卓上型遠心機

Allegra V-15R
進化するアプリケーションニーズに対応する高い汎用性と効率性を備えた多機能モデル

Allegra V-15R の特長

人間工学に基づいたデザイン
ソフトタッチで閉まり、遠心後自動で開く
ストレスフリーな扉

安全性の向上自動ロータ認識機能、ロータ使用回転数の自動カウント機能、インバランス自動検出機能

高い汎用性
汎用のチューブ、ボトル、プレートの遠心に対応可能な多彩なロータとアダプタ

シンプルで直感的な操作性
バックライト付きの見やすいディスプレイによる直感的な操作が可能

静音設計
コンパクトな設置面積
設置面積が小さく、実験台上に十分おさまるサイズ

Brilliance At Every Turn2

最高回転時の運転音が55 dBA 以下の静音設計により、遠心中の騒音問題を解消

高い汎用性とシンプルな操作性を両立
Allegra V-15R は、ラボで主力となる高い汎用性が特長の卓上型遠心機です。使いやすい操作パネルと人間工学に基づいたデザインにより、シンプルでシームレスな操作性を実現しました。豊富な 10 種類のロータを簡単に付け替えることができ、1 台で様々なワークフローに対応できます。

安全性の向上自動ロータ認識機能、ロータ使用回数の自動カウント機能に加え、インバランス自動検出機能も搭載しています。また、バイオセーフティ対応のロータとバケットカバーもご用意しています。これらの仕様により、遠心機とサンプル、そして何よりも使用者自身をリスクから守ります。

ユーザーの利便性
50 個の遠心プログラムの保存機能
ならびに遠心状況をすばやく視覚化できるバックライト付きディスプレイの採用により、シンプルでシームレスな操作性を実現しました。

人間工学に基づいた設計
コンパクト設計で、ソフトタッチで閉まり、遠心終了後に自動で開くストレスフリーな扉を採用しています。運転音も最高回転速度で55 dBA 以下と静かなため、実験台に置いてもその隣で快適に作業ができます。

3優れた温度制御
Allegra V-15R は一定の温度を維持することが可能なため、サンプルが過熱されることなく、より速く、そして長時間遠心することができます。Rapid Temp（急速冷却）機能と ECO mode 機能の採用により、効率性と機能性がさらに向上しています。

Rapid TempECO Mode

（急速冷却）機能（エコモード）機能

もうチャンバー内の予備冷却の消費電力の低減とコンプレッサーフロン不使用の冷却システムを時間は必要ありません。Rapid

寿命延長のため、エコモード機能

搭載、-10 〜 40℃の範囲で温度Temp 機能が、チャンバー内をは事前に設定した時間（30 分単設定が可能です。

設定温度まで冷却し、サンプル位で最長 8 時間）が経過すると、を設定温度で保護します。

コンプレッサーが自動で停止します。さらにチャンバー内の結露溜まりも解消します。

Brilliance At Every Turn
4

冷却システム実験台を占有しません
同等モデルで最大28％コンパクトに（当社比）
Allegra V-15Rは幅わずか60.5センチ、奥行き63.5センチで、同等モデルより最大 28%（当社比）もコンパクトな設計で実験台に設置しても邪魔になりません。

76 cm

× 70 cm

60.5 cm

× 63.5 cm

5遠心実験の幅が広がります
Allegra V-15R は、様々な容量・形状のチューブ、ボトル、プレートに対応できるよう、多彩なスウィングロータ、固定角ロータならびにアダプタを使用でき、より多くの遠心作業を効率よく行えます。

10 個のロータと幅広いアダプタ類のラインアップにより、ハイスループットスクリーニングサンプルから細胞や血液成分の分離まで、様々なアプリケーションとワークフローへの対応が可能です。

スウィングロータ
4 × 750 mL スウィングロータは多彩なアダプタ、キャリア、バケットを取り揃えています。
マイクロプレート専用のキャリアや血液チューブ専用の六角形バケットに簡単に取り換えることができます。

VS 2.5-96
VS 4.750

VS 4.750-96

4 × 750 mL 円形バケットロータ、オプションのバケットカバーの使用
でバイオセーフティ仕様に４×４枚のマイクロタイタープレー
トまたは４×１枚のディープウェル
プレートの遠心が可能

最高回転数：4,700 rpm(4,651 x g)

最高回転数：4,700 rpm(4,651 x g)

VS 4.750-Hex
4 × 25 本 × 10 mL 血液チューブ用の六角形バケットロータ

最高回転数：4,700 rpm(4,478 x g)

２×５枚のマイクロタイタープレー
トまたは２×１枚のディープウェル
プレートの遠心が可能、付属のバケットカバーの使用でバイオセー
フティ仕様に
最高回転数：5,700 rpm(5,495 x g) /｛ 4℃遠心時 5,600 rpm｝（5,304 x g）

固定角ロータVF 48.2
48 × 1.5 / 2 mLの微量遠心チューブ（バイオセーフティ対応リッド標準装備）
最高回転数：13,500 rpm（20,412 x g）
｛ 4℃遠心時 13,000 rpm｝（18,928 x g）

VFC 8.50
8×50 mLコニカルチューブロータ（バイオセーフティ対応リッド標準装備）
最高回転数：11,360 rpm（15,032 x g）

Brilliance At Every Turn
6VF 100.2
1 0 0 ×1 . 5 / 2 m L の 微 量 遠 心チューブ
最高回転数：6,500 rpm（外列：7,713 x g）
（内列：7,145 x g）

VF 6.94

VFC 24.15
24 × 15 mL コニカルチューブ
最高回転数：9,000 rpm（11,431 x g）

VF 6.250

6 × 94 mL チューブロータ（バイオセーフティ対応リッド標準装備）

6 × 250 mL ボトル（バイオセー

最高回転数：10,000 rpm（11,872 x g）

最高回転数：5,450 rpm（4,824 x g）

フティ対応リッド標準装備）

最高のパフォーマンスを守ります
保守サービス
遠心機とロータを効率的かつ安全にご使用いただくために、当社のトレーニングを受けた専門のサービスエンジニアによる定期点検とメンテナンスは欠かせません。

適格性評価サービス据付時適格性確認及び稼働性能適格性確認（IQ/OQ）の手順とプロトコルに関するトレーニングを継続受講し資格を得た当社サービスエンジニアにより、機器の仕様通り機能することを確認します。
お客様の最高のパフォーマンスを守ることは私たちの使命です。
詳しくは beckman.jp/service をご覧ください。

ベックマン・コールター

保守プラン

保証期間保証期間外

保守プラン

保証

延長保証

ベーシック 1 プラン

プロテクトプラン

オールインプラン

出張料金・技術料金

無償

無償

20% 割引

無償

無償

修理に使用した部品

無償

無償

20% 割引無償（駆動部除く）無償（駆動部含む）

年1回

年1回

年1回

稼働性能適格性確認

オプション（年 1 回）オプション（年 1 回）機器取扱説明年 1 回まで

年 1 回まで

定期保守点検ロータ検査及び修理

年 1 回まで

7

仕様
製品名

Allegra V-15R

製品番号

C63128

最大遠心力（RCF）

20,412 x g

固定角ロータ20,412 x g

スウィングロータ

4,651 x g

プレート5,495 x g

最高回転数

13,500 rpm

容量

4 × 750 mL / 60 × 15 mL / 28 × 50 mL / 4 × 4 プレート

加速／減速

10 / 10

プログラム数50

温度設定範囲

-10 〜 40°C

冷媒

CFC フリー R452A

ノイズレベル

最高回転数で≦55 dBA

寸法605（W）× 390（H）× 635（D）mm

重量110 kg

電源

単相 200 V 50/60Hz, 208V 60Hz

「BioSafe」及び「BioSafety」は、生物学的封じ込め対応を強化した製品に付記しています。
、「BioCertified」は、独立の第三者機関（TÜV NORD CERT GmbH, Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg（ドイツ））により微生物を含んだエアロゾルの封じ込めについて検証・認証されたまたは Public Health England, Porton Down（英国）ものであることを示しています。不適切な使用やメンテナンスにより、密閉の完全性、ひいては封じ込めが損なわれる可能性があります。

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

C22b0475a

MAPSS-LS-202204-27

B90082 2022.4-1000（L）