Pressure Sensor
Rev.3

ER31

バッテリレス圧力センサ
Battery-Less Pressure Sensor●●●●

RFID（NFC）を搭載、ワイヤレス給電でバッテリレスを実現

製品にタッチすることで、圧力・周囲温度データを取得可能
小形・配線不要で設置が容易

EU 無線電波法規制の RE 指令に対応

RFID（NFC）を搭載、ワイヤレス給電でバッテリレスを実現！

標準タイプ

先端ダイアフラムタイプ

液体・気体計測(ステンレスダイアフラム採用 )ER31

バッテリレス圧力センサ

RFID（NFC）搭載、バッテリレスの圧力センサ。
生産現場の IoT 化、巡回監視の効率化に貢献！

1 ワイヤレス給電方式を採用！

3 圧力、温度 を計測

2 小形、配線不要で設置が容易

4 従来の圧力計に比べ1/8の軽さ（約100g）＊＊温度データは、参考値(ケース内温度)となります。

＊＊φ100圧力計と比較。

用途例■ 定期、不定期巡回監視の圧力計測
目視点検はミスが起きやすい

ワンタッチで点検の作業性向上！
簡単 ワンタッチミス無し

読み取りミス
記入ミス■ 極小箇所の圧力計測
有線接続は配線が面倒

配線不要で極小箇所での圧力計測が容易に！
スマート工場
RFIDアンテナ（オプション）

RFID
リーダライタ（オプション）

バッテリレス
圧力センサ
検査ワーク

移動PC

ベルトコンベア■ 圧力計測後のデータ処理
手書き記録のデータ化は手間がかかる
読み取りミス
記入ミス＊ RFIDリーダライタご利用時の計測用ソフトに関しては、別途お問い合わせください。

ワンタッチでデータ集計の作業性向上！
読み取ったデータを直接CSV出力主な仕様・性能● ER31バッテリレス圧力センサ
圧力レンジ（表示桁で記載）

＊1

絶対圧

ゲージ圧
0.00〜35.00kPa

絶対圧・低圧レンジ­20.0〜20.0kPa

0.0〜100.0kPa­50.0〜50.0kPa

精 度
温度特性
（at 23℃） （ゼロ点・スパン共）

200kPa­100.0〜0.0kPa
0.0〜120.0kPa abs.
­100.0〜100.0kPa

0.0〜300.0kPa­100〜300kPa

0.000〜0.500MPa­0.100〜0.500MPa

0.000〜1.000MPa­0.100〜1.000MPa

0.000〜2.000MPa­0.100〜2.000MPa

200kPa abs.

130Pa abs. 30Pa 以下
以上/90400kPa­100.0〜200.0kPa（1.0％F.S.
+1digit）
0.1％F.S./℃（at 23 2℃）

1000kPa

0.000〜3.500MPa

中圧・
高圧
レンジ

姿勢差

100kPa0.0〜50.0kPa

0.0〜200.0kPa

許容真空
圧力

許容最大圧力―0.00〜5.00MPa

圧力レンジの２倍――

0.00〜10.00MPa
0.00〜20.00MPa
0.00〜35.00MPa

圧力レンジの1.５倍

0.0〜50.0MPa＊1 許容最大圧力とは、一時的な圧力を印加しても圧力レンジ（定格圧力）
内に圧力を戻した時、正常復帰する圧力の上限値です。
静圧で数回（10分程度）加えても性能に影響が無い圧力で、繰り返し圧力を保証するものではありません。

項形目番

接液部材質

ER31-0□8

絶対圧・低圧レンジ品

R1/4, G1/4A, G3/8A

空気、水、油（接ガス、接液部を腐食させない流体）

使用温湿度範囲
電源

無線方式
保護等級

伝送データ機

能応答速度
通信距離

耐振動性能
耐衝撃性能

規格IEC 60664

高度：2,000m以下­10〜60℃、85%RH以下（結露、凍結なきこと）

ワイヤレス給電（バッテリレス）

RFID（NFC Tag 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type B）
IP65（大気開放穴あり）

シリアルNo.、TAG No.、圧力レンジ、
ピークホールド値
圧力、温度＊2、ゼロ点調整、ゼロ点調整クリア、
ピークホールド
2s以下

2mm以下（スマートフォン）、8mm以下（送信出力200mW品）
2100m/s（10〜2000Hz）

RoHS指令RoHS指令適合量JIS C 60068-2-6-20102各方向3回） JIS C 60068-2-27-2011
1000m/s（6ms、適合指令：2014/30/EU

質̶

等級コード2

CEマーキング
RE指令

中圧・高圧レンジ品

R1/4, G1/2A（先端ダイアフラム）

測定流体
使用高度

ER31-0□4

ダイアフラム材質：SUS630
継手：SUS304

シリコーンオイル汚染度

容ダイアフラム材質：SUS316L
継手：SUS316L

封入液

接続ネジ

内

適合指令：2014/53/EU

適合規格：EN61326-1:2013

適合規格：EN300 330 V2.1.1、EN3010 489-1 V2.2.3、EN301 489-3 V2.1.1

約100g＊2 温度データは参考値（ケース内温度）となります。使用温度範囲（­10 〜 60℃）内でご使用ください。
本製品自体は電波を発していませんが、各国の電波法の対象になる可能性があります。本製品適合規格と、使用国の電波法をご確認のうえ、ご使用ください。
（日本、アメリカ、EU 各国では使用可能です。）●スマートフォン（Android）専用アプリ
項 目
アプリ名称
OS
データ読み取り画面
設定画面
機 能管理機能内 容
RFID Sensor（Google Play Storeよりダウンロードしてください。）
Android 5.1.1以上
Status、TAG No.、圧力表示、温度表示、ゼロ点調整機能、ロギングの有効無効
Status、TAG No.、ピークホールド表示、圧力レンジ表示、TAG No.変更機能、ゼロ点調整リセット機能、シリアルNo.
ロギング機能伝送データをCSVファイルで保存

Battery-Less Pressure Sensor
無償公開■ NFC Type B規格準拠■ スマートフォン（Android）専用アプリ

・ スマートフォン（NFC搭載）及び、市販のRFIDリーダ、ライタ（NFC Type B仕様）で読み取り可能

・ 製品にタッチすることでS/N毎に測定データを取得
・ 現場での圧力、周囲温度の確認、記録のデータ化が容易

使い 方

スマ ートフォン（ A n d ro id ）専 用アプリ

スマートフォン、タブレット端末（NFC搭載）【データ読み取り画面】＊（OS：Android 5.1.1、iOS 13 以降が対象）【設定画面】

2mm以下

ピーク
ホールド
圧力レンジ

スマートフォンの RFID/NFC 受 信部の位 置を確 認し、ER31 の上 部中央に合わせ、接触させてください。

データ蓄積
ON/OFF＊ 汎用のNFCアプリで圧力データの読み取りが可能です。
スマートフォン
（Android）
については、専用アプリを無償で公開しています。

設定画面へ
ゼロ調整

TagNo. 設定
英数字, 8 文字＊ 圧力の表示桁数は、レンジにより異なります。
画像は、1MPaレンジの表示になります。

RFIDリーダ、アンテナ（オプション）（NFC Type B 仕様、送信出力 200mW）【CSV データ出力例】

RFIDリーダ

8mm以下

RFIDアンテナ

ゼロ調
リセット

TAG No.

計測日時

計測データ

＊ スマートフォン（タブレット）はお客様でご用意ください。

外形寸法

単位：mm

●絶対圧・低圧レンジ品：接液部材質（ダイアフラム：SUS316L、継手：SUS316L）［ 先端ダイアフラム ］
φ3027六角4 1027六角

URE SENSOR TYPE:ER31-0W8〜35 kPa S/N:19100001
SO/IEC 14443 TYPE B

Oリング（P18）
装着部＊16

材質識別用溝（SUS316L）
R1/410UURE SENSOR TYPE:ER31-078〜35 kPa S/N:19100001
SO/IEC 14443 TYPE B

NFC Tagアンテナ面

（48）

48.5

NFC Tagアンテナ面

φ17.5
φ26.4

G1/2A（φ22）

ER31-078（16）

準］φ30（3） 3.5［標先端ダイアフラム

ER31-0W8＊Oリングは、測定体に応じてユーザーにてご準備ください。

●中圧・高圧レンジ品：接液部材質（ダイアフラム：SUS630、継手：SUS304）
NFC Tagアンテナ面

48.5（φ8）

スロットルφ0.7（φ22） 締付けトルク6N・m

ER31-074

121以下161以下

R1/424 1027六角Ｏリング（φ8）
φ19JIS B 2401 1B-P11スロットルφ0.7
締付けトルク6N・m

ER31-0B416

URE SENSOR TYPE:ER31-074〜0.5 MPa S/N:19100001
SO/IEC 14443 TYPE B

1以下

φ30Ｏリング

（φ8）
（φ22）

JIS B 2401 1B-P14

スロットルφ0.7
締付けトルク6N・m

ER31-0C4

Battery-Less Pressure Sensor
形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。

絶対圧・低圧レンジ品
モデルNo.

ER310

バッテリレス圧力センサ①8②7③④形番⑤8⑥⑦⑧選択仕様
ER31⑨⑫⑬⑭⑮

保護等級：IP65
電源：ワイヤレス給電

RFID0②接続ネジ③接液部材質7R1/4WG1/2A（先端ダイアフラムタイプ）
8

ダイアフラム材質：SUS316L、ツギテ：SUS316L（封入液：シリコーンオイル）④圧力レンジ

ご注文に際しては圧力レンジを別途ご指定ください

1−20〜20kPa（連成レンジ）2−50〜50kPa（連成レンジ）3−100〜100kPa（連成レンジ）4−100〜200kPa（連成レンジ）5−100〜300kPa（連成レンジ）6−100〜0kPa（負圧レンジ）

70〜35kPa

80〜50kPa

A0〜100kPa

B0〜200kPa

C0〜300kPa

D0〜120kPa abs.
（絶対圧レンジ）⑤精度

7±（1.0%F.S.+1digit）（ at 23±2℃）⑨サージ圧対策（スロットル）

8⑩処理＊「ドキュメント」は有無のみとし、内容は別途指示してください。
＊上記仕様以外の特殊仕様については都度見積依頼してください。

⑮ドキュメント

本製品自体は電波を発していませんが、各国の電波法の対象になる可能性があります。本製品適合規格と、使用国の電波法をご確認のうえ、ご使用ください。
（日本、アメリカ、EU各国では使用可能です。）●標準タイプ⑪付加仕様（オプション）【標準仕様】
無線方式：RFID（NFC Tag 13.56MHz, ISO/IEC14443 Type B）
読取装置：スマートフォン、タブレット端末、RFIDリーダ等①無線通信方式

⑩ナシ
0ナシ

1

禁油処理

2

禁水処理

3

禁油・禁水処理0ナシ

1アリ●先端ダイアフラムタイプ

中圧・高圧レンジ品は次ページをご覧ください。

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。

中圧・高圧レンジ品
モデルNo.

ER310

バッテリレス圧力センサ①4②7③④形番⑤⑥⑦⑧選択仕様
ER31⑨⑪⑫⑬⑭⑮

付加仕様（オプション）【標準仕様】
無線方式：RFID（NFC Tag 13.56MHz, ISO/IEC14443 Type B）
読取装置：スマートフォン、タブレット端末、RFIDリーダ等①無線通信方式⑩

保護等級：IP65
電源：ワイヤレス給電

RFID

0

使用最高圧力レンジ②接続ネジ③接液部材質7R1/450MPa

B

G1/4A10MPa

CG3/8A50MPa

4

ダイアフラム材質：SUS630（17-4PH）、ツギテ：SUS304、硬質NBR（ネジサイズによる）④圧力レンジ

ご注文に際しては圧力レンジを別途ご指定くださいE−0.1〜0.5MPa（連成レンジ）F−0.1〜1MPa（連成レンジ）G−0.1〜2MPa（連成レンジ）H

0〜0.5MPa

J0〜1MPa

K0〜2MPaL

0〜3.5MPaM

0〜5MPaN

0〜10MPaP

0〜20MPa

Q

0〜35MPa

R0〜50MPa⑤精度

7G1/4A不可±（1.0%F.S.+1digit）（ at 23±2℃）⑨サージ圧対策（スロットル）⑩処理＊「ドキュメント」は有無のみとし、内容は別途指示してください。
＊上記仕様以外の特殊仕様については都度見積依頼してください。

8ナシFS45CGSUSXM7⑮ドキュメント

本製品自体は電波を発していませんが、各国の電波法の対象になる可能性があります。本製品適合規格と、使用国の電波法をご確認のうえ、ご使用ください。
（日本、アメリカ、EU各国では使用可能です。）

0ナシ

1

禁油処理

2

禁水処理

3

禁油・禁水処理0ナシ

1

アリ

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店

長野計 器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問合せは下記フリーコールをご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

http://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 企 画 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・5
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-932-8780
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-822-8550
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

21年7月制作／PRINTED IN JAPAN 0000C（SUN）