เครือ่ งทดสอบเต้ารับอัจฉริยะKEW 4506

เครือ่ งทดสอบเต้ารับสมบูรณ์แบบที่พบว่า
ตรวจจับการเชื่อมต่อ N-E กลับขั้วได้ยาก!
● การวัดที่ง่ายโดยเพียงเสียบเข้าไปในเต้ารับและการกดปุ่มทดสอบ

● เพียง 1 วินาที คุณก็สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าการเดินสายไฟและขัว้ ของสายไฟ สายนิวตรอล และ Earth ของช่องเสียบเต้ารับได้ถูกต้อง

● KEW 4506 สามารถใช้บนระบบ Earth TT ได้และรวมถึงบน TN-S ด้วย โดยการใช้งานร่วม กับ KEW 8343
(ดูหลักการวัด)ี ารวัดเฉพาะ● วิธกพร้อมกระแสไฟทดสอบที่ต�าเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดวงจรของ RCDแหล่งสัญญาณสําหรับเครือ่ งทดสอบเต้ารับอัจฉริยะKEW 8343

เครือ่ งทดสอบเต้ารับอัจฉริยะKEW 4506

เหตุใดการเชือ่ มต่อสายกลางและสายดินกลับขัว้ จึงถือว่าเป็นปัญหา
หากใช้เต้ารับที่มีการเดินสายไฟไม่ถูกต้อง (N-E กลับขั้ว) ฝั่งอัพสตรีมของ RCD จะตัดวงจรและทําให้ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ถ้าวงจรไม่ได้รบั การปกป้อง
โดย RCD (เครือ่ งตัดไฟรัว่ ) กระแสโหลดปริมาณมากจะไหลในตัวนําลงดิน ซึ่งจะทําให้เกิดไฟช็อตและอันตรายจากไฟไหม้ได้การตั ดสินด้ วยมัลติ มิเตอร์เมื่อทําการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อ N และ E แบบกลับขั้ว แรงดันไฟฟ้าก็จะ
เท่ากับเมื่อตอนเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และจะไม่พบการเดินสายที่ผิดสายดินของแหล่งต้นทาง

L

E

230V0VN

RN

RE1230V

230V

RLRE2สายดินของโหลด0VEเครือ่ งทดสอบเต้ารับอัจฉริยะของเรา
KEW 4506 สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้!

LN230Vหลักการวัดสําหรับระบบ TTหากระบบสายดินเป็นระบบ TT และวงจรได้รบั การปกป้องโดย RCD (เครือ่ งตัดไฟรัว่ ) ที่มีพิกัดกระแส 30mA หรือมากกว่า การเชื่อมต่อ N-E กลับขั้ว
จะสามารถตรวจจับได้โดยใช้ KEW 4506 เพียงเครือ่ งเดียวในกรณีนี้ เพื่อตรวจสอบว่าการเดินสาย N-E ถูกต้อง KEW 4506 จะวัดความต้านทานระหว่าง L-N และความต้านทานระหว่าง L-E ตามลําดับ
โดยปกติแล้ว ในระบบ TT ความต้านทาน L-N ส่วนใหญ่จะเกิดจากความต้านทานของตัวนําสายไฟเท่านั้น ในทางกลับกัน ความต้านทาน L-E ยังรวมถึงความต้านทานสายดินของตู้ไฟ (RE1 และ RE2) ด้วย ดังนั้นความต้านทาน L-E จึงสูงกว่าความต้าน L-N
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
KEW 4506 จะตรวจจับ N-E กลับขัว้ โดยการตรวจสอบความแตกต่างของค่าต้านทานเหล่านี้ดังนั้น หากความต้านทาน L-E ต�ามาก การเชื่อมต่อที่กลับขัว้ ของ N-E อาจจะไม่RL
ถูกตรวจจับ
นอกจากนี้ RCD (เครือ่ งตัดไฟรัว่ ) 10mA อาจทําการตัดวงจรเนื่องจากกระแส
ทดสอบ 10mA จะถูกใช้เพื่อวัดความต้านทาน
ในกรณีด้านบน เราขอแนะนําให้ใช้ KEW 8343 (แหล่งสัญญาณ) ร่วมกับ KEW
RN4506 ซึ่งจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความต้านทาน L-E ที่ต�ามากและ RCD(เครือ่ งตัดไฟรัว่ )จะไม่ทําการตัดวงจรเนื่องจากกระแสทดสอบที่ไหลระหว่าง
RE1N-E น้อยกว่า 1μARE2สายดินของแหล่งต้นทางสําหรับระบบ TNหากต้องการทดสอบระบบสายไฟที่มีความต้านทานต�า เช่น TN โครงสร้างอาคาร และระบบสายดินทั่วไป ให้เชื่อมต่อ KEW 8343 เข้ากับตําแหน่งที่อยู่ใกล้เครือ่ งตัดวงจรแยกซึ่งเต้าเสียบ 3P ที่ทดสอบมีการเดินสายและใช้แรงดันไฟฟ้าทดสอบสามารถตรวจจับ N-E กลับขั้วได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้าทดสอบจาก KEW 8343
เข้าไปในสายกลางและตรวจสอบทิศทางของสัญญาณ*KEW 4506 และ KEW 8343 ไม่สามารถใช้กับระบบ TN-C หรือ IT ได้*แหล่งสัญญาณ KEW 8343 มีจําหน่ายแยกต่างหากLNEสายดินของโหลดผลการทดสอบทัง่ ดั เจน้ หมดและPASS/FAILในหน้าจอแสดงผลทีชตรวจสอบสายไฟกั บสภาพวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าสามารถแสดงแรงดันไฟฟ้า L-N และความต้านทาน N-E ที่ระบบTT ได้KEW 4506 มีโหมดที่สามารถตรวจจับการเชือ่ มต่อสายไฟเพือ่ หลีกเลี่ยงไม่ให้ RCD(เครือ่ งตัดไฟรัว่ ) ทําการตัดวงจร
*การวัดความต้านทานอยู่ที่ OFFนอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
Non-connectได้ด้วยนอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบการเดินสายไฟ
สําหรับเต้ารับ 2P(ไม่มีสายดิน) โดยเลือก
การตั้งค่า 2P ได้ด้วย*ไม่มีอะแดปเตอร์แปลง
2P ซึ่งต้องใช้เพื่อเชื่อม
ต่อกับเต้ารับ 2P มาด้วย

การวัดที่ง่ายโดยเพียงเสียบเข้าไปในเต้ ารับและกดปุ่มทดสอบ

ไฟแบ็คไลท์ LCD จะติ ดขึ้นโดยอั ตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด
*สามารถปิดไฟแบ็คไลต์ได้ตําแหน่งทีจ่ ะใช้และข้อจํากัดKEW 4506 สามารถทดสอบการเชื่อมต่อสายไฟ รวมถึง N-E กลับขั้วของเต้ารับแบบหนึ่งเฟสได้การทดสอบนี้สามารถทดสอบเต้ารับแบบหนึ่งเฟสที่ต่อสายเข้ากับระบบจ่ายไฟสามเฟส 4 สาย หนึ่งเฟส 3 สาย หนึ่งเฟส 2 สายได้*KEW 4506 ไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบเต้ารับสามเฟสและการทดสอบ RCD (เครือ่ งตัดไฟรัว่ ) ได้× ไม่สามารถตัดสินได้RCD✓ตัดสินได้

RCD

RCD

RCDRCDRCD

สําหรับการใช้งานในวงจรระบบ TN ทั่วไป สามารถพิจารณา N-E กลับขั้วได้เฉพาะที่เต้ารับที่เชื่อมต่อ
กับตอนปลายของตัวนํา N ที่แคลมป์ KEW 8343 เท่านั้น
สําหรับการตรวจสอบเต้ารับ Ring Circuit จะต้องเชื่อมต่อ KEW 8343 กับต้นทางของตัวนํา N ซึ่งจ่ายให้วงจรวงแหวน

หาก N และ E เชื่อมต่อกันในวงจรตอนล่างของวงจร
ไปยัง KEW 8343 จะทําให้ KEW 4506 ไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง

● ข้อกําหนดจําเพาะของ KEW 4506

● อุปกรณ์เสริมสําหรับ KEW 4506

การทดสอบเต้ารับ*180 ถึง 290V rms (50/60Hz)ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่ง *เครือ่ งทดสอบจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าหากตรวจพบจ่ายไฟทีว่ ดั ได้
แรงดันไฟฟ้า 253V หรือสูงกว่า แต่สามารถทําการทดสอบเต้ารับได้

ประเภทเต้ารับการตัดสิน

PASS

FAIL

AC V (L-N)
ช่วง

3 ขัว
้
PASS

2 ขัว
้
PASS

L-N กลับขัว
้
L-E กลับขัว
้

L-N กลับขัว้
แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ-N-E กลับขัว้

ไม่ได้เชือ่ มต่อ E-ไม่สามารถตัดสิน N-E ได้-ไม่ได้เชือ่ มต่อ N-แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ-KAMP10 หรือ 7284
สายทดสอบพร้อมตัวเชื่อมต่อ IEC
KAMP10 1,500ｍｍ7284
720ｍｍ

80 ถึง 290V rms (50/60Hz)ความแม่นยํา

ความต้านทานของลูป (N-E)±2%rdg±4dgtใช้ได้สําหรับช่องเสียบเต้ารับ
ของแต่ละประเทศ

200Ω: 0.0 ถึง 199.9Ω
ช่วง(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ) 2000Ω: 200 ถึง 1999Ω
200Ω: 5mA (5.3 Hz)
2000Ω: 1mA (5.3 Hz)กระแสทดสอบความแม่นยํา

9161กระเป๋าหิ้ว±3%rdg±5dgtมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V
ระดับมลพิษ 2, IEC 60529(IP40)

ช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการทํางาน -10 ถึง 50℃, RH 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มกี ารควบแน่น)ช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการจัดเก็บ -20 ถึง 60℃, RH 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มกี ารควบแน่น)LR6 (AA)(1.5V) × 2
แหล่งจ่ายไฟขนาดAUEUUKUS212(L) × 56(W) × 39(D) mm

ประมาณ 250g (รวมแบตเตอรี)่

น�าหนัก

สายวัดทดสอบพร้อมขัว้ ต่อ IEC9161 (กระเป๋าหิว้ )LR6 (AA) x 2, คู่มอื การใช้งานอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมทางเลือก

KAMP 10(AU): ปลั๊กแบบออสเตรเลีย
KAMP 10(EU): ปลั๊กแบบยุโรป SCHUKOKAMP 10(UK): ปลั๊กแบบประเทศอังกฤษ (13A)
7284: ปลั๊กแบบอเมริกา (NEMA)

8343(แหล่งสัญญาณสําหรับเครือ่ งทดสอบเต้ารับอัจฉริยะ)*1 หากปิดฟังก์ชันการวัดความต้านทาน N-E*2 จะทําการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้าทดสอบ
ที่จ่ายมาจากแหล่งกําเนิดเสริมเท่านั้น: กระแสไฟฟ้าไหลระหว่าง N-E น้อยกว่า 1μA*2 ถ้าปิดใช้งานฟังก์ชัน KEW 4506 จะไม่แสดงความต้านทานระหว่าง N-E● ข้อกําหนดจําเพาะของ KEW 8343
ขนาดตัวนํา

สูงสุด φ24mm

แรงดันไฟฟ้า
ทดสอบช่วงอินพุตที่ใช้ได้

ความถี่
TRMSประมาณ 1.8 kHz●

ประมาณ 20mV rms

อุปกรณ์เสริมสําหรับ KEW 8343

300V AC rms(50/60 Hz) ต่อเนื่อง 100A AC (50/60 Hz) ต่อเนื่องช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการทํางาน -10 ถึง 50℃, RH 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)ช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในการจัดเก็บ -20 ถึง 60℃, RH 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)LR6 (AA)(1.5V) × 6
แหล่งจ่ายไฟ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032
CAT Ⅲ 300V, ระดับมลพิษ 2IEC 60529(IP40)

หน่วย: 112(L) × 61(W) × 42(D) mm

ขนาดเครือ่ งมือทดสอบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบแคลมป์: 100(L) × 60(W) × 26(D) mm
ความยาวสายเคเบิล: ประมาณ 1.5m

น�าหนัก

ประมาณ 520g (รวมแบตเตอรี)่

อุปกรณ์เสริม9096 (กระเป๋าหิ้ว)LR6 (AA) x 6, คู่มือการใช้งาน7157B (ปากคีบขัว้ แบตเตอรีชนิดฟันปลา)คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:7157B
ปากคีบขั้วแบตเตอรีช่ นิดฟันปลา9096
กระเป๋าหิ้ว

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนธันวาคม 2023 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LC_4506_8343_2_1_Dec23_SS_th