iCE 3000 シリーズ
Atomic Absorption Spectrometers
あらゆる分析ラボに適した原子吸光分析装置

iCE 3000 シリーズ AAS
コンパクトサイズと簡単・安全な操作を両立
使い手の視点から生まれた iCE™ 3000 シリーズ
Thermo Scientific™ iCE 3000シリーズの特長• 3機種のラインナップ

用途に合わせて3機種から選択でき、コストパフォーマンスの高い分析を実現します• 人間工学に基づいた安全で使いやすい設計
ランプ脱着などの操作がしやすく、日常メンテナンスも簡単です。

• ウィザード形式のThermo Scientific SOLAAR™ ソフトウェア
直感的に操作でき、ヘルプ機能やクックブックも充実しています。

• 自動最適化機能
常に最適条件で迅速に分析できます。

iCE 3300

iCE 3300
シングルアトマイザー原子吸光分析装置

D2ランプバックグラウンド補正• 小型でシンプル
効率よく改良されたデザインにより、最小の設置スペースで操作やメンテナンスが簡単。

• 精度ダブルビーム方式（ストックデールダブルビーム〈特許〉）が、比類なき検出性能と安定性を提供。

• 安全性
燃焼ガスの安全対策として、バーナーの種別やフレーム点火状態に応じた停電時の安全消火機能、全ガスラインの圧力センサー、逆火防止のための安全弁など複数のセーフティデバイスを装備。

• 安定性
新採用のマスフロー制御はガス流量精度が高く、再現性もよいため、ルーチン分析や同一条件で使用する際の安定性を保証。

• 信頼性
クオッドラインD2ランプバックグラウンド補正機能が検出の2信頼性を保証します（補正誤差 < 2%）

iCE 3400

iCE 3400
ファーネス専用原子吸光分析装置
ゼーマン、D2ランプバックグラウンド補正• 小型でシンプル
効率よく改良されたデザインにより、最小の設置スペースで操作やメンテナンスが簡単。

• 安定性
高精度・高効率の光学素子を用いたシングルビーム光学系と優れた温度制御により、比類なき検出機能と安定性を提供。

• 高性能
ACゼーマンとD2ランプによるデュアルバックグラウンド補正
機能は自由度が高く、あらゆるサンプルに適合（補正誤差 <2％を保証、当社のみ）。
• 安心
標準付属のGFTV（グラファイトファーネステレビジョン）により炉内の状況を高解像で観察でき、メソッド開発を効率的にサポート。

• 生産性
多種多様なキュベットや高機能オートサンプラーにより、あらゆるサンプルに柔軟に対応。

iCE 3500 / 3500Z
デュアルアトマイザー原子吸光分析装置（フレーム・ファーネス共用機）
フレーム：D2ランプバックグラウンド補正
ファーネス：ゼーマン、D2ランプバックグラウンド補正• 多機能
中央にランプ、右側にグラファイトファーネス、左側にフレームを配置したデュアルアトマイザータイプ。

• 生産性
全自動フレーム・ファーネス切替によりどのようなアプリケーションにも迅速に対応。

• 精度
高精度・高効率の光学素子を用いたダブルビーム方式（ストックデールダブルビーム〈特許〉）により、比類なき高感度と安定性を提供。

• 信頼性
iCE 3500

3500ZはACゼーマンとD2ランプによるデュアルバックグラウンド補正のフレーム・ファーネス機で、補正誤差は < 2%を保証（当社のみ）。

3

フレーム分析• メソッドに組み込まれたプログラムにより、最適条件を自動的に設定• 耐薬品性の試料導入系で最高の検出限界を達成• 高マトリックスサンプルでも長時間安定して測定可能• 完全自動化ガス制御システムにより、フレーム状態の優れた再現性と安全性• 自動較正モノクロメーターと自動ランプ位置調整機構により、光学系を自動でセットアップして最適化二つのバーナータイプが選択可能

チタン製空冷式フィン付50 mmユニバーサルバーナー

チタン製空冷式100 mmスロットバーナー

アセチレン-空気炎、アセチレン-亜酸化窒素炎共用タイプで、本アセチレン-空気炎専用バーナーで、より高感度な分析や塩濃度バーナーのみで67元素の測定が可能です。立ち上がりが早く、安の高い試料および有機溶媒分析に最適です。

定性も良好です。特製放熱フィンが高温フレームにおけるススの生成を低減し、より高効率で安全なフレーム分析を提供します。

オプション

グラファイトファーネスユニット

ファーネスヘッドとオートサンプラーが一体化されているため、取り替え操作が簡単です。さらに、GFTVが効率的なファーネス分析とメソッド開発を提供します。

iCE SOLAAR ソフトウェア
iCE SOLAARは直感的でわかりやすいソフトウェアパッケージです。ウィザード形式により、迅速・容易に分析結果を得ることができます。
ヘルプシステムとクックブックから必要な情報が提供されるほか、サンプルの前処理やマトリックスモディファイアーについてのアプリケーション情報、元素ごとのクックブックも搭載されており、初めてのサンプルに対しても安心して分析作業を進めることができます。
すべての操作は11のウィザードから簡単に実行可能！

• ステップバイステップによるメソッド作成• 装置性能確認• 分析の実行• アクセサリの設定• 光学系の最適化• iSQテスト実行• バーナーやネブライザーの最適化• ファーネス条件の最適化

4• 結果の表示と印刷

ファーネス分析• ファーネスウィザードは必要なステップに沿って、加熱温度条件を最適化したメソッドを簡単に作成• 測定試料・標準液・モディファイアーの容器設定位置が選べるほか、希釈・標準添加などの機能が充実したオートサンプラー• キュベット加熱温度を自動制御し、正確で再現性のよい結果を取得• 分析ニーズにより、長寿命キュベット（ELC）を含め各種のキュベットタイプを選択可能• デュアルバックグラウンド補正機能（オプション）
GFTVシステム（標準）さまざまなサンプルに適応するキュベット

試料の注入から灰化までの状態を直接観察し、メソッド開発を• ノーマルキュベット（揮発性元素用）

効率的にサポートします。

• パイロキュベット（炭化物を生成する元素、中〜難揮発性元素用）• ELCキュベット（長寿命キュベット〈当社独自〉）
交換頻度が低く、空焼き時間も不要です。Mnで10,000回、Vで2,000回安定して測定できるため、生産性の向上が図れます。
• オメガプラットフォームキュベット（高マトリックス中の揮発性元素分析用）

ゼーマングラファイトファーネスとオートサンプラー• 全波長域でバックグラウンドを正確に補正します。
• サンプルテーブルは任意にカスタマイズ可能です。

SOLAAR セキュリティパッケージ・バリデーションパッケージ
SOLAAR セキュリティ機能はデータの法令遵守をバリデーションパッケージとしてはISO/IEC9000、EPAなど国際保証します。21 CFR Part 11に準拠するために必要標準に準拠したシステム適合性評価キットを用意しています。自な電子署名、イベントログ、オーディットトレイル、ア動でバリデーションを行うことが可能で、結果を保存し、必要なクセスコントロールなどのツールが提供されます。

項目を書式通りに印字すれば、そのままOQ/PQ適合性試験の修了証となります。

5

AAアクセサリ
アクセサリ

STAT：フレーム原子トラップ補助セル

Cd 、Pb 、Zn などの検出感度を 2〜4倍向上させます。50 mm

水素化物発生装置：VP-100

スマートな構造で、操作、メンテナンスが簡単です。

バーナーにワンタッチで取り付け可能（石英セル 5本入）です。

水素化物発生装置：HYD-100

当社独自の連続予備還元機能により、試料の予備還元前処理の自動化を実現します。
オートサンプラー：ASX-280/560

フレーム分析、水素化物分析共用で、試料数に合わせてサイズを選べます。試料数は最大360本（ASX560）です。

電気加熱炉：HYD-20

電気制御による加熱方式を採用しています。フレーム加熱法に比べてよりよいデータの安定性とセルの長寿命を保証します。

自動希釈装置：ID100

インテリジェント自己診断テスト：iSQ

断希釈機能（インテリジェント希釈機能）を搭載しています。

す。較正済みのモジュールを使って装置の性能試験を実施、自400 倍までの自動希釈機能、未知試料の結果に合わせた自己判装置を自動で正常に起動し、分析業務の生産性を向上させま己診断結果レポートを作成します。

6さらに進化した原子吸光分析装置● 標準装備○ オプション

― 選択不可拡張性
アトマイザー
フレームファーネス
拡張性

光源部

iCE 3500/3500Zシングルシングルデュアル

●

−

●

D2 バックグラウンド補正

●

−

●

ファーネスモジュール

○

●

●

D2 バックグラウンド補正

○

●

●

ゼーマンバックグラウンド補正

−

●

○

縦型6本ターレット配置、6本点灯独立電源、通常ランプ（シングル、複合）、コード化ランプ（シングル、複合）

光源ランプ

iCE3300-UNI：
チタン製空冷式フィン付50 mm
ユニバーサルバーナー
iCE3300-100：
チタン製空冷式100 mmバーナー
テフロン製（ディスパーザーは外部調整可能）

チャンバー
スプレー
位置調整

スペクトロメータ

安全機構
測光方式

バックグラウンド補正
ファーネス
分光器
波長範囲
バンドパス（nm/ｍｍ）
波長設定

クォッドラインD2 ランプ補正

白金、イリジウム製キャピラリー
ソフトウェアによる自動調整

自動制御、自動フレーム切替、マスフロー制御
ガス圧監視、フレーム監視による逆火防止機構、停電時逆火防止機構、ガス漏れ検査機能付き──
オートゼロ機能付き
シングルビーム方式

ストックデールダブルビーム方式

原子吸光

原子吸光／炎光─

クォッドラインD2 ランプ補正

ACゼーマンおよびクォッドラインD2 ランプ補正エバート型 1,800本/mm

クォッドラインD2 ランプ補正（＋ACゼーマン補正：3500Zのみ）

エシェル型

180 〜 900 nm

0.2、0.5、1.0、0.2
0.5半値高さの5段切換

0.1（＜400 nm）、0.2、0.5、1.0 nm/mmの4段自動切換
ピークサーチ方式による自動設定-0.150 A 〜 3,000 A

検量線標準数データ処理部

電源

テフロン製（ディスパーザーは外部調整可能）

─

測光範囲

寸法・重量

─
─

原子吸光／炎光
フレーム

チタン製空冷式フィン付50 mm
ユニバーサルバーナー

ソフトウェアによる自動調整

ストックデールダブルビーム方式

測光モード

─

白金、イリジウム製キャピラリー

自動制御、自動フレーム切替、マスフロー制御
ガス圧監視、フレーム監視による逆火防止機構、停電時逆火防止機構、ガス漏れ検査機能付き

ガス制御

測光・制御部iCE 3400

フレームアトマイザー

バーナー

フレームシステムiCE 3300

10点＋ブランク＋最適化標準
567（W）× 589（D）× 595（H）mm、 780（W）× 577（D）× 520（H）mm、 780（W）× 577（D）× 595（H）mm、
45 kg
54 kg
54 kg
100 V、3 A

OS構成

Microsoft™ Windows™ 10 （日本語）、液晶カラーモニター、プリンター

電源

100 V、4 A

キュベット

ノーマル、パイロ、ELC、オメガプラットフォーム

加熱温度

室温〜3,000 ℃（最小単位1.0 ℃）

加熱モード

ステップおよびランプ加熱自動クリーンナップ、20段階ガス加熱ステージ

ガス制御

インナーガス、アウターガス自動制御

ファーネス︵＊︶

温度制御方式
マグネット
磁界強度

GFTV
安全装置
寸法・重量

ファーネス電源オートサンプラー

電源（ゼーマン部）

光学制御・定電流制御方式のデュアル制御─

電磁石 100/120 Hz（GFS35ではオプション）

─0.8 Tesla 以上（GFS35ではオプション）

キュベット内監視カメラ（オプション）

キュベット内監視カメラ（標準装備）

過電流防止、過電流防止、過電流防止、
ガス圧力・冷却水温・水量・炉温・磁界
ガス圧力・冷却水温・水量・炉温の監視
ガス圧力・冷却水温・水量・炉温の監視
漏れ等の監視265（W）× 495（D）× 390（H）mm、 265（W）× 495（D）× 390（H）mm、 265（W）× 495（D）× 390（H）mm、
50 kg
66 kg
50 kg（GFS35）、66 kg（GFS35Z）

296（W）× 320（D）× 380（H）mm、7.3 kg
単相AC 200 V、30 A（6.5A）＊GFS33（iCE3300用）、GFS35Z（iCE3300、iCE3500/3500Z用）、GFS35（iCE3500/3500Z用）

7

導入に必要なユーティリティ
設置要綱
ファーネス
（D2ランプ補正）
iCE 3300（オプション）
iCE 3400iCE 3500

フレーム

iCE 3300
iCE 3500/3500Z

対応機種
分光機本体
電源

排気

iCE 3400iCE 3500Z

100 V、3 A（±10%）

ファーネス電源−ゼーマン部−

単相200 V、30 A（±10 %）
単相200 V、6.5 A（±10%）−50もしくは60 Hz（±2％）

周波数
ガス
２次調圧設定（流量）

ファーネス（ゼーマン補正）

アセチレン（純度98.5％以上） 約0.08 Mpa（0.8〜5.1 L/min）−−

亜酸化窒素（純度99.9%以上）

約0.3 Mpa（8 L/min）

−

−

エアー

約0.2 Mpa（8 L/min）

−

アルゴン

−

−
約0.1 Mpa（最大 3.3 L/min）

2,800 L/min以上

排気風量

250 mm × 250 mm 角形 ※耐熱・耐酸性のもの。調節ダンパーを用意すること。

推奨ダクト形状

設置参考模式図（iCE 3500 導入時の一例）
データシステム電源
100 V

エアーコンプレッサー
アセチレンガス 亜酸化窒素ガス 装置電源
ゼーマン電源 ファーネス電源
電源
供給口
供給口
100 V 約 3 A 200 V 約 30 A 200 V 約 10 A
100 V 約 6 AiCE 3500
本体

エアー
コンプレッサー

データシステム
必要電源
・PC本体用・TFTモニター用・プリンター用計3個（100 V）

設置架台下への収納も可能です。

ファーネス
アトマイザー

アルゴンガス
供給口

水素化物電源オートサンプラー電源
100 V 約 4 A

オートサンプラー
ASX260水素化物発生装置
HYD-100

その他のアクセサリ

約3,000 mm© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。 ELE096_A1812OB
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL：0120-753-670
FAX：0120-753-671
Analyze.jp@thermofisher.com
facebook.com/ThermoFisherJapan

冷却水循環装置

設置架台 1,800（W）× 750（D）× 740（H）mm

自動希釈装置ID-100thermofisher.com

冷却水循環装置電源
100 V 約 11 A

@ThermoFisherJP

還元気化水銀発生装置
AMD