Agilent Technologies E3640A – E3649A
プログラマブルDC電源
Data Sheet

高品質なプログラマブル電源• 単出力および2出力• 2種類の出力レンジ• 30W〜100Wの出力パワー• フロントおよびリア出力端子• 過電圧保護• リモート・センシング• GPIB/RS-232標準

優れたコスト・パフォーマンス

ことができます。また、あらゆる出力負荷条件において、電圧設定時間は90ms以下です。

Agilent E364xAシリーズのプログラマブ
ルDC電源は、30W〜100Wの出力パワーを備え、優れた性能を低価格で提供しま リモート・インタフェースす。10種類のモデルはすべて、高品質なGPIB(IEEE-488)カードまたはRS-232イン
パワー、信頼性の高いレギュレーション、タフェースを内蔵したすべてのPCに対高速な過渡応答を実現し、GPIBおよび応しています。各モデルはGPIBおよびRS-232インタフェースを内蔵していまRS-232を標準で備えています。操作のす。研究開発時の設計検証、製品試
簡単なSCPI(プログラマブル計測器用標
験、QA検査、および要求度の高いその他
準コマンド)によって、プログラミングのアプリケーションのニーズに応え、を素早く簡単に行えます。ユーザ・マニ
Agilent Technologiesの品質および信頼性
ュアルには、基本的なプログラミング情を実現します。
報だけでなく、上級プログラマ向けの詳細情報も記載されています。
安定した出力0.01%の負荷および電源レギュレーションにより、電源変化および負荷変化の発生時にも安定した出力を提供します。また、ノーマル･モードの低い電圧ノイズとコモン・モードの低い電流ノイズの両方を備えています。ノーマル・モードの低ノイズによってプレシジョン回路に高品質の電源が保証され、コモン・モードの低ノイズによって電源への流入を防ぐ

フロント・パネル操作
操作の簡単な回転ノブおよびガイド機能の付いたキーパッドによって、出力を必要な分解能に設定するのも簡単かつすばやく行えます。電圧および電流レベルは、フロント・パネルから最大分解能10mV/1mAまで設定できます。電源設定は内蔵の不揮発性メモリに最大5つまで保存でき、そこから呼び出すことが可能です。また、出力オン/オフ・ボタンによって、出力をゼロに設定できます。2出力モデルでは2種類の電圧または電流を同時に表示できます。

汎用電源2種類の出力レンジを切り替えることで柔軟性を実現しています。出力負荷の過HP VEE、National Instruments LabView™、電圧保護機能を備え、フロント・パネル
LabWindows™ではVXIプラグ＆プレイ・およびリモート・インタフェースから簡ソフトウェア・ドライバを使用できるた
単にモニタ、設定変更が行えます。リア
め、お使いのテスト・システムにE364xA
端子には、負荷リード線の電圧降下によを簡単に統合できます。ドライバはるエラーを軽減するためのリモート・セMicrosoft® Windows 98®/NT®に対応してンシング機能があります。フロント・パ
います。
ネル上に新しい汎用バインディング・ポ多くのシステムに対応

ご注意2002 年 6 月 13 日より、製品のオプション構成が変更されています。
カタログの記載と異なりますので、ご発注の前にご確認をお願いします。

スト、またリア・パネル上にねじ式端子を備えています。フロント・パネル上の新バインディング・ポストは、従来のバナナ・プラグや裸リード線だけでなく、安全テスト・リード線にも対応しています。ラックマウント・キットもオプションでご用意しています。Agilent E364xA
シリーズが採用している冷却ファンは、速度自動制御機能付きで動作音も静かです。
LabViewおよびLabWindowsは、National Instruments
社の登録商標です。
Microsoft、Windows 98、およびWindows NTは、Microsoft社の米国登録商標です。

アナログ感覚で電圧および電流をすばやく制御できる回転ノブ

視認性の高い蛍光ディスプレイ

持ち運びと設置に便利なハンドル
2種類のレンジを切り替えることで、柔軟で便利な操作性を実現

フロント・パネル操作による電子校正

3年間の保証付き

柔軟性の高い汎用バインディング・
ポストによって、テスト・リード線、バナナ・プラグ、裸リード線に対応

速度自動制御機能付き静音
冷却ファン内蔵のGPIB
およびRS-232
インタフェース
リア出力およびセンス端子2

Agilent E3640A - E3649A プログラマブルDC電源仕様

モデル番号E3640A

E3641A

最大電力
出力数
DC出力
(@ 0°C〜40°C)

1
0〜8V/3A
0〜20V/1.5A

質量(正味)

10〜35V/0.8A
0〜60V/0.5A

10〜8V/5A
0〜20V/2.5A

5.3kg

E3644A

E3645A80W

10〜35V/1.4A
0〜60V/0.8A

10〜8V/8A
0〜20V/4A

6.2kg

10〜35V/2.2A
0〜60V/1.3A
6.7 kg254.4mm (幅) × 103.6mm (高さ) × 374mm (奥行)E3646A

最大電力

E3647A

E3648A

60W

出力数
DC出力
(@ 0°C〜40°C)

E3643A
50W

外形寸法
モデル番号

E3642A

30W

E3649A
100W

2222

20〜8V/3A
0〜20V/1.5A

20〜35V/0.8A
0〜60V/0.5A

20〜8V/5A
0〜20V/2.5A2
0〜35V/1.4A
60V/0.8A

質量(正味)

7.3kg

外形寸法

9.2kg
228mm (幅) × 133mm (高さ) × 374mm (奥行)

負荷変動1および電源変動 ±(出力のパーセント+オフセット)
電圧< 0.01% + 3mV

電流< 0.01% + 250µA

リップル/ノイズ(20Hz〜20MHz)
ノーマル・モード電圧< 5mVpp/0.5mVrms(8V/20Vモデル)< 8mVpp/1mVrms(35V/60Vモデル)

ノーマル・モード電流< 4mArms

コモン・モード電流< 1.5µArms

確度(12ヶ月) (25°C±5°C)、±(出力のパーセント+オフセット)
プログラミング
電圧< 0.05% + 10mV(E3646/47/48/49Aの出力2は < 0.1% + 25mV)

電流<0.2% + 10mA

リードバック
電圧< 0.05% + 5mV(E3646/47/48/49Aの出力2は < 0.1% + 25mV)

電流< 0.15% + 5mA(E3646/47/48/49Aの出力2は < 0.15% + 10mA)

分解能
プログラム

< 5mV/1mA

リードバック< 2mV/1mA

メータ
過渡応答10mV/1mA
50µs未満(出力電流が全負荷から半負荷、またはその反対に変化した後、出力電圧が15mV以内に回復するまでの時間)

セトリング時間 2< 90ms

OVP
確度、±(出力のパーセント + オフセット)
稼働時間3< 0.5% + 0.5V
< 1.5ms、OVP≧3V/< 10ms、OVP < 3V

温度係数/°C ±(出力のパーセント+オフセット)
電圧< 0.01% + 3mV(E3646/47/48/49Aの出力2は < 0.02% + 5mV)

電流

< 0.02% + 3mA

安定度、定格出力 & 温度 ±(出力のパーセント+オフセット)、8時間
電圧< 0.02% + 2mV

電流< 0.1% + 1mA

リモート・センシング
各負荷リード線の最大電圧降下
AC入力(47Hz – 63Hz)
保証期間
安全規格
11V
100Vac±10%(オプション0E9)/115Vac±10%(標準)/230Vac±10%(オプション0E3)
3年
UL3111-1に適合、CSA 22.2 No. 1010.1認定、IEC 1010-1に適合、EMC directive 89/336/EEC(グループ1、クラスA)に適合

センス端子接続時直接接続されたGPIBまたはRS-232インタフェースからVOLTageコマンドまたはAPPLyコマンド入力時に、出力電圧が1%から99%まで変化するまでの最大時間
3
OVP機能の開始後、出力電圧が降下を開始するまでの平均時間
23オーダ情報Agilent E364xAシリーズ電源
E3640A 30W 単出力電源
E3641A 30W 単出力電源
E3642A 50W 単出力電源
E3643A 50W 単出力電源E3644A 80W 単出力電源
E3645A 80W 単出力電源
E3646A 60W 2出力電源
E3647A 60W 2出力電源
E3648A 100W 2出力電源
E3649A 100W 2出力電源
付属アクセサリユーザーズ・ガイド、クイック・リファレ
ンス・ガイド、AC電源コード
電源オプション
オプション 0E3 230 Vac ± 10%オプション 0E9 100 Vac ± 10%
その他のオプション
オプション 1CM ラックマウント・キット. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(単出力). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2出力)オプション W50 保証期間を5年に延長オプション 910 追加マニュアル
Agilent E364xA 単出力マニュアル(マニュアル番号 E3640-90001)
Agilent E364xA 2出力マニュアル(マニュアル番号 E3646-90001)
アクセサリ
電源負荷リード線
Agilent E3619A 18AWG 電源テスト・リード線
ラックマウント・キット
Agilent E3640A/41A/42A/43A/44A/45A
単一装置用(部品番号 5063-9240)
2台並列組み込み用
ロックリンク・キット (部品番号 50619694)
フランジ・キット (部品番号 5063-9212)
1台または2台組み込み用
スライディング・サポート・シェルフ
シェルフ (部品番号 5063-9255)
スライド・キット (部品番号 1494-0015)
単一装置用アクセサリ
フィラー・パネル (部品番号 5002- 3999)
Agilent E3646A/47A/48A/49A
単一装置用(部品番号 5063-9243)
2台並列組み込み用
ロックリンク・キット (部品番号 50619694)
フランジ・キット (部品番号 5063-9214)
1台または2台組み込み用
スライディング・サポート・シェルフ
シェルフ (部品番号 5063-9256)
スライド・キット (部品番号 1494-0015)

5968-7355J
010001301-D/H