Pressure Calibrator

PC54

NEW

圧力キャリブレータ
Pressure Calibrator

微差圧校正＆発生に最適！
高精度・高安定な圧力キャリブレータ

PC54

圧力キャリブレータ

微差圧レンジに対応！
●

差圧レンジ ： 0〜50Pa
0〜100Pa０〜５００Ｐａ０〜１０００Ｐａ

タッチパネル搭載●

視認性、操作性に優れた7インチ液晶
タッチパネル

高精度・高安定！
●圧力発生精度：±0.3%F.S. at 23℃●

圧力安定性 ：±0.1%F.S.

現場校正に最適●ポンプ、バッテリ標準搭載●

電流/電圧測定機能●

電源供給（24V DC）機能

アプリケーション

現場計測器の校正用途に
微差圧計

差圧発生器として高精度標準器との比較校正に高精度標準器

微差圧計

Pressure Calibrator

フロントパネ ル・H o m e 画 面
電源ボタン

ゼロ調整ボタン

開放ボタン

制御ボタン

電源供給ボタン

電流/電圧測定値単位

Data storeボタン

圧力表示
圧力リスト・Home・Setup
・Point・Program
・Data

バッテリ状態

Up/Downボタン

微調整用スライドバー

リアパ ネ ル
圧力供給ポート（Rc1/8）USB2.0 Type-B（通信用）
ACアダプタ接続端子

USB2.0 Type-A（USBストレージ専用）

圧力出力ポート（Rc1/8）

主電源スイッチ

電気信号入力端子
24V DC出力端子PC54

圧力キャリブレータ

多彩な機能、タッチパネルによる直観的な操作で、主な 機 能● 制御モード

圧力発生

圧力微調整
発生させる圧力値を圧力リストから 選 択し、制 御ボタンをタップすることで圧力の制御が行えます。

Up/Downボタンのタップでも、制 御 圧 力を変 更 できます。
スライドバーのツマミを左 右に移 動 、圧力表示
開放

制御中

制御安定

白色

青色

緑色

または 空 白 部 のタップで 発 生 圧 力 の微調整が行えます。

プログラム手 動 /自動 制 御最大50分割の圧力リストのプログラムを10パターン登録できます。
【プログラム設定項目】
・プログラム名・圧力上限/下限・分割数
・自動検査（On/Off）

自動検査を「On」にすることで、「Auto inspection」となり、圧力制御を自動で行います。

＊Auto inspection時の圧力制御例

Pressure Calibrator、検査・校正業務をサポートします。
● 測定モード

圧力測定

電流/ 電圧測定・電源供給■結線例
2 線式圧力センサ−＋3線式（電流出力または電圧出力）
圧力センサ

24V DC「On」

圧力測定モードを「On」にすることで、HポートとLポートに印加された圧力を測定することができます。

24V DC「Off」

24V DC電源の供給ができます。

測定圧力表示COM

圧力センサの出力（電流/電圧）の測定、OUT

開

放

白色＋測

定

白色

オーバー圧赤色● データ記録・通信機能

データ記録

外 部インターフェースによる通 信 機 能USBストレージ
USB Type-A

圧力発生・圧力測定

USB Type-B

24V DC電源【測定データ】
・日時・圧力値

入力信号
外部PC

圧力センサ

PC54・測定値
USB（Type-A）：保存データを CSV ファイルでエクスポート
手 動または自動にて 取 得された測 定
データをCSVファイルでエクスポートすることができます。

できます。
USB（Type-B）：外部 PC から設定の変更や測定値の読み出しができます。

PC54

圧力キャリブレータ

製作 仕 様項目

仕差圧レンジ（表示桁）様

0〜50Pa（50.000）、0〜100Pa（100.00）
0〜500Pa（500.00）、0〜1000Pa（1000.0）

圧力供給

内蔵ポンプ、または外部供給（供給圧力：100〜300kPa）

圧力制御
作動流体

乾燥空気、窒素ガス
0〜50Paレンジ：−50〜50Pa、0〜100Paレンジ：−100〜100Pa、発生圧力範囲＊10〜500Paレンジ：−500〜500Pa、0〜1000Paレンジ：−1000〜1000Pa

圧力発生精度計±0.3%F.S. at 23℃（直線性、ヒステリシス含む）

圧力安定性±0.1%F.S.

温度係数±0.036%F.S./℃（ゼロ、スパンとも）測定流体

乾燥空気、窒素ガス

測測定範囲

測定精度
温度係数

0〜50Paレンジ：0〜50Pa、0〜100Paレンジ：0〜100Pa、

圧

力

電流

−24〜24mA DC（入力インピーダンス：約 200Ω）

電圧−11〜11V DC（入力インピーダンス：約 1MΩ以上）

圧

力±（0.3%F.S.+1digit）at 23℃

電流・電圧±（0.05%F.S.+1digit）at 23℃

圧

力

電流・電圧

許容最大圧力0〜500Paレンジ：0〜500Pa、0〜1000Paレンジ：0〜1000Pa±0.036%F.S./℃（ゼロ、スパンとも）±0.005%F.S./℃
50kPa（片耐圧、両耐圧とも）

使用温度範囲

5〜40℃（結露なきこと）

保存温度範囲−10〜50℃（氷結・結露なきこと）

使用湿度範囲30〜80%RH（結露なきこと）

表示部

7 インチ液晶（静電容量式タッチパネル）

圧力接続口（背面）

Rc1/8×3 ポート（圧力供給、H、L）

計測接続口（背面）外部インターフェース（背面）
電電気信号入力端子（＋、−）24V 出力端子（24V DC±10%/100mA DC max.）
USB2.0（通信用：Type B、USB ストレージ用：Type A）
24V DC/60W 以上、源または内蔵バッテリ（リチウムイオン電池 14.4V/6.4Ah）
制御 / 計測時：12W max.

消費電力

バッテリ充電時：46W max.

ウォームアップ時間

5 分以上（推奨：30 分）

使用姿勢

水平姿勢のみケース保護構造

屋内形

外形寸法

212（W）×132（H）×310（D）mm（突起部含まず）

質

約 5kg量＊1：発生圧力範囲の−側の範囲は、装置内部の配管切替によりＬポートからの加圧となります。

付属 品

A CアダプタU SBケーブル 2m（PC接続用）

専用キャリーバッグ

Pressure Calibrator

項機目

仕様能
発生圧力設定圧力発生動作圧力

電流・電圧計測プログラム手動掃引、プログラム自動掃引
Fast、または Slow を選択

ゼロ調整

現在圧力値のゼロ調整

圧力微調整

スライドバーにより発生圧力を微調整

圧力表示フィルタ

デジタルフィルタを 4 段階に設定

圧力安定サイン

設定圧力到達時に圧力表示値が緑色に反転

圧力安定範囲圧力安定サインを 0.1〜3.0%F.S. の範囲で設定

圧力測定

圧力測定モードOn、Offを選択

電気信号入力

電流、電圧、Offを選択

24V DC 出力

電源供給ボタンをタップで 24V DC を発生

ファイル形式その他

またはプログラム（任意圧力プログラム設定）を選択

スルーレート

データ取得動作データログ

ポイント（圧力値をテンキー入力）、手動（タッチパネルのボタンにより記録）
Auto inspection 時は自動取得
テキストデータ（UTF-8 に準拠した CSVファイル）
日時、測定圧力、測定電流、測定電圧

記録データ

1ファイル 1000 データまでファイル保存数

30ファイルまでデータ転送

USB ストレージへデータファイルを転送可能

輝度設定

タッチパネルの輝度を変更

画面スリープ設定

タッチパネルのバックライト消灯時間を選択

タッチ音設定タッチ音の Onまたは Off を選択

言語設定

日本語、英語を選択

製品情報形番、差圧レンジ、器番、製造年月、ソフトウェアバージョン

制御情報

ポンプ積算稼働時間、供給圧力

外 形寸法

（25）

単位：mm

電源ボタン

（220）

（317）

212
7インチタッチパネル

132（147）

（49）

150

（15）

50.00040.00030.00020.00010.0000.000-10.000-20.000-30.000-40.000-50.000

310（12）

（34）
（69）

212

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。
モデル No.

P C 5 4

1 6 0

圧力キャリブレータ

①②③④

形番

⑤⑥⑦⑧選択仕様
①②③形式

160

圧力発生精度：±0.3%F.S. at 23℃
0〜50Pa

MN
Q
R

⑫⑬⑭⑮

圧力接続口：Rc1/8×3ポート（外部供給圧、H、L）

発生圧力範囲：−50〜50Pa
発生圧力範囲：−100〜100Pa

0〜500Pa

発生圧力範囲：−500〜500Pa0〜1000Pa

発生圧力範囲：−1000〜1000Pa⑮ドキュメント0

ナシアリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）

ご要求により、JCSS 校正証明書の発行が可能です。

1

本製品は、JCSS 校正証明書の発行が可能で、より高い信頼性をお約束します。
JCSS 0080⑪0〜100Pa● JCSS 校正証明書

Accredited
Calibration⑩

外部インタフェイス：USB2.0（通信用：Type B、USBストレージ用：Type A）④差圧レンジ

ご注文に際しては差圧レンジを別途ご指定ください⑨

付加仕様（オプション）

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績表（１個１部）、検査・トレサビリティ証明書

長野計器グループは、計量法に基づく圧力の国際 MRA 認定事業者です。

※ JCSS 標章（）付校正証明書は、その校正結果が国家計量標準へとつながっていることを、公に証明しているものです。
JCSS 標章付校正証明書があれば、さらに上位の国際又は国家計量標準へとトレーサビリティをさかのぼって調べる必要はありません。

● 差圧JCSS校正について圧力の計測表示上の種類には、「ゲージ圧力」「絶対圧力」「差圧」の３種類があります。

ゲージ圧力は、大気圧を基準として表した圧力です。

絶対圧力は、完全真空（絶対真空）を基準として表した圧力です。

「差圧」
は、２つの圧力の差であり、「任意の圧力」を基準として表した圧力です。

（絶対圧力）の間で校正が可能です。
「任意の圧力」とは、「ライン圧」と表現され、当社グループでは、95kPa abs.〜185kPa abs.※【産業界の要求（例）】●

差圧標準「差圧JCSS」
が●

どうして必要なのか？

クリーンルーム：外部から埃、細菌などが入らないよう管理

ハザードルーム：外部へ放射性物質、ウイルスなどが出ないよう管理〜差圧計の用途例〜

1. クリーンルームなどの内部圧力制御や、監視2. 空気清浄フィルタの性能維持（フィルタの目詰まりの管理）
室内圧や空気清浄度の管理が必要な場所では、多くの場合、差圧計による管理が行われています。

差圧計測における信頼性確保の要求が高まり、当社では「差圧計JCSS」の校正サービスにも対応しております。
※：長野計器は、95kPa abs.〜150kPa abs.

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店

長野計 器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問い合わせは下記をご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

https://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 企 画 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・6
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-218-3366
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-812-3001
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

23年11月制作（SUN）