Pressure Controller

PC7series

Rev.4

圧力コントローラ
Pressure Controller

負 圧 から超 高 圧まで の 、圧 力コント ロ ー ル を 実 現 。

上！
！
向性 短縮
頼信 大幅の品 間の製 時
査
検負圧から超高圧までの、圧力コントロールを実現。
概要

本シリーズは、圧力制御による各種調整
検 査 の 自 動 化・省 力 化 を 行 える よう、負 圧から低 圧、高 圧 及び超 高 圧までの
圧 力コントロー ルと、手 動、自動、通 信制御など多様なバリエーションを取り揃えています。各種圧力プログラムパターン特長❶ 圧力を迅速かつ精密に安定制御❷ 等分割設定と任意設定パターンが可能❸ 上昇・下降スピードを任意に設定可能❹ パソコンに接続し連携操作が可能❺ 検査工程・比較調整作業を大幅に効率アップの設定が可能で、タッチパネルの採用により、操作性、視認性も向上しました。

用途

各種計測機器の検査に各種配管部品の検査に検出器、変換器、伝送器、各種工業計器

調整弁、バルブ、耐圧ホース、継ぎ手

圧力容器、電子部品の検査に

医療・健康機器の検査校正に

自動車機器、ガス設備機器、油空圧機器、バッテリ・充電池等

バルーンカテーテル、血圧計、呼吸器、各種容器

Pressure Controller PC7series

様々な分野での耐圧・破壊試験を、簡単で精密に実施することが可能。
● 重要保安部品（高圧用パイプ、バルブ、継手等）の耐圧・耐久・破壊試験として● センサの性能確認用として● タイヤ圧の自動調整用として自動車部品
手動調整ハンドルを回すことにより簡単に加圧減圧ができます。発生精度は、圧力計、圧力センサの精度によります。

高圧部品に20〜150MPa の圧力を10Hz の周波数で数百万回加え、その製品の耐久性を確認します。恒温槽・振動試験機を組み合わせることで、複合試験を同時に実施出来ます。

● バルブ
・容器等の耐圧・破壊試験としてデータ例《加圧・保持・減圧試験》

バルブ・容器試験品の容量が 500cc 以下の製品に対し、精度よく耐圧力・破壊圧力を計測する事ができます。専用のアプリケーションソフトを使用する事で簡単に表示・管理ができます。

《安全弁作動試験》《耐圧・破壊試験》● 圧力発生機能を有した校正及び耐圧試験として生産設備の加圧工程

電子部品／各種センサの加圧検査

FA・産業機器関連

医療・分析機器● 医療・分析機器等の耐圧・破壊試験として

圧力計測制御製品一覧
製品

PC71

名

PC72

汎用

高精度

外

観用

途

自動、微圧用

自動、低圧用（負圧、絶対圧）

自動、高圧用特長

ポンプ内蔵型。正圧、負圧制御可能。
デジタル入力により負圧から正圧まで圧力を可変制御できます。

キー操作にて、ゲージ圧、絶対圧への切替が可能です。正圧又は真空のみでも製作可能です。

小型・高圧・高分解能。搭載圧力セン
サの変更により、高精度化も可能です。

±50ｋPa10ｋPa〜800ｋPa （abs）−90〜1000ｋPa

０〜50MPa−−−±0.5〜２％F.S.

±0.1〜０.２５％F.S.

±0.2〜±0.5%F.S.

体

エアー

エアー

精製水、作動油、フロリナート等

運 転 モ ード

自動手動、自動、通信制御

手動、自動、通信制御

通信機

能−

RS-232C

RS-232C

外形

寸法

W314×D346×H181

W320×D350×H211

W610×D420×H400

制 御 エ ア ー−

真空〜１ＭＰａ−補 助 エ ア ー−−

０.４〜０.８ＭＰａ

エアー消 費 量−

使用流量による

約６０ＮＬ/ｍｉｎ

圧力制御範囲周波数

圧力発生精度
圧

力媒

電源

100VAC（50/60Hz） 約 300W

100VAC（50/60Hz） 約 500W

100VAC（50/60Hz） 約 500W

質量

約 5kg

約 10kg

約 50kg※仕様内容によっては、圧力発生能力、外形寸法等が変わる場合がございます。詳細仕様につきましては、ご相談によります。

Pressure Controller PC7series

PC70M

PC70

PC7 インパルス試験装置

手動、超高圧用自動、超高圧用衝撃圧力（＋温度）・耐久加速度試験

デジタル圧力表示を確認しながら調整可能です。ハンドルを軽く回すだけで低圧から高圧まで容易に圧力を発生します。

最大 5 台の圧力センサを任意に切り替え、コンピューターの指令に基づき制御できます。

温度槽と組合せる事により、温度と圧力の複合試験を行なうことができます。最大発生圧力は3〜150MPaご指定頂けます。付随する治具、取付け具等の製作も行ないます。

０〜300MPa

０〜300MPa

０〜150MPa−−

圧力センサ、ゲージによる±0.2〜±0.5%F.S.

±2〜5%F.S.

精製水、作動油、フロリナート等

精製水、作動油、フロリナート等

作動油、フロリナート等

手動

手動、自動、通信制御

手動、自動、通信制御−

RS-232C

RS-232C（オプション)

W700×D500×H1300

W900×D900×H1142−

ーー

０.４〜０.８ＭＰａ

０.４〜０.８ＭＰａー

約６０ＮＬ/ｍｉｎ

約６０ＮＬ/ｍｉｎー200VAC（50/60Hz）
約 1.5KW
3相200VAC（50/60Hz）
約 2.5KW
3相

約 180ｋｇ

約 200ｋｇ

０〜10Hz※但し圧力レンジによる

W3000×D2200×H1800※温度槽含まず

200VAC（50/60Hz） 約 60KW
約３５００ｋｇ

3相

圧力・温度 複合サイクル試験機
最大発生圧力150 MPa

PC7

インパルス試験装置
各種圧力容器、重要保安部品及び配 管 系 統 の 信 頼 性 向 上 のための耐久性確認の加速度試験装置です。
温度槽、振動試験機等と組み合わせると、圧力・温度の複合試験を自動で行うことが出来ます。最大発生圧力は3〜150MPa の範囲をご指定頂けます。圧力発生部構成部
品は、耐久性・メンテナンス性を考慮した設計になっております。
付随する治具、取付け具、試験槽も製作いたします。

※詳細仕様につきましては、ご相談によります。

圧力コントローラシリーズ
対応する圧力レンジ帯により、次のような製品が品揃えしてあります。用途に合致したモデルを選択下さい。

PC20

PC25

圧 力レンジ±1ｋPa → 0.1MPa〜0.5MPa
0〜1ｋPa → 0〜1MPa

0〜2MPa → 0〜20MPa機

能

高精度の微圧コントロールが可能
空気用

高圧対応として、水媒体で自動調整
純水用用

途

各種検査設備の自動化省力化

各種検査設備の自動化省力化

製

外品

名観

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店

長野計 器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問合せは下記フリーコールをご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

http://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 管 理 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・5
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-932-8780
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-822-8550
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

20年1月制作／PRINTED IN JAPAN 2000D（SUN）