Differential Pressure Gauge

GC02

NEW

気体計測用

高精度デジタル微差圧計
High Precision Digital Differential Pressure Gauge

大画面LCDディスプレイ搭載！
多彩な出力形態に対応した高精度なデジタル微差圧計

全レンジ即納対応

GC02

高精度デジタル微差圧計

精度：±0.25%F.S.
厳密な管理が要求される室圧監視、フィルタの目詰まり監視、校正用途にもご使用頂けます。

大画面LCDディスプレイ搭載
画面サイズ：36.8mm×68.6mm
暗所でも見やすいバックライト付き（2 線式にてご使用の場合、出力の大きさに応じてバックライトの輝度が異なります。）

切換可能な多彩な出力形態
アナログ出力： 4〜20mA DC、1〜5V DC
1〜6V DC、0〜5V、0〜10V DC（計5種類）
コンパレータ出力 ： NPNまたはPNP×2出力（3線式接続時、アナログ出力と併用可）

ワンタッチゼロ点調整機能
ボタンを長押しするだけで、現場でのゼロ点調整が簡単に行えます。

高い環境性能ケース保護等級：IP67

信頼と実績の『シリコンキャパシタンスセンサ』
シリコンダイアフラム● 長年追求したマイクロマシニング技術により、高感度計測を実現

測定圧

上部電極

ガラス

● 50Pa〜5kPaの幅広いレンジに対応● 全レンジ50kPaの高耐圧を実現
センサチップ

測定圧

下部電極

アプリケーション

簡易テント・室内の陰圧監視にクリーンルームの内圧監視に

エアフィルターの目詰まり確認に

現場計測器の校正用途に

負圧・陰圧

室間差圧・陽圧

差圧

差圧
微差圧計

陰圧装置
圧力発生器など

High Precision Digital Differential Pressure Gauge
製作仕 様項■ 差圧レンジと表示桁

目

内容

測定流体

気体計測（乾燥空気、窒素ガスなど）
但し、水分、粉塵を含まないこと形

DINレール、壁取付、パネルマウント（アダプタ付属）

式

圧力接続口

G1/8 メス

接ガス部材質黄銅 + ニッケルメッキ、シリコン、ガラス、シリコーンゴム、PBT 樹脂

精度表示

アナログ出力＊10〜50Pa

0.00

50.00

0〜100Pa

0.0

100.0

0〜200Pa

0.0

200.0

0〜500Pa

0.0

500.0

0〜1kPa

0.000

1.000

0.000

2.000

0〜5kPa

0.000

5.000

±0.25%F.S.（at 21±1℃）

±50Pa

−50.0

50.0±100Pa−100.0100.0±200Pa−200.0200.0±500Pa−500500

2 線式

3 線式

12〜40V DC

アナログ出力12〜40V DC/24V AC

4〜20mA DC＊21〜5V DC̶

コンパレータ出力＊31〜6V DC

0〜5V DC

0〜10V DCNPN または PNP×2 出力

温度係数（ゼロ点、スパン共） ±0.054%F.S./℃
使用温湿度範囲−10〜50℃/35〜85%RH（凍結・結露無きこと）

保存温湿度範囲−20〜60℃/35〜85%RH（凍結・結露無きこと）
IP67 相当＊5

質量

アクセサリ

ループ抵抗
（RLΩ）

2〜50℃

保護等級

片耐圧：50kPa
両耐圧：50kPa

電源電圧対ループ抵抗（2線式の場合）

温度補償範囲ABS圧

電源電圧と負荷抵抗＊4LCD（バックライト付）

ケース材質

耐最大値

0〜2kPa

電源電圧

示

最小値

±（0.25%F.S.+1digit）（at 21±1℃）

伝送方式及び出力（切替可能）

表

表示桁

差圧レンジ

約 360g・変換継手（φ5タケノコ、φ7タケノコ、Rc1/8 変換継手、各 2 個）・ケーブルグランド

1273
1200
1000
800
600545400

動作範囲

200
0

10 1220 243040

電源電圧（VDC）[LSV][ループ抵抗]最小の電源電圧LSV（最小）=12VDC+[0.022A×RLΩ]
参照：LSV＝電源電圧（VDC）（RS+RW）
Ω
RL＝ループ抵抗RS＝検出抵抗Ω
RW＝線抵抗Ω・パネルマウントアダプタ＊1：アナログ出力： 4〜20mA DC 設定時。直線性、ヒステリシス、繰返し性含む。
＊2：工場出荷時設定： 4〜20mA DC＊3：3 線式接続時のみご使用いただけます。コンパレータ動作の設定を行った上でご使用ください。
＊4：2 線式にてご使用の場合、出力の大きさに応じてバックライトの輝度が異なります。
＊5：保護等級は、部品が正しく取り付けられている時のみ保証されます。

外形寸法

単位：mm

47.1

335.5

119.7

36.8

130.6

68.6

16X18 六角
11.92xφ52×G1/8

40.5

NPT1/2

継手付属
アクセサリ参照

49.5

ケーブルグランド付属
アクセサリ参照

139.5

R133150.7

315.2

150°

35.667.942.4)(R103.85.312.7V+V- VOUT VEXT S1S2接続端子配置（フタを開いた状態）端子台適合電線：
AWG24〜18（0.21〜0.82mm2）※結線図詳細は、取扱説明書をご覧ください。

アクセサリ（標準同梱）

単位：mm

変換継手（各 2 個）

13×15 六角
φ7φ5Oリング

16G1/8170.2
85.1

NPT1/2

7.6

147.5

31.5

Oリング

175.6

Rc1/8G1/8

パネルマウントアダプタ

214.7
195.5
18.4

17

ケーブルグランドRc1/8 変換継手

27X30六角

G1/8Oリング

φ5φ4

13×15 六角

13φ7タケノコ（ストレート）

17×19.6 六角

φ5タケノコ（ストレート）

適合ケーブル径：
φ5〜10mm

3 (45.4)

4×φ3.8

材
質：ナイロン
締付トルク：5N・m 以下

材
質：C3604BD+ニッケルメッキ
締付トルク：1N・m 以下
O リン グ：NBR

参考パネルカット寸法：H176×W151 以上
付
属品：本体 -パネルマウントアダプタ取付用スペーサ×3 個
本体 -パネルマウントアダプタ取付用ねじ×3 個

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。
モデルNo.

GC02

2 0 1

高精度デジタル微差圧計①②4 9③④形番⑤1⑥⑦⑧選択仕様①形式

1⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮付加仕様（オプション）

DINレール、壁取付、パネルマウント

2②圧力接続口

0③接ガス部材質

G1/8メス1

黄銅＋ニッケルメッキ、シリコン、ガラス、シリコーンゴム、PBT樹脂④差圧レンジ＊1

差圧レンジ

ご注文に際しては差圧レンジを別途ご指定ください【アクセサリ（標準同梱）】■変換継手
・φ5タケノコ×2
・φ7タケノコ×2
・Rc1/8変換継手×2■ケーブルグランド■パネルマウントアダプタ

⑥電源
⑤表示精度
⑥電源

＊1：±表示の差圧レンジにおいて、高圧側（H）が低圧側（L）より低い場合、マイナス（−）表示となります。
＊2：アナログ出力：4〜20mA DCでの検査成績表となります。

（表示最大値）

M

0〜50Pa（50.00）N

0〜100Pa（100.0）P

0〜200Pa（200.0）Q

0〜500Pa（500.0）R

0〜1kPa（1.000）S

0〜2kPa（2.000）T

0〜5kPa（5.000）B±50Pa（50.0）C±100Pa（100.0）

D±200Pa（200.0）E±500Pa（500）

4±（0.25%F.S.+1digit）（at 21±1℃）
12〜40V DC（電圧出力時は12〜40V DC/24V AC）

9⑧アナログ出力

14〜20mA DC（電流・電圧出力設定可）⑮ドキュメント1※2
アリ 検査成績表（標準、1個1部）（その他、ご希望のものを別途ご指示下さい）
提出図、取扱説明書、検査要領書、検査・トレサビリティ証明書※ 仕様項目が無い場合は、×をご指定ください。

【使用上の注意】
腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店

長野計 器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問い合わせは下記をご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

https://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 企 画 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・6
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-218-3366
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-812-3001
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

23年6月制作（SUN）