あらゆるニーズに対応する
理想のレベル計

超音波式レベル計選定にあたって

超音波式レベル計■測定範囲
測定範囲により機種が異なります。

■測定物の種類
測定物により超音波の反射が異なります。物質の粒子が細かく粉に近いほど反射が少なく、発信エネルギーが大きい機種が必要となります。

■測定条件
構造物による反射や騒音干渉などがある場合。
また、投入口や粉体の傾斜の度合等の条件により機種を選定する必要があります。

■その他
温度、圧力、気体等の要素を考慮する必要があります。選定にあたり代理店または、当社営業部にご一報ください。

●お問い合わせは、ご用命は下記の代理店で

■本社

■東京工場

〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里６丁目 13 番６号
TEL 03-3800-9777（代） FAX 03-3800-9770〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-13-9
TEL 03-3800-9779（代）■フェロー計測株式会社〒 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町 1-16-3
TEL 079-238-2261
http://www.fellow-co.com

2020‑03 第 2 版/1000

高い技術と信頼性̶̶̶ま̶
さに理想のレベル計
エレクトロニクス技術の進歩により計測器の分野でもさまざまな技術革進が推進されています。フェロー

LIU-33330
0 の特長

工業の技術陣も早くから非接触測定器による優位性に●微粉（セメント・集塵ダストなど）から薬品・鉱石・着目し独自の技術研究に取り組み超音波式レベル計

上下水・雪…まで広範囲に計測可能。
●電極が測定物に非接触のため汚れが少なく、耐蝕「LIU -300」、後に「LIU -320」を完成させ、多くの構造ですので蒸気・ガス・薬品などによる化学変産業分野で高い評価をいただき実績を積み重ねてまいりました。
さらに理想のレベル計を実現するためエレクトロニ
クスの充実、ソフト技術による調整及び信号の安全化など最先端技術を投入。超音波式レベル計「LIU-330」を誕生させました。
鉱石・粉面・液面・スラリー・ゴミ等あらゆる測定物の計測、さらに安全増防爆型も充実し、化学薬品・可燃性物質等の計測も可能です。信頼性の高いまさに理想のレベル計です。

化に影響されません。また、塩酸・フッ酸・オゾン・超音波式レベル計

次亜・PAC 等、特に腐蝕性の高い測定物には、より耐蝕性の優れた素材を使った電極や、可燃性物質等に対応する防爆型電極を用意。用途に合った最適な機種を選べます。
●変換器は防水性の高い I P - 66 を採用。
特に電極は I P - 67 で完全防水です。
●雑音除去回路により障害物の影響を消すほか、耐ノイズ・耐サージ・サイリスタノイズにも強い設
計で測定物の一瞬の動きにもすばやく対応。連続可動出力を可能にしました。
●上・下限接点や豊富なセンサによる自己診断機能搭載。受信・送信不良、ケーブル断線、センサ不良など機器の異常を表示します。
●出力は DC4 〜 20mA、アナログ出力です。出
力回路はアイソレートされています。表示は…%、m、mm など希望の表示に設定でき、バーによりアナログ表示も同時表示しますので現場で確認することもできます。
●テストモード付きでループチェックが簡単。
出力信号を測定状況に無関係で出力可能。
● ZERO SPAN の調整が簡単。
〈例〉①実測範囲外に ZERO SPAN 共に設定可能。
②取 り 付 け 高 さ 全 長 5m に 対 し 測 定 範 囲
SPAN3m（4 〜 20mA 出力）に設定。
③ ZERO 点を底面より 1m 浮いた位置。
または底面より下（仮想）に設定可能。
● CPU やメモリ搭載により簡単なボタン操作のみで現場に合わせた調整ができます。
●変換器の取り付けは壁取り付けの他、50A パイプでスタンション取り付け可能。電極は小型・軽量シンプルな設計です。簡単な工事であらゆる現場に対応。メンテナンスも簡単です。

12❶発信変換器❶発信発信変
信 換換器器

中央制御室❹指示計・記録計等（せき式流量測定の場合）
流量演算機能内蔵
流量演
流量演
演算機能内
算機能機能内❷電極❸❸専用ケーブル

基本構成と設置例
距 離不感知基本構成
LIU-330 型超音波レベル指示装置は❶発信変換器（発信器）❷電極❸専用ケーブル❹指示計・記録計等により構成されます。

測定範囲

最大測定距離100％（20mA）
上限

OA 機器
下限0％（4mA）■超音波レベル計の原理

設

超音波は人間の耳で聴くことのできない周波数の音波です。この超音波を US-22 型
等の電極により発信します。
発信された超音波は測定物の表面で反射し再び同一の電極で受信されます。
この音波がかえってくるまでの時間は距離に比例し、空気中では 1 秒間に 340m の速度で進みますので（温度補置

例

液面用電極

スラリー・ゴミ用電極

鉱石・粉面用電極

せき式流量計測用電極●標準型●安全増防爆型●標準型●安全増防爆型●標準型●安全増防爆型●標準型

US-20F 型
US-22F（22T）型
US-30F（30T）型
US-35F（35T）型
US-40F（40T）型
US-45F（45T）型

EUS-20F（20T）型
EUS-30F（30T）型
EUS-35F（35T）型
EUS-40F（40T）型
EUS-45F（45T）型

US-22T（22F）型
US-30T（30F）型
US-35T（35F）型
US-40T（40F）型
US-45T（45F）型

EUS-20T（20F））型
EUS-30T（30F）型
EUS-35T（35F）型
EUS-40T（40F）型
EUS-45T（45F）型

US-22F（22T）型
US-30F（30T）型
US-35F（35T）型
US-40F（40T）型
US-45F（45T）型

EUS-20F（20T）型
EUS-30F（30T）型
EUS-35F（35T）型
EUS-40F（40T）型
EUS-45F（45T）型

US-20F 型
EUS-20F（20T）型
US-22F（22T）型 EUS-30F（30T）型
US-30F（30T）型❸専用ケーブル❷電極（例）US-22F 型❷電極（例）
US-40T 型●安全増防爆型❷電極（例）
US-22F 型

汚水スラリー用電極●標準型●安全増防爆型

US-22T（22F）型
US-30T（30F）型
US-35T（35F）型
US-40T（40F）型
US-45T（45F）型

EUS-20T（20F）型
EUS-30T（30F）型
EUS-35T（35F）型
EUS-40T（40F）型
EUS-45T（45F）型（例）US-30T 型❷電極 （例）US-30T 型

償、ノイズの除去、判別等を行い）発信から受信までの時❷電極間を距離に変換することにより測定物の距離（量）を測定します。

34

標準仕様
各部名称と寸法

発信変換器 LIU-330 型
形

ケース正面
1 LCD 表示窓●
2
●上限警報表示ランプ
3●下限警報表示ランプ
4●異常警報表示ランプ

2●

1●

3●

4●

式

330-V

使用電源

AC100 〜 240V

消費

電力Max

出力

信号

DC4 〜 20mA（出力範囲 2.0mA 〜 22mA） アイソレータ内蔵

総合

精度±0.25％（フルスケール）*1 または ±5mm のどちらか大きい方

表 示 分 解 能

0.1mm ／ 330-V

最 大 測 定 回 数

10 回／秒COMNC）

容量：maxAC

250V

2A1c（NOCOMNC）

容量：max

AC

250V

2A

報接1a（NOCOM）

容量：max

AC

250V

2A

度

− 20 〜 60℃（但し、結露なきこと）

湿度

10 〜 95%

端子D 種（接地抵抗 100Ω 以下）

点異常警

周

囲

温周

囲

接地

重*1.

示

点

温度センサー無し専用同軸ケーブル： RG-63U
温度センサー付き専用同軸ケーブル： RG-62BU-2
防滴・防塵構造： IP66（電線グランドを用いた場合）
材質： ADC − 12量

1 LCD 表示窓●

3
●端子台10mm ／ 330-4

1c（NO接表10mm ／ 330-3

下限警報

報

法

1mm ／ 330-2

上限警報

警

寸

330-4
50 ／ 60Hz、 DC＋10 〜＋30V（オプション）

VA 以下

0.1％（フルスケール）ケ ー ス 構 造

2
●電源スイッチ

26330-3±10％

出 力 分 解 能

電極用ケーブルケース内部

330-2器283H

×

塗装色： 5Y7 ／ 1182W

×120D

24 文字

2 行キャラクタータイプ

演算 ･ リニアライザ使用時：(mm）

約 2.7kg%、m、バー表示

ton/h または㎥

他

弊社基準条件において、最大測定スパンに対しての精度です。

4●設定キースイッチ
チ1●

電 極（主な例）
4●

電極型式

US−22T、
US−22F

US−30T、
US−30F

US−40T、
US−40F最 大 測 定 長 *210m（条件による）40m（条件による）50m（条件による）

不 感 知 距 離30cm（条件による）

60cm（条件による）

100cm（条件による）

US-22T： 50A パイプ吊り下げUS-30T： 50A パイプ吊り下げUS-40T： 50A パイプ吊り下げUS-22Ｆ： JIS 5K 65A フランジ相当

US-30Ｆ： JIS 5K 150A フランジ相当

US-40Ｆ： JIS 5K 200A フランジ相当

2●

標 準 取 り 付 け
3●

周囲

温度

周囲

湿度

ケ ー ス 構 造
*2.

5

SUS製 ： −20〜80℃

PVC製 ： −20〜65℃

10〜95％
防滴防塵構造：IP67

最大測定長とは全高程を指します。

6関 連 機 器
耐 雷 吸 収 機 器

発信変換器寸法図
182116±1.0

信号ラインアレスタ Ｆ - 3 型

120±3.0■接続図

測定地に設置するレベル計などの発信器と、演算器や記録計などを遠く離して設置する場合、落雷や交流誘導による障害を受けやすくなりますので、信号アレスタ（F-3）を4-φ 10機器側用いてこれを防止します。

①65437812283.5±4.0②50Aパイプにも付属金具により取付け可能です。
（ご用命ください）

165±4.00.1μ Ｓ以下

放 電 耐 量6000 Ａ（１×40μ Ｓ）

常用負荷電流

max200mA

内 部 抵 抗40Ω 以下上限警報

異常警報

LOW-AL

HIGH-AL

DEFECT-AL SYNCNO COM NC

NO COM NC

NO COM ＋同期回路

E＋5437812590 Ｖ以下

放 電 耐 量4000 Ａ（8×20μ Ｓ）

AC100／110Vの場合■寸法図（F3 ／ F100 型共通）

●取付穴

●防滴型外形寸法図（防水等級 I P-54）
116

3ー8662ー5−ｍA

出力信号7200 Ｖ側

0.1μ Ｓ以下

82T

R

310 Ｖ以下

40L

S

400 Ｖ以上

100 Ｖ側●外形寸法図＋＋＋＋＋＋SENSOR

230 Ｖ以上

200 Ｖ側

−＋＋＋FG

100 Ｖ側応 答 速 度＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
N

6機器

制 限 電 圧

端子結線図

AC IN

AC200／220Vの場合

10167.585ｍｍ以上

200ｍｍ以上

下限警報

■接続図

仕様
放電開始電圧

200ｍｍ以上

線路側

電源ラインアレスタ Ｆ-100 型

260±1.2③④35 Ｖ以下

応 答 速 度機器

4-φ 104-M830 Ｖ以上

制 限 電 圧交流電源側より侵入する誘導雷や開閉サージ等の異常電圧を吸収し、本体を保護します。
特に、雷の強い地域、山、島での使用に最適です。

116±1.020ｍｍ以上

放電開始電圧

236260286260±1.2仕様

5080165115

DINレール取付可

8電極の種類と

標 準 型

用途一覧
■ 商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞ

US-20F

US-22F

US-22T

17090

US-30F

US-30T

50Aパイプ

170130US-40F

50Aパイプ

130148145145

133

89

12271

71

1304026513063

特 長

液面測定に威力を発揮します。

仕取付 …5Ｋ75320155

50 Ａ相当140

液面、粉粒面いずれも測定可能。

ノイズに強い高性能、吊下げ型

液面、粉粒面用。信頼性の高い標液面、粉粒面用。スラリー、ゴミ粉体測定に。長距離測定にも安定

特に、ノイズに強い高性能モデモデルです。液面、粉粒面いず準モデルです。

等の測定にも威力を発揮します。

した威力を発揮します。

ルです。

れも測定可能。

取付 …5Ｋ65 Ａ相当

取付 … 50 Ａパイプ吊下げ

取付 …5Ｋ150 Ａ相当

付 … 50 Ａパイプ吊下げ

取付 …5Ｋ

200 Ａ相当様

不感知距離 … 0.3 ｍ

不感知距離 … 0.3 ｍ

不感知距離 … 0.6 ｍ

不感知距離 … 0.6 ｍ

不感知距離 … 1.0 ｍ

温 度 範 囲 …−20 〜 65℃

温 度 範 囲 …−20 〜 65℃

温 度 範 囲 …−20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 65℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 65℃

材

質 … PVC/ADC

材

質 … PVC/SUS

材

質 … SUS材

質 … PVC/SUS

材

質 … SUS材

質 … PVC/SUS

重量 … 0.6㎏

重量 … 2.2㎏，3.8㎏（SUS）

重量 … 3.5㎏

重量 … 2.0㎏，5.7㎏（SUS）

重量 … 2.8㎏

重量 … 4.0㎏，7.7㎏（SUS）

測定物による最大測定長の目安

最大測定距離平滑水（波多少）撹拌､泡多少､汚水､スラリー
鉱石塊（10cm 以上）

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット（最適測定条件で）5m
最小 50mm4m
3m（よい条件で）1.5 ｍまで（よい条件で）1.5 ｍまで

最大測定距離（最適測定条件で）10m

最大測定距離平滑水（波多少）6m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー
鉱石塊（10cm 以上）

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（最適測定条件で）10m

最大測定距離平滑水（波多少）

6m

5m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

2m

鉱石塊（10cm 以上）

2m

1m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（最適測定条件で）40m

最大測定距離平滑水（波多少）

30m

5m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

2m

鉱石塊（10cm 以上）

2m

1m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（最適測定条件で）（最適測定条件で）40m

最大測定距離平滑水（波多少）30m

平滑水（波多少）

45m

20m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

20m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

40m

20m

鉱石塊（10cm 以上）

20m

鉱石塊（10cm 以上）

35 ｍ

15m

12m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

10m（悪い条件で）6m

9取

不感知距離 … 0.3 ｍ

15m

12m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

10m（悪い条件で）

6m

50m

30 ｍ

30m
（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉25m（悪い条件で）13m

10電極の種類と用途一覧

標 準 型

US-40T

電極の種類と用途一覧

US-45F

US-45T

安全増防爆型

EUS-20F

EUS-20T

化学プラント・薬品等への利用を目的とした〈安全増防爆型〉も各種ライン・アップしました。
17017050Aパイプ

130717150Aパイプ

7113050Aパイプ

84

1703221453228914514554063386

従来困難とされていた微粉の測測定を可能にし長距離測定にも定、長距離測定の安定性。信頼能を発揮します。

安定した威力を発揮します。

性の高い高品質モデルです。

取取

取付 … 50 Ａパイプ吊下げ付 …5Ａ

400 Ａ相当

付 … 50 Ａパイプ吊下げ

小型、軽量、防爆型の標準モデル。

吊下げ型、小型軽量モデルです。

フランジタイプです。

液面測定に威力を発揮します。

仕

仕従来、困難とされていた微粉のルです。粉体測定に安定した性特 長

特 長

長距離測定が可能な高性能モデ

取付 …5Ｋ65 Ａ相当

取付 … 50 Ａパイプ吊下げ

不感知距離 … 1.0 ｍ

不感知距離 … 1.0 ｍ

不感知距離 … 0.3 〜 0.6 ｍ

不感知距離 … 0.3 〜 0.6 ｍ

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 65℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

材

質 … SUS材

質 … SUS材

質 … SUS材

質 … PVC ／ SUS

材

質 … SUS

重量 … 3.9㎏

重量 … 11㎏，19㎏（SUS）

重量 …5.8㎏

重量 … 2.4㎏，4.1㎏（SUS）

重量 … 3.5㎏（最適測定条件で）50m

最大測定距離平滑水（波多少）45m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

40m

鉱石塊（10cm 以上）（よい条件で）35m（最適測定条件で）最大測定距離平滑水（波多少）60m

平滑水（波多少）60m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

50m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

50m

鉱石塊（10cm 以上）

鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭30m

30m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）25m（悪い条件で）13m（よい条件で）

45m

45m（悪い条件で）鉱石塊（10cm 以上）（よい条件で）40m（悪い条件で）

30m
35m
30m
（悪い条件で）15m（悪い条件で）30m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉65m（よい条件で）30m

脱水ケーキ、一般ゴミ（最適測定条件で）65m（よい条件で）40m（悪い条件で）30m
35m（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

30m

測定物による最大測定長の目安

測定物による最大測定長の目安

最大測定距離様様

不感知距離 … 1.0 ｍ

セメント、酸化鉄、微粉

114097155386190

最大測定距離（最適測定条件で）（最適測定条件で）5m

最大測定距離平滑水（波多少）4m

平滑水（波多少）4m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

3m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

3m

鉱石塊（10cm 以上）

1.5 ｍ

鉱石塊（10cm 以上）

1.5 ｍ

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭1.5 ｍ

1m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭

5m

1.5 ｍ

1m

（悪い条件で）15m

12電極の種類と用途一覧

安全増防爆型■ 商品等についてのお問い合わせは各代理店または当社営業までどうぞEUS-30T170

EUS-40F

17050Aパイプ

130130

EUS-45T

170

50Aパイプ

50Aパイプ

1452659714075322

9775145

133

8282

145

71

130

EUS-40T71

EUS-30F（SUS）

71

EUS-30F（PVC）

320140386

特 長

液面、粉粒面用、信頼性の高いあらゆる測定物、特に液面、粉吊下げ型。液面、粉粒面の測定

粉体測定の安定性、長距離測定の粉体測定に安定した性能を発揮

微粉の測定には特に定評があり、高性能モデル。材質はＰＶＣ。

粒面に高い性能を発揮します。の他、スラリー、ゴミ他幅広い安定性、いずれも信頼度の高いモし、長距離測定も可能なモデルで長距離測定の安定性にも優れた高材質はＳＵＳ。

用途に対応します。

デルです。

す。

性能モデル。

仕取付 …5Ｋ

150 Ａ相当

取付 …5Ｋ

150 Ａ相当

取付 … 50 Ａパイプ吊下げ

取付 …5Ｋ200 Ａ相当

取付 … 50 Ａパイプ吊下げ取付 … 50 Ａパイプ吊下げ様

不感知距離 … 0.6 ｍ〜 1.2 ｍ

不感知距離 … 0.6 ｍ〜 1.2 ｍ

不感知距離 … 0.6 ｍ〜 1.2 ｍ

不感知距離 … 1.2 〜 2.0 ｍ

不感知距離 … 1.2 〜 2.0 ｍ

不感知距離 … 1.2 〜 2.0 ｍ

温 度 範 囲 … −20 〜 65℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

温 度 範 囲 … −20 〜 80℃

材

質 …PVC/SUS

材

質 … SUS材

質 … SUS材

質 … SUS材

質 … SUS材

質 … SUS

重量 … 3.4㎏

重量 … 6.0㎏

重量 …3.9㎏

重量 … 4.3㎏，7.9㎏（SUS）

重量 … 4.1㎏

重量 …６㎏

測定物による最大測定長の目安

最大測定距離（最適測定条件で）16m

最大測定距離平滑水（波多少）15m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー
鉱石塊（10cm 以上）

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（最適測定条件で）16m

最大測定距離平滑水（波多少）

15m

10m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

10m

鉱石塊（10cm 以上）

7m

6m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

5m（悪い条件で）

3m

13190

16m

最大測定距離平滑水（波多少）

15m

10m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

10m

鉱石塊（10cm 以上）

7m

6m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉（最適測定条件で）5m（悪い条件で）

3m

22m

最大測定距離平滑水（波多少）

20m

10m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

10m

鉱石塊（10cm 以上）

7m

6m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭5m（悪い条件で）3m

セメント、酸化鉄、微粉（最適測定条件で）（最適測定条件で）22m

最大測定距離平滑水（波多少）20m

平滑水（波多少）

25m

20m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

20m

撹拌､泡多少､汚水､スラリー

20m

15 ｍ

鉱石塊（10cm 以上）

15m

鉱石塊（10cm 以上）

18m

15 ｍ

12m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉（最適測定条件で）12m（悪い条件で）

7m

15m

13m

脱水ケーキ、一般ゴミ
鉱石粒、樹脂ペレット
砂、砂糖、石炭（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

12m（悪い条件で）

7m

27m

18m

15m
（よい条件で）セメント、酸化鉄、微粉

15m（悪い条件で）8m

14