No. 99MAG023J3

ユーザーズマニュアルja

テストインジケータ2）指針の回転方向と測定方向

2． 各部の名称●標準タイプ● 標準タイプ●ユニバーサル形

測定子が上下どちらの方向に作動しても、指針は常に時計方向に回転します。
指針の回転方向を切り替えることはできません。

②①

安全に関するご注意

本商品のご使用にあたっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってください。それ以外で使用された場合、安全性を損なう恐れがあります。

注記⑤③

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

⑧●ポケット形• 分解、改造をしないでください。故障の原因となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。

④• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。

⑥⑦• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。

① 覆い板
④ 測定子
⑦ ナット

② 指針
⑤ アリ板
⑧ 先端部

⑨③ 外枠
⑥ ステム
⑨ 切換えレバー

3． 使用上のご注意
目次

標準タイプと同様に指針の回転方向を切り替えることはできません。

1）測定方向と測定子の角度

1．タイプ ....................................................................................................................... 1ページ
2． 各部の名称 ............................................................................................................... 1ページ
3． 使用上のご注意 ....................................................................................................... 1ページ
4． 測定方法 .................................................................................................................. 2ページ
5． 使用後の注意 ........................................................................................................... 2ページ
6． 仕様 .......................................................................................................................... 2ページ
7．アクセサリー（オプション）........................................................................................ 2ページ
8． 引き取り修理について（有償）.................................................................................. 2ページ

● ユニバーサル形
先端部を回転させ、測定子の作動方向を変更することができます。

• 測定子は、測定ワークでの測定方向と直角になるようにセットしてください。
測定範囲の大きい機種は、測定範囲の中心で直角になるようにしてください。
特に基点合わせ時は必ず直角にセットしてください。

90°

90°

● ポケット形
切換えレバーを切り替えることで、指針の回転方向と測定方向を変更できます。

Tips
1．タイプ

切換えレバーが固くて動かない場合：
切替えレバーの裏側に突起がありますので、レバーを動かすときは押し上げる方向に力を加えて● 測定子の角度●標準タイプ513-4 ■■-10■
513-4 ■■-16■

ください。

●ユニバーサル形●ポケット形

513-30 ■-10■

513-5 ■■-10■

A190°

OK• 測定方向と直角にセットできない場合は、角度補正により真の値（近似値）を得ることができます。
真の値（近似値）を得るために、読み取った値を以下の方法で補正します。

AOK

真の値（近似値）＝読み取り値×補正係数（k）
例えば、角度（α）が 30 °、読み取り値が0.05 mm の場合0.05 mm（読み取り値）× 0.87（30 °のときの補正係数）＝ 0.0435 mm［真の値（近似値）
］

1

角度（α）

補正係数（k）

10 °
20 °
30 °
40 °
50 °
60 °

0.98
0.94
0.87
0.77
0.64
0.50

αOK

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12022 年2月1日 発行
Printed in Japan

Tips3）取り付け• テストインジケータは、たわみなどの影響が出ないように、アリ溝またはステムを使って剛性のある保持具に確実に取り付けてください。
ステムで固定する場合、振動などでナットが緩まないように確実に締め付けてください。

ポケット形

・測定子の長さ（**.*）は、目盛板に表記されています。
・交換の際には、目盛板に表記されてある長さの測定子をご使用ください。

剛性のない保持具に取り付けると、指針がスムーズに作動しないことがあります。

0• 付属品、または各種取り付け金具を使用する場合も、確実な取り付けを行ってください。
• 測定前には測定子を上下させ作動が滑らかなことを確認してください。
**.*

取り付け例
クランプ

ステム

MADE IN JAPANNo.513-●ポケット形

取り付け用金具

クランプ-10

4． 測定方法

ホルダー

1 基準ゲージまたはマスターを使って基点を合わせる
2 必要に応じて外枠を回してゼロの位置を調整する
3 基点合わせと同じ姿勢、条件で測定ワークを測定する
4 長針の値を正面から読み取る

ステム●標準タイプ、ユニバーサル形

1

ホルダー

40

測定子を使用してください。
・測定子の交換後には精度が変化しますので確認が必要です。

マスター• 測定子はねじ込み式になっています。交換するときはキズが付かないように柔らかいウエス等を測定子に巻き付け、プライヤーなどではさんで回してください。

L

マスター

102081

アリ溝付ø6・ø8 mm 用

902053

アリ溝付ø6・ø9.53 mm用

900320アリ溝付ø4・ø8 mm用

900321

ホルダアームA（角9× 9×100 mm）

900209ホルダアームB（ø8 ×115 mm）

900211

ホルダアーム（角9× 9×50 mm）

953638

ホルダアーム（角6.35 ×12.7 ×50 mm）

953639• 測定子の感度や追従性が悪い
ガタの発生や歯車のかみ合い隙間の変化により感度（追従性）が悪くなります。

測定ワーク• テストインジケータの性能は、使用状況や保存状態に大きく左右されます。使用頻度・環境・保管方法などを考慮した上で社内規格などに周期を定め、定期的に点検することをお勧めします。
• 弊社以外で修理や分解した場合の性能は弊社の保証外となります。

6． 仕様

M1.7×0.35

30 ％〜70 ％（ただし、結露なきこと）

7．アクセサリー（オプション）●ユニバーサル形• 測定子は先端がねじ込み式になっています。交換するときは先端部が回らないようにしっかり固定して付属のスパナ（パーツNo. 102037）で測定子を回してください。

標準タイプ、ユニバーサル形
取り付け用金具

Lステム

先端部
クランプ

2102822

ø9.52ステム

5． 使用後の注意• 使用環境：温度 0 °C〜40 °C、湿度

スパナ

102389ø8ステム• 覆い板の汚れは、柔らかく乾いた布か、中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ります。中性洗剤以外は、割れ等の原因となるので使用しないでください。

●標準タイプ、ポケット形

M1.4×0.3102036

ø6ステム

以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。最寄りの販売店または弊社営業所へご連絡ください。

00• テストインジケータは機種によって測定子の長さ（L）が異なります。あらかじめ定められた長さ以外の測定子を使用すると、測定結果に大きな誤差を生じますので、必ず機種に応じた長さのパーツNo.

8． 引き取り修理について
（有償）
32ステム

4）測定子の長さと交換

品名
ø4ステム

ホルダー

品名

パーツNo.

ø4アリ溝付ステム

21CZB131

ø6アリ溝付ステム

21CZB128

ø8アリ溝付ステム

21CZB129ø9.52アリ溝付ステム

21CZB130

アリ溝付 ø6・ø8 mm 用

902053

アリ溝付 ø6・ø9.53 mm 用

900320アリ溝付 ø4・ø8 mm 用

900321

ホルダアームA（角 9 ×9 ×100 mm）

900209ホルダアームB（ø8 ×115 mm）

900211

ホルダアーム（角9× 9 ×50 mm）

953638

ホルダアーム（角6.35×12.7 ×50 mm）

953639株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2022 年2月1日 発行
Printed in Japan