N E W
ラマン顕微鏡LabRAM Sol ei l

性能とユーザビリティを両立したラマン分光装置がデビュー
Your ideal lab partner

Ultrafast Confocal Imaging
さらに進化した高速・高機能イメージングを実現

QScanTM

SmartSamplingTM（オプション）◉ 共焦点 3D ラマンイメージを迅速に取得可能◉ ステージを動かさずレーザを走査し測定◉ 光学像全域のイメージングが可能（オプション）◉ 全体像の大枠をいち早く把握するための新アルゴリズムを採用◉ 短時間で全体像イメージを取得可能
イメージングスピードの比較（測定時間：14 分）（500×500 μm @10 倍対物レンズ）

多層混合ポリマーの共焦点 3D ラマンイメージ

SmartSampling 未使用時

SmartSampling 使用時

コンバラリア植物細胞（スズラン）

Automation
ワークフローの高速化・簡易化を実現

Laser auto-alignment

SmartID

自動光軸調整（オプション）

対物レンズ倍率を自動認識

ワンクリックで測定条件設定（光学系自動切替）

分析効率の向上に貢献

測定条件設定ミスを回避

高速なオートアライメント

1819

Auto setting

1923

1960

Jobin Yvon 社設立

グレーティングの量産化開始

1997

2019

Jobin Yvon の前身となる
光学機器メーカ
Maison Soleil 社設立

Jean-Baptiste Soleil

HORIBA グループに加入
HORIBA Jobin Yvon 社誕生

創業 200 周年（仏 1789-1878）2020

創業 200 周年を記念し、UV-VIS-NIR 対応のラマンイメージング装置 LabRAM Soleil がデビュー！
先端研究開発や品質管理におけるラマン分光分析ニュースタンダードとなるべく、創業者の名前にちなみ名付けられました。

Easy & Smart Software
ナビゲーションなどの多彩な機能を搭載したソフトウェア LabSpec 6◉ 目的に応じた数々の専用機能とナビゲーションなど、直感的なインターフェースで、データ取得・解析の手間を大幅に短縮

SWIFT Rep

スペクトルの取得
EasyImage*オプション*オプション

SWIFT XR

SmartSampling

SWIFT Rep

SWIFT XR

測定時にデータを積算し、高画質化が可能

広波数範囲のラマンイメージを高波数分解能で取得可能

光学画像観察スペクトルの解析*オプション+*オプション

*オプション*オプション

KnowItAllTM

LabSpec 6

MVA Plus* KnowItAll は、BIO-RAD 社の登録商標です。

シンプルで強力なソフトウェア

イメージングデータの加工
3D software and volume

迅速なオートフォーカス

EasyImage
EasyImage

トポグラフィックと共焦点ラマンイメージを合わせ 3 次元イメージングを取得

Mountains®

ナビゲーションツール

測定条件の設定からデータの取得・解析をナ
ビゲーション。初心者でも容易にイメージング測定ができます。

+MVA Plus

MVA Plus

ParticleFinderTM

多変量解析ツール

処理速度の大幅な向上により、大容量のデータ解析が可能になり、広範囲で高画質ラマンイメージを取得できます。

粒子解析ツール

光学像から粒子を検出し、検出した粒子を自動測定します。同時に直径や真円度などの形状解析も行えます。

Compact & Expandable Designワンパッケージ化（ < 1 m2 ）と高い拡張性* TERS: チップ増強ラマン散乱（Tip Enhanced Raman Spectroscopy）◉ AFM とのカップリングで TERS 測定を、光ファイバプローブを接続することで In-situ 測定を実現*

4 枚のグレーティングを搭載可能（電動切替）内蔵レーザは最大 4 本まで搭載可（レーザ交換時期表示）

光ファイバプローブ（本体側に接続口付き）

■ 幅広い分野のアプリケーション
2D マテリアル
2D マテリアルの分析では、層数や結晶性の評価にラマン・フォトルミネッセンスが用いられています。
LabRAM Soleil は、超低波数測定オプションや 高速イメージング機能 SmartSampling™により短時間で測定結果を得られます。

ULF

4 µmPLWS2試料の超低波数ラマンイメージおよびフォトルミネッセンスイメージ

多層ポリマー

多層ポリマーのラマンイメージ（QScan™でのイメージングにより局所的に存在する水分を確認）

多層ポリマーの研究では、プロセス中に発生した欠陥や界面状態の観察が重要です。独自の QScanTM 技術により、広範囲で共焦点性を保ちながら多層ポリマーの三次元情報を得られます。

医薬品錠剤
ラマン顕微鏡観察と多変量解析を併用して、医薬品中の有効成分および添加剤の分布をイメージングします。
8 成分を含むタブレットが数分で測定でき、混合物の均一性を評価できます。
低濃度から高濃度までのラマン顕微イメージングに基づいた医薬品錠剤の成分分布（0.1 〜 100 ％）細胞イメージング

高精細ラマンイメージ（マウスの肝細胞、500 nmステップ、70,000点）

介在物の共焦点 3D イメージング

薬理学的応用では、薬効成分の細胞中での分布評価にラマンイメージングが用いられています。例えば、腫瘍学においては、これらの情報をもとに内科的治療アプローチを最適化し、特に化学療法における投薬量の削減を目指しています。

40 µm

鉱物中の水・二酸化炭素はその時代の大気の調査に重要なフ ァ ク タ で す。LabRAM Soleil の 共 焦 点 機 能 に よ り、
高精細な 3D ラマンイメージを得られます。
30 µm

40 μm

30 µm

石英中の包有物の高精細3Dラマンイメージ（250万画素、30 × 30 × 40 μm3）

■ オプション

極低波数ユニット（ULF）

4000
4000

このユニットを組み合わせることによりカットオフ波長を 10cm-1 まで下げることができます。

2500

通常フィルタ30 cm-1 〜

極低波数ユニット

10 cm-1 〜

Intensity (cnt)

3500
3500
3000
2500

2000
2000

1500
1500

1000
1000
500
50000注）使用するレーザによって異なります。

-40-40-20-2000
Raman Shift (cm-1)

2020

4040

L- システィンのストークス / アンチストークス測定

光ファイバプローブ

光ファイバ経由で簡単に In-situ 測定ができます。
液浸測定にも対応します。

加熱冷却ステージ
温度範囲
TYPE 01−160 〜 600 ℃

TYPE 02

室温 〜 1500 ℃

Plasma Line (496.23cm-1)

Intensity (a.u.)

標準の測定ソフトから加熱冷却ステージをコントロールできるため、容易に温度変化のタイミングを設定し分析できます。

470

480

490

500510520
Raman Shift (cm-1)

シリコンのラマンスペクトル

マルチパスセルホルダ水溶液など液体試料をキュベットセルに入れて測定できるため、効率的な液体試料のラマン測定ができます。

100℃
200℃
300℃
400℃
500℃
600℃
700℃
800℃
900℃
1000℃

530

540

550

■ 仕様
対応波長範囲

300 〜 1600 nm

光学系を変えず色収差のないミラーベースのシステム

レーザ波長

標準：532 nm
外付：325 nm
内蔵：405、473、532、638、785 nm

その他の波長については別途ご相談ください（内蔵レーザは最大 4 本まで搭載可）

グレーティング数

4 枚のグレーティングを搭載可能（電動切り替え）

1 ターレットあたり４枚搭載可能

カットオフ波数30 cm-1（標準）10 cm-1（オプション）

使用するレーザによって異なります

使用温度範囲18 〜 28℃

結露無きこと外形寸法 / 装置質量

898（W）x 797（D）x 806（H）mm*/ 約 120 kg* 外付レーザを含まず

806 mm● 1m2 以内のフットプリントを実現

898 mmこのロゴが付記されている技術は、HORIBA が特許を取得した技術です。

Follow Us : HORIBA Scientific

カタログNo. HRA-3767A

779mm