DR- 8 8 0 0SERIES

外 科 用 手 術 台●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。

● 本社〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

TEL.（06）6212-3620●メディカル札
幌 （011）863-2139
仙台／盛岡 （022）231-3458
さ い た ま （048）640-5803
新潟 （025）333-8405
東京 （03）3401-9795
名 古 屋 （052）931-5163●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。

金沢 （076）221-8412
大阪 （06）6211-5947
岡山 （086）233-8826
広島／高松 （082）277-6700
福岡 （092）474-7306
鹿 児 島 （099）226-9481●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
●このカタログは2024年5月現在のものです。
●お問い合わせ●ショールーム東大沖京
阪縄

東 京 都 港 区 赤 坂 7 - 1 - 1 9 （03）3401-9795
大 阪 市 中 央 区 東 心 斎 橋 2 - 1 - 1 （06）6211-5947
沖 縄 県 宜 野 湾 市 大 山 3 - 4 - 6 （098）897-6655

環境に配慮した植物油インキを使用しています

https://www.takarabelmont.co.jp/medical/
htt
s://www.takarabelmont.co.jp/medical/
50F2405020OP
YY-ME340

外科用手術台

多目的汎用手術台として、テーブルトップアレンジによる透視領域の確保。

DR- 8800

枕板と脚板を差し替えることで、各科手術に柔軟に対応。

‫ه٭ط‬ٜ‫توشع‬ٚؕ‫غ‬塌茣‫כ‬卯卆٬荔卆䈼‫׊‬劂ֻ塌茣؅篁‫ךכ׆׾׎؂⻉ײ‬յ┪ꌃյ┫ꌃ‫ס‬꽝㔔‫׽׻יַֽמ‬䌮ַꄞ镄꽝㔔؅牞⟛‫׌ױ׀ך‬ն

また、テーブルトップスライド機能と組み合わせることで術者の足元スペースと、より広い透視領域を確保できます。

背板屈折仕様

参考：身長165cm

透視領域
500mm
ストローク

一般外科・心臓血管外科・脳神経外科・耳鼻科・眼科手術など
テーブルトップスライドは、中央位置より頭側へ250mmスライド。

透視領域※テーブルトップ頭側へ最大スライド時※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

腰板屈折仕様

参考：身長165cm

透視領域
DR-8800V-1

一般外科・産婦人科・泌尿器科・整形外科脊椎手術など

500mm
ストローク

テーブルトップスライドは、中央位置より脚側へ250mmスライド。

F E AT U R E S
本体昇降
本体テーブルトップの昇降範囲は、透視領域

緊急時アジャスターロック解除

1095mm

電源が入らないなどの緊急時にも、手動レバー操作で最低位595mｍ〜最高位1095mｍの広範囲。眼科、脳神経外科のマイアジャスターロックを解除し移動が可能。

クロサ ージェリー から、胸 部 外 科
手術まで幅広く対応可能な低初高、※テーブルトップ脚側へ最大スライド時※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

500mmストローク

2関節開脚脚板

595mm

2 関 節で の 開 閉 機 構を装 備し、術 者 のアプワイドストローク仕様。

ローチ領域を広く確保。標準脚板に比べ、広い本体昇降荷重は、最大250kg。
その他各作動荷重は、最大225kg。
※本体昇降荷重は、水平状態での昇降。
昇降荷重、作動荷重はJIS規格の人体質量分布に基づく分散荷重とする。

作業スペースを実現。
【アジャスターロック解除】※DR-8800V-2、DR-8800V-K2の２関節開脚脚板仕様をバリエーションで設定。

POSITIONS & OPERATIONS
背（腰）板 屈 折

ジャックナイフポジション

縦横転開脚位

縦転位

75°

25°

45°

25°

（ワンボタン操作機能付）

横転位【手術台本体メンテナンスカバー部】
縦転・横転角度表示

25°

砕 石 位（ 腰 板 屈 折 仕 様 ）25°（支脚器別売）（支脚器別売）背（腰）板屈折、縦転、横転機能については、水平一時停止機能とワンボタン水平復帰機能を装備。

01

DR - 8 8 0 0

DR - 8 8 0 0 02

外科用手術台

多目的汎用手術台として、テーブルトップアレンジによる透視領域の確保。

DR- 8800

枕板と脚板を差し替えることで、各科手術に柔軟に対応。

‫ه٭ط‬ٜ‫توشع‬ٚؕ‫غ‬塌茣‫כ‬卯卆٬荔卆䈼‫׊‬劂ֻ塌茣؅篁‫ךכ׆׾׎؂⻉ײ‬յ┪ꌃյ┫ꌃ‫ס‬꽝㔔‫׽׻יַֽמ‬䌮ַꄞ镄꽝㔔؅牞⟛‫׌ױ׀ך‬ն

また、テーブルトップスライド機能と組み合わせることで術者の足元スペースと、より広い透視領域を確保できます。

背板屈折仕様

参考：身長165cm

透視領域
500mm
ストローク

一般外科・心臓血管外科・脳神経外科・耳鼻科・眼科手術など
テーブルトップスライドは、中央位置より頭側へ250mmスライド。

透視領域※テーブルトップ頭側へ最大スライド時※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

腰板屈折仕様

参考：身長165cm

透視領域DR-8800V-1

一般外科・産婦人科・泌尿器科・整形外科脊椎手術など

500mm
ストローク

テーブルトップスライドは、中央位置より脚側へ250mmスライド。

F E AT U R E S
本体昇降
本体テーブルトップの昇降範囲は、透視領域

緊急時アジャスターロック解除

1095mm

電源が入らないなどの緊急時にも、手動レバー操作で最低位595mｍ〜最高位1095mｍの広範囲。眼科、脳神経外科のマイアジャスターロックを解除し移動が可能。

クロサ ージェリー から、胸 部 外 科
手術まで幅広く対応可能な低初高、※テーブルトップ脚側へ最大スライド時※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

500mmストローク

2関節開脚脚板

595mm

2 関 節で の 開 閉 機 構を装 備し、術 者 のアプワイドストローク仕様。

ローチ領域を広く確保。標準脚板に比べ、広い

本体昇降荷重は、最大250kg。
その他各作動荷重は、最大225kg。
※本体昇降荷重は、水平状態での昇降。
昇降荷重、作動荷重はJIS規格の人体質量分布に基づく分散荷重とする。

作業スペースを実現。
【アジャスターロック解除】※DR-8800V-2、DR-8800V-K2の２関節開脚脚板仕様をバリエーションで設定。

POSITIONS & OPERATIONS
背（腰）板 屈 折

ジャックナイフポジション

縦横転開脚位

縦転位

75°

25°

45°

25°

（ワンボタン操作機能付）

横転位【手術台本体メンテナンスカバー部】
縦転・横転角度表示

25°

砕 石 位（ 腰 板 屈 折 仕 様 ）25°（支脚器別売）（支脚器別売）背（腰）板屈折、縦転、横転機能については、水平一時停止機能とワンボタン水平復帰機能を装備。

01

DR - 8 8 0 0

DR - 8 8 0 0 02

下肢牽引装置装着仕様

整形外科をはじめ各科手術に対応。

共 通 機 能下肢牽引装置は、本体フレームへ直接装着することにより、牽引装置の剛性を確保しました。

ハンドスイッチ● 手術台本体のアジャスターフリー／ロック状態表示

LEDバックライトを搭載し、点滅（アジャスターフリー）
点灯（アジャスターロック）

内視鏡下手術など、照度を落とした手術室においての● 作動制限表示

視認性を向上。発光パターンにより、作動が制限されている場合、その操作ボタンは消灯

手術台の状態を操作者に情報発信。

● エラー表示
作動エラーに関連する操作ボタンが消灯または点滅することによりエラー部を表示● Eスイッチタイマー機能
タイマー機能により操作性を向上● Eスイッチでバッテリー残量を表示

DR-8800V-K1（下肢牽引装置は別売）

バ ッテリー 電 源
繰り返し充電に強く、長時間使用が可能なリチウムイオンバッテリーを採用。
※鉛蓄電池比（当社従来製品）[シンプルな操 作で手 術ポジションへ]
脚板、牽引用補助板を取り外すことにより、

ス テ イタス 表 示

スムースに手術ポジションへの移行が可能。

LEDと7セグ表示により、搭載バッテリーの残量状態、テーブルトップアレンジ状態表示、縦横転角度表示など、手術台の状態を情報発信し、使用者をサポートします。

● LEDでバッテリー残量を表示
緑点灯…使用可
緑点滅…要充電● 7セグステイタス表示

・縦横転角度表示 ・テーブルトップアレンジ状態表示
・アジャスター状態表示 ・エラー表示

橙点滅…至急充電
橙点灯…使用不可[下肢牽引装置装着後]・あらかじめ骨盤受を施術側へセットし、フラットなベッド状態を保持することが可能。

骨盤受[麻酔処置後]可動域を有した・患者さんの足を牽引ブーツに装着し、骨盤受。

股間受クッション
骨盤受

牽 引 用ブ ーツ
内旋、外旋、角度調整
を別固定方式にし、脚板を取り外すことで下肢牽引手術体位に移行でき、操作性の向上と的確

本 体 補 助 ス イッチ

スタッフ、患者さんの負担を軽減。

な固定が容易に。

故障などでハンドスイッチが使用できない場合の緊急用として、本体補助スイッチを装備。

［Cアームのスムースな挿入］
下肢牽引装置の本体への直接装着により、剛性を確保。

ACC E S S O R I E S

牽引装置を安定化させる補助支柱が無く、Cアームのスムースな挿入をサポートします。

カ セッテレ ー ル 内 蔵

緊 急 停 止 ス イッチカセッテトレー挿入用レールが緊急時や万が一の際に、作動を停止。 アジャスター部に油圧制御機構を搭載。

ベ ー ス ロックアジャスタ ー 機 構

付 属 品 収 納 カ ート
DR-OPTM-ACC

牽 引 装 置 用 カ ート
DR-8800-B

さまざ ま な アクセ サ

容易に収納、着脱ができるように標準で内蔵され、床の歪みに対応して手術台の設置状態配慮した牽引装置用カート。

半切サイズまで使用可能。

を向上させます。

リーを、機能的に収納。

※カセッテトレーは別売です

03

DR - 8 8 0 0

DR - 8 8 0 0 04

下肢牽引装置装着仕様

整形外科をはじめ各科手術に対応。

共 通 機 能下肢牽引装置は、本体フレームへ直接装着することにより、牽引装置の剛性を確保しました。

ハンドスイッチ● 手術台本体のアジャスターフリー／ロック状態表示

LEDバックライトを搭載し、点滅（アジャスターフリー）
点灯（アジャスターロック）

内視鏡下手術など、照度を落とした手術室においての● 作動制限表示

視認性を向上。発光パターンにより、作動が制限されている場合、その操作ボタンは消灯

手術台の状態を操作者に情報発信。

● エラー表示
作動エラーに関連する操作ボタンが消灯または点滅することによりエラー部を表示● Eスイッチタイマー機能
タイマー機能により操作性を向上● Eスイッチでバッテリー残量を表示

DR-8800V-K1（下肢牽引装置は別売）

バ ッテリー 電 源
繰り返し充電に強く、長時間使用が可能なリチウムイオンバッテリーを採用。
※鉛蓄電池比（当社従来製品）[シンプルな操 作で手 術ポジションへ]
脚板、牽引用補助板を取り外すことにより、

ス テ イタス 表 示

スムースに手術ポジションへの移行が可能。

LEDと7セグ表示により、搭載バッテリーの残量状態、テーブルトップアレンジ状態表示、縦横転角度表示など、手術台の状態を情報発信し、使用者をサポートします。

● LEDでバッテリー残量を表示
緑点灯…使用可
緑点滅…要充電● 7セグステイタス表示

・縦横転角度表示 ・テーブルトップアレンジ状態表示
・アジャスター状態表示 ・エラー表示

橙点滅…至急充電
橙点灯…使用不可[下肢牽引装置装着後]・あらかじめ骨盤受を施術側へセットし、フラットなベッド状態を保持することが可能。

骨盤受[麻酔処置後]可動域を有した・患者さんの足を牽引ブーツに装着し、骨盤受。

股間受クッション
骨盤受

牽 引 用ブ ーツ
内旋、外旋、角度調整を別固定方式にし、脚板を取り外すことで下肢牽引手術体位に移行でき、操作性の向上と的確

本 体 補 助 ス イッチ

スタッフ、患者さんの負担を軽減。

な固定が容易に。

故障などでハンドスイッチが使用できない場合の緊急用として、本体補助スイッチを装備。

［Cアームのスムースな挿入］
下肢牽引装置の本体への直接装着により、剛性を確保。

ACC E S S O R I E S

牽引装置を安定化させる補助支柱が無く、Cアームのスムースな挿入をサポートします。

カ セッテレ ー ル 内 蔵

緊 急 停 止 ス イッチ

カセッテトレー挿入用レールが緊急時や万が一の際に、作動を停止。 アジャスター部に油圧制御機構を搭載。

ベ ー ス ロックアジャスタ ー 機 構

付 属 品 収 納 カ ート
DR-OPTM-ACC

牽 引 装 置 用 カ ート
DR-8800-B

さまざ ま な アクセ サ

容易に収納、着脱ができるように標準で内蔵され、床の歪みに対応して手術台の設置状態配慮した牽引装置用カート。

半切サイズまで使用可能。

を向上させます。

リーを、機能的に収納。

※カセッテトレーは別売です

03

DR - 8 8 0 0

DR - 8 8 0 0 04

ACC E S S O R I E S

D I M E N S I O N S＆S P E C I F I C AT I O N S
D R - 8 8 0 0 V - 1 / - K 1［ 背 板 屈 折 仕 様 ］

D R - 8 8 0 0 V - 1 / - K 1［ 腰 板 屈 折 仕 様 ］

2063

側臥位用上肢台

透視用上肢台小型スクリーン架L型/門型

自在胴受け

2063
500

3113115005007529090°

500562

562

500

25°

50025°

752

上肢台°
スライド
250

D R - 8 8 0 0 V - 2 / - K 2［ 背 板 屈 折 仕 様 ］

製品コード：DR-OPTM-SIAK/SIBK
販売名：透視用上肢台小型M
製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００４７

製品コード：DR-OPTM-BL05
販売名：スクリーン架L型M
製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２１

製品コード：DR-OPTM-EN05
販売名：自在胴受けM製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２９

製品コード：DR-OPTM-BN05
販売名：スクリーン架門型M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２3

ベルフレックス

支脚器

イメージングエクステンションボード

アームシールド

カセッテトレー

2063

25°

500

311

500752
製品コード：DR-OPT-CFX01
販売名：ベルフレックス
製造販売届出番号：
２７B１X０００４2005017°

180

下 肢 牽 引 装 置［ D R - 8 8 0 0 V - K 1 / - K 2 に 装 着 ］
DR-8800-A

50°

4050°

40°

500562

562

25°

311

500500

製品コード：DR-OPTM-G05
販売名：側臥位用上肢台M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００３２

D R - 8 8 0 0 V - 2 / - K 2［ 腰 板 屈 折 仕 様 ］

2063
500752スライド250595-1095

スライド
250595-1095

スライド
250

製品コード：DR-OPTM-AT
販売名：上肢台M
製造販売届出番号：
２8B１X０００12000019

製品コード：DR-OPTM-CN05
販売名：支脚器M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２６

低反発マット

製品コード：DR-OPTM-IMB-2
販売名：イメージングエクステンションボード
製造販売届出番号：
28B1X00012000066

製品コード：DR-OPTM-AS2

製品コード：DR-OPTM-J

電動枕90
゜

゜
80

360゜

340゜
360゜

400

230゜

製 品 コ ード

1652

DR-8800V-1

DR-8800V-2

テーブルトップ寸法
製品質量

DR-8800V-K1

DR-8800V-K2

332kg

337kg

327kg

332kg
AC100V

本体昇降範囲（電動油圧式）

50/60Hz

頭上方25° 頭下方25°
右上方25° 左上方25°

テーブルトップスライド範囲（電動油圧式）

頭側250mm

脚側250mm

背板（腰板）屈折角度（電動油圧式）

上方75° 下方45°

枕板屈折角度（手動）上方30° 下方90°

脚板屈折角度（手動）上方0° 下方90°

脚板開脚角度（手動）左右各90°

２関節開脚脚板第一関節開脚角度（手動）

ー

左右50°

ー

左右50°

２関節開脚脚板第二関節開脚角度（手動）

ー

左右40°

ー

左右40°

水平停止機構（電動油圧式）

縦転、横転、背（腰）板

水平復帰機構（電動油圧式）

縦転、横転、背（腰）板

低反発マット

当社従来マット

スライド動作時

バッテリー電圧ＤＣ25.2Ｖ

電撃に対する保護の形式による分類

クラスⅠ機器
Ｂ形装着部
販売名：外科用手術台 DR-8800
販売名：下肢牽引装置 DR-8800-A

DR - 8 8 0 0

体圧分布図 （被験者：175㎝、58㎏）

595mm 〜 1095mm（クッションは除く）

本体横転角度（電動油圧式）

電撃に対する保護の程度による装着部の分類

製品コード：DR-OPTM-DH
販売名：電動枕 DR-OPTM-DH
製造販売届出番号：28B1X00012000064

6.0A本体縦転角度（電動油圧式）

スライド中央停止機構（電動油圧式）

製品コード：DR-OPTM-PSAN 上肢台用
DR-OPTM-PS88N 本体用
DR-OPTM-PS88KN 牽引装置補助脚板用
DR-OPTM-PS88BN 牽引装置骨盤受用

500×2063mm

電気定格05572360゜

製造販売届出番号：28B1X00012000073
製造販売届出番号：28B1X00012000074

DR - 8 8 0 0 06

ACC E S S O R I E S

D I M E N S I O N S＆S P E C I F I C AT I O N S
D R - 8 8 0 0 V - 1 / - K 1［ 背 板 屈 折 仕 様 ］

D R - 8 8 0 0 V - 1 / - K 1［ 腰 板 屈 折 仕 様 ］

2063

側臥位用上肢台

透視用上肢台小型スクリーン架L型/門型

自在胴受け2063
500311311

500

5007529090°

500562562

500

25°

50025°

752

上肢台°
スライド
250

D R - 8 8 0 0 V - 2 / - K 2［ 背 板 屈 折 仕 様 ］

製品コード：DR-OPTM-SIAK/SIBK
販売名：透視用上肢台小型M
製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００４７

製品コード：DR-OPTM-BL05
販売名：スクリーン架L型M
製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２１

製品コード：DR-OPTM-EN05
販売名：自在胴受けM製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２９

製品コード：DR-OPTM-BN05
販売名：スクリーン架門型M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２3

ベルフレックス

支脚器

イメージングエクステンションボード

アームシールド

カセッテトレー

2063

25°500311500752
製品コード：DR-OPT-CFX01
販売名：ベルフレックス
製造販売届出番号：
２７B１X０００４2005017°

180

下 肢 牽 引 装 置［ D R - 8 8 0 0 V - K 1 / - K 2 に 装 着 ］
DR-8800-A

50°

4050°

40°

500

562562

25°

311

500

500

製品コード：DR-OPTM-G05
販売名：側臥位用上肢台M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００３２

D R - 8 8 0 0 V - 2 / - K 2［ 腰 板 屈 折 仕 様 ］

2063
500

752

スライド
250595-1095

スライド
250595-1095

スライド
250

製品コード：DR-OPTM-AT
販売名：上肢台M
製造販売届出番号：
２8B１X０００12000019

製品コード：DR-OPTM-CN05
販売名：支脚器M製造販売届出番号：
２８B１X０００１２００００２６

低反発マット

製品コード：DR-OPTM-IMB-2
販売名：イメージングエクステンションボード
製造販売届出番号：
28B1X00012000066

製品コード：DR-OPTM-AS2

製品コード：DR-OPTM-J

電動枕90
゜

゜
80360゜

340゜
360゜

400

230゜

製 品 コ ード

1652

DR-8800V-1

DR-8800V-2

テーブルトップ寸法
製品質量

DR-8800V-K1

DR-8800V-K2

332kg

337kg

327kg

332kg
AC100V

本体昇降範囲（電動油圧式）

50/60Hz

頭上方25° 頭下方25°
右上方25° 左上方25°

テーブルトップスライド範囲（電動油圧式）

頭側250mm

脚側250mm

背板（腰板）屈折角度（電動油圧式）

上方75° 下方45°

枕板屈折角度（手動）上方30° 下方90°

脚板屈折角度（手動）上方0° 下方90°

脚板開脚角度（手動）左右各90°

２関節開脚脚板第一関節開脚角度（手動）

ー

左右50°

ー

左右50°

２関節開脚脚板第二関節開脚角度（手動）

ー

左右40°

ー

左右40°

水平停止機構（電動油圧式）

縦転、横転、背（腰）板

水平復帰機構（電動油圧式）

縦転、横転、背（腰）板

低反発マット

当社従来マット

スライド動作時

バッテリー電圧ＤＣ25.2Ｖ

電撃に対する保護の形式による分類

クラスⅠ機器
Ｂ形装着部
販売名：外科用手術台 DR-8800
販売名：下肢牽引装置 DR-8800-A

DR - 8 8 0 0

体圧分布図 （被験者：175㎝、58㎏）

595mm 〜 1095mm（クッションは除く）

本体横転角度（電動油圧式）

電撃に対する保護の程度による装着部の分類

製品コード：DR-OPTM-DH
販売名：電動枕 DR-OPTM-DH
製造販売届出番号：28B1X00012000064

6.0A

本体縦転角度（電動油圧式）

スライド中央停止機構（電動油圧式）

製品コード：DR-OPTM-PSAN 上肢台用
DR-OPTM-PS88N 本体用
DR-OPTM-PS88KN 牽引装置補助脚板用
DR-OPTM-PS88BN 牽引装置骨盤受用

500×2063mm

電気定格05572360゜

製造販売届出番号：28B1X00012000073
製造販売届出番号：28B1X00012000074

DR - 8 8 0 0 06

DR- 8 8 0 0SERIES

外 科 用 手 術 台●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。

● 本社〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

TEL.（06）6212-3620●メディカル札
幌 （011）863-2139
仙台／盛岡 （022）231-3458
さ い た ま （048）640-5803
新潟 （025）333-8405
東京 （03）3401-9795
名 古 屋 （052）931-5163●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。

金沢 （076）221-8412
大阪 （06）6211-5947
岡山 （086）233-8826
広島／高松 （082）277-6700
福岡 （092）474-7306
鹿 児 島 （099）226-9481●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
●このカタログは2024年5月現在のものです。
●お問い合わせ●ショールーム
東大沖京
阪縄

東 京 都 港 区 赤 坂 7 - 1 - 1 9 （03）3401-9795
大 阪 市 中 央 区 東 心 斎 橋 2 - 1 - 1 （06）6211-5947
沖 縄 県 宜 野 湾 市 大 山 3 - 4 - 6 （098）897-6655

環境に配慮した植物油インキを使用しています

https://www.takarabelmont.co.jp/medical/
htt
s://www.takarabelmont.co.jp/medical/
50F2405020OP
YY-ME340