ネジ留め・ワーク専用冶具

※レンズは装置 1 台に付き 1 つのみ付属します。
オプションにて追加のご購入も可能です。

測定・検査可能項目

照明１） ボンド潰れ幅・リング型高輝度 360°-全方向型 LED 照明（白）２） ループ高さ・同軸高輝度照明（白）３） 傷検査４） チップ搭載位置測定・検査
５） 異物検査※その他の検査項目についてもお客様のご要望により低価格にて開発可能です。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ方式：自社新開発オリジナル

テクノアルファ株式会社
半導体装置グループ
TEL：03-3492-7472