TAKARA BELMONT DESIGN WORKS
想 いをカタチに ̶ タカラベルモントの 医 院 空 間 づくり

医院・クリニックの設計・施工、内装デザインについて
お気軽にご相談ください。
精度の高い医院づくり。それは医院空間の設計・施工と医療機器の開発・提供という両輪が揃ってこそ可能になるのではないでしょうか。
タカラベルモントはそうした2つの分野で着実に実績を積み上げながら、医療の最前線の情報を相互にフィードバック。様々な専門ノウハウが求められる医院づくりを、洗練された技術と表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

医 院 空 間の設 計・施 工精 度の高い医 院づくり

医 療 機 器の開 発・提 供産婦人科機器検診台

総 合 カタログ

Obstetrics & GynecologicalEquipment●本社●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.（06）6212-3620●メディカル事業部

札幌（011）863-2139
仙台/盛岡（022）231-3458
さ い た ま（048）640-5803
新潟（025）333-8405
東京（03）3401-9795
名 古 屋（052）931-5163●ショールーム
東
大
沖

京
阪
縄

金
沢（076）221-8412
大阪（06）6211-5947
岡山（086）233-8826
広島/高松（082）277-6700
福岡（092）474-7306
鹿 児 島（099）226-9481

東京都港区赤坂7-1-19
大阪市中央区東心斎橋2-1-1
沖縄県宜野湾市大山3-4-6●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
●このカタログは2024年9月現在のものです。

●お問い合わせTEL.（03）3401-9795
TEL.（06）6211-5947
TEL.（098）897-6655

https://me.takarabelmont.co.jp/
50P2409030OP
YY-ME208“ 美しい ” 姿 勢 を つくる 。
どうしても緊 張してしまう医 療 の 場で、リラックスしてほしい 、
もちろん健 康になってほしい 、そしてなによりその尊厳が守られてほしい 。
その 全てを満たす “美しい” 姿 勢を実 現することが、わたしたちタカラベルモント、メディカル事業部の使命です。

出産においても妊産婦 、助 産 師 、産 婦 人 科 医 、みなさんにとってもっと “ 美しい ” 姿勢を実現したい 。
そんな思 いで Womenʼs health care project、始めました。
誰よりも女性 、産 婦 人 科 医 の 気 持ちや負担を理 解している助 産 師 がチームに加わり新しい 分 娩 台を開 発 。
さらに、出産だけでなく、その 前 後にある妊 婦 健 診、産 前 産 後ケア、婦 人 科 検 診においても
妊 産 婦 の 健 康で尊 厳 のある美しさの 実 現を目指した取り組みをはじめています。

ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの詳細はこちらから産婦人科検診台

産婦人科ワークステーション＆診療ライト

診 察 台・リカバリー チェア

DG-WS Series

DG-70 Series

EX-CS7WN / EX-CS7N

イクスフィール

P.11〜12

P.13

P.14

P.14

デ ジタルコルポスコープ

P.1

DG-7300 Series

DG-770 Series

DG-325

DG-30 Series

DR-L1 Series

Q - CO

P.3〜6

P.7〜9

P.10

P.13

P.13

P.14
P.2

“ 美しい ” 姿 勢 を つくる 。
どうしても緊 張してしまう医 療 の 場で、リラックスしてほしい 、
もちろん健 康になってほしい 、そしてなによりその尊厳が守られてほしい 。
その 全てを満たす “美しい” 姿 勢を実 現することが、わたしたちタカラベルモント、メディカル事業部の使命です。

出産においても妊産婦 、助 産 師 、産 婦 人 科 医 、みなさんにとってもっと “ 美しい ” 姿勢を実現したい 。
そんな思 いで Womenʼs health care project、始めました。
誰よりも女性 、産 婦 人 科 医 の 気 持ちや負担を理 解している助 産 師 がチームに加わり新しい 分 娩 台を開 発 。
さらに、出産だけでなく、その 前 後にある妊 婦 健 診、産 前 産 後ケア、婦 人 科 検 診においても
妊 産 婦 の 健 康で尊 厳 のある美しさの 実 現を目指した取り組みをはじめています。

ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの詳細はこちらから産婦人科検診台

産婦人科ワークステーション＆診療ライト

診 察 台・リカバリー チェア

DG-WS Series

DG-70 Series

EX-CS7WN / EX-CS7N

イクスフィール

P.11〜12

P.13

P.14

P.14

デ ジタルコルポスコープ

P.1

DG-7300 Series

DG-770 Series

DG-325

DG-30 Series

DR-L1 Series

Q - CO

P.3〜6

P.7〜9

P.10

P.13

P.13

P.14
P.2

DG -730 0 Ser ies

1210（回転角度110°時）

回転型

カーテン位置回転型

固定型

DG-7300

DG-7300-F

Compact

DG-7300 回転タイプ ／ DG-7300-F 固定タイプ

空 間にも、心にも、ゆとりがうまれる。

オフセットラウンド機 構で省スペース化を実 現フラット機 能の搭 載とコンパクト化の実 現により、狭い内診 室にも回転 型が導 入しやすくなりました。

プライベートゾーン（参考）設置レイアウト例［単位：mm］

1010

排水位置

固定型

850

カーテン位置（回転タイプのみ）

さらに、女 性の気 持ちに配 慮した工 夫で、

850

ドクター
ゾーン

回転半径の縮小※により設置スペースがコンパクトに。

使 用シーンの多 様 化と、新たな診 察 室の可 能 性を追 求 。

1010（回転角度90°
時）

610
400

DG-7300

排水位置

1700

産婦人科検 診台

※当社従来製品比。
610
400

よりリラックスして診 療に臨めるように。
1500

医 療 従 事 者の方 々と患 者さん、それぞれの視 点を取り入れた
空 間にも、心にも、ゆとりをうむ検 診 台です。

ドクター
ゾーン
プライベート
ゾーン

Flat

（参考）
設置レイアウト例［単位：mm］

診 察までの時 間を短 縮する昇 降システム※
乗降位置から検診位への移行時間を最大約40%短縮。

様々な状況に対応できるフラット機能診療時間を有効に活用できます。
※当社従来製品比。

外来検診から処置・不妊治療まで、幅 広

Speedyいシーンで使 用 可 能 。ワンタッチで容易にフラットポジションへ移行でき、
ストレッ
チャー移載時や処置後の安静時などにもスムースに対応できます。

女 性 の 声から生まれました！

フラットポジションスイッチ

手すりを跳ね上げることで、ストレッチャー移載がスムースに◆ 座面（デリケートシート形状採用）◆ ポニーテール枕（オプション）

椅子のように座面を備え、安定した

ヘアスタイルが崩れに座位姿勢を提供。
また、座面中央にくく、結び目による頭部

窪みをもたせたデリケートシート形状の圧迫感を抑えます。

を採用しています。

閉 脚した状 態でフラットポジションへ移 行

操作はサイドから！

◆レッグサポート機 構
下腿から脚を広範囲で支えるため、股受け下部のレバー操作で、患者さんの脚開脚時の安定感がアップ。

を股受けにのせたまま容易にフラットポジションへ移行。
脚を閉じたままだから恥ずかしくない！

P.3

操作レバー

P.4

DG -730 0 Ser ies

1210（回転角度110°時）

回転型

カーテン位置回転型

固定型

DG-7300

DG-7300-F

Compact

DG-7300 回転タイプ ／ DG-7300-F 固定タイプ

空 間にも、心にも、ゆとりがうまれる。

オフセットラウンド機 構で省スペース化を実 現フラット機 能の搭 載とコンパクト化の実 現により、狭い内診 室にも回転 型が導 入しやすくなりました。

プライベートゾーン（参考）設置レイアウト例［単位：mm］

1010

排水位置

固定型

850

カーテン位置（回転タイプのみ）

さらに、女 性の気 持ちに配 慮した工 夫で、

850

ドクター
ゾーン

回転半径の縮小※により設置スペースがコンパクトに。

使 用シーンの多 様 化と、新たな診 察 室の可 能 性を追 求 。

1010（回転角度90°
時）

610
400

DG-7300

排水位置

1700

産婦人科検 診台

※当社従来製品比。
610
400

よりリラックスして診 療に臨めるように。
1500

医 療 従 事 者の方 々と患 者さん、それぞれの視 点を取り入れた
空 間にも、心にも、ゆとりをうむ検 診 台です。

ドクター
ゾーン
プライベート
ゾーン

Flat

（参考）
設置レイアウト例［単位：mm］

診 察までの時 間を短 縮する昇 降システム※
乗降位置から検診位への移行時間を最大約40%短縮。

様々な状況に対応できるフラット機能診療時間を有効に活用できます。
※当社従来製品比。

外来検診から処置・不妊治療まで、幅 広

Speedyいシーンで使 用 可 能 。ワンタッチで容易にフラットポジションへ移行でき、
ストレッ
チャー移載時や処置後の安静時などにもスムースに対応できます。

女 性 の 声から生まれました！

フラットポジションスイッチ

手すりを跳ね上げることで、ストレッチャー移載がスムースに◆ 座面（デリケートシート形状採用）◆ ポニーテール枕（オプション）

椅子のように座面を備え、安定した

ヘアスタイルが崩れに座位姿勢を提供。
また、座面中央にくく、結び目による頭部

窪みをもたせたデリケートシート形状の圧迫感を抑えます。

を採用しています。

閉 脚した状 態でフラットポジションへ移 行

操作はサイドから！

◆レッグサポート機 構
下腿から脚を広範囲で支えるため、股受け下部のレバー操作で、患者さんの脚開脚時の安定感がアップ。

を股受けにのせたまま容易にフラットポジションへ移行。
脚を閉じたままだから恥ずかしくない！

P.3

操作レバー

P.4

産婦人科検 診台

DG -730 0 Ser ies
Opt ions

患 者さんに合わせて、診 療 域をより広く◆ 上肢台◆ポニーテール枕◆ クスコ 掛け◆ 汚水タンク

DG-7300-A◆ロールシーツ（12本入）◆ 股受けカバーDG-7300-M

DG-OPT-KB2

通常開脚

通常開脚
ワンタッチでメモリーした検診位へ移行。
座面は連動して収納され、ワイドな診療域を女 性 の 声から生まれました！

形づくります。

◆ 検診スカート
DG-OPT-S2-10

清潔感があり、恥ずかし
閉脚検診位◆シートヒーター

トタイプなので着替えも簡単です。

◆ 排水トラップ

DG-7300-E

閉脚検診位

さも和らぎます。
巻スカー

小型（容量5ℓ）／大型（容量10ℓ）

清 潔
簡 単
思いやり

丈：65cm
サイズ：フリー（腹囲〜120cm）
素材：ポリプロピレン100%

閉脚したまま検診位へ移行。
ナート後や股関節に疾患のある方など、患者さんに応じた開脚が行えます。

Color Select ion
セレクト開 脚

セレクト開 脚
閉脚状態から片足ずつ徐々に開脚できるので、患者さんに合わせた対応が可能です。
ES17

ES19（標準色）
ベビーピンクES9

フロスグリーン

ES2

アイボリー

イエロー

ワイヤレスフットスイッチ

Speci f ic at ions

赤外線採用 診察室。

740580

寸法図 ［単位：mm］
DG-7300
DG-7300-F

750〜1030
450

1320

お手 入れしやすい汚 水トレイ
着脱可能な樹脂製汚水トレイを採用。
ワイドなトレイが水跳ねを軽減します。
また、2ポジションの昇降式のため、処置時には最低位にすることで診療域を広くできます。

110°

φ684

1340
（股受〜背モタレ）※DG-7300回転タイプ

仕様
製品コード

診 察をサポートする便 利 機 能

本体回転

本体に
「P:プリセット」「R:リターン」

プリセット２メモリー搭載

操 作スイッチを装 備 。補 助 的に検診高さ2パターンをメモリー

本体からの操作が可能です。

できます。

本体補助スイッチ

音声ガイド機能※音声ガイド機能は標準装備です。
音声の有無は選択していただけます。

電気定格

製造販売届出番号―◯

AC100V

操作
質量

DG-7300-F（固定

0〜110°
回転方向・角度設定可能
50/60Hz

900/1000VA

DC6V（乾電池）
230kg

210kg
27B1X00042000066
産婦人科検診台 DG-7300

）

標準付属品
・ 樹脂製汚水トレイ（金網付）1式・ 排水ホース（バンド付）1式
・ フットスイッチ１個
・ 股受けバンド1組
作 動 モ ード

フットスイッチ（赤外線通信）

フットスイッチ電源動）

電動油圧式、
フットスイッチ操作

プリセット／オートリターン動作

販売名

P.5

DG-7300（回転

本体昇降／本体チルト

非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

P.6

産婦人科検 診台

DG -730 0 Ser ies
Opt ions

患 者さんに合わせて、診 療 域をより広く◆ 上肢台◆ポニーテール枕◆ クスコ 掛け◆ 汚水タンク

DG-7300-A◆ロールシーツ（12本入）◆ 股受けカバーDG-7300-M

DG-OPT-KB2

通常開脚

通常開脚
ワンタッチでメモリーした検診位へ移行。
座面は連動して収納され、ワイドな診療域を女 性 の 声から生まれました！

形づくります。

◆ 検診スカート
DG-OPT-S2-10

清潔感があり、恥ずかし
閉脚検診位◆シートヒーター

トタイプなので着替えも簡単です。

◆ 排水トラップ

DG-7300-E

閉脚検診位

さも和らぎます。
巻スカー

小型（容量5ℓ）／大型（容量10ℓ）

清 潔
簡 単
思いやり

丈：65cm
サイズ：フリー（腹囲〜120cm）
素材：ポリプロピレン100%

閉脚したまま検診位へ移行。
ナート後や股関節に疾患のある方など、患者さんに応じた開脚が行えます。

Color Select ion
セレクト開 脚

セレクト開 脚
閉脚状態から片足ずつ徐々に開脚できるので、患者さんに合わせた対応が可能です。
ES17

ES19（標準色）
ベビーピンクES9

フロスグリーン

ES2

アイボリー

イエロー

ワイヤレスフットスイッチ

Speci f ic at ions

赤外線採用 診察室。

740580

寸法図 ［単位：mm］
DG-7300
DG-7300-F

750〜1030
450

1320

お手 入れしやすい汚 水トレイ
着脱可能な樹脂製汚水トレイを採用。
ワイドなトレイが水跳ねを軽減します。
また、2ポジションの昇降式のため、処置時には最低位にすることで診療域を広くできます。

110°

φ684

1340
（股受〜背モタレ）※DG-7300回転タイプ

仕様
製品コード

診 察をサポートする便 利 機 能

本体回転

本体に
「P:プリセット」「R:リターン」

プリセット２メモリー搭載

操 作スイッチを装 備 。補 助 的に検診高さ2パターンをメモリー

本体からの操作が可能です。

できます。

本体補助スイッチ

音声ガイド機能※音声ガイド機能は標準装備です。
音声の有無は選択していただけます。

電気定格

製造販売届出番号―◯

AC100V

操作
質量

DG-7300-F（固定

0〜110°
回転方向・角度設定可能
50/60Hz

900/1000VA

DC6V（乾電池）
230kg

210kg
27B1X00042000066
産婦人科検診台 DG-7300

）

標準付属品
・ 樹脂製汚水トレイ（金網付）1式・ 排水ホース（バンド付）1式
・ フットスイッチ１個
・ 股受けバンド1組
作 動 モ ード

フットスイッチ（赤外線通信）

フットスイッチ電源動）

電動油圧式、
フットスイッチ操作

プリセット／オートリターン動作

販売名

P.5

DG-7300（回転

本体昇降／本体チルト

非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

P.6

産婦人科検 診台

DG -770 Ser ies

DG-770回転型

固定型

DG-770N

DG-770N-F

Style

DG-770N 回転タイプ ／ DG-770N-F 固定タイプ

さまざまな体 型にフィット。
やさしい座り心地を実現しました。
コンパクトなフォルムはそのままに、ゆったりシートで座り心 地 向 上

不 安を
やわらげる
優しいフォルムQu al i t y of T i me の追求
診察の時間をより有効に活用していただくために。

腰掛けやすく、安定感のある検診姿勢を提供

患者さんの不安をより少なくするために。
少しでもリラックスできる時間をお届けするために。
それぞれの 時空 を大切にする検 診台 DG-770 。

検診位の安心感アップ

Speedy

身長 約 1 4 8 c mの場 合

検 診 位 へ素 早く移 行

診 察 室の有 効 利 用を一 番に考えたスマート設 計

1240（回転角度110°時）

カーテン位置

1040（回転角度90°時）
880

カーテン位置検診
ゾーン

下腿受けが長い脚を優しくホールド

スムースな診 療 のための 機 能 性を確 保
排水位置

固定型

700

排水位置

1500

700
1700

膝がつっぱらずぴったりフィット

400

回転型

Fit

小 柄な方から長 身の方まで、
幅 広い体 型に対 応

1040
880

400

Space

身長 約 1 7 0 c mの場 合

Fit

通常開脚

セレクト開脚ワンタッチでメモリーした検診位へスピーディ

ワンタッチで閉脚検診位まで移行し、
マニュアル

に移行。

操作にて左右片脚のみの開脚が可能。

ワイヤレス
フットスイッチ

検診
ゾーン
乗降り位置

乗降り位置

（参考）
設置レイアウト例

P.7［単位：mm］（参考）
設置レイアウト例［単位：mm］

P.8

産婦人科検 診台

DG -770 Ser ies

DG-770回転型

固定型

DG-770N

DG-770N-F

Style

DG-770N 回転タイプ ／ DG-770N-F 固定タイプ

さまざまな体 型にフィット。
やさしい座り心地を実現しました。
コンパクトなフォルムはそのままに、ゆったりシートで座り心 地 向 上

不 安を
やわらげる
優しいフォルムQu al i t y of T i me の追求
診察の時間をより有効に活用していただくために。

腰掛けやすく、安定感のある検診姿勢を提供

患者さんの不安をより少なくするために。
少しでもリラックスできる時間をお届けするために。
それぞれの 時空 を大切にする検 診台 DG-770 。

検診位の安心感アップ

Speedy

身長 約 1 4 8 c mの場 合

検 診 位 へ素 早く移 行

診 察 室の有 効 利 用を一 番に考えたスマート設 計

1240（回転角度110°時）

カーテン位置

1040（回転角度90°時）
880

カーテン位置検診
ゾーン

下腿受けが長い脚を優しくホールド

スムースな診 療 のための 機 能 性を確 保
排水位置

固定型

700

排水位置

1500

700
1700

膝がつっぱらずぴったりフィット

400

回転型

Fit

小 柄な方から長 身の方まで、
幅 広い体 型に対 応

1040
880

400

Space

身長 約 1 7 0 c mの場 合

Fit

通常開脚

セレクト開脚ワンタッチでメモリーした検診位へスピーディ

ワンタッチで閉脚検診位まで移行し、
マニュアル

に移行。

操作にて左右片脚のみの開脚が可能。

ワイヤレス
フットスイッチ

検診
ゾーン
乗降り位置

乗降り位置

（参考）
設置レイアウト例

P.7［単位：mm］（参考）
設置レイアウト例［単位：mm］

P.8

ワイドでお手 入れしやすい
樹 脂 製 汚 水トレイ

診 察をサポートする
便利機能
本体補助スイッチ
補助的に本体から産婦人科検 診台

DG-325
高コストパフォーマンスを実 現した、の操作が可能です。

電動油圧産婦人科検診台。
広い診 療 域が確 保でき、処 置 等に適しています。

音声ガイド機能※音声の有無は選択可能です。

スライドさせて広範囲をカバー

動Color Select ion

お手入れ時は容易に取り外し可能

Opt ions◆ 上肢台◆ 股受けカバー

DG-770N-A◆クスコ掛け◆ロールシーツ（12本入）

DG-OPT-KB2◆ 検診スカート踵受けはオプションです

DG-OPT-S2-10◆シートヒーター
DG-770-EN◆ 汚水タンク

小型（容量5ℓ）/ 大型（容量10ℓ）◆ 排水トラップ

ES9

アイボリー

（ベビーピンク）です。

ブルー

スムースな昇降を実現

安楽な姿勢を確保

ショックの少ないスムースな動きの電動油

ゆったりとした座り心 地の圧機構を採用。

背もたれ＆シート。

効率的な診察をサポート

Color Select ion

写真はDG-325 ES19

ES29

プリセット、オートリターン機能の採用で、操作性の向上と効率的な診察が行えます。

ワイヤレスフットスイッチで足元スッキリ！

赤外線が360 送信され、操作時の配置や自由度がアップ。

最低位495mm、昇降ストローク
500mm

本体補助スイッチ
本体に「P：プリセット」「 R：リターン」操作ス
イッチを装備。本体からの操作も可能です。

Opt ions◆ 股受け（1組）◆ 踵受け（1組）

DG-325-C

DG-325-B◆ 上肢台◆サイドフェンス

DG-325-A◆ 足板

DG-325-SFS◆ロールシーツ（12本入り）

DG-325-H◆ 汚水タンク
ES19（標準色）

ES 9

ES17

ベビーピンク

アイボリー

フロスグリーン

小型（容量5ℓ）／大型（容量10ℓ）

ES2◆カーテン架700
640

UR-325-CBK

DG-770N
DG-770N-F

110°

1260

※ DG-770N回転タイプ

・ 排水ホース（バンド付）1式―

・ フットスイッチ 1個

750/700VA

AC100V

50/60Hz（赤外線通信）DC6V（乾電池）
185kg

165kg
27B1X00042000057
産婦人科検診台

DG-770600/600VA

作 動（ 運 転 ）モ ー ド
非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

作 動（ 運 転 ）モ ー ド

780
620

8°

50/60Hz

1300
50°

P.9

・ 樹脂製汚水トレイ（金網付）1式◯
AC100V

標準付属品

1170

DG-770N-F（固定タイプ）

0〜110°
回転方向・角度設定可能

フットスイッチ操作電圧

販売名

仕様

寸法図 ［単位：mm］

30°）

電動油圧式、
フットスイッチ操作

操作

製造販売届出番号◆クスコ掛けSpeci f ic at ions

495〜995

DG-770N（回転

プリセット動作／オートリターン動作

質量◆ 鉗子立て（2個）

DG-325

本体昇降／本体チルト

電気定格DG-325-E※ヒーター部はイメージです。

初高450

検診高さ750〜1030

1320

6°

仕様

本体回転

◆シートヒーター◆ビニールシートカバー

77°

684

製品コード

※上肢台、サイドフェンスの取付には、サイドレール（DG-325-A-SR、2本1組）が別途必要です。

※股受け、踵受けにはバンドが付属します。

Speci f ic at ions
寸法図 ［単位：mm］◆ 排水トラップイエロー

非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

製品コードDG-325

本体昇降範囲495mm〜995mm

背もたれ寝起範囲-8°〜50°

シートチルト範囲

0°〜30°

プリセット／オートリターン動作

○

電気定格

AC100V 470/540VA 50/60Hz

質量

135kg

製造販売届出番号

27B1X00042000086

販売名

産婦人科検診台 DG-325

標準付属品

・ 枕1個 ・ フットスイッチ1個
・ 排水ホース（バンド付）1式 ・ 汚水トレイ（金網付）1式

P.10

ワイドでお手 入れしやすい
樹 脂 製 汚 水トレイ

診 察をサポートする
便利機能
本体補助スイッチ
補助的に本体から産婦人科検 診台

DG-325
高コストパフォーマンスを実 現した、の操作が可能です。

電動油圧産婦人科検診台。
広い診 療 域が確 保でき、処 置 等に適しています。

音声ガイド機能※音声の有無は選択可能です。

スライドさせて広範囲をカバー

動Color Select ion

お手入れ時は容易に取り外し可能

Opt ions◆ 上肢台◆ 股受けカバー

DG-770N-A◆クスコ掛け◆ロールシーツ（12本入）

DG-OPT-KB2◆ 検診スカート踵受けはオプションです

DG-OPT-S2-10◆シートヒーター
DG-770-EN◆ 汚水タンク

小型（容量5ℓ）/ 大型（容量10ℓ）◆ 排水トラップ

ES9

アイボリー

（ベビーピンク）です。

ブルー

スムースな昇降を実現

安楽な姿勢を確保

ショックの少ないスムースな動きの電動油

ゆったりとした座り心 地の圧機構を採用。

背もたれ＆シート。

効率的な診察をサポート

Color Select ion

写真はDG-325 ES19

ES29

プリセット、オートリターン機能の採用で、操作性の向上と効率的な診察が行えます。

ワイヤレスフットスイッチで足元スッキリ！

赤外線が360 送信され、操作時の配置や自由度がアップ。

最低位495mm、昇降ストローク
500mm

本体補助スイッチ
本体に「P：プリセット」「 R：リターン」操作ス
イッチを装備。本体からの操作も可能です。

Opt ions◆ 股受け（1組）◆ 踵受け（1組）

DG-325-C

DG-325-B◆ 上肢台◆サイドフェンス

DG-325-A◆ 足板

DG-325-SFS◆ロールシーツ（12本入り）

DG-325-H◆ 汚水タンク
ES19（標準色）

ES 9

ES17

ベビーピンク

アイボリー

フロスグリーン

小型（容量5ℓ）／大型（容量10ℓ）

ES2◆カーテン架700
640

UR-325-CBK

DG-770N
DG-770N-F

110°

1260

※ DG-770N回転タイプ

・ 排水ホース（バンド付）1式―

・ フットスイッチ 1個

750/700VA

AC100V

50/60Hz（赤外線通信）DC6V（乾電池）
185kg

165kg
27B1X00042000057
産婦人科検診台

DG-770600/600VA

作 動（ 運 転 ）モ ー ド
非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

作 動（ 運 転 ）モ ー ド

780
620

8°

50/60Hz

1300
50°

P.9

・ 樹脂製汚水トレイ（金網付）1式◯
AC100V

標準付属品

1170

DG-770N-F（固定タイプ）

0〜110°
回転方向・角度設定可能

フットスイッチ操作電圧

販売名

仕様

寸法図 ［単位：mm］

30°）

電動油圧式、
フットスイッチ操作

操作

製造販売届出番号◆クスコ掛けSpeci f ic at ions

495〜995

DG-770N（回転

プリセット動作／オートリターン動作

質量◆ 鉗子立て（2個）

DG-325

本体昇降／本体チルト

電気定格DG-325-E※ヒーター部はイメージです。

初高450

検診高さ750〜1030

1320

6°

仕様

本体回転

◆シートヒーター◆ビニールシートカバー

77°

684

製品コード

※上肢台、サイドフェンスの取付には、サイドレール（DG-325-A-SR、2本1組）が別途必要です。

※股受け、踵受けにはバンドが付属します。

Speci f ic at ions
寸法図 ［単位：mm］◆ 排水トラップイエロー

非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1：5※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率（ただし、環境温度により異なります。）

製品コードDG-325

本体昇降範囲495mm〜995mm

背もたれ寝起範囲-8°〜50°

シートチルト範囲

0°〜30°

プリセット／オートリターン動作

○

電気定格

AC100V 470/540VA 50/60Hz

質量

135kg

製造販売届出番号

27B1X00042000086

販売名

産婦人科検診台 DG-325

標準付属品

・ 枕1個 ・ フットスイッチ1個
・ 排水ホース（バンド付）1式 ・ 汚水トレイ（金網付）1式

P.10

Storage

産 婦 人 科 ワ ー ク ス テ ー シ ョン

（収納）

DG-WS Series

診 療プロセス の一つひとつに目を向けた、
医 療 器 具・材 料のためのワークステーション

ユニットから効 率 的なワークステーションへ。
忙しい をサポートするために、収納をデザインすることで高めた作業性、
そのデザインが生み出す快い空間。

湿 式タイプ※オプション

乾 式タイプ

湿式タイプ

クスコウォーマーと加温 機 能により保温 液は常 温からで洗 浄 液 の 状 態はも 準 備 できます（ 約 2 0 分で 適 温 ）。

正面操作パネルに湿式タイプて一目で確認可能。

乾式タイプ
ウォーマーバッドが 常 時 設 定 温 度に

※写真はDG-WS210D（乾式タイプ）です。

クスコを保温します。
3段階で温度調節
乾式タイプ

小物類を見やすく、整理するのに便利。

細長い用具類を立てて収納可能。
用具の種類ごとにまとめて整理するのも便利です。

仕様

洗浄ユニット

製品コード

DG-WS210, DG-WS210D

洗 浄 液 の 残 量は L E D ランプ 表 示と電気定格

AC100V 50／60Hz 湿式：450VA 乾式：280VA

音でお知らせ。洗 浄 液 補 給 の 際 には洗浄ユニット◯給 水タンクが 容 易 に 取り外せます 。

タンク容量

3ℓ

3 段階で温度調節が 可能。

クスコウォーマー◯

嘴管ホルダー
標 準 付 属 品 ・ 鉗子立2個 ・ クスコトレイ1個
・ 洗浄嘴管、シリコンホース1セット

DG-WS110N / DG-WS110DN
湿 式タイプ

サイド収納

引き出し

滅菌パックに入れたまま保温が可能。

が可能。

縁があるので置いている物が落ちにくくなっています。
オプションのサイドテーブルを取り付けることでより広く使えます。

ユニット上のスペースを有効利用。
目線の高さに小物をスッキリ収納可能。

クスコウォーマー

3段階で温度調節が可能。

カウンター

壁面収納

DG-WS210 / DG-WS210D

乾 式タイプ

質量

湿式：66kg 乾式：65kg

寸法

湿式：510×400×950mm 乾式：510×400×960mm

製造販売届出番号

27B1X00042000061

販売名

診療ユニット 産婦人科ワークステーション

DG-WS100N

扉付棚
正面棚（DG-WS110N、DG-WS110DN、DG-WS100N）

奥行きがあり、大きめの用具も収納可能。

収納する用具類の大きさに合わせて棚の高さが調節可能。
予備の用具類の保管に便利です。

ボトムラック

扉付棚

クスコウォーマー

ボトル類や補充用のストック置き場として。
オープンになっているので一目で取り出せます。

サービスコンセント付

湿式タイプ／ 乾式タイプ

扉付棚

サービスコンセント付

仕様
製品コード
電気定格

仕様
DG-WS110N,
DG-WS110DN
AC100V 50／60Hz
湿式：230VA
乾式：40VA（サービスコンセント）
MAX1150W※診療用ライト（DG-701S）はオプションです。
※写真はDG-WS210（湿式タイプ）です。
※DG-WS210には、棚ではなく洗浄ユニットが内蔵されます。

製品コード

DG-WS100N

電気定格

AC100V（サービスコンセント）
MAX1400W

質量60kg

Opt ions

標準付属品・ 鉗子立2個

クスコウォーマー◯

質量

湿式：63kg 乾式：62kg

標 準 付 属 品 ・ 鉗子立2個
・ クスコトレイ1個◆ 壁面収納※写真はDG-WS110（湿式タイプ）
ベージュ（オプショナルカラー）です。

※写真はウッド調（オプショナルカラー）です。

DG-WS-A

Color Select ion◆サイドテーブル
DG-WS-T

お部 屋に合わ せてコーディネートできます◆ベーシックカラー

ピンク◆オプショナルカラー（費用別途）

DG-WS110N / DG-WS110DN / DG-WS100N
共通機能

扉付棚

扉を開けると2 段 式の 棚 になっています。棚は 3 段 階 で 高さ調節ができ取 外しも可能。

◆ 診療用ライト鉗子立 2個、トレー1個付

P.11

DG -701S /DG -701M /DG - 3 01S

グリーン

ベージュ

ウッド調

カーボン調

※P11-12掲載写真のクスコ、小物類は付属品ではありません。

P.12

Storage

産 婦 人 科 ワ ー ク ス テ ー シ ョン

（収納）

DG-WS Series

診 療プロセス の一つひとつに目を向けた、
医 療 器 具・材 料のためのワークステーション

ユニットから効 率 的なワークステーションへ。
忙しい をサポートするために、収納をデザインすることで高めた作業性、
そのデザインが生み出す快い空間。

湿 式タイプ※オプション

乾 式タイプ

湿式タイプ

クスコウォーマーと加温 機 能により保温 液は常 温からで洗 浄 液 の 状 態はも 準 備 できます（ 約 2 0 分で 適 温 ）。

正面操作パネルに湿式タイプて一目で確認可能。

乾式タイプ
ウォーマーバッドが 常 時 設 定 温 度に

※写真はDG-WS210D（乾式タイプ）です。

クスコを保温します。
3段階で温度調節
乾式タイプ

小物類を見やすく、整理するのに便利。

細長い用具類を立てて収納可能。
用具の種類ごとにまとめて整理するのも便利です。

仕様

洗浄ユニット

製品コード

DG-WS210, DG-WS210D

洗 浄 液 の 残 量は L E D ランプ 表 示と電気定格

AC100V 50／60Hz 湿式：450VA 乾式：280VA

音でお知らせ。洗 浄 液 補 給 の 際 には洗浄ユニット◯給 水タンクが 容 易 に 取り外せます 。

タンク容量

3ℓ

3 段階で温度調節が 可能。

クスコウォーマー◯

嘴管ホルダー
標 準 付 属 品 ・ 鉗子立2個 ・ クスコトレイ1個
・ 洗浄嘴管、シリコンホース1セット

DG-WS110N / DG-WS110DN
湿 式タイプ

サイド収納

引き出し

滅菌パックに入れたまま保温が可能。

が可能。

縁があるので置いている物が落ちにくくなっています。
オプションのサイドテーブルを取り付けることでより広く使えます。

ユニット上のスペースを有効利用。
目線の高さに小物をスッキリ収納可能。

クスコウォーマー

3段階で温度調節が可能。

カウンター

壁面収納

DG-WS210 / DG-WS210D

乾 式タイプ

質量

湿式：66kg 乾式：65kg

寸法

湿式：510×400×950mm 乾式：510×400×960mm

製造販売届出番号

27B1X00042000061

販売名

診療ユニット 産婦人科ワークステーション

DG-WS100N

扉付棚
正面棚（DG-WS110N、DG-WS110DN、DG-WS100N）

奥行きがあり、大きめの用具も収納可能。

収納する用具類の大きさに合わせて棚の高さが調節可能。
予備の用具類の保管に便利です。

ボトムラック

扉付棚

クスコウォーマー

ボトル類や補充用のストック置き場として。
オープンになっているので一目で取り出せます。

サービスコンセント付

湿式タイプ／ 乾式タイプ

扉付棚

サービスコンセント付

仕様
製品コード
電気定格

仕様
DG-WS110N,
DG-WS110DN
AC100V 50／60Hz
湿式：230VA
乾式：40VA（サービスコンセント）
MAX1150W※診療用ライト（DG-701S）はオプションです。
※写真はDG-WS210（湿式タイプ）です。
※DG-WS210には、棚ではなく洗浄ユニットが内蔵されます。

製品コード

DG-WS100N

電気定格

AC100V（サービスコンセント）
MAX1400W

質量60kg

Opt ions

標準付属品・ 鉗子立2個

クスコウォーマー◯

質量

湿式：63kg 乾式：62kg

標 準 付 属 品 ・ 鉗子立2個
・ クスコトレイ1個◆ 壁面収納※写真はDG-WS110（湿式タイプ）
ベージュ（オプショナルカラー）です。

※写真はウッド調（オプショナルカラー）です。

DG-WS-A

Color Select ion◆サイドテーブル
DG-WS-T

お部 屋に合わ せてコーディネートできます◆ベーシックカラー

ピンク◆オプショナルカラー（費用別途）

DG-WS110N / DG-WS110DN / DG-WS100N
共通機能

扉付棚

扉を開けると2 段 式の 棚 になっています。棚は 3 段 階 で 高さ調節ができ取 外しも可能。

◆ 診療用ライト鉗子立 2個、トレー1個付

P.11

DG -701S /DG -701M /DG - 3 01S

グリーン

ベージュ

ウッド調

カーボン調

※P11-12掲載写真のクスコ、小物類は付属品ではありません。

P.12

診療用照明器

診察台

DG-30 Series

EX-CS7WN/ EX-CS7N

太 陽 光に近い色 温 度で見やすさを追 求したL E Dライト。

ユ ニットマ ウント

シ ーリングタイプ

DG-301S

DG-302T

セン サ ータイプ

セン サ ータイプ

背もたれ昇降機構を搭載。
診察や超音波検査などのポジショニングに対応。

適正な色再現性
低消費電力

スムースな動作を実現する低圧電動油圧機構

タッチレススイッチ

背もたれ昇降機構で仰臥位から座位まで
診療に応じた姿勢を確保

強制点灯モード

プリセット／オートリターン機能装備仕様

製品コード：DG-301S
製造販売届出番号：
27B1X00042002047
販売名：診療用ライト DG-301S

製品コード：DG-302T
製造販売届出番号：
27B1X00042002048
販売名：診療用ライト DG-302T

製品コード

EX-CS7WN

電気定格AC100V 50/60Hz 0.29A

製造販売届出番号

27Ｂ1X00042000073

光源

2W LED 5灯

販売名

診察台 EX-CS7W

標準照射パターン

φ150㎜

照射距離

650㎜

製品コード

EX-CS7N

中心照度2,500〜20,000lx（ 調光）

製造販売届出番号

27Ｂ1X00042000072

中心色温度

5,000K

販売名

診察台 EX-CS7

DG-70 Series

0〜70°
背もたれ
昇降

450mm〜950mm
昇降

600mm
EX-CS7N
700mm
EX-CS7WN※写真はES19（ベビーピンク）です。

椅子型診察台コンパクトな灯 体と軽 快に動くバランスアームで操 作もスムース。
ユ ニットマ ウント

シ ーリングタイプ

DG-701S DG-701M

DG-702T

セン サ ータイプ

マニュア ルタイプ

セン サ ータイプ

セン サ ータイプ

快適な超音波検査室

タッチレススイッチ

液晶モニターを取り付けることで、超音波診断時の画像説明が効率的に行えます。椅子状なので妊婦さんも乗降りがスムースに行えます。

照度切替可能※液晶モニター用アームはオプションです。

強制点灯モード

快適な高さに調節可能。
さらに座り心地のいいクッションシートとソフトな手触りの高級ウレタンレザーで、患者さんの負担をやわらげます。

マニュア ルタイプ

マニュアル式スイッチ

2関節枕

照度切替可能製品コード：DG-701S
製造販売届出番号：
27B1X00042002039
販売名：診療用ライト DG-701S

製品コード：DG-702T
製造販売届出番号：
27B1X00042002042
販売名：診療用ライト DG-702T

製品コード：DG-701M
製造販売届出番号：
27B1X00042002041
販売名：診療用ライト DG-701M

安心感とフレキシブルな使いやすさにこだわった、2関節枕もご用意。
ドクターの使いやすい角度に調節でき、患者さんの負担も軽減します。

仕様

製品コード
製造販売届出番号

27B1X00042001023

光源

ハロゲンランプ JA12V 55W

販売名

イクスフィール

標準照射パターン

250×85㎜

照射距離

900㎜

中心照度

High 23,000lx、
Low 13,000lx

中心色温度

4,200K（Highモード時）

P.13※その他製品バリエーションもございます。詳しくはお問い合わせください。

デ ジ タル コ ル ポ ス コ ー プ

ピュアホワイト（S H-8）

ダークブルー（SH-9）

使いやすい操作性
シンプルなユーザーインターフェイスの専用アプリで、直感的に操作ができます。

スマートで省スペース
コンパクトで狭い診察室にも設置でき、全高は860㎜〜1,100㎜まで調節可能です。

薄型でコンパクトな灯体

ユーザーフレンドリー

３段階調光

圧迫感の少ないスマートなデザイン。カメラ角度や高さ調整がスムースに
行えます。

仕様

高輝度LEDを9コ搭載

電気定格AC100V〜240V
50/60Hz

消費電力

34W

光源

RL-EFRHF ※AC100V 50/60Hz 0.65A

電気定格

DR-L1 Series

操 作 性を重 視したLED処置灯レモンイエロー
（S H-21）

患者さんの負担を軽減

LED7灯

パターン寸法Φ160mm

標準照射距離1,000mm

中心照度

最高照度 50,000lx

相関色温度4,500K

見づらい患部を明るく照らし、より鮮明に観察できます。

モ バ イルタイプ

天 吊りタイプ

DR-L1-S

DR-L1-C製造販売届出番号：
13B3X00306000032
販売名：診療用ライト DR-L1-S
製造販売元：第一照明株式会社

製造販売届出番号：
13B3X00306000033
販売名：診療用ライト DR-L1-C
製造販売元：第一照明株式会社

製品コード

DG-QC-1

製造販売届出番号

26B2X10021QC0001

販売名

デジタルコルポスコープQ-CO

クラス分類

クラスⅠ/特定保守管理医療機器

製造販売元

株式会社エスケーエレクトロニクス

P.14

診療用照明器

診察台

DG-30 Series

EX-CS7WN/ EX-CS7N

太 陽 光に近い色 温 度で見やすさを追 求したL E Dライト。

ユ ニットマ ウント

シ ーリングタイプ

DG-301S

DG-302T

セン サ ータイプ

セン サ ータイプ

背もたれ昇降機構を搭載。
診察や超音波検査などのポジショニングに対応。

適正な色再現性
低消費電力

スムースな動作を実現する低圧電動油圧機構

タッチレススイッチ

背もたれ昇降機構で仰臥位から座位まで
診療に応じた姿勢を確保

強制点灯モード

プリセット／オートリターン機能装備仕様

製品コード：DG-301S
製造販売届出番号：
27B1X00042002047
販売名：診療用ライト DG-301S

製品コード：DG-302T
製造販売届出番号：
27B1X00042002048
販売名：診療用ライト DG-302T

製品コード

EX-CS7WN

電気定格AC100V 50/60Hz 0.29A

製造販売届出番号

27Ｂ1X00042000073

光源

2W LED 5灯

販売名

診察台 EX-CS7W

標準照射パターン

φ150㎜

照射距離

650㎜

製品コード

EX-CS7N

中心照度2,500〜20,000lx（ 調光）

製造販売届出番号

27Ｂ1X00042000072

中心色温度

5,000K

販売名

診察台 EX-CS7

DG-70 Series

0〜70°
背もたれ
昇降

450mm〜950mm
昇降

600mm
EX-CS7N
700mm
EX-CS7WN※写真はES19（ベビーピンク）です。

椅子型診察台コンパクトな灯 体と軽 快に動くバランスアームで操 作もスムース。
ユ ニットマ ウント

シ ーリングタイプ

DG-701S DG-701M

DG-702T

セン サ ータイプ

マニュア ルタイプ

セン サ ータイプ

セン サ ータイプ

快適な超音波検査室

タッチレススイッチ

液晶モニターを取り付けることで、超音波診断時の画像説明が効率的に行えます。椅子状なので妊婦さんも乗降りがスムースに行えます。

照度切替可能※液晶モニター用アームはオプションです。

強制点灯モード

快適な高さに調節可能。
さらに座り心地のいいクッションシートとソフトな手触りの高級ウレタンレザーで、患者さんの負担をやわらげます。

マニュア ルタイプ

マニュアル式スイッチ

2関節枕

照度切替可能製品コード：DG-701S
製造販売届出番号：
27B1X00042002039
販売名：診療用ライト DG-701S

製品コード：DG-702T
製造販売届出番号：
27B1X00042002042
販売名：診療用ライト DG-702T

製品コード：DG-701M
製造販売届出番号：
27B1X00042002041
販売名：診療用ライト DG-701M

安心感とフレキシブルな使いやすさにこだわった、2関節枕もご用意。
ドクターの使いやすい角度に調節でき、患者さんの負担も軽減します。

仕様

製品コード
製造販売届出番号

27B1X00042001023

光源

ハロゲンランプ JA12V 55W

販売名

イクスフィール

標準照射パターン

250×85㎜

照射距離

900㎜

中心照度

High 23,000lx、
Low 13,000lx

中心色温度

4,200K（Highモード時）

P.13※その他製品バリエーションもございます。詳しくはお問い合わせください。

デ ジ タル コ ル ポ ス コ ー プ

ピュアホワイト（S H-8）

ダークブルー（SH-9）

使いやすい操作性
シンプルなユーザーインターフェイスの専用アプリで、直感的に操作ができます。

スマートで省スペース
コンパクトで狭い診察室にも設置でき、全高は860㎜〜1,100㎜まで調節可能です。

薄型でコンパクトな灯体

ユーザーフレンドリー

３段階調光

圧迫感の少ないスマートなデザイン。カメラ角度や高さ調整がスムースに
行えます。

仕様

高輝度LEDを9コ搭載

電気定格AC100V〜240V
50/60Hz

消費電力

34W

光源

RL-EFRHF ※AC100V 50/60Hz 0.65A

電気定格

DR-L1 Series

操 作 性を重 視したLED処置灯レモンイエロー
（S H-21）

患者さんの負担を軽減

LED7灯

パターン寸法Φ160mm

標準照射距離1,000mm

中心照度

最高照度 50,000lx

相関色温度4,500K

見づらい患部を明るく照らし、より鮮明に観察できます。

モ バ イルタイプ

天 吊りタイプ

DR-L1-S

DR-L1-C製造販売届出番号：
13B3X00306000032
販売名：診療用ライト DR-L1-S
製造販売元：第一照明株式会社

製造販売届出番号：
13B3X00306000033
販売名：診療用ライト DR-L1-C
製造販売元：第一照明株式会社

製品コード

DG-QC-1

製造販売届出番号

26B2X10021QC0001

販売名

デジタルコルポスコープQ-CO

クラス分類

クラスⅠ/特定保守管理医療機器

製造販売元

株式会社エスケーエレクトロニクス

P.14

TAKARA BELMONT DESIGN WORKS
想 いをカタチに ̶ タカラベルモントの 医 院 空 間 づくり

医院・クリニックの設計・施工、内装デザインについて
お気軽にご相談ください。
精度の高い医院づくり。それは医院空間の設計・施工と医療機器の開発・提供という両輪が揃ってこそ可能になるのではないでしょうか。
タカラベルモントはそうした2つの分野で着実に実績を積み上げながら、医療の最前線の情報を相互にフィードバック。様々な専門ノウハウが求められる医院づくりを、洗練された技術と表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

医 院 空 間の設 計・施 工精 度の高い医 院づくり

医 療 機 器の開 発・提 供産婦人科機器検診台

総 合 カタログ

Obstetrics & GynecologicalEquipment●本社●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.（06）6212-3620●メディカル事業部

札幌（011）863-2139
仙台/盛岡（022）231-3458
さ い た ま（048）640-5803
新潟（025）333-8405
東京（03）3401-9795
名 古 屋（052）931-5163●ショールーム
東
大
沖

京
阪
縄

金
沢（076）221-8412
大阪（06）6211-5947
岡山（086）233-8826
広島/高松（082）277-6700
福岡（092）474-7306
鹿 児 島（099）226-9481

東京都港区赤坂7-1-19
大阪市中央区東心斎橋2-1-1
沖縄県宜野湾市大山3-4-6●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
●このカタログは2024年9月現在のものです。

●お問い合わせTEL.（03）3401-9795
TEL.（06）6211-5947
TEL.（098）897-6655

https://me.takarabelmont.co.jp/
50P2409030OP
YY-ME208