取扱説明書
OT-Algae 装置キット(R＆D型)
第2版 制定：2023年9月8日〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島120-1
tel.088-683-7112（営業本部） fax.088-683-7113
https://www.otsuka-techno.co.jp/

１１．本取扱説明書について
このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、製品を正しくご使用いただくための注意事項・組立方法・使用方法例について記載しております。

２．本製品の目的について
本製品は、樹脂バッグを用いた微細藻類の培養を目的としたユーザー様、または培養のスケールアップを検討されているユーザー様向けのキットです。
攪拌に通気エアーを使用したエアーリフト方式を採用しており、細胞に対して剪断がかかりにくい設計をして おります。また配管の連結方法を変更することにより簡単にスケールアップが可能です。

３．本製品のご使用上の注意について定期的にネジのゆるみによるガタツキが無いか点検し、ある場合には速やかに締めつけて下さい。
架台等を調整する際は金属部材で手を傷つける恐れがありますので、作業用手袋をされることを推奨します。
本製品を組立・操作する際はニトリル手袋等を着用されることを推奨します。
本製品は完全に閉鎖系を保証する構成ではありません。
従属栄養培地での培養には向いておりません。
使用条件（細胞の種類、培地、培養条件等）により適切に培養できない可能性がございます。
本製品は滅菌処理しておりません。また樹脂バッグは高圧蒸気滅菌に対応しておりません。必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌の上、ご使用ください。
樹脂バッグの繰り返し使用は推奨しておりません。
装置の設置場所として、底面65cm四方、高さ約110cmの平らなスペースを確保してください。転倒対策については必要に応じでアンカー等を設置してください。
本製品は送気により、培養層内の曝気と循環を行うことで微細藻類培養に適した培養環境を設定しています。
推奨の送気量は1バッグあたり約1.0L/minとしており、5.0L/minを超えない範囲でご使用ください。樹脂バッグ破損の原因となります。
外径φ8のポリウレタンチューブ製エアー配管と接続可能な設定としております。ご使用のコンプレッサー等と配管してご使用ください。
コンプレッサー等のエアー配管設備をお持ちでないお客様のために、市販されている浄化槽ブロアーと接続出来る『拡張エアー配管セット』を同梱しております。ご利用の方は別途浄化槽ブロアーをお買い求めください。
※『拡張エアー配管セット』はVP13塩ビパイプとの接続を想定した浄化槽ブロアーと接続出来るようになっています。詳しくは別紙１『組立手順書 OT-Algae装置キット(R＆D型)』を参照してください。
培養に使用するエアーは乾燥空気を推奨しております。乾燥空気以外を用いず培養しますと、結露により配管内に水溜まりが発生し、シリンジフィルターが詰まる可能性があります。

２

４．本製品のご使用上の禁止事項について
本製品を藻類培養以外の用途には使用しないでください。不当な改造や修理をしないでください。破
損、けがをするおそれはあります。また、引火のおそれのある場所で使用しないでください。

５．本製品の組立方法について添付の別紙１『組立手順書 OT-Algae装置キット(R＆D型)』をご参考ください。

６．本製品の使用方法例について添付の別紙２『操作手順書 OT-Algae装置キット(R＆D型)』をご参考ください。
ただし、目的の培養株には適さない場合もありますのでご注意ください。

７．本製品の廃棄についてご不要になり廃棄する場合は、お住まいの地域の処理方法に基づいて処分して下さい。

８．本製品の製品不具合の際の問い合わせ先
大塚テクノ株式会社〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島120-1
tel.088-683-7112（営業本部） fax.088-683-7113
https://www.otsuka-techno.co.jp/contact/ (お問合せ窓口からお問合せください。)

３

（別紙１）

組立手順書
OT-Algae 装置キット(R＆D型)
第1版 制定：2023年9月8日

１目次
１．各部材詳細一覧…P3
２．各部材画像一覧…P4
３．システムの構成と各部名称…P7
４．システムの組み立て手順①バッグセットの組立…P8②水配管セットの組立…P13③エアー配管セットの組立…P16④拡張エアー配管セットの組立…P19⑤組み立て部品の取り付け…P22２

1．各部材詳細一覧
類別品名・グレード仕様

メーカー・型番個数

OT-Algae 樹脂バッグ(R＆D型)

大塚テクノ製

4

薄肉PE管(R＆D型)

大塚テクノ製

4

大塚テクノ製

4

大塚テクノ製

4

ミスミ 型番：NPA22A

4-1

エアリフトポンプ (※1)
バッグセット
(R＆D型)関連部材 水管固定具
Oリング
シールテープ

水配管一式（R＆D型）

エア配管一式（R＆D型）

φ18 X φ12シリコンチューブ

150mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

4

φ18 X φ12シリコンチューブ

100mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

4

φ18 X φ12シリコンチューブ

75mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

4

φ18 X φ12シリコンチューブ

50mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

8

チューブコネクター T型

カルテル 品番：198-19-21-07

サンプリングコネクタ

組立品

ボールバルブ(ニップル付き)組立品44φ8 X φ5シリコンチューブ

700mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

4φ8 X φ5シリコンチューブ

100mm長さ タイガースポリマー 品番：SR1554

8インサートリング

ピスコ 型番：WR0850

12チェックバルブ

ピスコ 型番：CVPU8-84シリンジフィルター

ADVANTEC 型番：39123221

4スロットルバルブ

ピスコ 型番JNMU84シリコ栓

アズワン品番：C-30

4アソ― 型番：HN7419
エスコ 型番：SMRS-1310
ミスミ 型番：MSYL83

1

ピスコ 型番：PY82変換継手

組立品

拡張エア配管一式 ユニオンワイ

培養枠(R＆D型）

アイシス 品番：VRF406
アズワン 品番：1-7399-01
アラム 品番：400162
キッツ 型番：UTK-15A
アソー 型番：HN7416

8ポリウレタンチューブ

1200mm長さ

ピスコ 型番：UB0850-20-B

4ポリウレタンチューブ

50mm長さピスコ 型番：UB0850-20-B

2アルミフレーム (※2)

組立品

SUS

1

アカギ製セットフロアー100A

特注品

アカギ

4

アカギ製セットフロアー32A

特注品

アカギ

4

※1：組立には呼び12サイズのスパナ、あるいはモンキーレンチが必要となります。
R1/8の管用テーパーねじを持つ継手に対応してますので、配管環境に応じて交換してください。
※2：アルミフレームはM5の六角レンチを用いれば分解・調整が可能です。
アカギ製セットフロアーの取り付け口はM4の六角レンチを用いれば分解・調整が可能です。

３2．各部材画像一覧〇バッグセット(R＆D型)関連部材

シールテープ(1個)

OT-Algae 樹脂バッグ(R＆D型)（4バッグ）

エアリフトポンプ（4セット）

薄肉PE管(R＆D型)
（4本）

水管固定具
（4セット）

Oリング
（4個）

４

2．各部材画像一覧〇水配管一式(R＆D型)〇エア配管一式(R＆D型)

５

2．各部材画像一覧〇拡張エア配管一式(R＆D型)〇培養枠(R＆D型)

６

3．システムの構成と各部名称※注意！
本製品はコンプレッサーなどのエアー配管設備をお持ちでないお客様のために、市販されている浄化槽ブロアーと接続できる拡張エアー配管セットを同梱しております。
ご利用の方は浄化槽ブロアーを別途購入していただき、下記に従って組立・接続してください

バッグセット(R＆D型)
拡張エア配管一式(R＆D型)

浄化槽ブロアー（市販品）

水配管一式(R＆D型)

エア配管一式(R＆D型)

培養枠(R＆D型)

７

4．システムの組み立て手順①バッグセットの組立
下記部材を使用してバッグセットを組み立てます

No.
1
2
345
67

品名
OT-Algae 樹脂バッグ(R＆D型)
薄肉PE管(R＆D型)
エアリフトポンプ
シールテープ
水管固定具
シリコ栓※エア配管部材に含まれるOリング

個数
4枚4本
4セット
1個4個4個4個

1：OT-Algae 樹脂バッグ(R＆D型)

2：薄肉PE管(R＆D型)3：エアリフトポンプ
4：シールテープ
5：水管固定具
6：シリコ栓7：Oリング▲バッグ1袋当たりの部材

▲組立後

８

4．システムの組み立て手順①バッグセットの組立①-1 Oリングの取り付け
樹脂バッグ下側（ハトメが無い方）の舟形ポートにOリングを取り付けます。

取付箇所▲装着写真（拡大）①-2 エアリフトポンプの組立
エアリフトポンプのセットに入っているホースニップルのネジ部に1.5周分程度シールテープを巻き、エアリフトポンプ本体にねじ込んで固定します。
サイズ12のスパナで回らなくなるまで締めつけます。

９4．システムの組み立て手順①バッグセットの組立①-3 エアリフトポンプにPE管を取り付けエアリフトポンプにPE管を挿入します。挿入位置はエアリフトポンプ内側のパイプのタケノコ形状を乗り越えるまで挿入します。
挿入時にエアリフトポンプの中をのぞくと膨らみが見えるので、乗り越えているか目視で確認できます。
(※十分に挿入出来ていない場合、培養中にPE管が外れたり、液の循環に問題が発生しますのでよくご確認ください。
捻りながらねじり込むような挿入法を推奨しています。)〇取付箇所〇取付後の外観〇R&D用PE管の挿入深さ

この範囲まで挿入します

１０4．システムの組み立て手順①バッグセットの組立①-4 PE管装着済みエアーリフトポンプを樹脂バッグに取り付け樹脂バッグの舟形ポート及びOリングをアルコール綿やアルコールスプレー等を使用し湿潤させます。
(※よく濡らさず挿入した場合、①-５の水管固定具の取り付けが難しくなります。)
舟形ポートを持ち、PE管を通しながら舟形ポートをエアリフトポンプに挿入します。
この時、エアリフトポンプのタケノコ形状配管が正面に来るように調整します。

アルコール綿バッグと垂直な向きに①-5 水管固定具の取り付け樹脂バッグの舟形ポートとエアリフトポンプが外れないように、水管固定具を取り付けて固定します。
水管固定具の径の小さい方がバッグ側となるように向きに注意して、横方向から差し込むようにして取り付けてください。
(※フランジ形状部に掛かるように取り付け出来ていないと、バッグ内に液を入れた際にエアーリフトポンプが外れる可能性があります。)

径が小：樹脂バッグへ
径が大：エアリフトポンプへ

１１

4．システムの組み立て手順①バッグセットの組立①-6 シリコ栓の取り付け
樹脂バッグの上側(ハトメが有る方)の舟形ポートにシリコ栓を取り付けます。
シリコ栓の端部が舟形ポートにあたるまでねじ込むようにして挿入します。
なお、シリコ栓の取付時は舟形ポートを持つようにしてください。フィルムを持った状態で作業を行うとフィルムを傷つける要因となります。

ねじ込むようにして取付舟形ポートにあたるまで挿入

以上で①バッグセットの組立は完了です。

１２

4．システムの組み立て手順②水配管セットの組立
下記部材を使用して水配管セットを組み立てますNo.
891011121314

品名
φ18 X φ12シリコンチューブ
φ18 X φ12シリコンチューブ
φ18 X φ12シリコンチューブ
φ18 X φ12シリコンチューブ
サンプリングコネクタ
チューブコネクタ T型
ボールバルブ

個数
4本
4本
4本
8本
4個
4本
4個

150mm
100mm
75mm
50mm

〇バッグ1袋当たりの部材

12:サンプリングコネクタ

14:ボールバルブ

13:チューブコネクタ

8：150mm9：100mm10：75mm11：50mm

8～11：φ18 X φ12シリコンチューブ

〇組立後

１３

4．システムの組み立て手順②水配管セットの組立②-1サンプリングコネクタの取り付け
図のようにT字管の一端にサンプリングコネクタを挿入します。
挿入後はアルコール綿等を使用しサンプリングコネクタとチューブコネクタを湿潤させておきます。
アルコール綿②-2サンプリングコネクタの固定用シリコンチューブの取り付け湿潤させたサンプリングコネクタ及びT字管の上からシリコンチューブ50mmを被せます。
サンプリングコネクタセットのサンプリングポートがシリコンチューブから出る程度まで挿入します。
（※よく濡らしておかないと挿入しにくいため注意）

ポートが露出する程度

1４

4．システムの組み立て手順②水配管セットの組立②-3 その他シリコンチューブの取り付け
残りのシリコンチューブとＴ字管およびボールバルブを図のように接続します。
各部材を接続する際は接続部をアルコール綿等で湿潤させると接続しやすくなります。
(※シリコンチューブの設置位置を間違えますと、流路が折れて培養液が循環しなくなる恐れがあります。)

手順②－2のT字管10：φ18 X φ12シリコンチューブ50mm

7：φ18 X φ12シリコンチューブ150mm
8：φ18 X φ12シリコンチューブ100mm
9：φ18 X φ12シリコンチューブ75mm

以上で②水配管セットの組立は完了です。

1５

4．システムの組み立て手順③エアー配管セットの組立
下記部材を使用してエアー配管セットを組み立てますNo.
15
1617181920

品名
φ8 X φ5シリコンチューブ
φ8 X φ5シリコンチューブ
インサートリング
スロットルバルブ
チェックバルブ
シリンジフィルター

700mm
100mm

個数
4本8本12個4個4個4個〇バッグ1袋当たりの部材
15：φ8 X φ5シリコンチューブ700mm

16：φ8 X φ5シリコンチューブ100mm
19：チェックバルブ
20：シリンジフィルター

18：スロットルバルブ
17：インサートリング

〇組立後

1６

4．システムの組み立て手順③エアー配管セットの組立③-1 シリコンチューブへのインサートリングの挿入
インサートリングを長さ100mmのシリコンチューブ2本へ図のように挿入します。
(※インサートリングには向きがあり、端部にカエリがある側を外側にして挿入します。)

端部にカエリがある側を外側にして挿入する

両端に付けたもの

片端に付けたもの③-2 スロットルバルブとチェックバルブの取り付け
両端にインサートリングを挿入したシリコンチューブにスロットルバルブとチェックバルブを取り付けます。
この時、チェックバルブの向きはスロットルバルブからエアが流れるように配置します。
スロットルバルブ

チェックバルブ

インサートリング1７

4．システムの組み立て手順③エアー配管セットの組立③-3 シリコンチューブ100mm及びシリンジフィルターの取り付け片端にインサートリングを取り付けたシリコンチューブ100mmにシリンジフィルターを取り付けます。
インサートリングを取り付けなかった側にシリンジフィルタの突起がある方を奥まで挿入します。
その後、インサートリング有側を③-2のチェックバルブに接続します。

③-4 シリコンチューブ700mmの取り付けシリンジフィルターの反対側から長さ700mmのシリコンチューブを取り付けます。
(※シリンジフィルターの面に接触するまで挿入すること。)

以上で③エア配管セットの組立は完了です。

1８

4．システムの組み立て手順※注意！
本製品はコンプレッサーなどのエアー配管設備をお持ちでないお客様のために、市販されている浄化槽ブロアーと接続できる拡張エアー配管セットを同梱しております。
ご利用の方は浄化槽ブロアーを別途購入していただき、下記に従って組立・接続してください④拡張エア配管セットの組立
下記部材を使用して拡張エア配管セットを組み立てます。

No.
21
222324

品名
ユニオンワイ
変換継手
ポリウレタンチューブホース 120cm
ポリウレタンチューブホース 5cm

個数
2個1個4個4個

22：変換継手

21：ユニオンワイ

23：50mm

24:1200mm

23・24：ポリウレタンチューブ

浄化槽用ブロワー(市販品)

1９

4．システムの組み立て手順④ 拡張エア配管セットの組立④-1 ブロアーへのゴムホースの取り付け
ブロアーに付属しているゴムホース及びホースバンドを取り付けます。
ホースバンドの向きに注意しながらエアポンプに挿入し、ホースバンド１つで固定します。
残りのホースバンドもゴムホースに通しておきます。

④-2ユニオンワイとポリウレタンチューブの接続
図のようにユニオンワイの分岐前にポリウレタンチューブの50mmを、分岐後にポリウレタンチューブの1200mmを接続します。

ポリウレタンチューブ 50mm

ユニオンワイポリウレタンチューブ 1200mm

２０4．システムの組み立て手順④ 拡張エアー配管セットの組立④-3変換継手の接続
変換継手のワンタッチ継手側にポリウレタンチューブ50mmを接続します。

④-4ポンプとの接続
変換継手のタケノコ形状をポンプのゴムホースに写真のようにしっかりと挿入します。
その後あらかじめ通しておいたホースバンドで固定します。

以上で④ 拡張エア配管セットの組立は完了です。
２1

4．システムの組み立て手順⑤ 組み立て部品の取り付け①～④に組み立てた各セットを培養枠に取り付けます。

２２

4．システムの組み立て手順⑤ 組み立て部品の取り付け⑤-1 バッグセットの取り付け架台のセットフロアー（径の小さい方）の抑え板を外します。
エアリフトポンプの配管が正面を向くように向きを確認した後、エアリフトポンプを下側のセットフロアーに通します。
バッグのハトメを上側のセットフロアーのネジ部に通し、先程外した抑え板を再度取り付け、樹脂バッグを固定します。

抑え板を外す２３

4．システムの組み立て手順⑤ 組み立て部品の取り付け⑤-2 水配管セットの取り付け
図のように水配管セットの一端をエアリフトポンプのタケノコ形状配管に接続します。
次に残りのシリコンチューブの端をエアリフトポンプの下向きの配管に接続します。
最後にボールバルブをマルチコネクタの間に挟み固定します。

２４4．システムの組み立て手順⑤ 組み立て部品の取り付け⑤-3 エア配管セットの取り付け
エア配管セットのシリコンチューブの端をエアーリフトポンプの残りの配管に接続します。
接続後は次作業まで配管を汚さないようにフレームに吊り下げます。

２５4．システムの組み立て手順⑤ 組み立て部品の取り付け⑤-4 エアーポンプセットの取り付け
エアーポンプセットの1200mmポリウレタンチューブの端をスロットルバルブに接続します。
この時、配管の一部が樹脂バッグより高い位置に来るように配管の一部をフレームの頂点に引っ掛けます。

配管をフレームの頂点に引っ掛ける以上で装置キットの組立は完了です。

２６

（別紙2）

操作手順書
OT-Algae 装置キット(R＆D型)
第1版 制定：2023年9月8日

1

１．本操作手順書について
本操作手順書はユーザー様が求める培養条件の確立をサポートする事を目的として、製品の使用例および注意点について記載しております。

２．使用開始前の準備・別紙『組立手順書 OT-Algae装置キット(R＆D型)』を参照して製品を組み立ててください。
・本製品は送気により循環、撹拌を行います。動作には必ずポンプが必要となりますので、ご使用のコンプレッサー等の送気設備と接続できるようにしてください。
・細藻類株、培養液、培地、殺菌液、中和液、CO2ボンベ等、培養に必要な物をご用意ください。
・その他、必要に応じて漏斗、ホース等培養に必要な物をご用意ください。

３．培養手順例
３．１殺菌・中和後に培養を開始する場合①培養槽内を殺菌液(ex.100ppm-200ppm次亜塩素酸ナトリウム水溶液)で満たし、24時間循環、撹拌する。
なお、殺菌液は可能な限り培養槽全体を満たすこと。
② 十分中和出来る量の中和液(ex.チオ硫酸ナトリウム水溶液)を注入して中和する。
③ 微細藻株、培地を注入する。
※注1：微細藻株の濃度が薄すぎると強光阻害が発生することがあります。
※注2：泡立ちが激しい微細藻株の場合、推奨水位より低くしないとシリコ栓が詰まることがあります。
④ 1.0L/min程度になるようにエアを調整して循環、撹拌する。
洗浄作業推奨水位

培養開始推奨水位

３．２殺菌・洗浄後に培養を開始する場合① 培養槽内を殺菌液(ex.100ppm-200ppm次亜塩素酸ナトリウム水溶液)で満たし、24時間循環、撹拌する。なお、殺菌液は可能な限り培養槽全体を満たすこと。
② 培養槽内の殺菌液を廃液し、洗浄用水で満たす。
③ ②の作業を繰り返し、樹脂バッグ内の塩素を洗い流す。
④ 微細藻株、培地を注入する。
※注1：微細藻株の濃度が薄すぎると強光阻害が発生することがあります。
※注2：泡立ちが激しい微細藻株の場合、推奨水位より低くしないとシリコ栓が詰まることがあります。
⑤ 1.0L/min程度になるようにエアを調整して循環、撹拌する。

２

４．製品操作例
４．１大容量の液体の注入作業
方法①：シリコ栓を取り外し、漏斗等を使用して注入してください。
(※注意：バルブが閉じている事を確認してください)
方法②：バルブにホース等を接続して、ポンプ等で送液してください。
コンタミネーション防止のため、ポート部分は直接触らないでください。
なお、開ける際は可能な限り短時間とし、エタノール消毒を推奨します。

方法①

開

方法②
閉
バルブには内径φ12～15のシリコンチューブあるいは内径φ15の水道用ホースが接続可能です。
また、接続時はホースバンドの使用を推奨します。

３４．２大容量の液体の排水作業
培養液を一定量回収する場合…
方法①：バルブを開き、ポリタンク等に回収してください。
培養液を全量回収する場合…
方法②：シリコ栓を取り外し、ポート部分を密閉しながらエアを注入するとバッグ内の内圧が上がり培養液が回収出来ます。

開閉
バルブには内径φ12～15のシリコンチューブあるいは内径φ15の水道用ホースが接続可能です。
(ホースバンドの使用を推奨します。)

４４．３少量の液体の注・排水作業
付属のサンプリングポートはロック機構のあるシリンジと接続可能なようになっています。
少量のサンプルの注・排水は上部のポート以外にも市販のシリンジを使用しても可能です。
手順①：サンプリングポートにシリンジ(ロックタイプ)の先端を押し当てます
手順②：シリンジを押し当てたまま時計回りに回転させて固定します。
手順③：シリンジが固定されたら、注排水を行ってください。

③①②５