計測器・ネットワークタップ・スプリッター・テスター

NEW

NuStreams-900
ネットワーク測定器

特⻑

NuStreams-900※➤ 100M 〜 100G 対応イーサネットテスター➤ 多ポートの⼀括テスト➤ 研究開発、量産規模の品質管理に最適➤ NuStream-700 ⽤モジュールカード使⽤可能※ 100G 今後対応予定

機器仕様
型名

NuStreams-900
テストカード︓最⼤ 8 スロット
管理カード︓1 スロット
CKM モジュール︓1 スロット（オプション）
22.3cm(W) X 25.9cm(D) X 18.6cm(H)
4.8kg

スロット
⼨法
重量
電源モジュール
NS-90PW-500

電源ジャック : Male IEC 320 Receptacle Input

消費電⼒
動作温度
動作湿度
対応カード

500W
-10℃〜 50℃
0% 〜 85%( 但し、結露無し )Viscount シリーズ、XM-RM シリーズ

管理カード
MGM-3s3A

コンソールポート︓RJ45 コンソールポート
Wi-Fi ポート︓Wi-Fi モジュール⽤
USB ポート︓予備
管理ポート︓10/100/1000M Mbps RJ45 × 2

CKM（オプション）
内蔵センサー
ファン（オプション）

クロック同期（シャーシ間）
システム温度、ファンの回転速度、およびシステム電圧検知
NS-90FAN-U2( 上部 ), NS-90FAN-L4( 下部 )電源 : AC 90V ~ 240V, 50Hz ~60Hz

10G/5G/2.5G/1G/100Mbps 対応カードモジュール
型名
Viscount x4T
Viscount x4TB
インターフェイス
4 Multi-G RJ45 ports
4 Multi-G RJ45 ports
速度＆モード
10G/5G/2.5G/1G/100Mbps( 全⼆重のみ） 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps( 全⼆重のみ）
フレーム⻑
Tx パケット⻑ : 64 ~ 16Kbytes
2.5G/1G/100M 対応カードモジュール
型名
インターフェイス
速度＆モードフレーム⻑

Viscount x4S
4 SFP+/SFP ports
10G/5G/2.5G/1Gbps

Viscount ii4T
Viscount ii4TB
4 RJ45 ports
4 RJ45 ports
2.5G/1G/100Mbps( 全⼆重のみ）
2.5G/1G/100Mbps( 全⼆重のみ）
Tx パケット⻑ : 64 ~ 16Kbytes

注⽂情報
本体
NuStreams-900
モジュール
XM-RM681
XM-RM731
XM-RM751
XM-RM761
XM-RM781
XM-RM881
XM-RM881-2
ソフトウェア情報
NuWIN-RM
NuApps-MultiUnits-RM
NuApps-MFG

最⼤ 8 スロット収容ネットワーク測定装置
4 x 10/100 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
10/100/1000Mbps Rapid-Matrix × (SFP ＋ UTP)2 コンボイーサネットテストモジュール
2 x ギガビット Rapid-Matrix, SFP、2 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
4 x ギガビット Rapid-Matrix SFP イーサネットテストモジュール
4 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
4 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール2 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール
NuStreamRM シリーズ⽤仮想制御パッケージ
⼤量⽣産時⽤パッケージ（複数同時にテスト可能）製造メーカー向けテストパッケージ

20
本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

計測器・ネットワークタップ・
スプリッター・テスター

NuStreams-2000i
NuStreams-700
ネットワーク測定器

特⻑

NuStreams-2000i

NuStreams-700➤ 10M 〜 10G のイーサネットテスター➤ 多ポートの⼀括テスト➤ 研究開発、量産規模の品質管理に最適

機器仕様
型名
管理インターフェイス
スロット数
⼨法
重量
電源
消費電⼒
動作温度
動作湿度

NuStreams-700
XM-3S3GS:10/100/1000Mbps UTP × 1 ポート
コンソール× 1 ポート、USB ポート× 1 ポート
最⼤ 7 スロット
22.5cm X 19.6cm X 19.3cm
3.7kg
AC100V 〜 240V、50Hz~60Hz
300W-10℃〜 50℃
0% 〜 85%( 但し、結露無し )NuStreams-2000i
XM-2S19 10/100 Mbps UTP x 2 ポート
XM-2S8G 10/100 Mbps UTP x 4 ポート
最⼤ 16 スロット
29.5cm X 48.5cm X 19.6cm
12.1kg
AC90V 〜 240V、50Hz~60Hz
400W

注⽂情報
本体
NuStreams-700
最⼤７スロット収容ネットワーク測定装置
NuStreams-2000i
最⼤ 16 スロット収容ネットワーク測定装置
モジュール
XM-RM681
4 x 10/100 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM731
10/100/1000Mbps Rapid-Matrix × (SFP ＋ UTP)2 コンボイーサネットテストモジュール
XM-RM751
2 x ギガビット Rapid-Matrix, SFP、2 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM761
4 x ギガビット Rapid-Matrix SFP イーサネットテストモジュール
XM-RM781
4 x 10/100/1000 Mbps Rapid-Matrix UTP イーサネットテストモジュール
XM-RM881
4 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール
XM-RM881-2
2 x 10Gbps Rapid-Matrix SFP+ イーサネットテストモジュール
ソフトウェア情報（バンドル）
APMPT-4
製造メーカー向けテストユーティリティー
NuWIN-RM
ネットワークパフォーマンス測定ユーティリティー
NuApps-2544-RM
RFC2544 ベンチマークユーティリティー
NuApps-2889-RM
RFC2889 ベンチマークユーティリティー

FTAP-2000
FTAP-4000
ネットワークタップ➤ 2 ネットワーク &2 モニター︓FTAP-2000➤ 2 ネットワーク &4 モニター︓FTAP-4000➤ 電源不要パッシブタップ➤ エラーを含む全てのフレームを透過

注⽂情報

ネットワークポート I/F
モニターポート I/F
消費電⼒
温度

2 連 LC × 4(A/B/C/D)
2 連 LC × 2、2 連 LC × 4(A-B/B-A/C-D/D-C)
なし-5℃〜 70℃

型名
FTAP-2000S
FTAP-2000M
FTAP-4000S

湿度
⼨法
重量

0℃〜 85%( 但し、結露無し )272(L) × 218(W) × 19(H)mm
560g

FTAP-4000M 4 モニター、マルチモード 50/125
WDM-2-05US 19 インチラック⽤ 2 スロットシャーシ 0.5U
WDM-4-1US 19 インチラック⽤ 4 スロットシャーシ 1.0U

仕様
2 モニター、シングルモード2 モニター、マルチモード 50/125
4 モニター、シングルモード21

計測器・ネットワークタップ・スプリッター・テスター

NuDOG シリーズ
ネットワークトラヒック
ジェネレータ／タップ

NuDOG-101T

NuDOG-301C

NuDOG-801

NuDOG-802

特⻑➤ コンパクト設計➤ 2 つのテストポート➤ ワイヤ速度でのフレーム⽣成／解析➤ USB へフレームバイパス➤ RoHS 対応

機器仕様
型名
フレームフォーマット
ポート数

テストポート

電源ソース
⼨法
重量

NuDOG-101T
NuDOG-301C
Ethernet Type II frame , IEEE802.3 frame
RJ45 × 2 ポート
SFP × 2、UTP × 2 コンボポート
Mini-USB2.0 ポート× 1
Mini-USB2.0 ポート× 1
8 ピン Mini-DIN( メス ) 診断ポート× 1
10/100Mbps 全 / 半⼆重10/100Mbps 全 / 半⼆重1000 Mbps 全⼆重SFP ポート : 1000 Mbps 全⼆重

NuDOG-801

SFP+ × 2 ポート（10G copper 対応）
SFP+ × 2 ポート
Mini-USB2.0 ポート× 1
Mini-USB2.0 ポート× 1
8 ピン Mini-DIN( メス ) 診断ポート× 1 8 ピン Mini-DIN( メス ) 診断ポート× 1
SFP+ ポート︓10Gbps 全⼆重SFP+ ポート︓10Gbps 全⼆重
10G/5G/2.5G/1G RJ45 Copper SFP+
( 指定 NBase-T copper SFP+)

Mini-USB（PC より受電）
外部電源⼊⼒︓AC100V~240V、出⼒︓DC12V
95(W) × 76.6(D) × 19.6(H)mm 85(W) × 125.8(D) × 27.5(H)mm
200g( 本体のみ )260g( 本体のみ )動作時︓0℃〜 40℃ 保管時︓-10℃〜 70℃
動作時︓0% 〜 85%( 但し、結露無し ) 保管時︓0% 〜 85%( 但し、結露無し )ソフトウェア情報（バンドル）
DApps-SG
ストリームジェネレータの管理モードユーティリティ
DApps-TAP
ネットワーク TAP/ ループバックユーティリティ
DApps-2544 RFC-2544 を基にしたテストユーティリティ
DApps-2889 RFC-2889 を基にしたテストユーティリティ

⽇本語版 GUI 対応●フレーム編集のイメージ

22
本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

NuDOG-802● DApps-SG の操作画⾯

計測器・ネットワークタップ・
スプリッター・テスター

NuTAP-S61
ネットワークタップ➤ 軽量コンパクト設計➤ 専⽤ソフトからの USB 設定➤ ワイヤスピード転送・キャプチャ対応➤ WEB ブラウザ内蔵ネットワーク設定➤ 2 ネットワーク &2 モニター 10/100UTP ポート➤ シリアルコンソール設定➤ 独⾃フィルタキャプチャ設定︓SDFR➤ オーバーサイズ / アンダーサイズ / エラーフレーム対応➤ NuTAP 電源断時の実通信バイパス➤ キャプチャバッファー保有

インターフェイス

電源消費電⼒⼨法
温度
湿度
重量
附属ソフトウェア

10/100Mbps UTP イーサネットモニターポート× 2（キャプチャ機器接続⽤）
10/100Mbps UTP イーサネットネットワーク
ポート× 2（ネットワーク接続⽤）コンソールポート ( 設定 PC ⽤ ,*USB 接続時は電源供給設定 PC ⽤ )**PC の USB で電源を供給する場合は必ず同梱ケーブルをご使⽤ください。
12VDC(AC アダプタ ,100V 〜 240V,50Hz 〜 60Hz)
6W
106 mm x 80 mm x 25 mm
0℃〜 40℃
0% ~ 85%( 但し結露無し )140g
NuSet-MiniTap（バンドル）

SPL シリーズ
光スプリッタータップ➤ 超コンパクト設計➤ 低⼊射損失➤ 低 PDL( 偏光依存損失 )➤ SC コネクタ（LC オプション）
型名
ファイバー

SPLS-SC-xx
シングルモード

SPLM-SC-xx
マルチモード共通仕様
コネクタ
SC(LC オプション、別途お問合せ )接続数
3 ポート【COM】【Out1（メイン）】【Out2（タップ）】動作波⻑
1260 〜 1650nm
光学的仕様
分岐⽐率 50%︓50% 分岐⽐率 90%︓10%
Out1( メイン ) ＜ 4.4dB＜ 2.8dB
挿⼊損失
Out2（タップ） ＜ 4.4dB＜ 13dB
偏光依存損失 PDL＜ 0.2dB＜ 0.2dB
⼨法 (L × W × H)
55mm × 65mm × 15mm（但し突起部含まず）

PPI-WPM-16 後継機

PPI-MPO-16

WPM-19ハンディー多芯 MPO パワーメータ

ハンディー CWDM パワーメータ➤ 防⽔仕様光パワーメーター➤ MPO コネクタ

➤ 波⻑ / 光量⾃動計測➤ 低消費電⼒➤ 優れたコストパフォーマンス

➤ 耐久性強化ラバーカバー

低価格⾼機能➤ コンパクト設計、簡単操作➤ 19 波⻑ CWDM ⾃動計測

➤ カラー表⽰・グラフ表⽰対応➤ ハンドヘルド型、軽量、簡単操作➤ ⾃動オフ機能➤ フィールドサービス・エンジニア向➤ ⾼い信頼性➤ シングルモード／マルチモード測定可能
チャンネル数表⽰単位動作波⻑
測定速度
測定可能範囲測定精度測定解像度
I/F

12CH（チャンネル）電源装置
dB、dBm
シングルモード︓1310nm、1550nm 連続動作時間
マルチモード︓850nm、1310nm
液晶画⾯＜ 0.8 秒
-40dBm~+10dBm
動作温度± 0.5@-20dBm
⼨法0.01dB
重量
MPO コネクタ

Li-Polymer バッテリー、1800mAh/3.7V
7 時間 (420 分 )2.8” TFT-LCD、16 ビット
カラー、 240 × 320-20 〜 +55℃
154.9mm × 77.9 mm × 33.5mm
260g

測定波⻑
測定範囲

1270 〜 1625nm-40 〜 +6dBm
表⽰解像度 0.01dBm

インターフェイス SC/PC(*APC、FC への変更可能）
対応光ファイバ シングルモード (9/125 μ m)
バッテリタイプ リチウムイオン 3.7V（充電式）

測定精度
動作温度
保存温度

連続動作時間⼨法
重量± 0.5dB @ -20dBm-10 〜 +50℃
-30 〜 +60℃

4 時間
138(W) × 73(D) × 30(H)mm
205g

23

Power Over Ethernet(PoE 負荷試験機 )NuPoE 1SL/4SL シリーズ

NEW

PoE 負荷テスター 1 スロット⽤ /4 スロット⽤

NuPOE-1SL/N は IEEE 802.3bt と 802.3af/at に準拠した PoE 負荷試験に最適なテストデバイスです。NuPOE-1SL
負荷試験 最適トデバイ
すは１
チャネルあたり最⼤ 85W、また進化した NuPOE 4SLM は、4 × 85W で構成され、各ポートは個別に試験できます。
さらにウェブと Telnet に対応している為ユーザーはリモートから設定可能です。
802.3bt には、シングルシグネチャとデュアルシグネチャと呼ばれる 2 種類の新しい PD トポロジーが導⼊されており、NuPOE 1SL とNuPOE 4SLM は に、シングルシグネチャに対応しています。
802.3bt には合計 9 つの PoE クラスが存在し、シングルシグネチャでは接続された PD の最⼤消費電⼒を⾃動で検出し、適合した PoE クラスを⾃動定義します。
NuPOE1SL または NuPOE4SLM は 2 つの RJ 45 ポートをペアで提供し、データと電⼒を分離します。NuStream シリーズと合わせて使⽤した場合、データ転送することで同時にデータテストを実施することができます。RJ 45 ポートは 10G BASE T とマルチギガビットNBASE T をサポートしている為 Cat 5e や Cat 6a ケーブルで伝送速度を上げることができます。

主な特⻑

主な⽤途

➤

802.3bt および 802.3af/at 規格準拠

➤ PSE からの連続給電及び耐久性の検証➤

フル 0~8 PD クラス➤

各チャンネル最⼤ 85W（試験中に設定可能）➤ PSE との互換性テスト➤

PoE イーサネットトラフィックの完全テスト➤

19 " ラックマウント可能➤

トグルスイッチによる迅速で効率的な設定を実現➤WEB GUI/TELNET に寄る設定可能 (NuPOE 4SLM のみ）➤ システムにおける電源供給確認

機器仕様
型名
チャンネル数
電源ソース
冷却ファン
WEB/TELNET
イーサネット速度規格準拠
PoE 電源バジェット
⼨法
温度
湿度

NuPOE 1SL
NuPOE 4SLM
1 チャンネル
4 チャンネル
PSE
PSE & DC 12V
2個
12 個
未対応
対応
10M/100M/1000M/2.5G/5G/10Gbps
IEEE 802.32005 Clause 33 ( IEEE802.3af ), IEEE802.3at, IEEE 802.3bt
5~85 W ( ± 2 5%) 各チャンネル
300 mm x 162.8 mm x 35.6 mm
443.6 mm x 322.5 mm x 44 mm
動作時︓ 0° C~ 40° C 保存時︓0° C~ 50° C
動作時︓ 0% ~ 85% ( 但し、結露無し ) 保存時︓0% ~ 85% ( 但し、結露無し )アプリケーション例

NuPOE 4SLM-90-W

5~90 W( ± 2 5%) 各チャンネル

WebGUI ／ CLI 画⾯

WebGUI

注⽂情報
型名
NuPOE 1SL
NuPOE 4SLM
NuPOE 4SLM-90-W

CLI

1 スロット⽤ PoE 負荷テスター（最⼤ 85W）
4 スロット⽤ PoE 負荷テスター（各ポート最⼤ 85W）
4 スロット⽤ PoE 負荷テスター（各ポート 90W）

24
本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

機器使⽤