植物検疫で使用する検知管の取扱方法について

令和6年2月27日
光明理化学工業株式会社

■ 内容
１．使用方法１-１ 使用前チェック
１-２ 検知管の取扱と注意点
１-３ 測定方法
２．検知管の製品仕様のご紹介①シアン化水素②リン化水素③臭化メチル④ヨウ化メチル

使用方法

使用前チェック

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（検知管）① 検知管の選定
測定対象物の検知管を選定。

測定対象物以外は測定することができない。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（検知管）② 測定濃度の確認
測定範囲を確認する。
使用する検知管を間違えると測定できない。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（検知管）

使用不可③ 有効期限の確認
有効期限を過ぎた検知管を使用した場合、性能を満足できない。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目

１） 未使用の検知管※測定していない検知管でも、両端をカットしたものは使用できない。
２） ヒビが無いこと。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～各部の名称～■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）③検知管にガスが通気される①ハンドルを引く②ガス採取器内が減圧状態になる

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）
取付口ゴムの摩耗

内部のグリス切れ

接続部分のゆるみ

空気漏れにより正しい測定結果が得られない

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）
内部のグリス切れで５０ｍＬが漏れる
通気量１００ｍＬ
通気量５０ｍＬ

指示が低くなる
容量１００ｍＬ

検知管を通過するガス量が半分となってしまう■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）①未使用の検知管で栓をする②ハンドルを引く③ガス採取器内が真空状態になる

真空状態で空気の漏れを確認

■ 使用前チェック

ガス採取器のリークチェック実演■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）①未使用の検知管を取付口に差し込む。
※未使用の検知管であるか確認する※検知管の接続はどちら側でも良い■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）②ハンドルを完全に押し込み、ガイドマークを合わせる。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）③ハンドルを引いて１分放置する。
※ハンドルに指をかける（図参照）■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）④ロックを解除し、ハンドルが元の位置に戻ることを確認する。
※ハンドルに指をかけて、９０度左右に回す※真空状態のため急激な戻りに注意※ハンドルは押し込まない■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～漏れ検査結果～
確認ポイント合格

不合格■ハンドルが元に位置に戻る → 合格
■ハンドルが元の位置に戻らない → 不合格

■ 使用前チェック

ガス採取器のメンテナンス

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～メンテナンス～

ボトムケース

①ボトムケースを回しシリンダを取り出す。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～メンテナンス～
グリス拭き取り部分②ヘッドのグリスを拭き取る。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～メンテナンス～
薄く塗る③ヘッドに専用グリスを薄く塗り、元に戻す。

■ 使用前チェック
 使用前のチェック項目（ガス採取器）～メンテナンス～
新品④ゴム管にひび・きれつがあるときは、交換する。
メンテナンス後も、漏れ検査を行うこと。

検知管の取扱と注意点

■ 検知管の取扱と注意点①検知管の保存■冷暗所保存→０～２５℃の暗所■冷蔵庫保存→０～１０℃の冷蔵庫※冷暗所保存の検知管は冷蔵庫保存が可能。
※冷蔵庫保存の検知管は、使用環境下の温度に馴染ませてから使用する。

■ 検知管の取扱と注意点②測定範囲指定されている測定範囲以外の濃度は、測定できない。
検知管によっては、吸引量を変えることで印刷目盛りより広い範囲で測定ができる。

■ 検知管の取扱と注意点③測定時間
測定終了の目安の時間。
インジケーターで確認可能。

見えない

見える

測定中

測定終了

■ 検知管の取扱と注意点④色の変化
検知管によって変化する色が異なる。
検知管の原色も種類によっても異なる。

■ 検知管の取扱と注意点⑤検知限度
検知管が変色する目安の最低濃度。
正確ではない。
※検知管が測定できる濃度はあくまでも測定範囲内のみ＜二酸化炭素１２６ＳＦ＞
・５ｐｐｍ(100mL)

検知限度

■ 検知管の取扱と注意点⑥使用温度範囲検知管が使用できる温度範囲。
検知管によって温度範囲が異なる。
概ね「０～４０℃」である。
指定範囲外の温度測定した場合、正しく測定できない。

■ 検知管の取扱いと注意点⑦湿度の影響
概ね「０～４０℃」の温度内で湿度の影響は受けない。
但し、検知管によっては湿度の影響が有り、補正を必要とするものもある。

測定方法

■ 測定方法
 測定方法①検知管の両端をチップカッタでカットする。
※根元を持って、検知管を２～３回廻す※上を手前方に倒して両端をカットする

■ 測定方法
 測定方法

②矢印を採取器に向けて取り付ける。
※検知管の矢印の先端をガス採取器方向に向けて接続する※差し込みは常識的な力で良い

■ 測定方法
 測定方法③ハンドルを押し込んでシャフトとボトムケースのガイドマークを合わせる。

■ 測定方法
 測定方法④ハンドルを引いてロックする。
※ハンドルに指をかける

■ 測定方法
 測定方法⑤測定時間放置し試料を吸引する。
複数回の吸引は③から⑤を繰り返す。
※インジケーターで測定終了を確認する

■ 測定方法
 測定方法⑥検知管と取り外し、変色層の先端で濃度を読み取ります。

■ 測定方法
 測定方法⑦必要に応じて温度補正を行う。
HPのTOP画面をクリック

検知管型式

温度読取値
補正値

検知管の製品仕様

■ 検知管の製品仕様のご紹介①品名：シアン化水素、型式：112SA(高濃度用）：112SC（低濃度用)②品名：リン化水素、 型式：121SS(高濃度用）：121U（低濃度用)③品名：臭化メチル、 型式：157SH(高濃度用）：157SD（低濃度用)④品名：ヨウ化メチル、 型式：176UH(高濃度用)：176SC（低濃度用)

■ シアン化水素、112SA型（高濃度用）

3%(30000ppm)まで測定可能

■ シアン化水素、112SC型（低濃度用）

3ppmが測定可能：特化則第38条の14および植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱での基準値

■ リン化水素、121SS型（高濃度用）

吸引回数を半分にして6000ppmまで測定可能

■ リン化水素、121U型（低濃度用）

0.3ppmが測定可能：植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱での基準値
0.15ppmが測定可能：労働安全衛生規則第577条の2の第2項での基準値
0.05ppm未満は測定不可：労働安全衛生規則第577条の2の第2項での基準値※0.15ppmは短時間濃度基準値、0.05ppmは八時間濃度基準値(厚生労働大臣が定める濃度の基準：令和6年4月1日適用予定)

■ 臭化メチル、157SH型（高濃度用）

60g/m3(約15000ppm)まで測定可能

■ 臭化メチル、157SD型（低濃度用）

1ppmが測定可能：特化則第38条の14および植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱での基準値

■ ヨウ化メチル、176UH型（高濃度用）

15000ppmまで測定可能

■ ヨウ化メチル、176SC型（低濃度用）

2ppmが測定可能：植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱での基準値

お問い合わせ先

光明理化学工業株式会社
本社営業部
TEL 044-833-8900
FAX 044-833-2671
HP http://www.komyokk.co.jp/
QA qa@komyokk.co.jp