東レは透析をトータルコーディネートします

TR-7700S/M
多用途個人用透析装置 : TR-7700S

多用途透析用監視装置 : TR-7700M

製品仕様

標準機能

電源
最大消費電力
外形寸法（W x D x H）
質量
供給液流量
供給液圧力
供給液温度
透析液温度調整範囲
補液温度調整範囲
透析液流量調整範囲
透析液濃度調製範囲
除水速度調整範囲

血液ポンプ流量調整範囲
補液ポンプ流量調整範囲
補液バッグセット数
シリンジポンプ流量調整範囲

気泡検知器

漏血検知器

TR-7700S
TR-7700M
交流 100V ±10%、50/60Hz
1.5kW
270 x 492 x 1,300mm（突起物を除く）
約 90kg
約 86kg
700mL/min 以上 (RO 水 ) 700mL/min 以上 ( 透析液 )0.10 ～ 0.30MPa
0.04 ～ 0.20MPa
10 ～ 30℃
25 ～ 35℃
30 ～ 40℃（ただし、冷却不可）
25 ～ 40℃
400 ～ 600mL/min
13.0 ～ 18.0mS/cm－HD、ECUM 時：0.00 ～ 5.00L/h（LCD 表示）
HF、HDF、AFB*：0.00 ～ 2.00L/h（LCD 表示）*TR-7700S のみ
20 ～ 400mL/min（内径 8.0mm または 6.5mm 使用時）
0.1 ～ 8.0L/h（内径 6.5mm 使用時）
15 本（1L、2L）
0.0 ～ 9.9mL/h（使用シリンジ 10mL、20mL、30mL 用）
早送り機能、ワンショット注入機能付き
超音波検出方式
単独気泡（検知感度：0.03mL 以上）
連続微小気泡検知機能付き
検知感度 500ppm（Ht20％、37℃条件で）
セル汚れ注意報付き< 共通 >□ 自己診断□ オンライン自己診断□ シングルニードル□ 除水速度プログラム（8 パターン）□ 血液流量プログラム（8 パターン）□ シリンジ流量プログラム（8 パターン）□ メンテナンス支援□ 履歴記録（透析記録、操作記録、警報記録等）□ タイマ（4 パターン）□ メモ機能（タイマリンク付き）□ 省電力（停止・洗浄時の LCD 画面消灯）□ 停止時の自動通液機能（停滞液のリフレッシュ）□ プライミング補助□ 抜液機能（血液回路系、透析液系残液回収）□ ダイアライザーリフレッシュ機能□ データ出力（ぽぽら）<TR-7700M>□ セントラル連動＜ TR-7700S ＞□ AFB（アセテートフリーバイオフィルトレーション）□ 透析液原液選択（３種類）□ 透析液濃度プログラム（8 パターン）□ 水洗・消毒プログラム（15 パターン）□ A、B 原液ノズルの自動洗浄オプション機能

モニタ仕様
透析液温度計動脈/PD（ダイアライザ入口）圧計
静脈圧計
透析液圧計
TMP 表示除水量表示
補液量表示
透析液濃度表示
補液温度表示0.0 ～ 99.9℃（LCD 表示）-200 ～ +500mmHg（LCD 表示）-200 ～ +400mmHg（LCD 表示）-400 ～ +400mmHg（LCD 表示）-400 ～ +500mmHg（LCD 表示）
0.00 ～ 40.00L（LCD 表示）
0.00 ～ 99.99L（LCD 表示）
0.0 ～ 20.0mS/cm（LCD 表示）
0.0 ～ 99.9℃（LCD 表示）

外形寸法図

1750

1720
1300

< 共通 >□ 測定血流量・脱血圧連続モニタリングシステム□ 血液粘度変化率測定□ データ通信（MiracleDIMCS UX® ほか）□ 患者情報□ 自動血圧計（内蔵型、遠隔スイッチ付、降圧型または昇圧型）□ シリンジポンプ（追加内蔵型）□ NaCl 注入□ 動脈側気泡検知器（クリップ式）□ ドリップチャンバレベル調整□ クリーンカプラ□ ETRF（シングル、ダブル）
自動フラッシング、自動リークチェック機能□ 自動プライミング・返血□ ナースコール□ 停電バックアップ（血液回路系）□ プライミングロート（逆止弁付き）□ サンプリングポート（クリーンポート）□ 補液専用ポール□ ピロー監視□ 振動検知
<TR-7700M>□ 外部連動492556800

270530

販売名：

多用途個人用透析装置
TR-7700S
一般的名称： 多用途透析装置
承認番号：22100BZX00971000
医療機器区分：高度管理医療機器／
特定保守管理医療機器

単位：mm<TR-7700S>□ 原液集中配管システム□ RO 連動□ 原液架台□ 移動用ハンドル

販売名：

多用途透析用監視装置
TR-7700M
一般的名称： 多用途透析装置
承認番号：22100BZX00968000
医療機器区分：高度管理医療機器／
特定保守管理医療機器※“MiracleDIMCS UX”は東レ・メディカル（株）の登録商標です。
※ 製品の外観・仕様については予告なしに変更することがあります。
※ このカタログの写真は印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

製造販売元

http://www.toray-medical.com/

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 1号 日本橋本町東急ビル
東 京 支 店

〒 101-0031 東京都千代田区東神田二丁目 5 番 12 号 龍角散ビル

TEL. (03)5835-2751

大 阪 支 店

〒 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目 2 番 15 号 ヨドコウ第 2ビル

TEL. (06)6253-7001

東 北 支 店

〒 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈一丁目 5 番 3 号

TEL. (022)772-5772

名古屋支店〒 481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東四丁目173 番

TEL. (0568)21-5200

中四国支店〒 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東四丁目12 番 1号 グリーンコート毘沙門

TEL. (082)876-1280

九 州 支 店

〒 838-0138 福岡県小郡市寺福童 30 番 1号

TEL. (0942)73-3900

本カタログの印刷には“東レ水なし平版”を使用しています。

発行 2015 年 3月  2000G5

TR-7700S/TR-7700M
多用途個人用透析装置

多用途透析用監視装置

多様化する治療への対応をよりシンプルにデザイン

クリーン化
多機能・高機能化
多様な治療に対応● H D、E C U M 、H D F、H F、安心・安全な使用環境を実現します。

filtration) の治療に対応し＊ ETRF: Endotoxin retentive Filter（エンドトキシン捕捉フィルタ）ます。
● AFB 専用モードA F B 専用の安全監視機能を付 加、血 液 流 量と補 液 流 量の 連 動 運 転を行うことが できます。※ AFB は TR-7700S の専用機能です。

確実な治療を実現します。

● 過去の治療データ、操作、警報などの履歴を記録しています。

● 補液バッグ形状の影響を受治療経過の確認、機器の管理等に役立てることができます。

け難く、簡単に取り付けが可能な吊り下げ方式を採用しました。
● ロードセルを補液ユニットに配置し、測定精度を向上しました。

各種安全監視機能の充実● 補液加温器の液漏れ検知使いやすい設計● T R -3000 シリーズの高い操作性・視認性を継承し、よりシンプルな治療環境を実現します。
● T F T10.4 インチカラー LC D（タッチパネル 付）を縦配置とし、見易く扱いやすい操作を実現しています。
● ポップアップメニュー方式による簡単・確実な画面操作が行（HDF/HF/AFB モード）

補液加温バッグからの液漏れを常時監視します。
● 補液回路部の鉗子外し忘れ防止（HDF/HF/AFB モード）

補液回路部の鉗子外し忘れなどを治療開始時に自動でチェックし、加温バッグの破損等を未然に防止します。
● 補液切れ検知器の監視精度向上

えます。
● メイン画面の背景色のみで、工程・治療モードが一目で識別できるカラー選択機能をはじめとし、ユーザによる多種・多彩なカスタマイズが 簡単に行えます。
アイコンを自由に配置できます。

スリム化

デジタル信号、アナログ信号の両方を常時監視すしを図り、ボディのスリム化を実現ることで精度を向上しました。

（当社従来機種比較）しました。

● シリンジ押し子外れ検知

メンテナンス支援

シリンジの装着ミスによる薬液の誤注入等を防止します。

● メンテナンス専用画 面にて主 要 機● JIS T 0601-2-16:2008 をはじめとする関連規格に遵守し、高い安全性を確保しています。
（J IS T 0601-2-16：2008
に関する個別要求事項 ）● TR-3000 シリーズと部品の共通化を図り、互換性を更に向上しました。

関連規格の遵守

人工じん（腎）臓装置の安全● プライミングおよび返血時のスタッフ作業を軽減します。

● 血液回路ドリップチャンバ液面レベルの調節が LCD 操作で簡単に行えます。

デュアルシリンジポンプ（オプション）

能および各パーツの動 作確 認 が 容易に行えます。

● 透析液を衛生的かつ容易にサンプリングできます。

2 段階消毒機能● 高濃度薬液による消毒後に低濃度薬液を封入し、装置停止時の細菌増殖を抑制します。
＊ T R -7700M は 当 社 指 定 機 種 の多人数用透析液供給装置 との連動が必要です。

極低濃度薬液による給水ライン洗浄（TR-7700S オプション）
い、RO 水由来の細菌汚染を日常的に予防します。
＊当社指定機種の RO 装置との連動が必要です。

クリーンカプラ（オプション）● 通常カプラの脱着性を継承したＯリングレス構造のダイアラ

イザコネクタです。ダイアライザ接続部を確実に洗浄・消毒し、接続部全体を清潔に保ちます。
エアー滞留防止プラグ
シール面

未消毒面
（洗浄・消毒時シール面）● シングルシリンジポンプの追加装備（内蔵型）により、２種類の異なる薬剤を異なる速度で注入できます。

測定血流量・脱血圧連続モニタリングシステム（オプション、HD/ECUM モード）
● 過度の脱血圧（陰圧）状態での透析を防止し、最適血流量による治療をサポートします。

また、サブ画面は使用者ごとに必要な● 水 系部 品 の 配 置、筐体 構 造 の見 直

（HDF/HF/AFB モード）

自動プライミング・返血（オプション）
ドリップチャンバレベル調整（オプション）

操作性・視認性の向上

クリーンポート（オプション）● RO 装置との連動で RO 水給水ホースの除菌洗浄を自動で行

履歴記録● 補液重量変化と濾液量を監視、連動させることで、より安全で留液の洗浄および使 用前のリークテストを自動で行います。
フィルタは 1本または 2 本の選択が可能です。

療を容 易に行うことが でき

新しいバランス制御機構の採用（HDF/HF/AFB モード）

● E T R F の性能維持、安全管理に有効なシステムで、1次側滞AFB (Acetate Free Bioています。簡 単操 作 で 各治

安全性・信頼性の向上

ETRF* の自動フラッシング、自動リークチェック機能（オプション）

TR-7700シリーズ概略フロー図（■枠内は TR-7700S のみ該当）（■枠内は TR-7700M のみ該当）

シール面
洗浄・消毒時ダイアライザ
接続部全体が清浄エリア
ダイアライザ接続時