.69 Apr. 2022

公益財団法人 放射線計測協会

放射性同位体の利用拡大を期待して


一般財団法人放射線利用振興協会理事長
京都大学名誉教授

柴田 誠一

私達の身の回りには様々なプロセスを経て生成し分離法を新たに開発しました。化学分離の適用で測た放射性同位体（RI）が存在しています。私が大阪

定のバックグラウンドを下げることができ低収率のRIの熊取町にある京都大学原子炉実験所（現：複合原でも測定が可能になります。この時は、5分余りの分

子力科学研究所）に在職していた2007 年 7月、中越

離時間で10 分以下の半減期を持つRIが測定できま沖地震が起こりました。その時、一般の方から「大した。この経験は私のその後の研究生活のベースと阪熊取地区の環境放射線レベルが上昇しているが、なりました。

地震と環境放射線レベルの上昇に因果関係はあるの

現在、大学においてRIを取り扱う放射化学研究室か？」との問い合わせがありました。その日熊取地区が減少しています。RIの化学的取り扱いができる研には集中的にかなりの雨が降りました。降雨時には、究者も激減していて、この状況が危惧されます。RI

大気中に含まれるRIが雨とともに地表へ降下してきの化学的取り扱いは、我が国では「放射性同位元素ます。そのため地表付近では空間線量率の一時的上等の規制に関する法律」の規制を受け、設定された昇がみられます。従って地震との因果関係はありま

管理区域内で実施しなければなりません。そのため

せんが、大気中には、宇宙線との核反応や天然に存

RI 利用研究は、規制上の問題から、簡単なテスト実在するウランやトリウムの壊変を起源とするRIが存験であっても直ちに行うことが難しい状況にあります。

在していることを実感できる現象です。

このような状況の打開に向けて、2016 年度から文

宇宙線照射により生成したRIの生成機構について

科省・新学術領域研究・学術研究基盤形成事業「短は、加速器を用いて天然で起こっている現象の再現

寿命 RI 供給プラットフォーム」がスタートしています。

を試みることによってその追究が可能になります。私

RI 利用の裾野を拡げ、利用者の拡大とRI 利用科学

は、40 数年前アメリカ留学中にロスアラモス国立研の発展に資することを目指して、多様な分野の学術究所で高エネルギー陽子加速器による核破砕反応の研究に用いられる短寿命のRIの供給が進められてい実験を行いました。ここはマンハッタン計画の原爆製ます。最近、アルファ線を放出するRIを用いた核医造が行われたところです。この実験では核破砕反応

学治療が注目を集めています。このためには治療にの反応機構を調べるため、反応で生成した多様なRI

用いるRIを加速器あるいは原子炉を用いて製造し、を可能な限り広範に測定しました。高い反応収率で化学的な分離操作により純粋な形で抽出し、提供し長半減期のRIは照射試料の直接測定で結果を得る

なければなりません。これらのニーズに応えるためにことができましたが、反応収率が低く半減期が数分もRI 利用研究の重要性が再認識され、多方面での今程度のRIも十分な精度で測定するために、迅速化学後の進展を期待しています。

1

三次元線量分布測定に適した再利用可能なゲル線量計の開発
広島大学 原爆放射線医科学研究所
線量測定評価研究分野
教授

1．はじめに

保田 浩志

・放射線照射により無色透明から赤色に変化す

ゲル状の素材から成る線量計には、媒体内の線るので検出が容易である；

量分布を三次元（3D）で記録・再現できるとい・透明度が高く厚みのある試料でも深部まで放う特長がある。これは、現在線量計として広く用

射線色が視認できる；

いられているセラミックやガラス、フィルム等の・放射線治療や線量再構築で対象となる線量範

素材にはない特長で、放射線治療の品質管理（QC）

囲（数〜数十 Gy）で良好な応答を示す；や品質保証（QA）、また、放射線被ばく事故が発・有害な物質を含まず、比較的製造が容易である；

生した際の線量再構築等において、人体内の臓器・アニール（加熱処理）によって初期化し再利や組織の線量分布を立体的に把握する目的で有効用できる。

利用できると期待されている 1-3）。

本稿では、これらの特徴を持つ PGI ゲルの基本

ゲル線量計の素材には、ポリマーゲル、フリッ的な特性について紹介したいと思う。

ケゲル、色素ゲル、それらを複合させたもの等の

2．材料及び方法異なるタイプがあり、それぞれの特性や形状に適した読取技術（MRI、分光光度計、光学 CT 等）

PGI ゲルは、ポリビニルアルコール（PVA）、と合わせて、多様な研究開発が行われている。最グルタルアルデヒド（GTA）、
ヨウ化カリウム（KI）、近の傾向としては、線量に比例した濃さの着色

フルクトース、グルコノ−δ−ラクトン（GDL）おを呈するゲル（ラジオクロミックゲル）素材の開

よび純水から成る。いずれも富士フイルム和光純

発・応用に関心が高まっている 4-19）。例えば、ロ薬株式会社（大阪市）の分析グレードの試薬を使イコ体であるトリアリールメタン色素をポリウレ用している。PGI ゲルの化学組成を表 1 に示す。

タン中に分散させた PRESAGE™ 6） や、メチル

表 1 PGI ゲルの化学組成

チモールブルーとフリッケゲル線量計を組合せた

成 分

濃度［wt%］

H2O

85.63

PVA

9.51

KI

1.42

アのグループによる架橋剤としてグルタルアルデ

Fructose

1.54

ヒド（GTA）を用いたフリッケゲルの開発に関す

GDL

1.53

る先行研究 12, 13）を参考に、新たなラジオクロミッ

GTA

0.36

Trueview™ 9）などが近年製品化された。
こうした背景のもと、私たちは、日本で進んでいたポリビニルアルコールとヨウ化物（PVA−I）
をベースとしたゲルの開発研究 11, 14）と、イタリ

クゲル（通称「PVA−GTA−I ゲル」、
ここでは「PGIゲル」と略記）を独自に開発し、その放射線応答

これらを混合して作成した溶液を、PMMA キュや再利用性等を調べてきた。そして、他のラジオ

ベット（10 × 10 × 45 ㎣）に移し、蓋の無い開放

クロミック線量計と比べ、PGI 線量計には以下の状態のまま真空チャンバー（−0.08 MPa）内に 2

ような特長があることを見出した 20, 21）。

時間静置して、脱気処理を行いながらゲル状に固
化させた。

2

その後、キュベットを蓋とパラフィルムで覆い、オーブンで 50℃で 12 時間アニール（加熱処理）した後、室温で 2 時間以上安定化させた。線量応答やアニールによる再利用性を細かく調べる
ため、約 300 個のキュベット試料を準備した。
PGI ゲルの照射は、広島大学病院にある医療用線形加速器（LINAC）の TrueBeam™（VarianMedical Systems, CA, USA）からの治療用 X 線（エネルギー：6 MV、線量率：600 MU min-1）と、
GammacellrⓇ40ガンマ線照射装置（Best Theratronics

図1 左 から 0（コントロール）、1、2、3、4、5、7、
10Gy の 137Cs γ線を照射した PGI ゲルの写真；
方眼紙を背景に撮影

Ltd., Ottawa, Canada）からの 137Cs γ線を用い度のピークが約 490 nm の波長位置にあることがて行った。二次電子平衡を成立させるために、試確認されたので、490 nm での吸光度の変化（Δ

料を水等価ファントム（PH−40 タフウォーター

Abs）、
すなわち照射した試料と非照射（コントロー

ファントムⓇ、株式会社京都科学、京都市）の間

ル）試料の吸光度の差で着色レベルを評価するこに配置した。線量応答を調べるため、X 線に対しととした。

広 島 大 学 原 爆 放 射 線 医 科 学 研 究 所 が 保 有 す るては 1 〜 20 Gy、γ線に対しては 1 〜 10 Gy の線量を照射した。照射した試料は直ちに冷蔵庫内

0.40（5.5℃）に移し、約 24 時間後に取り出して室温（約20℃）で 2 時間安定させた。アニール（50℃）に射した試料について、加熱を開始してから 15 分
〜 24 時間後に随時読取りを行った。読取りには分光光度計（NanoDropOneC™UV−Vis 分光光度
計、Thermo Fisher Scientific Inc.、MA、USA）
を使用し、350 〜 800 nm の波長範囲で吸光度の

10Gy
7Gy
5Gy

0.30

ΔAbsorbance［a.u.］

よる脱色プロセスを調べるため、治療用Ｘ線を照

4Gy

0.25

3Gy
2Gy

0.20

1Gy

0.15
0.10

測定を行った。

0.05
0.00

3．結果と考察
3.1

490nm

0.35

400

着色特性

500

600

700

800

Wavelength［nm］

0（コントロール）、1、2、3、4、5、7、10 Gy

図 2 137
 Cs γ線を 1 〜 10Gy 照射してから 48 時間後に測定した PGI ゲルの吸光度スペクトルの 137Cs γ線を照射した PGI ゲル試料の着色状態を撮影した写真を図 1 に示す。照射前の試料では

3.2

背景の線が綺麗に見えており、透明度が高く３次再利用性とアニール特性

元線量分布を測定するうえで有利な素材であるこ

PGI ゲルのアニール（50℃× 12 時間）とγ線（1とが分かる。また、1 〜 10 Gy の範囲で色の濃さ〜 10 Gy）照射を 3 回繰り返した場合における線が明瞭に変化していることから、このレベルの線量応答を図 3 に示す。ここで、各プロットの値は量を用いている放射線治療や、同レベルの被ばく

3 つの試料の平均値で、エラーバーはその標準偏が問題となる放射線事故での線量再構築に適した差である。同じ傾きの線形の線量応答が再現され、特性があると言える。

アニールを繰り返してもエラーバーが大きくなる

図 1 の各試料について、分光高度計で測定した傾向も見られなかったことから、PGI ゲルは優れ

吸光度スペクトルを図 2 に示す。これより、吸光た再利用性を有していると言える。

3

0.5

図 4 の試料を含む、0 〜 20 Gy のＸ線を照射し

1st

た PGI ゲル試料について、アニール時間とΔ Abs

2nd
0.4

（波長約 490 nm での吸光度変化）との関係を図 5

3rd

ΔAbs（a.u.）に示す。各プロットは 3 つの試料の平均値で、各プロットのエラーバーはその標準偏差である。こ0.3

れらの結果から、アニールによる脱色過程の速度は線量に依存することが示唆された。

0.2

1Gy

0.1

2Gy

0.16

3Gy

0.0

4Gy

0.12

0

2

4

6

8

0

1.0

Dose（Gy）

0.08

0.04

Normalized ΔAbs（a.u.）

図3 ア ニールとγ線照射を 3 回繰り返して得られた
PGI ゲルの線量応答の比較；良好な再現性が認められる

次に、LINAC の 6MV X 線を 1 〜 20Gy 照射した PGI ゲルについて、アニールを開始してから１、12、24 時間後に撮影した写真を図 4 に示す。PGI
ゲルの放射線着色が、１日（24 時間）後にはほぼ初期の状態に戻ることが視覚的に確認できた。

0.8

0.00
0.5

0

1

1.5

2

1Gy
2Gy
3Gy
4Gy
7Gy
10Gy
15Gy
20Gy

0.6

0.3

0.1
5

0

10

15

20

Annealing time（h）

図5 1
 -20Gy の治療用 X 線を照射した PGI ゲルの吸光度変化とアニール処理時間の関係；上図は 1 〜
4Gy の試料について２時間までの結果を拡大したもの

これについて確認するため、図 5 のプロットについて様々な関数形を用いた回帰分析を行った結果、Δ Abs 値の時間変化は、次のような 2 つの指数関数の和で表される減衰曲線でよく近似できる
ことが分かった：

( )=

(

* )

+

(

* )



（1）

表 2 は、式（1）によるフィッティングで得られたパラメータの値をまとめたものである。これ
らの結果から、速い減衰成分の遅い減衰成分に対する比（A1/A2）は線量レベルの増加とともに小さくなること、又、遅い減衰成分の寄与は 2Gy 以
下では無視できること等が確認された。すなわち、
PGI ゲルの放射線着色は、低線量（〜数 Gy）の

図4 ア
 ニール処理（50℃）による脱色過程の写真；
上から、0、1、12、24 時間後場合は 50℃の加熱で速やかに消去されるのに対4

表 2 アニール処理時間に対する吸光度変化の関係（図 5）について、
式（1）を用いた回帰分析により得られたパラメータの値
Dose
（Gy）

Fitting parameters

A1/A2
Ratio

A1（arb. unit）

λ 1（h-1）

A2（arb. unit）

λ 2（h-1）

1

0.0442

3.33

0

ー

ー

2

0.08463.33

0.0057

0.006

14.8

3

0.11123.33

0.0259

0.468

4.30

4

0.12253.33

0.0648

0.478

1.89

7

0.19273.33

0.1508

0.335

1.28

10

0.20353.33

0.2924

0.245

0.70

15

0.28153.33

0.4718

0.156

0.60

20

0.2146

3.33

0.7749

0.118

0.28

し、高線量すなわち高密度の電離によって生じたAngelica B. Gonzales 博士から助力を得た。また、着色を消去するには、より長い時間を要すること

当該研究の一部は JSPS 科研費 18KK0147 によるが分かった。

助成を受けたものである。

4．まとめ［引用文献］

これまでにＸ / γ線を用いて得られた知見から、

1

Baldock, C., De Deene, Y., Doran, S., Ibbott,

著者らが独自に作製した PGI ゲルは、放射線照射

G., Jirasek, A., Lepage, M., McAuley, K.B.,

により無色透明から明瞭に識別できる赤色に変化

Oldham, M., Schreiner, L.J.（2010）Polymer

し、〜 20 Gy において着色が線量に比例して濃く

gel dosimetry. Phys. Med. Biol. 55, R1.

なること、
50℃で数時間〜１日程度の加熱処理（ア2Baldock, C.（2017）Review of gel dosimetry:ニール）により放射線着色が消去され元の無色透a personal reflection. J. Phys. Conf. Ser. 777,

明な状態に戻ること、アニールと照射を繰り返し

01202.

た場合でも良好な線量応答が再現されること等、

3

Schreiner, L.J.（2015）True 3D chemical

放射線治療等への応用にあたり有利な特性を有す

dosimetry（gels, plastics）: Development andることが明らかになった。一方、線量が高くなる

clinical role. J. Phys. Conf. Ser. 573.

とアニールに要する時間が長くなること、長期間4の保管で酸化による着色が進行すること等の特性

Solc, J., Spvek, V. （2009） New 3D
radiochromic gel dosimeters with inhibited
diffusion. J. Phys. Conf. Ser. 164, 1-7.

は実用上問題になる可能性があり、それらを解決するための研究開発をさらに進める必要がある。

5   Vandecasteele, J., Ghysel, S., Baete, S.H., Deene,
Y. De.（2011）Radio-physical properties of［付記］micelle leucodye 3D integrating gel dosimeters.
Phys. Med. Biol. 56, 627-651.

本稿に掲載している研究を進めるにあたり、広島大学大学院（当時）の Jolan E. Taño 博士及び6

広島大学原爆放射線医科学研究所助教の Chryzel

Alqathami, M., Blencowe, A., Qiao, G, Butler,D., Geso, M.（2012）Optimization of the57sensitivity and stability of the PRESAGE™

I. （2018） Characterisation of two new

dosimeter using trihalomethane radical
initiators. Radiat. Phys. Chem. 81, 867-873.

radiochromic gel dosimeters TruViewTM and
ClearViewTM in combination with the vistaTM

Nasr, A.T., Alexander, K.M., Olding, T.,
Schreiner, L.J., McAuley, K.B.（2015）Leuco-

optical CT scanner: A feasibility study. Phys.
Medica 52, 154-164.

crystal-violet micelle gel dosimeters: II. Recipe

816

optimization and testing. Phys. Med. Biol. 60,
4685-4704.

Kadlubowski, S., Wach, R., Maras, P., Dudek,
M., Kozicki, M.（2019）Leuco crystal violet-

Oldham, M., Juang, T., Yoon, S.W.（P.）（2017）.

Pluronic F-127 3D radiochromic gel dosimeter.

Radiochromic 3D Detectors. In Clinical 3D

Phys. Med. Biol. 64, 175017.

Dosimetry in Modern Radiation Therapy, 1st17ed., Mijnheer, B. Ed., CRC Press, Boca Raton,
9

11

USA.
Penev, K.I., Mequanint, K.（2015）Methylthymol

the optical dose response. J. Phys. Conf. Ser.

blue in Fricke gels. J. Phys. Conf. Ser. 573,

1305, 012031.
18

Juang, T., Adamovics, J., Oldham, M.（2015）

Tanaka, K.（2020）Novel radiochromic gel
dosimeter based on a polyvinyl alcohol - Iodide

dosimeter. J. Phys. Conf. Ser. 573, 6-11.

complex. Radiat. Meas. 131, 106226.

Miyoshi, H., Masahiko, Y., Maeda, S.,

19（2021）Feasibility of a reusable radiochromic
dosimeter. Appl. Sci. 11, 9906.
20d’Errico, F., Lazzeri, L., Dondi, D., Mariani, M.,

the sensitivity and stability of PVA-GTA-I

dimensional dose mapping in radiotherapy.
Radiat. Meas. 106, 612-617.

radiochromic gel dosimeter. Radiat. Meas. 134.
21

Marini, A., Lazzeri, L., Cascone, M.G., Ciolini,Taño, J.E., Gonzales, C.A.B., Saito, A., Wada,
T., Nagata, Y., Yasuda, H.（2021）Annealing
properties of the PVA-GTA-I gel dosimeter.

R., Tana, L., d’Errico, F.（2017）Fricke
gel dosimeters with low-diffusion and high-Radiat. Meas. 2021, 149, 106674.

sensitivity based on a chemically cross-linked
PVA matrix. Radiat. Meas. 106, 618-621.
Sunagawa, T., Harvel, G., Aoki, Y., Umeda, M.,
Hayami, J., Sakakibara, K., Goto, H., Ebina,T., Taguchi, M., Nagasawa, N., Yoshihashi, S.,
Hatashita, M., Kume, K., Sakura, T.（2017）
Development of the gel indicator using PVA
and KI. Mem. Fukui Univ. Technol., 47, 105110.（in Japanese）
15

Taño, J.E., Hayashi, S. ichiro, Hirota, S.,
Gonzales, C.A.B., Yasuda, H.（2020）Effectof the glucono- δ -lactone concentration on

Marrale, M., Souza, S.O., Gambarini, G.（2017）
Novel GTA - PVA Fricke gels for three -14

Newton, J.R., Recht, M., Hauger, J.A., Segarra,G., Inglett, C., Romo, P.A., Adamovics, J.

iodide complex containing silica nanoparticles. J.
Radioanal. Nucl. Chem., 308, 469-475.

13

Hayashi, S., Ono, K., Fujino, K., Ikeda, S.,

Characterization of a reusable PRESAGE® 3D

Yamada, K., Matsumura, J.（2016）Reversible
radiochromic plate based on polyvinyl alcohol-

12

Hayashi, S., Ono, K., Fujino, K., Fujimoto,
S.（2019）Influence of the components of aradiochromic PVA - Iodide gel dosimeter on

012030.
10

Kouvati, K., Jaszczak, M., Papagiannis, P.,

Colnot, J., Huet, C., Gschwind, R., Clairand,6令和4年度事業計画と収支予算（抜粋）
令和4年度事業計画・収支予算の概略を紹介します。
（全文は協会のホームページ http://www.irm.or.jpで公開しています。）

事 業 計 画
公益財団法人放射線計測協会（以下、当協会と記述）は、
放射線計測の信頼性向上に必要な事業を実施するとともに、その成果の活用及び放射線計測に係る技術教育を行うことにより、原子力・放射線の利用開発の健全な発展並びに安全・安心な社会の実現に寄与している。
新型コロナウイルス感染症の流行は未だ収まる気配を見せず、原子力機構においても感染対策としての施設の利用制限等の措置が継続的に実施されている。このため、当協会の活動も一部制約を受けているが、令和 2
年度以降、WEB 会議の活用やオンラインでの教育研修活動の実施など、新しい業務形態による事業や活動も定常化しつつある。
令和 4 年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響にも適切に対応しつつ、国内の原子力関連事業の動勢や原子力機構の研究開発状況の変化に伴う関連業
務への影響を的確に捉え、公益目的事業としての「放射線計測の信頼性確保に係る事業」を着実かつ積極的に実施していくこととする。
「放射線計測に係る調査 ･ 試験研究及び技術開発」の業

務では、放射線標準の移行に係る技術的基盤の整備や新しい放射線測定器校正手法の開発を継続的に実施する。
また、重要な放射線測定器校正に係る技術の継承に取り組むほか、業務範囲の拡大について引き続き検討を行う。
「放射線計測器の校正、基準照射、特性試験及び放射線・放射能の計測」の業務では、国、地方公共団体、原子力研究機関、産業界等にトレーサビリティを確保した
品質の高い校正サービスを提供する。また、原子力・放射線施設等で発生する各種の試料中放射能の分析・測定や放射線管理計測等の業務を着実に実施し、施設や周辺環境における放射線安全確保に寄与する。
「放射線計測に係る研修及び普及」の業務では、放射線管理及び放射線計測に係る技術者養成のための研修、並びに放射線業務従事者教育訓練を実施するとともに、国、地方公共団体等のニーズに即した放射線教育や原子力防災に係る研修、さらに一般を対象とした体験活動等、幅広い放射線知識の普及活動を実施する。また、放射線計測に係る専門機関として、関連する最新の技術的知見の獲得と普及発展に貢献するための活動を実施する。

収支予算（正味財産増減予算書）
令和 4 年 4月1日～令和 5 年 3月31日
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益
事業収益
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
当

年

度

前

年

度

増

減

1,000
6,000
314,862,000
0314,869,000

1,000
8,000
306,665,000
110,000
306,784,0000△ 2,000
8,197,000△ 110,000
8,085,000

295,637,942
24,660,058
320,298,000△ 5,429,000

288,670,064
24,356,936
313,027,000△ 6,243,000

6,967,878
303,122
7,271,000
814,000

499,000

481,000

18,0000499,000△ 4,930,000
199,701,720
194,771,720

0
481,000△ 5,762,000
192,881,766
187,119,766

0
18,000832,000
6,819,954
7,651,954

000
194,771,720

000
187,119,766

000
7,651,9547令和４年度 研修講座のご案内
講 座 名

開 催 期 間原子力教養講座

講 座 の 目 的原子力の基礎的な知識を身につけることを目指す。

期

原子力防災入門講座 第 7 回 11月24日	～ 11月25日

原子力防災活動に必要な放射線（能）に係る基礎知識の習得を目指す。

講 座

定

第 37 回 7 月13日	～ 7 月15日
第 38 回 12月 7 日	～ 12月 9 日

第 89 回 5 月30日	～ 6 月 3 日
放射線管理入門講座 第 90 回 9 月 5 日	～ 9 月 9 日
第 91 回 1 月23日	～ 1 月27日

放射線管理業務に関する基本的知識の習得を目指す。

放射線管理計測講座

放射線業務従事者
教育訓練
講

師

派

遣

第136回 6 月20日	～ 6 月24日
第137回 10月17日	～ 10月21日

放射線管理業務の中級程度の知識、技能の習得を目指す。

初期教育・再教育共に原則として各々月１回開催＊原則オンライン（WEB 会議システム）方式での開催となります。
＊初期教育、再教育 6 時間コースは同日開催、再教育 2.5 時間は、別日程で開催致します。
＊開催日は当協会ホームページを参照、またはお問合せ下さい。

放射線教育、放射線取扱主任者受験準備講座、原子力防災に係る研修など。

開催場所：公益財団法人 放射線計測協会 会議室等
募集人員：定期講座 16 名、放射線業務従事者教育訓練 20 名程度
申込方法：当協会ホームページ http://www.irm.or.jp から直接お申込み下さい。
担
当：研修・普及グループ TEL：029-282-0421（直） 受付時間 9：00 ～ 17：30※参加申し込み人数によっては、講座の開催を中止する場合があります。
※詳しくはホームページを参照またはお問い合わせ下さい。

＜お知らせ＞

研修講座につきましては、上記ご案内のとおり実施する予定でおりますが、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、定期講座など集合による研修については、やむを得ず中止とする場合もございます。
今後のご案内につきましては、随時、当協会ホームページで発信して参りますので、研修情報をご参照下さい。
皆様におかれましては、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お

知

ら

せ

簡易放射線測定器を無料（運送費含む）で貸し出します。
最大 10日間（輸送期間含めて 2 週間程度）
https://www.irm.or.jp/hukyu_2.html

詳しくはホームページをご覧ください

編

集

後

記

コロナ禍にあり、開催に向け様々な議論が渦巻いていた東京オリンピックも終わり、先日、冬季オリンピック・パラリ
ンピックも閉幕しました。東京オリンピックの年に生まれた私は、当然当時の記憶もなく二度目（？）の東京オリンピッ
クをしっかりと観戦することを楽しみにしていました。しかし、新型コロナまで登場し、その対応に追われあっという間に時間が過ぎてしまいました。結局、優雅にテレビ観戦もできずにニュースで結果を確認し、日本勢が頑張っていることで勇気付けられていました。ところが、平和の象徴である冬季オリンピックの開催中に有事が発生し、さらに不安な情勢となってしまいました。少し前までは、脱炭素やれ電気自動車だと気候変動にまつわる話が中心となっていましたが、その話はどこへ行ってしまったのでしょう。テロ対策などの核セキュリティーの重要性も一層身近なものとなってしまいま
した。子供たちが不安なく笑顔で暮らせる時代になってほしいと願っております。

放計協ニュース No. 69 Apr. 2022
発 行 日 令和 4 年 4月15日
発行編集

公益財団法人 放射線計測協会〒319−1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2−4
TEL：029−282−5546 FAX：029−283−2157
E-mail：kensyuka@irm.or.jp
ホームページ：http://www.irm.or.jp8