医療機関における電波利用推進委員会
2020年度活動報告○ 委員会実施概要○ 感染症患者看護のリモート支援のための電波利用事例調査○ 医療機関向けアンケート調査（実施概要）○ 携帯電話等の電波の医療機関内医用電気機器への影響調査○ 手引きの改定について○ 医療機関における電波利用推進委員会来年度計画
2021年５月
電波環境協議会
医療機関における電波利用推進委員会

本資料は、電波環境協議会「医療機関における電波利用推進委員会」において、総務省・厚生労働省との連携の下、検討し取りまとめたものです。

目 次

11

○ 委員会実施概要

・・・・・・・・・ ２○ 感染症患者看護のリモート支援のための電波利用事例調査

・・・・・・・・・ ５○ 医療機関向けアンケート調査（実施概要）

・・・・・・・・ ６○ 携帯電話等の電波の医療機関内医用電気機器への影響調査

・・・・・・・・ ９○ 手引きの改定について・・・・・・・・・ 16○ 医療機関における電波利用推進委員会来年度計画

・・・・・・・・・17

「医療機関における電波利用推進委員会」 2020年度実施内容

22

 電波環境協議会「医療機関における電波用推進委員会」は、医療電波利用作業部会を設置し活動を開始。

（１） 2020年度実施体制
電波環境協議会
医療機関における電波利用推進委員会
医療電波利用作業部会（２） 活動概要
 「手引きの改定版」の策定についての対応
 コロナ禍における感染症患者看護のリモート支援のための電波利用事例調査
 アンケート調査（無線利用状況や周知状況、経年的な変化の把握のため毎年実施。）
 他機関等への働きかけに向けた検討（2021年度刊行予定の「建築ガイドライン」作成等支援含む）

2020年度「医療機関における電波利用推進委員会」における検討・実施項目（１） 「手引きの改定版」の策定についての対応① 改定版の構成見直し：
・現行手引きの改定版に加え、患者対応を主とする医療関係者向けにエッセンス抽出版を作成
・エリア別（一般病室のみだけでなく、診察室、ICU、透析室など）の注意事項を記載
・Q&Aの作成② 改定版の内容の見直し：【技術面】
・無線利用形態の変化への対応
ー 院内通話システムPHSの更改に当たってのアドバイスを記載
ー 無線LAN利用の進展による注意事項を記載【運用面】
・ICU・透析室など特別エリアにおける通信端末利用の注意などを記載（離隔距離実測調査実施）
・電波管理責任者から電波利用コーディネータへの名称変更を含む電波管理方法の見直し（２） 長期的視点に立った対応① アンケート調査（無線利用状況や周知状況、経年的な変化の把握のため毎年実施。）② 感染症患者看護のリモート支援のための電波利用事例調査（３） 関係団体への連携と対応① 建築ガイドライン（医用テレメータ編）刊行（2021年9月予定）に向けた支援
建築ガイドライン（医用テレメータ編）刊行タイミングに合わせた「手引き改定版」の公表準備、両刊行内容の医療機関への効果的な適用（周知、実装等）に向けた検討② 日本医療機能評価機構の評価項目の追加についての働きかけ

33

2020年度 医療機関における電波利用推進委員会スケジュール概要
2020年

12月

11月

2021月
１月

２月

シンポジウム開催

委員会

委員会 12/25○今年度の検討・実施事項（案）○今年度のアンケート調査方針○実測調査方針○手引き改定方針○最新技術動向・未来予想図（病院全体の電波利用、５G）

医療電波利用作業部会

作業部会 第１回 11/30○今年度の検討・実施事項（案）

3/8~26オンデマンド配信
委員会 3/29○作業部会の検討結果報告

全国代表者会議実務者打合せ 3/3○実測調査○アンケート結果報告○来年度の取組

作業部会
第３回 2/17

作業部会
第４回 3/10○手引きの改定事項②○実測調査結果○手引きとりまとめ②○実測調査等・PHS後継システム(sXGP)○手引きとりまとめ①○アンケート結果○手引きの改定事項①・まとめ方

・感染症患者リモート看護・Bluetooth○委員会への活動報告

・ 無線LANの状況（新規格WiFi6）・エッセンス抽出案審議

・ 新EMC規格(JIS T 0601-1-2:2018) 対応

・無線LAN記載案審議○ガイドライン/手引きの両刊
行内容の医療機関への効果的な適用（周知、実装等）に向けた検討②

建築ガイドランの作成支援、eラーニング立ち上げ支援、
日本医療機能評価機構対応

報告書の公表○手引き改定○地域協議会 活動状況○電波環境協議会 活動状況
○今後の周知活動について意見交換○今年度のアンケート調査○グッドプラクティス・ヒヤリハット事例報告

2021年度4月~３月○5G等の新たな電波利用の可能性○コロナ禍の対策にも寄与する電波・ICT利用例○医療機関において電波を安全に利用するための管理体制等についてパネルディスカッション

作業部会
第２回 1/22

4

アンケート送付回収
アンケートとりまとめ
送付先：病院3,000施設、有床診療所 3,000施設
実測調査

改定版
手引き等の公表

建築学会における建築ガイドライン化

電波利用推進地域協議会等・各地域の医療機関への周知啓発活動

日本医療機能評
価機構の評価項目への追加

感染症患者看護のリモート支援のための電波利用事例調査
 接触機会の制限、政府による制度整備や助成により、非接触・非対面の医療ニーズが増加。
 特に、無線LANがこうしたニーズを実現する技術の通信インフラとして活用されている。
電波利用事例分類

導入状況

電波利用の形オンライン診療2020年4月の厚生労働省事務連絡1)により、一定の要件を遵守することで初診から電話や情報通信機器を用いたオンライン診療が可能になり、オンライン診療を導入する医療機関が増加。

有線／無線LAN接続のPC・タブレット等。
オンライン診療向け通信機能付きタブレットのレンタルサービスなどもあり。

オンライン面会

感染防止対策として入院患者と家族等の面会が制限される中で、オンライン面会を導入する医療機関が増加。
アンケート調査でも半数を超える病院が導入済み／導入予定。

無線LAN接続のタブレット端末が一般的。
テレプレゼンスロボットなど、より臨場感のあるオンライン面会ツールも開発されている。

遠隔モニタリング

ICUや感染症患者エリアにネットワークカメラを設置して、無線LANを介して患者の病状や医療機器の状態を遠隔モニタリング。

有線／無線LAN接続で構築。
カメラの台数が多い場合は、無線LAN接続の方が柔軟性が高い。

介護ロボット

医療機関や感染患者の受け入れ施設で、コミュニケーションロボットを活用して患者対応を非対面で実施。
見守りセンサーを導入する介護施設向けの補助事業も拡大２）システムによって異なるが、無線LAN、特定小電力無線局、微弱無線機器等を利用。

1) 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日付け事務連絡）
2) 地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援により、例えば見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備（Wi-Fi工事、インカム）などが補助対象となる。

5

アンケート調査実施概要①
 医療機関における電波の利用状況を経年的に把握し、安心・安全に電波を利用するための適正な電波利用推進に向けた施策に生かすことを目的として実施。
 本年度は、手引きの改定や建築ガイドラインの参考になる情報を重点的に調査。
調査名

医療機関における適正な電波利用推進に関する調査

調査目的

医療機関における電波の利用状況を経年的に把握し、安心・安全に電波を利用するための適正な電波利用推進に向けた施策に生かすことを目的として実施。

調査方法

郵送及びWebアンケート調査（調査票は郵送で送付、回答は紙調査票及びWebで回答可）

調査対象

病院: 3,000施設
診療所:3,000施設実施期間2021年1月5日～2月8日

回収状況

病床数規模別＜~100床, 100~200床, 200床~＞に層化して無作為抽出
有床診療所から無作為抽出

病院発送数3,000件、回収数1,137件、回収率：37.9％
病床規模
発送数
回収数
回収率
●100床未満1,06437835.5％●100～200床未満 1,021
38037.2％●200床以上
91537941.4％
有床診療所発送数3,000件、回収数1,254件、回収率41.8％

6

アンケート調査実施概要②
 実態把握のための調査としてだけではなく、医療機関に活動を知ってもらう、活用してもらう機会として提供。
①活動の周知・啓発（調査票や同封資料を通じて既存の取組みを周知）②医療機関のセルフチェック（構成、回答確認画面などの工夫）
EMCCの活動の周知・啓発

調査票の中での手引きや他の公開資料を周知

昨年度結果を調査票に同封
回答施設には本年度結果公表時も案内予定

医療機関のセルフチェックとしての活用

モバイル端末からも回答しやすいページ構成
回答した結果をチェックしやすいよう確認画面を工夫

7

アンケート調査票の設問項目
 アンケートの設問項目は以下のとおり。結果の詳細は別資料にて説明。
設問項目

設問内容

無線LANの利用状況• 医療機関における無線LANの導入状況や利用用途• 無線LANの電磁干渉防止対策の実施状況→無線LANに関する手引きの改定の参考情報

業務用PHS・携帯電話・スマートフォンの利用状況• 業務用PHS、携帯電話・スマートフォンの導入状況• 携帯電話・スマートフォンの無線方式や利用用途→PHS・携帯電話・スマートフォンの利用状況の経年変化を確認

携帯電話・スマートフォンの利用ルール• 利用制限の状況（一部制限／制限なし／全面使用禁止）• 電波利用機器と医療機器の離隔距離の設定• 医療機器への影響を防止するための対策→利用制限や利用ルール（指針の活用含む）の経年変化を確認

医用テレメータの選定・導入
新たな電波利用機器の活用
電波利用機器の活用における課題
電波環境管理に関する公開資料の認知状況••

医用テレメータのアンテナシステムの敷設タイミング
医用テレメータの導入決定、選定の実態→建築ガイドラインの参考情報•

新型コロナウイルス感染症対策としての電波利用機器の導入状況→新たな電波利用として手引きの改定に反映•

電波利用機器の導入及び管理・運用に関する課題→医療機関の課題認識を確認、手引きの改定に反映••

手引き、指針の認知状況
手引き等に追加してほしい内容や拡充してほしい内容→認知状況を把握するとともに、手引きの追加・拡充内容の参考として活用

8携帯電話等の電波の医療機関内医用電気機器への影響調査

9 医療機関内での無線LANやBluetooth機器の利用や用途が多様化していることから、メリット・デメ
リットを踏まえた適切な利用方法の整理が求められている。
 医療機器のEMC対策が十分でない場合や、国際標準等で定められている範囲を超えて電波利用機器が接近した場合、電波利用機器からの電波によって医療機器に影響を引き起こし、患者に重篤な影響や障害を与える可能性も懸念されている。
 医療機関内の医療機器のEMCに関する適合規格や添付文書を調査し、医療機関内で無線通信端末を使用する際の注意事項の整理とともに、携帯電話からの電波が医療機器に与える影響を調査する必要がある。

１

２

携帯電話端末からの電波による医療機関内の医用電気機器への影響調査

医療機関での無線LAN・Bluetooth利用時の課題と留意点の調査

医療機関内の医療機器に対して携帯電話端末の電波による影響測定を行う。また、医療機器の添付文書などからEMC適合規格や無線機器との離隔距離等の注意事項を調査・整理する。

医療機関で無線LAN やBluetooth の利用や用途が多様化する中で、無線LAN やBluetooth を安心・安全に利用するための留意点について、関係団体３団体程度に対して最新動向などのヒアリングを実施するとともに文献等の調査を行う。

「手引き」の改定に調査結果を反映

１

携帯電話端末からの電波による医療機関内の医用電気機器への影響調査-概要【測定周波数と通信方式】【調査台数】【発射する電波の断続状態】

周波数帯

測定周波数

通信方式

700MHz帯

733.0MHzFDD-LTE

3800MHz帯

837.5MHz

汎用人工呼吸器

1900MHz帯

905.1MHz

経皮的心肺補助システム（PCPS/ECMO）

1.5GHz帯

1435.4MHz

11.7GHz帯

1782.4MHz

2GHz帯

1957.4MHz

種 類

調査台数

成人用人工呼吸器

個人用透析装置

4合 計

93.7GHz帯
4.5GHz帯【調査対象】

成人用人工呼吸器
汎用人工呼吸器
呼吸不全・慢性呼吸不全・閉塞性睡眠時無呼吸等の患者の呼吸を補助する

生体リズムに近い1秒周期での断続状態

W-CDMA
FDD-LTE
W-CDMA

振幅

時間

0.5秒

0.5秒
1秒

3.65GHz
4.05GHz

105G NR

4.55GHz

経皮的心肺補助システム
重症呼吸・循環不全患者に対し、治癒・回復するまでの間、呼吸と循環の機能を代替する

個人用透析装置
血液透析を行うための透析用装置

5G（Sub6）

・W-CDMA・FDD-LTE
・5G（Sub6）

・W-CDMA・FDD-LTE
・5G（Sub6）
成人用人工呼吸器
汎用人工呼吸器

経皮的心肺補助システム

・W-CDMA・FDD-LTE

総務省調査結果を参照

個人用透析装置

１

携帯電話端末からの電波による医療機関内の医用電気機器への影響調査–模擬システムによる測定結果-

11【測定方法】
 現在、国内で利用されているW-CDMA方式とLTE方式、さらに、今後急速に普及する5G方式の携帯電話端末からの電波を対象•
電波発射源は携帯電話端末実機ではなく、端末実機より電波の放射効率の良いアンテナを用いた規定最大電力による模擬的な試験•
医用電気機器表面をアンテナでくまなく走査 医用電気機器の設定や条件等•
動作モードは、治療等の目的のうちで最も一般的な動作状態•
センサ等は、実際の治療時に使用される範囲内でなるべく高感度に設定
主に医療機関内で用いられる医療電気機器9機種を対象とした模擬システムによるサンプル的影響測定の結果

医療機器の一般的名称
成人用人工呼吸器
汎用人工呼吸器
経皮的心肺補助システム（PCPS/ECMO）
個人用透析装置

FDD-LTE

700MHz帯
36 ※1
1W-CDMA

上段：模擬システムによる影響発生距離(cm)
下段：模擬システムで発生した影響カテゴリー

W-CDMA

FDD-LTE

900
MHz帯
22234
1<12<1--33311303 ※21635333263541.5GHz帯
631W-CDMA

800
MHz帯
7311.7GHz帯
11W-CDMA2GHz帯
115G NR

3.7GHz帯

3.65GHz

4.05GHz114.5GHz帯
11----

11114242163※１ 事象詳細：電波の断続に同期して自発呼吸と誤検知。設定した強制換気回数以上の換気が行われる。
設定した総換気回数や換気量のアラーム発出の閾値を超えないため、アラームは鳴らない。（可逆的影響）※２ 事象詳細：電波の断続に同期して画面表示に乱れが生じる（可逆的影響）

241
1- は影響発生なし

最新の通信方式の携帯電話端末であって医用電気機器の上に置いたり密着したりした場合には、電波によって医療電気機器に影響が発生するおそれはある。
一方、携帯電話端末からの電波は、端末からの距離が大きくなると減衰して強度が小さくなることから、一定の離隔距離を確保すれば医用電気機器への影響は防止することができる。

１12【参考】影響カテゴリー

平成28年4月 電波環境協議会 医療機関における電波利用推進部会 平成27年度報告書 P.76
医用電気機器の不具合状態の分類

影響のカテゴリー分類
カテゴリー

医用電気機器の障害状態

10

医用電気機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと破局的状態となる障害。

9

医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと破局的状態となる障害。

8

医用電気機器の障害が可逆的で、破局的状態に陥る可能性がある障害。又は医用電気機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと致命的状態となる障害。

7

医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと致命的状態となる障害。

6

医用電気機器の障害が可逆的で、致命的状態に陥る可能性がある障害。または医用電気器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと病態悪化状態となる障害。

5

医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと病態悪化状態となる障害、又は修理が必要となり機器を交換しないと誤診療状態となる障害。

分類4

医用電気機器の障害が可逆的で、病態悪化状態となる障害。又は医用電気機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと誤診療状態となる障害、もしくは修理が必要となり機器を交換しないと診療擾乱状態となる障害。

診療擾乱状態3

医用電気機器の障害が可逆的で、誤診療状態となる障害。または医用電気機器の障害が不可逆的で、診療擾乱状態となる障害。

誤診療状態

2

医用電気機器の障害が可逆的で、診療擾乱状態となる障害。

1

携帯電話機等が何らの障害も医用電気機器に与えない状態。

分類状態の説明
医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる電波発射源

可逆的状態を離せば（あるいは医用電気機器を遠ざければ）、医用電気機器が正常状態に復帰する状態。
医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる電波発射源

不可逆的状態を離しても（あるいは医用電気機器を遠ざけても）、その障害が消失せず、何らかの人的操作あるいは技術的手段を施さなければ、正常動作状態に動作し得ない状態。

診療や治療に対する分類
説明
医用電気機器本来の診療目的は維持されているが、診療が円滑に行えない状態（微小な雑音混入や基線の動揺、不可音の発生、文字ブレ等）。
医用電気機器の誤動作状態が誤診を招いたり、誤治療が遂行されている状態。適正な治療状態ではないが、患者に致命的障害を及ぼさない状態（無視できない雑音混入や基線の動揺、表示値の異常、アラームの発生がない停止等）。
医用電気機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。
病態悪化状態

すぐに対応しないと病態が悪化する可能性がある状態（設定値の大きな変化、生命維持管理装置の停止、アラームの発生がない停止等）。

致命的状態
破局的状態

医用電気機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。
すぐに対応しないと致命的になる状態。
医用電気機器の破裂等によって動作不能状態となって、患者が死亡したり周囲のスタッフが重篤となる状態。

１

添付文書などからEMC適合規格や無線機器との離隔距離等の注意事項

13 医療機器は、国際規格 IEC60601-1-2シリーズにおいて電磁耐性に関する試験の実施が要求されている。
 国内では、「医薬品、医療機器等法」においてIEC60601-1-2規格を基にした「JIS T 0601-1-2規格」への適合が必要。
 2023年3月1日以降に製造販売される医療機器は、第4版への適合が必要（ すでに医療機関で使用中の医療機器を回収して新たに第4版による試験を実施することはない ）

第1版
1993年

第2版
2001年

第2.1版
2004年
JIS化

第3版と第4版の主な変更点

第3版
2007年

試験方法

第4版

製品による分類①非生命維持機器②生命維持機器②がよりリスクが高い機器とされ、高い試験レベルが設定される使用環境による分類①専門の医療施設環境②在宅医療環境②がよりリスクが高い環境とされ、高い試験レベルが設定される・放射RFイミュニティ試験：
規定の試験レベル（電界強度）に対する医用電気機器の影響の有無を確認

・放射RFイミュニティ試験：・RF 無線通信機器からの近接電磁界に対するイミュニティ試験：
無線通信機器を医用電気機器に近接した場合の影響の有無を確認する試験が追加

・放射RFイミュニティ試験：80MHz～2.5GHz・放射RFイミュニティ試験：80MHz～2.7GHz
・RF 無線通信機器からの近接電磁界に対するイミュニティ試験：指定された試験周波数及び各国の状況を考慮した任意の周波数＜ただし、現在の試験技術では6GHzが上限＞

規定の試験レベル（電界強度）に応じた離隔距離を推奨（推奨分離距離）（平成26年8月19日 「医療機関においる携帯電話等の使用に関する指針」
医用電気機器から１ｍ程度離すことを目安の算出根拠）

無線通信機器と医療機器の距離が30cmまで※近接することを考慮し、これを担保するための試験レベルを製造業者がリスクマネジメントに基づき決定する

試験周波数

離隔距離の考え方

第4.1版
2020年

JIS化
大幅に改訂（電磁耐性に関する試験の考え方など）

第3版

試験条件の分類

第4版
2014年

第4版の電磁耐性に関する試験において、規格書には、対応すべき周波数や電力が列挙されているが、日本特有の周波数・電力や、新しく発生する周波数・電力は列挙されていない。これらは製造メーカのリスクマネジメントの結果を基に試験を実施されることが望まれている。このため、第4版適合機器であるという情報だけでは、対応している周波数は分からないので、携帯電話との離隔距離を設定する
場合は、各医用電気機器の取扱説明書や添付文書の記載を確認することが必要である。また、それでも確認できない場合は、製造販売業者に確認することが必要となる。

２

医療機関での無線LAN・Bluetooth利用時の課題と留意点の調査

14

無線LAN・Bluetooth利用の需要が高まっている 電子カルテ・ナースコールや遠隔医療などの臨床で利用
 患者の社会や家族とのつながり感の確保による安心・安定の提供
 災害時の重要情報の発信および入手方法
 無線LAN・Bluetoothが使用する周波数の2.4GHz帯は、産業医療用（ISM）周波数帯の一つであり、無線通信以外の目的で電波を発射するマイクロ波加熱装置や電子レンジも用いる。ISM帯を使用する無線LAN・Bluetoothなどの無線通信機器は、それら産業医療用（ISM）機器からの電波や、他の無線通信機器からの電波干渉を許容しなければならないため、干渉があった場合、通信速度の低下や切断が発生する。
 5GHz帯の無線LANでは、同周波数帯域を優先的に使用する衛星通信システムや、気象レーダや航空レーダを検出した場合、チャネルの変更や出力の低減措置を講じなければならず、通信が途切れる場合がある。

電波干渉による通信品質劣化を前提にしなければならない２

医療機関での無線LAN・Bluetooth利用時の課題と留意点の調査
無線LAN構築時 ： 電波干渉抑制や保守運用を考慮した適切な設計が必要
無線LAN構築経験が豊富な構築業者の選定

通信用途・同時接続端末数などの要件から性能に余裕のあるNW機器や端末の選定

サイトサーベイ結果を基にしたサービス予定エリアをカバーする適切なAP置局設計
チャネル間干渉やISM機器電波の干渉の少ないチャネル設計と出力設定

従来規格準拠機器よりも干渉に強い新規格準拠のAPの導入

医療情報用・業務用NWと患者用NWの分離やQoS（Quality of Service）制御設定による重要NWの通信品質劣化の回避（セキュリティの向上にもつながる）

無線LANコントローラ等の導入による保守・運用管理が容易性向上（高密度シングルチャネル設計なども可）
患者用NWの提供によるモバイルルータなどの持ち込みAPの制限

無線LAN運用時 ： 保守運用体制の構築と定期的監視による適切なNWの維持
保守運用マニュアルや利用ルールの策定整備
利用ルールの周知
トラブル事例の共有

定期的監視による設定見直し・電波強度の可視化
・トラフィック可視化
・機器状態把握・同じSSIDを出す不正APや持ち込みAPの検出
・無線LAN以外の電波干渉源の検出15

手引きの改定について
 初版発行後の活動の反映 ＜規程例、アンケート、医用テレメータ調査、医療機器影響測定など＞
 最新情報の更新 ＜医療機関における新たな電波利用、最新の無線方式、EMC規格改定など＞
 使いやすさの改善 ＜トラブル事例／対策、Q＆A、医療機関のエリア別の実施例、エッセンス版など＞
項目

主な改定ポイント1. 手引きの位置づけ• 幅広い医療従事者に読んでいただけるよう、手引きの対象を明確化

2. 手引きのポイント• 3.以降の改定内容に合わせて修正

3. 電波を利用している現状や発生しうるリスクと対策の把握

3章共通：アンケート調査結果の更新、図の更新、トラブル事例／対策の拡充
3-1.医療機関における電波利用の例
感染症対策における新たな電波利用の例を追加
3-2. 医用テレメータ
建築ガイドライン等との整合性をとった修正
3-3.無線LAN
最新規格、技術、各種関連ガイドライン（総務省・厚生労働省）情報を更新
3-4.携帯電話
最新方式、周波数帯、スマホの活用等を反映、離隔距離に関する説明を追加
3-5.その他
Bluetooth機器、次世代自営無線等の内容を追加

4．電波を管理する体制等の整備• 規程（例）の電波利用コーディネータや委員会に関する内容を反映

参考••
•
•

その他

• 手引きのポイントをチェックリストの形でまとめたエッセンス版を作成

参考2 離隔距離に関する詳細情報を拡充、最新規格の情報を追加
参考3 詳細な測定方法や医療機器の影響調査結果(2020年度）等を反映
参考5 Q&Aを追加
参考6 エリア別（待合室、病室、診察室、ICU、透析室など）の実施例を追加

16

来年度方針（素案）について検討内容（予定） 周知活動に関する検討
・ 効果的な周知活動に向けた支援
医療安全管理からみた電波管理の在り方
・ 建築ガイドラインと手引き改定の周知に向けた支援
関係団体等との連携
日本建築学会、日本医療福祉設備協会、日本医療福祉建築協会、
日本医師会、日本病院会、全国自治体病院協議会、全日本病院協会
日本臨床工学技士会、日本看護協会、
医療機器メーカ、JEITA、照明工業会等との連携について検討

 第５世代移動通信の医療機関における安心・安全な利用に向けた検討
 その他
必要に応じ、• 医療機器の電磁ノイズ耐性等の検討の支援• 日本臨床工学技士会様で構築予定のeラーニングシステムの立ち上げ支援• ⽇本医療機能評価機構に提案した病院機能評価項目のフォローなど

172021年度 医療機関における電波利用推進委員会スケジュール（素案）
2021年

5月

4月

6月

７月

2020年度
アンケート結果概要の公表

2021年
4月

9月

10月

手引き改定
改定版
パブリックコメント 手引き等の公表
5月

6月

７月

11月

12月

2022年
1月

2月

日本医療福祉建築協会、日本臨床工学会、
日本医療福祉設備学会・展示会（HOSPEX Japan）
臨床工学会 (10月31日(群馬県））等（全国代表者会議）
日本看護学会学術集会 9月28日～29日（幕張）医療福祉設備学会 日本看護学会学術集会 11月18日～19日（新潟）日本建築学会大会
HOSPEX JAPAN 日本医療情報学会(11月18日～21日(名古屋))
9月７日～10日（東海）
11月24日～26日 医療の質・安全学会、（東京ビックサイト） 日本医療・病院管理学会、日本医師会生涯セミナー／臨床工学技士セミナー などとの連携等を検討
建築ガイドラインの公表

8月

9月

10月

11月

12月

2022年
1月

医療安全管理からみた電波管理の在り方

第１回委員会

2月

3月

第2回委員会

委員会・作業部会

日本医療機能評価
機構の評価項目への追加

建築ガイドライン・手引き改定の周知方法の検討

医療機関における第５世代移動通信の安心・安全な利用アンケートの実施、eラーニング立ち上げ支援、日本医療機能評価機構との連携

2022年度
4月~3月

シンポジウム開催予定（オリンピック・パラリンピック開催期間
7/23～9/5）

2020年度
報告書の公表手引き改定・最終調整

8月

18

第１回
作業部会開催

第２回
作業部会開催

第３回
作業部会開催

第４回
作業部会開催第５世代移動通信の安心・安全な利用に向けた検討

アンケートの実施

電波利用推進地域協議会等・各地域の医療機関への周知啓発活動