Übersetzung der Original-Betriebsanleitung®

™

Sentrac Strix Edition
Wasserstofflecksuchgerät

SEN.122.162, SEN.122.163
Ab Software-Version

2.01.01

ninb65de1-01-(2011)

INFICON AB
Wahlbecksgatan 25
SE-582 13 Linköping
SchwedenINFICON

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen................................................................................................................................. 7
1.1 Zu dieser Anleitung................................................................................................................................... 7
1.1.1 Zugehörige Handbücher ............................................................................................................... 7
1.1.2 Revisionsverlauf des Dokuments.................................................................................................. 7
1.2 Einführung in das Gerät............................................................................................................................ 7
1.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................................................................................................. 7
1.2.2 Verfügbare Modelle....................................................................................................................... 8
1.3 Passwort Menü ......................................................................................................................................... 8
1.4 Warnungen ............................................................................................................................................... 8
2 Lieferumfang und Lagerung ........................................................................................................................... 10
2.1 Lieferumfang - Desktop-Modell............................................................................................................... 10
2.2 Lieferumfang - Tragbares Modell............................................................................................................ 11
2.3 Peripheriegeräte ..................................................................................................................................... 12
2.4 Lagerumgebung Sensistor Sentrac ........................................................................................................ 13
3 Beschreibung des Geräts ............................................................................................................................... 14
3.1 Vorderseite ............................................................................................................................................. 14
3.2 Rückseite ................................................................................................................................................ 15
3.3 Aufkleber................................................................................................................................................. 16
4 Sonde ............................................................................................................................................................. 17
4.1 Beschreibung.......................................................................................................................................... 17
4.2 Kalibrierung............................................................................................................................................. 18
5 Systembeispiele ............................................................................................................................................. 19
5.1 Desktop-Modell....................................................................................................................................... 19
5.2 Tragbares Modell.................................................................................................................................... 20
6 Einrichtung...................................................................................................................................................... 21
6.1 Gerät aufstellen ...................................................................................................................................... 21
6.2 Gerät verbinden ...................................................................................................................................... 21
7 Einstellungen .................................................................................................................................................. 22
7.1 Einstellungen der Sonde......................................................................................................................... 22
7.2 Allgemeine Einstellungen ....................................................................................................................... 22
7.3 Kommunikationseinstellungen ................................................................................................................ 22
8 Menüsystem ................................................................................................................................................... 23
Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)iii

Inhaltsverzeichnis

INFICON

8.1 Geräteanzeige ........................................................................................................................................ 23
8.1.1 Navigation durch die Menüs ....................................................................................................... 23
8.1.2 Menü-Schaltflächen .................................................................................................................... 25
8.1.3 Navigations- und sonstige Schaltflächen .................................................................................... 25
8.2 Passwort und Menü-Übersicht................................................................................................................ 26
9 Betrieb ............................................................................................................................................................ 29
9.1 Vorbereitung ........................................................................................................................................... 29
9.1.1 Bedingungen für die Dichtheitsprüfung....................................................................................... 29
9.2 Akkubetrieb............................................................................................................................................. 30
9.3 Einstellungen .......................................................................................................................................... 30
9.3.1 Wie Sie Lecks lokalisieren .......................................................................................................... 30
9.3.2 Wie Sie Lecks detektieren .......................................................................................................... 31
9.3.3 Wie Lecks gemessen werden ..................................................................................................... 32
9.3.4 Lecks messen ............................................................................................................................. 32
9.4 Praktische Anwendung ........................................................................................................................... 33
9.5 Quantifizieren von Lecks ........................................................................................................................ 33
9.6 I•Guide .................................................................................................................................................... 34
10 Parametersätze .............................................................................................................................................. 36
10.1 Übersicht Parametersätze ...................................................................................................................... 36
10.2 Parametersatz erstellen.......................................................................................................................... 36
10.2.1 Neuer Parametersatz.................................................................................................................. 36
10.2.2 Parametersatz ändern ................................................................................................................ 37
10.2.3 Bestehenden Parametersatz auswählen .................................................................................... 37
10.2.4 Parametersatz löschen ............................................................................................................... 37
11 Kalibrierung .................................................................................................................................................... 38
11.1 Kalibrieren - Einführung .......................................................................................................................... 38
11.1.1 Wann ist eine Kalibrierung erforderlich? ..................................................................................... 38
11.1.2 Benötigte Ausrüstung.................................................................................................................. 39
11.2 Wie man kalibriert ................................................................................................................................... 39
11.2.1 Prüfleck vorbereiten .................................................................................................................... 39
11.2.2 Kalibrierwert angeben ................................................................................................................. 39
11.2.3 Kalibriervorgang.......................................................................................................................... 41
12 Info.................................................................................................................................................................. 42
12.1 Statistik ................................................................................................................................................... 42iv

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Inhaltsverzeichnis

12.1.1 Betriebszeit ................................................................................................................................. 42
12.1.2 Kalibrierung................................................................................................................................. 42
12.1.3 I•Guide ........................................................................................................................................ 42
12.2 Export/Import .......................................................................................................................................... 42
12.2.1 Export.......................................................................................................................................... 42
12.2.2 Import.......................................................................................................................................... 43
12.3 Übersicht Einstellungen .......................................................................................................................... 43
12.4 E/A .......................................................................................................................................................... 43
12.5 Passwort anzeigen ................................................................................................................................. 43
12.6 Über ........................................................................................................................................................ 43
13 Diagnose ........................................................................................................................................................ 44
13.1 Warnung ................................................................................................................................................. 44
13.2 Servicebildschirm.................................................................................................................................... 44
13.3 Zurücksetzen .......................................................................................................................................... 44
14 Serielle Kommunikation.................................................................................................................................. 45
15 Fehlerbehebung ............................................................................................................................................. 55
15.1 Fehlerhafte Symptome ........................................................................................................................... 55
15.2 Warnmeldungen ..................................................................................................................................... 56
16 Wartungsanweisungen ................................................................................................................................... 58
16.1 Sicherungen wechseln............................................................................................................................ 58
16.2 Sondenspitzenfilter wechseln ................................................................................................................. 59
16.3 Schutzkappe der Sondenspitze wechseln .............................................................................................. 59
16.4 Sensor wechseln .................................................................................................................................... 60
16.5 Batterie wechseln (Tragbares Modell) .................................................................................................... 61
16.6 Software-Update..................................................................................................................................... 64
17 Wartung .......................................................................................................................................................... 65
18 Technische Daten........................................................................................................................................... 66
18.1 Schnittstellen und Anschlüsse ................................................................................................................ 67
18.1.1 Einschub für SD-Karte ................................................................................................................ 67
18.1.2 USB 2.0-Anschluss ..................................................................................................................... 67
18.1.3 I/O-Steckeranschluss.................................................................................................................. 67
18.1.4 Verbindungsanschluss für Sonde ............................................................................................... 71
18.1.5 Netzkabelanschluss (Desktop-Modell)........................................................................................ 71
18.1.6 Anschluss für Ladegerät (Tragbares Modell).............................................................................. 71

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)v

Inhaltsverzeichnis

INFICON

19 Ersatzteile und Zubehör ................................................................................................................................. 72
19.1 Ersatzteile ............................................................................................................................................... 72
19.2 Zubehör .................................................................................................................................................. 73
20 INFICON-Kundenservice................................................................................................................................ 74
20.1 So nehmen Sie Kontakt zu INFICON auf ............................................................................................... 74
20.2 So geben Sie Komponenten an INFICON zurück .................................................................................. 74
21 Konformitätserklärung .................................................................................................................................... 75
22 Gerät entsorgen.............................................................................................................................................. 76
23 Anhang ........................................................................................................................................................... 77
23.1 Parameter-Index ..................................................................................................................................... 77
Stichwortverzeichnis....................................................................................................................................... 79vi

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Allgemeine Informationen | 1

1 Allgemeine Informationen
Lesen Sie diese Seite aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Achten Sie
dabei insbesondere auf Textstellen, die mit WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS
gekennzeichnet sind.

1.1 Zu dieser Anleitung
Der Grund dieser Anleitung ist:

• Beschreibung des Funktionsprinzips des Geräts.
• Dem Leser beibringen, wie man das Gerät einrichtet.
• Zeigt Beispiele für verschiedene Methoden der Leckprüfung und -suche

1.1.1 Zugehörige Handbücher
Handbuch

Teile-Nr.

Sensistor Sentrac Schnellstartanleitung

592-0121.1.2 Revisionsverlauf des Dokuments
Revision

Datum

Anmerkung01

10-2020

Erste Ausgabe

1.2 Einführung in das Gerät
Das Gerät wird eingesetzt, um festzustellen, ob ein Leck vorhanden ist, wo sich das
Leck auf dem Prüfobjekt befindet und wie viel Gas aus dem Leck austritt.

1.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch• Der Gerät ist nur für den Innenbereich konzipiert.
• Die Einrichtung des Gerätes erfolgt über den Touchscreen oder einen PC.
• Verschiedene Parameter können gespeichert werden. Dadurch entsteht jeweils
ein spezifischer Parametersatz für ein bestimmtes Prüfobjekt.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

7 / 82

1 | Allgemeine Informationen

INFICON

1.2.2 Verfügbare Modelle

Abb. 1: Verfügbare Modelle

Sensistor Sentrac

Teile-Nr.

1

Sentrac Strix Edition, Desktop-Modell

Für den stationären Einsatz

590-830

2

Sentrac Strix Edition, Tragbares

12 Stunden Betriebszeit bei

590-840

Modellvoll geladenen Akkus.

1.3 Passwort Menü
Alle Menüs, außer das Service-Menü, sind verfügbar, wenn kein Benutzer, Bediener
oder Vorarbeiter-Passwort eingestellt wurde. Falls keines dieser Passwörter vom
Benutzer gesetzt wurde, werden die folgenden Menüs mit dem jeweiligen Passwort
aufgerufen.

1.4 Warnungen
GEFAHR
Unmittelbar drohende Gefahr mit Tod oder schweren Verletzungen als Folge

WARNUNG
Gefährliche Situation mit möglichem Tod oder schweren Verletzungen als
Folge

VORSICHT
Gefährliche Situation mit leichten Verletzungen als Folge

8 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Allgemeine Informationen | 1

HINWEIS
Gefährliche Situation mit Sach- oder Umweltschäden als Folge

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

9 / 82

2 | Lieferumfang und Lagerung

INFICON

2 Lieferumfang und Lagerung
Kontrollieren Sie das Gerät bei der Anlieferung auf Transportschäden.

2.1 Lieferumfang - Desktop-Modell

Pos.

Bezeichnung

Teile-Nr.

1

Gerät Desktop-Modell

590-905

2

Strix-Handsonde

590-730

3

Sondenkabel (3 m)

590-161

4

Netzkabel (Desktop-Modell)EU

591-146GB

591-147US

591-853

5

Probenahme-Set, Sondenspitze

591-799

6

Sensorschlüssel

598-4617

Betriebsanleitung Gerät (diese Anleitung)592-0108Übersetzungen der Bedienungsanleitung (aufUSB-Stick)

10 / 829

Zustandsbericht für die Produktrückgabe

10

Prüfprotokoll

11

Schnellstartanleitung

592-012Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Lieferumfang und Lagerung | 2

2.2 Lieferumfang - Tragbares Modell

Pos.

Bezeichnung

Teile-Nr.

1

Gerät, Tragbares-Modell

590-915

2

Strix-Handsonde

590-730

3

Sondenkabel (3 m)

590-1614

Akku-Ladegerät

591-795

5

Probenahme-Set, Sondenspitze

591-799

6

Sensorschlüssel

598-4617

Betriebsanleitung Gerät (diese Anleitung)592-0108Übersetzungen der Bedienungsanleitung (aufUSB-Stick)9

Zustandsbericht für die Produktrückgabe

10

Prüfprotokoll

11

Schnellstartanleitung

592-01212Transportkoffer

591-993

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)11 / 82

2 | Lieferumfang und Lagerung

INFICON

2.3 Peripheriegeräte

Pos. Bezeichnung
1

Prüfgas2

Druckluft

3

Prüfgas-Druckbefüllstation

4

Zweistufiger Gasregler

5

Prüfleck mit Bescheinigung

6

Kalibriergas mit Bescheinigung

7

Druckluftfilter

Für weitere Informationen siehe Ersatzteile..

12 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Lieferumfang und Lagerung | 2

2.4 Lagerumgebung Sensistor Sentrac
Desktop-Modell(590-830)

Temperatur:

0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Feuchtigkeitsbereich:

10% bis 75% r.F. (nicht kondensierend)

Tragbares Modell(590-840)

Temperatur:

0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Feuchtigkeitsbereich:

10% bis 75% r.F. (nicht kondensierend)

Für eine lange Lagerdauer empfehlen wir dringend, den Akku nur bis zu 50%
der vollen Ladung aufzuladen, um eine hohe Ladekapazität über einen
längeren Zeitraum zu erhalten.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)13 / 82

3 | Beschreibung des Geräts

INFICON

3 Beschreibung des Geräts
Das Gerät wird manuell über das Menüsystem des Touchscreens bedient. Außerdem
dient der Bildschirm zur Anzeige von Ergebnissen und Programmabläufen als Grafik
und in Textform.

3.1 Vorderseite

14 / 82

Pos.

Anschluss/Schnittstelle

1

Verbindungsanschluss für Sonde

2

Kopfhörerbuchse

3

Touchscreen

4

LED

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Beschreibung des Geräts | 3

3.2 Rückseite

Pos.

Anschluss/Schnittstelle

Zur Verbindung mit

1

Nicht verwendet-

2

Einschub für SD-Karte

SD-Karte3

USB 2.0

Zu einem Host (z. B. PC)

4

I/O-Anschluss

RS232, SPS E/A und Signale.

5

Verbindungsanschluss für

Sonde

Sonde
6

Netzkabelanschluss (Desktop- Netzkabel
Modell)7

Netzschalter (Desktop-Modell) -8Anschluss für Ladegerät

Akku-Ladegerät(Tragbares Modell)
9

Netzschalter (Tragbares-

Modell)Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)15 / 82

3 | Beschreibung des Geräts

INFICON

3.3 Aufkleber
Auf der Rückseite des Sensistor Sentracs befindet sich ein Aufkleber mit denelektrischen Spezifikationen des Lecksuchgerätes und der Seriennummer.

Pos.

Aufkleber

1Typenschild Desktop-Modell

2Typenschild Tragbares Gerät

3

Aufkleber mit Baujahr

4

Kennzeichnung der Anschlüsse
SEN.

Typnummer Desktop-Modell

122,162
SEN.

Typnummer Tragbares Modell

122,163
WEEE-Symbol.
Siehe Gerät entsorgen.

CE-Kennzeichnung. Übereinstimmung mit den grundlegenden
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.

16 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Sonde | 4

4 SondeHINWEIS
Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Anschließen und Trennen desHandgriffkabels ausgeschaltet ist. Bei eingeschaltetem Gerät kann der Sensor
beschädigt werden.

Der Handgriff saugt nichts ein. Die Gasmessung erfolgt in dem
auswechselbaren Sensor in der Spitze des Handgriffs.

4.1 Beschreibung
1

3

2

4
7
5
6

Pos.

Bezeichnung

Beschreibung

1

Wasserstoffsensor

Zum Erkennen und Messen von Lecks.

2

Anzeige

Zur Anzeige von Ergebnissen,
Informationen und Warnungen.

3

Allgemeine Informationen

Die Informationen hängen von den
Einstellungen und Anwendungen desKunden ab.

4

Mess- undAnzeige in Form von Werten und Grafiken.

Lecksuchinformationen
5

Funktionen der

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

Multifunktionstaste
6

Multifunktionstaste

Zur Durchführung der verfügbaren
Funktionen.

7

LeuchteSensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

Zur Beleuchtung der Messstelle.

17 / 82

4 | Sonde

INFICON

Der Handgriff ist auch mit einem flexiblen Hals erhältlich.

Für weitere Informationen siehe Ersatzteile.

4.2 Kalibrierung
Um eine optimale Genauigkeit zu erzielen, muss die Sonde kalibriert werden.
Vergewissern Sie sich daher vor jeder Messung einer Gaskonzentration oder
Leckagerate, dass er kalibriert ist. Für weitere Informationen siehe Kalibrierung.

18 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Systembeispiele | 5

5 Systembeispiele
5.1 Desktop-Modell

Pos.

Beschreibung

1

Sensistor Sentrac, Tragbares Modell

2

Druckluft

3

Spürgas4

Prüfgas-Druckbefüllstation wie beispielsweise TGF11

5

Strix-Handsonde

6

Prüfobjekt

7

Leitung zur Gas-Evakuierung und -Befüllung

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)19 / 82

5 | Systembeispiele

INFICON

5.2 Tragbares Modell

20 / 82

Pos.

Beschreibung

1

Sensistor Sentrac, Tragbares Modell

2

Prüfobjekt

3

Strix-Handsonde

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Einrichtung | 6

6 Einrichtung
WARNUNG
Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Gerät sicher, dass alle einschlägigen
rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

6.1 Gerät aufstellen

Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von Wasserstoffquellen zu platzieren, wie z.
B. Zigarettenrauch, Verbrennungsmotoren, Maschinen zur Aluminiumbearbeitung,
Ladestationen für Bleibatterien und in einigen Fällen auch Druckluftsysteme.

6.2 Gerät verbinden
1. Verbinden Sie die Handsonde mit dem Gerät. Benutzen Sie dafür das
Sondenkabel. Wenn Sie anstelle der Strix-Handsonde eine andere Sonde
verwenden möchten, wenden Sie sich an INFICON. Möglicherweise ist eine
Anpassungsvorrichtung zwischen Sonde und Gerät erforderlich.
2. Stecken Sie das Netzkabels in den Netzanschluss am Gerät und in die
nächstgelegene Steckdose.

Achten Sie beim Trennen der Sonde darauf, ihn an dem gerändelten Teil desAnschlusses zu halten und gerade herauszuziehen. Die Standard-Kabellänge
beträgt 3 m. Optional sind mehrere verschiedene Kabellängen erhältlich.
Siehe Ersatzteile und Zubehör.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)21 / 82

7 | Einstellungen

INFICON

7 Einstellungen
7.1 Einstellungen der Sonde► Um die Taste an der Sonde einzustellen, tippen Sie auf Einstellungen >> Sonde >>Funktionen.
Hier können auch die Beleuchtungsoptionen eingestellt werden.

7.2 Allgemeine Einstellungen► Um die Helligkeit, den Ton, das Datum und die Sprache einzustellen, tippen Sie auf
Einstellungen >> Allgemein.

7.3 KommunikationseinstellungenIn den Kommunikationseinstellungen können die Ausgangsanschlüsse konfiguriert
werden.
► Tippen Sie auf Einstellungen >> Kommunikation.

USB und RS232
Daten können in bestimmten Abständen oder bei bestimmten Ereignissen
ausgedruckt werden. Die gedruckten Daten sind im wissenschaftlichen Format.

SPS-Ausgang
Der SPS-Ausgang ist auf "High" gesetzt, wenn ein ausgewähltes Ereignis eintritt undbleibt während des Ereignisses "High".

SPS-Eingang
Ein "High"-Signal am SPS-Eingang löst eine festgelegte Funktion aus.

Ana. AUSGANG
Erzeugt eine analoge Spannung, 0,15 V bis 10,0 V, mit einer Auflösung von 8 Bits
zwischen festgelegten Werten des Messmodus.

22 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Menüsystem | 8

8 Menüsystem
8.1 Geräteanzeige
8.1.1 Navigation durch die Menüs
HINWEIS
Keine Beschädigungen durch scharfe Gegenstände auf dem Touchscreen desGeräts verursachen.
INFICON empfiehlt, den Bildschirm nur mit den Fingerspitzen zu berühren.

Symbolfarben
Grau

Nicht

Zeigt im aktuellen Menü die obere Bildschirmebene an.

antippbar
Hellblau

Antippbar

Zum Aufrufen des Menüs antippen.

Sehr helles

Antippbar

Antippen, um im aktuellen Menü zur oberen

Blau

Bildschirmebene zurückzukehren.

Betriebsbildschirm

cc/s Luft

Kombinierter Modus

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)23 / 82

8 | Menüsystem

INFICON

Der Bildschirm"Einstellungen"
KALIBRIERUNGLECKSUCHMODUS

MESSMODUS

SONDEPRÜFPROGRAMM

ALLGEMEIN

KOMMUNIKATIONPASSWORT

Einstellungen

Der Bildschirm "Info"
STATISTIKI/OsEXPORT/IMPORTPASSWORT ANZEIGNÜBERSICHT EINSTELLUNGEN

ÜBER

Info

Der Bildschirm"Diagnose"
WARNUNGENWERKSEINSTELLUNGENSERVICE BILDSCHIRM

Warnungen

24 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Menüsystem | 8

8.1.2 Menü-Schaltflächen
SymbolBeschreibung

SymbolBeschreibung

Einstellungen

Audio

Betrieb

Stummschalten

Info

Empfindlichkeit

Diagnose

Kalibrierung

Messmodus

Parametersatz

Lecksuchmodus

I•GuideKombinierter Modus

8.1.3 Navigations- und sonstige Schaltflächen
SymbolBeschreibung

SymbolBeschreibung

Start

Speichern

Stopp, Schließen

Laden

ZurückBildlaufleiste

Vor

Umschalttaste

WeiterZurückSensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)25 / 82

8 | Menüsystem

INFICON

8.2 Passwort und Menü-Übersicht
Es gibt drei unterschiedliche Zugriffsebenen (Berechtigungsstufen), die durch das
jeweilige unten aufgeführte Benutzersymbol angezeigt werden.
Symbol Beschreibung
Basis.
Das Passwort kann für den Zugang zur Grundstufe eingestellt werden
Benutzer können das Gerät bedienen, aber nicht kalibrieren oder
Einstellungen ändern. Kein Passwort.
Bediener.
Das Passwort kann gesetzt werden, um zur mittleren Stufe zu gelangen.
Fortgeschrittene Benutzer können das Gerät kalibrieren, aber keine
Einstellungen ändern oder Protokolle bearbeiten oder überprüfen.
Vorarbeiter.
Das Passwort kann gesetzt werden, um zur Stufe Vorarbeiter zu gelangen.
Vorarbeiter können das Produkt bedienen, kalibrieren, Einstellungenändern, sowie Protokolle bearbeiten oder überprüfen.

Wenn kein Passwort festgelegt ist, kann ein Benutzer das Produkt bedienen,
kalibrieren, Einstellungen ändern, sowie Protokolle bearbeiten oderüberprüfen.

Passwort und Menü-Übersicht
Alle Menüs mit Ausnahme des Servicemenüs sind verfügbar, wenn kein Benutzer-,
Bediener-, Vorarbeiter-Passwort eingestellt ist. Wenn eines dieser Passwörter vom
Benutzer festgelegt wird, kann auf die folgenden Menüs mit dem entsprechenden
Passwort zugegriffen werden.
Die erste Registerkarte Login dient zur Anmeldung an die verschiedenen Stufen.
Unter der Registerkarte ”Bediener” kann das Passwort kann gesetzt werden, um zur
mittleren Stufe zu gelangen. Unter der Registerkarte “Vorarbeiter” kann das Passwort
kann gesetzt werden, um zur Stufe Vorarbeiter zu gelangen.
Menü

Menü

Stufe 1

Stufe 2

Registerkarten

Passwort
Benutzer Bediener Vorarbeit
erBetrieb

Messmodus

X

X

X

Lecksuchmodus

X

X

X

Kombinierter

X

X

X

Modus

26 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Menüsystem | 8

Menü

Menü

Stufe 1

Stufe 2

Registerkarten

Passwort
Benutzer Bediener Vorarbeit
erBatterie

X

X

X

Audio

X

X

X

X

X

Kalibrieren
Empfindlichkeit

X

X

X

Parametersatz

X

X

X

I•Guide

X

X

X

X

X

Einstellungen Kalibrierung

Lecksuchmodus

Messmodus

Sonde

Kalibrieren
Setup 1X

Setup 2

X

Intervall

X

Info

X

Empfindlichkeit

X

VerschiedenesX

EinheitX

Gas

X

Undicht

X

Verschiedenes

X

I•GuideX

Funktionen

X

Parametersatz
Allgemein

Kommunikation

Passwort

X
AnzeigeX

Uhrzeit/Datum

X

Verschiedenes

X

USB

X

RS232

X

SPS-Ausgang

X

SPS-Eingang

X

Ana. AUSGANG

X

Login

X

Stufe 2

X

X

X

X

Stufe 3
Info

Statistik

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

X

Betriebszeit

X

X

X

Kalibrierungen

X

X

X

I•GuideX

X

X

27 / 82

8 | Menüsystem

INFICON

Menü

Menü

Stufe 1

Stufe 2

Registerkarten

Passwort
Benutzer Bediener Vorarbeit
er

Export/Import

ExportX

ImportXÜbersicht

X

X

E/A

X

X

Passwort

X

Einstellungen

X

X

X

X

X

X

anzeigenÜberDiagnose

Warnungen

Warnungen

Servicebildschir

Signalem

LecksuchDiagramm
DebugEinstellungenPrüfplatteZurücksetzen

EinstellungenWerkseinstellung
Kalibrierung

28 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Betrieb | 9

9 Betrieb
9.1 Vorbereitung
HINWEIS
Wenn das Gerät in Betrieb genommen wird, kann der Sensor kurzzeitig einer
Wasserstoffkonzentration von bis zu 100 % ausgesetzt werden.
Vermeiden Sie es jedoch, ihn sehr lange hohen Konzentrationen auszusetzen.

Während des normalen Gebrauchs sollte die LED des Geräts dauerhaftleuchten.
► Blinkt die LED-Anzeige, schauen Sie ins Kapitel „Fehlerbehebung“.
► Stellen Sie sicher, dass die Umgebung, in der die Dichtheitsprüfung durchgeführt
wird, nicht verunreinigt ist oder sich in der Nähe anderer Wasserstoffquellen
befindet.

9.1.1 Bedingungen für die Dichtheitsprüfung
Um das Lecksuchgerät zu verwenden, muss das Prüfobjekt mit Prüfgas gefüllt und
druckbeaufschlagt werden (95% N2 - 5% H2), damit ein Gasfluss durch das Leck
entsteht.

Entsprechende Ausrüstung zum Befüllen mit Gas ist im Handel erhältlich.
Gehen Sie nach dem Gebrauch vorsichtig mit Prüfgas um. Freigesetztes Prüfgas
verunreinigt die Umgebungsluft mit Wasserstoff und kann Folgemessungen noch füreinige Zeit verfälschen. Stellen Sie sicher, dass das Prüfgas aus dem Zielbereich
weg- und vorzugsweise ins Freie abgeleitet wird.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)29 / 82

9 | Betrieb

INFICON

9.2 Akkubetrieb
Als tragbares Modell ist der Sensistor Sentrac für einen mobilen Einsatz konzipiert.
Wenn Sie das Akku-Ladegerät angeschlossen lassen, startet es bei niedrigem
Ladezustand nicht automatisch neu.

Für einen stationären Betrieb gehen Sie wie folgt vor:
1. Schließen Sie bei niedrigem Ladezustand das Ladegerät an.
2. Trennen Sie das Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.
3. Schließen Sie das Ladegerät wieder an, um einen neuen Ladezyklus
durchzuführen.

9.3 Einstellungen9.3.1 Wie Sie Lecks lokalisieren
Im Lecksuchmodus wird das Signal in Form eines Balkens angezeigt. Die Länge
dieses Balkens ist je nach Gaskonzentration unterschiedlich.
Dieser Modus gibt ein akustisches und visuelles Signal aus, das bei Annäherung an
ein Leck zunimmt (höhere Gaskonzentration) und abnimmt, wenn derSchnüffelhandgriff vom Leck wegbewegt wird.

HINWEISDa die Funktion im Lecksuchmodus nicht quantitativ ist, braucht keine
eigentliche Kalibrierung durchgeführt werden, sondern nur eine Einstellung
der Empfindlichkeit.
Wenn der Lecksuchmodus verwendet wird und die Alarmfunktion auf einer
bestimmten Kalibrierstufe aktiviert werden soll, muss das Gerät gemäß den
Anweisungen unten kalibriert werden.

30 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Betrieb | 9

Lecksuchmodus

1. Tippen Sie im Betriebsbildschirm auf das Symbol für den Lecksuchmodus.
2. Richten Sie ein Prüfleck ein, das dem kleinsten Leck entspricht, das Sie
detektieren möchten. Für weitere Informationen siehe Kalibrierung.
3. Halten Sie die Sonde in geringem Abstand über das Prüfleck und beachten Sie
die ungefähre Reaktion, die Sie innerhalb der ersten paar Sekunden erhalten(keine Reaktion, kleiner, mittlerer, hoher, voller Skalenausschlag).
4. Tippen Sie im Betriebsbildschirm auf das Symbol für die Empfindlichkeit undstellen Sie die Empfindlichkeit ein.

9.3.2 Wie Sie Lecks detektieren
1. Führen Sie die Schnüffelspitze in geringem Abstand an dem druckbeaufschlagten
Prüfobjekt entlang. Ein kleines Leck lässt sich genauer ermitteln, indem die Sondeerneut über das Leck bewegt wird.
2. Entfernen Sie die Sonde umgehend, wenn ein akustisches Signal ertönt. Dieses
Signal zeigt die Erkennung/Lokalisierung eines Lecks an.

HINWEISBei einer Dichtheitsprüfung hat es sich bewährt, ein Leck zu erkennen, es zu
lokalisieren und sofort die Sonde zu entfernen, um eine Sättigung zu vermeiden. Zwar
wird die Sonde nicht beschädigt, wenn er über einen längeren Zeitraum einer
Gaskonzentration ausgesetzt war, aber es dauert länger, bis er seinen
Ausgangszustand wieder erreicht hat. Nach einer übermäßig langen Expositionszeit
nimmt die Empfindlichkeit der Sonde kurzzeitig ab.
Wird ein rotes Dauerlicht zusammen mit "Undicht" auf dem Display angezeigt, so
bedeutet dies, dass das Gerät ein Leck gefunden hat, das größer als der eingestellteGrenzwert für den Alarmpegel ist.
Große Lecks können bewirken, dass der Messkopf bei Annäherung an das Prüfobjekt
direkt reagiert. Wenn das Signal den Skalenbereich überschreitet, verringern Sie
einfach die Empfindlichkeitseinstellung, bis das Signal wieder innerhalb desSensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)31 / 82

9 | Betrieb

INFICON

Anzeigebereichs der Skala liegt. Wenn Sie die Empfindlichkeitseinstellung auf diese
Weise verwenden, können Sie auch mehrere Lecks lokalisieren, die dicht
nebeneinander liegen.

9.3.3 Wie Lecks gemessen werden
Im Messmodus wird der Messwert als Zahlenwert angezeigt.

cc/s Luft

Messmodus

1. Kalibrieren Sie die Sonde.
Siehe Kalibrierung.
2. Tippen Sie im Betriebsbildschirm auf das Symbol für den Messmodus.
Die Standardeinheit im Messmodus ist cc/s. Um eine andere Einheit einzustellen,
tippen Sie auf Einstellungen >> Messmodus.
Wie lange der Messwert angezeigt wird, kann im Menü Einstellungen des Messmodus
eingestellt werden. Tippen Sie auf Einstellungen >> Messmodus.
Der Wasserstoff-Lecksucher arbeitet im Bereich zwischen 0,1 und 1000 ppm H2. Umüber diesen Bereich die höchste Genauigkeit zu erzielen, folgen Sie den
Empfehlungen für die Kalibrierung. Siehe Kalibrierung.

9.3.4 Lecks messen
1. Führen Sie die Sonde über das Prüfobjekt und um das Prüfobjekt herum, um die
genaue Leckstelle zu lokalisieren (je näher die Sonde dem Leck kommt, desto
höher wird das Tonsignal).
2. Bewegen Sie den Messkopf ungefähr 200 mm (8 Zoll) von dem Messpunkt weg.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät 0 anzeigt. Ist dies nicht der Fall, warten
Sie, bis dieser Wert angezeigt wird.
4. Bewegen Sie die Sonde so nahe wie möglich an das Leck.
5. Halten Sie ihn dort, bis sich der Messwert stabilisiert hat. Dies dauert ca. 1-2
Sekunden.

32 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Betrieb | 9

6. Entfernen Sie die Sonde von dem Messpunkt, wenn sich der Messwert stabilisiert
hat und auf dem Display angezeigt wird und lesen Sie den gemessenen Wert.
7. Setzen Sie die Prüfung mit dem nächsten Messpunkt fort und wiederholen Sie den
Vorgang.

HINWEIS
Das Gerät ist kein absolutes Messinstrument, sondern misst relativ zum
Untergrund.
Daher muss der Handmesskopf zunächst in einiger Entfernung von dem Leck platziert
und dann in Richtung des Lecks bewegt werden, um eine präzise Messung zu
erzielen.

9.4 Praktische Anwendung
Beim Messen der Größe eines Lecks im Messmodus und im kombinierten Modus ist
eine korrekte Kalibrierung sehr wichtig. Kalibrieren Sie die Sonde vor der Messung,siehe Kalibrierung.
Stellen Sie vor der Durchführung einer Prüfung sicher, dass das Prüfobjekt
ordnungsgemäß mit Druck beaufschlagt wurde.
Parameter wie Leckgrößen, Leckeinheiten und Empfindlichkeit können in dem Gerät
problemlos eingestellt werden.
1. Schalten Sie das Gerät ein. Das Der Gerät fährt hoch und die blaue LED auf der
rechten Seite des Displays sollte während der Aufwärmphase langsam blinken.
Wenn das Gerät einsatzbereit ist, leuchtet die blaue LED mit einem Dauerlicht.
2. Führen Sie die Sonde in geringem Abstand an dem druckbeaufschlagten
Prüfobjekt entlang. Bewegen Sie den Handmesskopf über alle möglichen Stellen,
an denen Lecks vorhanden sein können.
3. Wenn ein Leck und das höchste Signal gefunden wurde, bewegen Sie den
Messkopf zur Verifizierung von dem Leck weg und wieder zurück.

9.5 Quantifizieren von Lecks
Der Messmodus wird zum Messen der Größe eines Lecks (oder der Konzentration
einer Gasprobe) verwendet. Um diese Messung durchführen zu können und korrekte
Werte zu erhalten, muss das Gerät zunächst mithilfe der Kalibrierfunktion kalibriert
werden.
Im Messmodus bestimmt das Lecksuchgerät die Gaskonzentration aus der Änderung,die die Sonde zwischen dem Untergrund und einer bestimmten Gaskonzentration
erfährt. Das Lecksuchgerät überwacht die Gaskonzentration nicht kontinuierlich,

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)33 / 82

9 | Betrieb

INFICONsondern führt nur eine Messung durch. Eine zutreffende alternative Bezeichnung
dieses Modus wäre Stichproben-Modus. Es ist wichtig daran zu denken, wenn Sie das
Lecksuchgerät in diesem Modus verwenden.
Im Messmodus sollte der Handmesskopf direkt aus einer Untergrundsituation zu derPrüfstelle bewegt werden. Die Größe des Lecks in ppm oder einer anderen gewählten
Einheit wird auf dem Display angezeigt. Der Handmesskopf kann und sollte vom
Messpunkt entfernt werden, wenn sich der Messwert stabilisiert und auf dem Display
bleibt. Wie lange der Messwert angezeigt wird, kann im Menü Einstellungeneingestellt werden.
Das Lecksuchgerät arbeitet in einem Messbereich zwischen 0,1 und 1000 ppm H2.
Um die höchste Genauigkeit zu erzielen, folgen Sie den Empfehlungen für die
Kalibrierung. Siehe Kalibrierung.

9.6 I•Guide
Der I•Guide fasst mehrere Messergebnisse zusammen. Eine feste oder dynamische
Anzahl von Messungen mit maximal 25 Messpunkten kann gewählt werden. Damit
diese Funktion aktiv ist, muss sich das Gerät im Messmodus oder kombinierten
Modus befinden. Schalten Sie die Modus-Funktion für den Handmesskopf um.

cc/s Luft

Drücken Sie die Taste für Pos 1 bis 4

Kombinierter Modus

I•Guide benutzen
Wenn eine feste Anzahl von Messpunkten verwendet wird, führen Sie die Messung
gemäß den folgenden Schritten durch:
1. Drücken Sie die Taste am Handmesskopf oder die Start-Taste auf dem
Bildschirm, um mit der ersten Messung zu beginnen.
2. Platzieren Sie den Handmesskopf auf dem Prüfobjekt, während sich der
Zeitbalken bewegt. Das Gerät registriert die Ergebnisse.
3. Möglicherweise müssen Sie bis zur nächsten Messung einen Augenblick warten.
Das Gerät zeigt “Warten“ an.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten Messpunkt.

34 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Betrieb | 9

Wenn alle Messungen durchgeführt sind, wird die Summe aller Lecks angezeigt.
Wenn die Summe aller Lecks größer oder gleich dem Alarmpegel ist, wird UNDICHT
angezeigt. Wenn die Summe aller Lecks unter dem Alarmpegel liegt, wird DICHT
angezeigt. Ist die Summe aller Lecks größer als der Alarmpegel, noch bevor alle
Messungen durchgeführt sind, wird UNDICHT angezeigt.
Um eine neue Messung zu starten oder eine aktuelle Messung zu stoppen, drücken
Sie die Taste am Handmesskopf und halten die Taste einen Moment lang gedrückt.
Im kombinierten Modus können Sie ein Leck messen oder suchen, ohne dass die
Messung registriert wird. Ein Messwert wird nur dann registriert, wenn sich der
Zeitbalken bewegt.

Messen mit dynamischen Messpunkten
Wenn eine dynamische Anzahl von Messpunkten ausgewählt ist, führen Sie die
Messung gemäß den folgenden Schritten durch:
1. Drücken Sie die Taste am Handmesskopf oder die Start-Taste auf dem
Bildschirm, um mit der ersten Messung zu beginnen.
2. Platzieren Sie den Handmesskopf in der Nähe des Messpunktes, während derZeitbalken sich bewegt.
3. Möglicherweise müssen Sie bis zur nächsten Messung einen Augenblick warten.
Das Gerät zeigt “Warten“ an.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten Messpunkt.
5. Wenn Sie alle Messungen summieren, drücken Sie die Taste am Handmesskopf
und halten die Taste einen Moment lang gedrückt.
Um bestimmte Messungen anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Zurück
und Vor.
Wenn eine Messung abgebrochen und neu gestartet werden soll, drücken Sie die
Taste am Handmesskopf und halten die Taste einige Sekunden lang gedrückt. Sie
können auch auf die Schaltfläche "Abbrechen" auf dem Bildschirm tippen.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)35 / 82

10 | Parametersätze

INFICON

10 Parametersätze
Ein Parametersatz ist eine Sammlung von Einstellungen für einen bestimmten
Prüfaufbau. Parametersätze werden verwendet, um unterschiedliche Einstellungen fürverschiedene Prüfobjekte zur Verfügung zu haben.

Kalibriereinstellungen werden in einem Parametersatz nicht gespeichert.
Zum Kalibrieren des Gerätes wird normalerweise ein Prüfleck oder Kalibriergas
verwendet.

10.1 Übersicht Parametersätze► Tippen Sie auf Einstellungen >> Parametersatz, um das Setup-Menü fürParametersätze aufzurufen.

Auswählen

Parametersätze aktiv
Neues hinzufügen
Auswählen
Aktuelle Einstellungen speichern
LöschenEinstellungen > Parametersatz

10.2 Parametersatz erstellen
10.2.1 Neuer Parametersatz
Richten Sie das Gerät mit den Parametern ein, die in dem Parametersatz gespeichert
werden sollen.
1. Tippen Sie auf Einstellungen >> Parametersatz, um das Setup-Menü fürParametersätze aufzurufen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parameter aktiv, um die Verwendung vonParametersätzen zu aktivieren.
3. Fügen Sie einen neuen Parametersatz hinzu, indem Sie auf das Plus-Symbol inder Zeile mit Neues hinzufügen tippen.
4. Geben Sie einen Namen für den Parametersatz ein.

36 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Parametersätze | 10

5. Wählen Sie den neuen Parametersatz in der Dropdown-Liste aus und aktivieren
Sie das Kontrollkästchen neben Parameter aktiv, um Ihren Parametersatz zu
aktivieren. Der Name des Parametersatzes wird im oberen Teil des Displays
angezeigt.

10.2.2 Parametersatz ändern
1. Aktivieren Sie den Parametersatz, den Sie ändern möchten.
2. Ändern Sie die Einstellungen für Ihren Parametersatz.
3. Tippen Sie auf Einstellungen >> Parametersatz, um das Setup-Menü fürParametersätze aufzurufen.
4. Ändern Sie Ihren Parametersatz.
5. Tippen Sie auf Aktuelle Einrichtung speichern, um Ihren Parametersatz zu
speichern.

10.2.3 Bestehenden Parametersatz auswählen
1. Tippen Sie auf Einstellungen >> Parametersatz, um das Setup-Menü fürParametersätze aufzurufen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parameter aktiv, um die Verwendung vonParametersätzen zu aktivieren.
3. Wählen Sie einen Parametersatz in dem Pulldown-Menü neben Auswählen aus.
4. Tippen Sie auf das Herunterladen/Auswählen-Symbol, um den Parametersatz zu
laden.

10.2.4 Parametersatz löschen
1. Tippen Sie auf Einstellungen >> Parametersatz, um das Setup-Menü fürParametersätze aufzurufen.
2. Wählen Sie einen Parametersatz in dem Pulldown-Menü aus.
3. Tippen Sie auf das Löschen-Symbol.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)37 / 82

11 | Kalibrierung

INFICON

11 Kalibrierung
11.1 Kalibrieren - Einführung
Zum Kalibrieren des Messkopfes stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:• Kalibriergas: Erhältlich im Gashandel besitzt es eine übliche
Wasserstoffkonzentration (10 ppm Wasserstoff in synthetischer Luft werden
empfohlen).
• Prüfleck: Ein Prüfleck ist bei INFICON erhältlich und besitzt eine feste
Leckagerate (mbar l/s oder g/y).
Beide Methoden lassen sich in weniger als 2 Minuten durchführen.
Auch wenn eine Kalibrierung fehlschlägt, können Sie das Gerät noch weiter benutzen.
In einem solchen Fall werden die letzten gültigen Kalibrierparameter verwendet. Sie
sollten jedoch kontrollieren, ob das Gerät auf das Prüfleck reagiert.

11.1.1 Wann ist eine Kalibrierung erforderlich?
Eine korrekte Kalibrierung ist beim Messen der Größe eines Lecks sehr wichtig. Eine
Kalibrierung kann dann notwendig sein, wenn das Sie das Gerät zum Messen vonLecks auf die folgenden Betriebsarten eingestellt ist:
• Messmodus, oder
• Kombinierter Modus.

Kalibrierintervall einstellen
Eine automatische Kalibrier-Erinnerung kann wie folgt festgelegt werden:
1. Tippen Sie auf Einstellungen >> Kalibrierung >> Intervall.
2. Stellen Sie das Intervall ein.
Sie können aus einem Einstellbereich zwischen 1 Sekunde und maximal 255
Tagen wählen. Um die automatische Kalibrierungserinnerung auszuschalten,
stellen Sie das Intervall auf "Aus".
Das Gerät zeigt dieses Intervall dann durch ein pulsierendes Tonsignal zusammen mit
der Textmeldung “Kalibrieren!“ an.
Im Laufe der Zeit ändert sich allmählich die Empfindlichkeit. Wir empfehlen daher,
regelmäßig eine Kalibrierung durchzuführen, um die höchste Messgenauigkeit zu
erzielen. Wie oft eine Kalibrierung erforderlich ist, hängt von der Messsituation und derGröße der Leckagerate ab. Wenden Sie sich für Richtwerte bitte an INFICON.

38 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Kalibrierung | 11

11.1.2 Benötigte Ausrüstung• Kalibriergas oder Prüfleck• Prüfgas (zur Gasbeaufschlagung des Lecks)• Entsprechende Bescheinigung
Für weitere Informationen siehe Ersatzteile und Zubehör.

11.2 Wie man kalibriert
INFICON unterstützt zwei Arten von Prüflecks. Das mit den großen Lecks mussverbunden werden mit Spürgasdruck, um zu arbeiten. Das kleine Prüfleck wird mit
einem kleinen nachfüllbaren Gasbehälter verbunden. Zur korrekten Einrichtung und
Anwendung des Prüflecks lesen Sie sich bitte die mitgelieferte Bedienungsanleitung
durch.

11.2.1 Prüfleck vorbereiten
Prüfleck mit Behälter:
1. Füllen Sie den Gasbehälter bis zum angegebenen Druck mit Prüfgas.
2. Das Prüfleck ist einsatzbereit.

Prüfleck ohne Behälter:
1. Verbinden Sie das Prüfleck mit einer Prüfgasquelle, deren Druck den Angaben auf
der Bescheinigung entspricht.
2. Entlüften Sie die Leitung über das Entlüftungsventil am Prüfleck.
3. Sie können das Prüfleck jetzt verwenden.

11.2.2 Kalibrierwert angeben
Kalibrieren

Setup 1

Setup 2

Intervall

Info

Sonde in Umgebungsluft halten

Einstellungen > Kalibrierung

1. Tippen Sie auf Einstellungen >> Kalibrierung >> Setup 1.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)39 / 82

11 | Kalibrierung

INFICON

2. Stellen Sie die Kalibriereinheit und den Kalibrierwert ein (wie auf der
Kalibrierbescheinigung für das Leck angegeben).
3. Wenn Sie ein Prüfleck verwenden: Tippen Sie auf Einstellungen >> Kalibrierung>> Setup 2, um den Gastyp des Prüflecks festzulegen.
4. Legen Sie das Prüfgas fest (wie auf der Kalibrierbescheinigung für das Leckangegeben).

Beispiel, Prüfleck:
Die Prüfleckagerate beträgt 4,2E-05 mbar l/s (95% N2 - 5% H2).

Kalibrier-Einheit = mbar l/s
Kalibrierwert = 4,2E-05
Kalibrierleckgas = 95% N2 - 5% H2

Beispiel, Kalibriergas:
Kalibriergas mit 10 ppm Wasserstoff in synthetischer Luft.

Kalibriereinheit = ppm'
Kalibrierwert = 10

HINWEIS
Wenn ein anderer Druck als der auf der Bescheinigung verwendet wird, korrelieren
Sie den resultierenden Fluss und verwenden Sie diesen Wert als Kalibrierwert.
Während des Kalibrierverfahrens sollte die Konzentration des Prüflecks immer
innerhalb des folgenden Bereichs liegen:5 ppm - 1000 ppm H2-5-31x10 bis 4x10 cc/s (mbar l/s) definiert für Luft
3 bis 120 g/a definiert für R134a
Verwenden Sie den gleichen oder einen höheren Wert (maximal 10-mal höher) als
den Alarmpegel.
Wenn Sie sich hinsichtlich des optimalen Prüflecks für Ihre Anwendung unsicher sind,wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Anbieter des Lecksuchgerätes.
Tippen Sie auf Intervall, um die Erinnerung für das Kalibrierintervall zu aktivieren undeinzustellen. Tippen Sie auf Info, um Informationen über die letzte erfolgreiche
Kalibrierung aufzurufen.

40 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Kalibrierung | 11

11.2.3 Kalibriervorgang
1. Tippen Sie im Betriebsbildschirm auf das Symbol für die Kalibrierung oder auf
Einstellungen >> Kalibrierung >> Kalibrieren
2. Halten Sie den Messkopf in die Untergrundluft.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter, um den Kalibriervorgang zu starten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Start oder drücken Sie die Taste an der Sonde.
5. Setzen Sie den Handmesskopf dem Prüfleck oder Kalibriergas aus. Halten Sie ihn
in dieser Position, so lange sich der Balken für die laufende Kalibrierung bewegt.
6. Entfernen Sie den Handmesskopf, wenn auf dem Display die Meldung "Messkopf
entfernen" angezeigt wird und ein akustisches Signal ertönt.
7. Setzen Sie den Kalibriervorgang so lange fort, bis Sie die Kalibrierung speichern
können.

HINWEIS
Warten Sie zwischen jeder Kalibrierung mindestens 15 Sekunden.
Wenn die Kalibrierung nicht gespeichert wird, verwendet das Gerät wieder den
vorherigen Wert.
Wenn sich die Einrichtung geändert hat oder der Messkopf gewechselt wurde,müssen Sie den Kalibriervorgang 2-3 mal wiederholen, bis die Meldung "Kalibrierung
OK" angezeigt wird.
Bei der Durchführung einer Kalibrierung zeigt das Gerät an, ob die Empfindlichkeit desSensors nachgelassen hat und er ersetzt werden muss. For information aboutchanging the probe sensor, see Sensor wechseln.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)41 / 82

12 | Info

INFICON

12 Info
12.1 Statistik
12.1.1 Betriebszeit► Um die aktuelle Betriebszeit anzuzeigen, tippen Sie auf Info >> Statistik >>Betriebszeit
Zwei Betriebszeitzähler können zurückgesetzt und für spezifische Erfordernisse
verwendet werden. Die beiden Zähler werden auch dann zurückgesetzt, wenn das
komplette Gerät zurückgesetzt wird.

12.1.2 Kalibrierung
Zur Anzeige von Informationen über:• die Anzahl der Kalibrierungen insgesamt,• die Anzahl fehlgeschlagener Kalibrierungen,• das Datum und die Uhrzeit der letzten Kalibrierung• usw.
► Tippen Sie auf Info >> Statistik >> Kalibrierung.

12.1.3 I•Guide
Zur Anzeige von Statistiken über:• die Anzahl der geprüften Objekte,• die Anzahl der als "Dicht" geprüften Objekte,• die Anzahl der als "Undicht" geprüften Objekte,► Tippen Sie auf Info> Statistik> I•Guide .

12.2 Export/Import
12.2.1 Export
Zur Sicherung aller nützlichen Einstellungen, einschließlich der Parametersätze,können diese Daten auf eine SD-Karte exportiert werden.
1. Stecken Sie eine SD-Karte in den Schlitz für die SD-Karte.
2. Tippen Sie auf Info >> Export/Import >> Export

42 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Info | 12

3. Tippen Sie in den Einstellungen auf die Schaltfläche Sichern auf SD-Karte
Auf der SD-Karte wird eine Textdatei erstellt.
Die Einstellungen können auf jedes Sentrac-Gerät importiert werden.

12.2.2 Import
Alle nützlichen Einstellungen, einschließlich der Parametersätze, können von einer
SD-Karte importiert werden.
1. Stecken Sie eine SD-Karte mit der Sicherungsdatei in den Schlitz für die SDKarte.
2. Tippen Sie auf Info >> Export/Import >> Import
3. Tippen Sie in den Einstellungen auf die Schaltfläche Sichern von SD-Karte
Die zuvor exportierten Einstellungen, einschließlich der Parametersätze, werden auf
das Gerät importiert.

12.3 Übersicht Einstellungen► Um alle Einstellungen anzuzeigen, tippen Sie auf Info >> Übersicht Einstellungen.
Wird ein Parametersatz verwendet, werden nur die aktiven Einstellungen angezeigt.

12.4 E/A► Wird ein Parametersatz verwendet, werden nur die aktiven Einstellungen angezeigt.
Der Pegel des Analog-Ausgangs wird ebenfalls angezeigt. Die angezeigten Ziffern
zeigen die elektrische Spannung an.

12.5 Passwort anzeigen► Um das (die) eingestellte(n) Passwort (Passwörter) anzuzeigen, tippen Sie auf Info>> Passwort.

12.6 Über
► Um die Seriennummer und Software-Version des Gerätes und desHandmesskopfes anzuzeigen, tippen Sie auf Info >> Über.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)43 / 82

13 | Diagnose

INFICON

13 Diagnose
13.1 Warnung► Um eine Liste aller aufgetretenen Warnungen anzuzeigen, tippen Sie auf Diagnose>> Warnungen.
Diese Liste kann nur von autorisiertem Wartungspersonal zurückgesetzt werden.

13.2 Servicebildschirm
Dieser Bildschirm wird zur Wartung und Reparatur verwendet.
Nur für autorisiertes Wartungspersonal verfügbar.

13.3 Zurücksetzen► Um den Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf
Diagnose> Zurücksetzen.
Die Registerkarten „Werkseinstellungen“ und „Kalibrierung“ sind nur für autorisiertes
Wartungspersonal verfügbar.

44 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Serielle Kommunikation | 14

14 Serielle Kommunikation
USB/RS232
Typen von USB/RS232• Read Parameter

Befehlen

Parameter lesen, die Einfluss auf die Messunghaben• Write Parameter

Parameter schreiben, die Einfluss auf die Messung
haben• Read Device Setup

Daten über das Gerät• Write Device Setup

Daten über das Gerät schreiben• Command Execute

Funktionsbefehl• Read File

Datei auf SD-Karte lesen• Befehlsdatei

Funktionsbefehl zur Verwaltung der Datei auf SDKarte

Befehlsstruktur

SyntaxDatenabfolge

Read Parameter + [nn] + \nrPnn\nWrite Parameter + [nn] + [space] + [value/text] + \nwPnn [value/text]\nRead Device Setup + [cc] + \nrDcc\nWrite Device Setup + [cc] + [space] + [value/text] + \nwDcc [value/text]\nCommand Execute + [cc] + [space] + [value/text] + \ncEcc [value/text] \nRead File + [sd] + [space] + [File name.LOG] + \nrFsd [File name.LOG]\nCommand File + [dl] + [space] + [File name.LOG] + \ncFdl [File name.LOG]\nnn = Anzahl der Parameter
cc = info (2 Zeichen)\n = cursor return (schreiben Sie nicht "\n", wenn Sie das Terminal desInstallationsprogramms verwenden)
Einige Write Befehle benötigen einen Neustart des Sentrac, um zu funktionieren.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)45 / 82

14 | Serielle Kommunikation

RS232 set up

INFICON

Baud rate:

115200 (Default)

Data:

8

Priority:

None

Stop bit:1

Parameter lesen und schreiben
Parameter

Lesen
Daten-

Write
AntwortsequenzLANGUAGE

rP01\nDaten-

Wert/Text

sequenz
Language: [text]

wP01 [value]\n0 = EN
1 = DE
2 = FE
3 = IT
4 = ES
5 = CH
6 = JPOPERATION_MODE

rP02\nOperation Mode:

wP02 [value]\n[text]

0 = Messmodus
1=
Lokalisierungsmodus
2 = Kombinierter
Modus

CALIBRATION_UNIT

rP03\nCalibration Unit:

wP03 [text]\n[text]

3

Wird cc/s, Pa m /s, cc/
in, SCCM, g/yr, oz/yr,
33

mbarl/s, mm /s, mm /min geschrieben, wird
die automatische
Konvertierung aktiviert.
Max 14 Zeichen.
CALIBRATION_VALUE

rP04\nCalibration Value:

wP04 [value]\n[value]CALIBRATION_SAMPLING_ rP05\nCalibration

TIME

Sampling Time (s):wP05 [value]\n

3 - 60[value]46 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Parameter

Serielle Kommunikation | 14

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz
LEAK_GAS

rP06\nDaten-

Wert/Text

sequenz
Leak Gas: [text]

wP06 [text]\nWird 95%N2 - 5%H2,
Air, He, N2, H2, R123a,
R22, R290, R404a,
R407c, R410, R600a,
R1234yf geschrieben,
wird die automatische
Konvertierung aktiviert.
Max 14 Zeichen.

LEAK_GAS_VISCOSITY

rP07\nLeak Gas Viscosity wP07 [value]\nAktiviert, wenn Prüfgas

(µPas): [value]

nicht eingestellt auf:
95%N2 /5%H2, Air, He,
N2, H2, R123a, R22,
R290, R404a, R407c,
R410, R600a, R1234yf

LEAK_GAS_DENSITY

rP08\nLeak Gas Density

wP08 [value]\n(g/l): [value]

Aktiviert, wenn Prüfgas
nicht eingestellt auf:
95%N2 - /5%H2, Air,
He, N2, H2, R123a,
R22, R290, R404a,
R407c, R410, R600a,
R1234yf

CAL_INTERVAL_ACTIVE

rP09\nInterval Reminder

wP09 [text]\nactive: [text]

0 = An1 = Aus

CAL_INTERVAL_DAYS

rP10\nDays: [value]

wP10 [value]\n0 - 255

CAL_INTERVAL_HOURS

rP11\nHours: [value]

wP11 [value]\n0 - 23

CAL_INTERVAL_MINUTES

rP12\nMinutes: [value]

wP02 [value]\n0 - 59LOC_SENSITIVITY

rP13\nSensitivity: [value]

wP13 [value]\n1 - 15

LOC_RANGE_CHOICE

rP14\nLocating Range:

wP14 [text]\n0 = Manuell[text]
LOC_REJECT_INDICATION rP15\nReject Indication:

1 = Auto
wP15 [text]\n[text]
LOC_READY_PULSE

rP16\nLocating Audio

1 = Aus
wP16 [text]\n

Ready Pulse: [text]
LOC_DIRECT_ADJUST

rP17\nDirect Sensitivity
Adjustment: [text]

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

0 = An0 = An1 = Aus

wP17 [text]\n0 = An1 = Aus47 / 82

14 | Serielle Kommunikation

Parameter

INFICON

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz
LOC_AUDIO_THRESHOLD

rP18\nDaten-

Wert/Text

sequenz
Locating Audio

wP13 [value]\n0 - 100

wP17 [text]\nWird cc/s, Pa m /s, cc/

Threshold (%):
[value]MEASURE_UNIT

rP19\nMeasuring Unit:[text]

3

in, SCCM, g/yr, oz/yr,
33

mbarl/s, mm /s, mm /min geschrieben, wird
die automatische
Konvertierung aktiviert.
Max 14 Zeichen.
CORR_VALUE

rP20\nCorrelation Value:

wP20 [value]\n[value]
MEAS_GAS

rP21\n

Displayed Gas:

wP21 [text]\n[text]

Wird 95%N2 - 5%H2,
Air, He, N2, H2, R123a,
R22, R290, R404a,
R407c, R410, R600a,
R1234yf geschrieben,
wird die automatische
Konvertierung aktiviert.
Max 14 Zeichen.

MEAS_GAS_VISCOSITY

rP22\n

Displayed Gas

wP22 [value]\nAktiviert, wenn das

Viscosity (µPas):

angezeigte Gas nicht[value]eingestellt ist auf:
95%N2 - 5%H2, Air, He,
N2, H2, R123a, R22,
R290, R404a, R407c,
R410, R600a, R1234yf

MEAS_GAS_DENSITY

rP23\n

Displayed Gas

wP23 [value]\nAktiviert, wenn das

Density (g/l):

angezeigte Gas nicht[value]eingestellt ist auf:
95%N2 - 5%H2, Air, He,
N2, H2, R123a, R22,
R290, R404a, R407c,
R410, R600a, R1234yf

MEAS_GAS_SHOW

rP24\n

Displayed Gas

wP21 [text]\nName: [text]
REJECT_LEVEL

rP25\nReject Level:

0 = An1 = Aus

wP22 [value]\n[value]48 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Parameter

Serielle Kommunikation | 14

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz
REJ_CHOPPED_AUDIO

REJ_PROBE_FLASH

SHOW_REJECT_LEVEL

rP26\nrP27\nrP28\nDatensequenz

Chopped Audio

wP26 [text]\n

rP29\n1 = Aus

Probe Lamp Flash: wP26 [text]\n0 = An[text]

1 = AusShow Reject

wP28 [text]\n

Min Presentation

rP30\n

Display Threshold

0 = An1 = Aus

wP29 [value]\nTime (s): [value]
DISPLAY_THRESHOLD

0 = AnSignal: [text]

Level: [text]
MIN_PRESENT_TIME

Wert/Text

0.1 – 100(1=0.1 s)

wP30 [value]\n0 – 99

wP11 [value]\n0 – 99wP32 [text]\n0 = An(%): [value]
MEAS_AUDIO_THRESHOL

rP31\nD

Measuring Audio
Threshold (%):
[value]

MEAS_READY_PULSE

MEAS_DIGITS

MULTIPOINT

rP32\nrP33\nrP34\nMeasuring Audio
Ready Pulse: [text]

1 = Aus

3 digits in measure wP32 [text]\n0 = Anvalue: [text]

1 = AusI•Guide Mode:

wP34 [text]\n[text]

0 = Aus
1 = Fest
2 = Dynamisch

MULTIPOINT_TIME

POINTS

rP35\nrP36\nI•Guide Measuring wP35 [value]\n0.1 – 200

Time (s): [value](1=0.1 s)

I•Guide Positions:

wP11 [value]\n1 – 100

I•Guide Sum: [text] wP11 [value]\n0 = Aus[value]MULTIPOINT_SUM

rP37\n1 = AnMULTIPOINT_BLOCK

rP38\nI•Guide High
Signal Wait: [text]

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

wP11 [value]\n0 = Aus
1 = An49 / 82

14 | Serielle Kommunikation

Parameter

INFICON

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz
PROBE_BUTTON_FUNC

rP39\nDaten-

Wert/Text

sequenz
Probe Button

wP39 [text]\nFunction: [text]

0 = Keine Funktion
1 = Umschalt-Modus
2 = Zero Loc. Sig
3 = SondenLampeLamp
4 = Druck
5 = Empfindlichkeit

PROBE_LAMP

rP40\nProbe Lamp: [text] wP40 [text]\n0 = Aus
1 = AnRECIPES_ACTIVE

rP41\nRecipes active:

wP41 [text]\n0 = An[text]

1 = Aus

SCREEN_BRIGHTNESS

rP42\nBrightness: [value] wP42 [value]\n1 - 17

SCREEN_TIMEOUT

rP43\nScreen saver:

0 = Aus

wP40 [text]\n[text]

1, 5 s2, 30 s3 = 1 min
4 = 2 min
5 = 5 min
6 = 10 min
7 = 20 min
8 = 30 min
9=1h
10 = 2 h

AUDIO_BASE_FREQ

rP44\nBase frequency(Hz): [value]

wP42 [value]\n0=0
1 = 300
2 = 400
3 = 500
4 = 600
5 = 700

50 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Parameter

Serielle Kommunikation | 14

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz

Daten-

Wert/Text

sequenz

SPEAKER_MUTE_HEADPH rP45\nMute speaker ifONEheadphone: [text]

wP45 [text]\n0 = Stumm schalten
1 = Nicht stumm
schalten

SPEAKER_MUTE_SCREEN rP46\nMute speaker in

SAVER

screen save mode:

wP46 [text]\n0 = An1 = Aus[text]
Read All Parameters

rPAL\n[List of all--parameters rP1 to
rP44]

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

51 / 82

14 | Serielle Kommunikation

INFICON

Geräte-Setup lesen und schreiben
Setup

Lesen
Daten-

Write
Antwortsequenz
Read/write

Daten-

Erklärung
Wert/Text

sequenzrDis\n[S/N]wDis [text]\n

S/N

Max 8 ZeichenrDiv\n[SW ver. No.]--

X.XX.XX

rDds\n[S/N]

wDds [text]\n

S/N

Gerät z.B. P60.

instrument serial
Read
instrument S/WversionRead/write
device serial
Read/write

Max 8 ZeichenrDdt\ndevice type

[Device type],

wDdt [value]\n 0 - 9

e.g P60

0 = UNBEKANNT
1 = P60
2 = PL60
3 = COMBOX60
4 = TGF11
5 = AP29_SENTRAC
6 = P50
7 = AP29
8 = COMBOX
9 = STRIX

Read device

rDdv\n[SW ver. No.]--

X.XX.XX

rDdb\n[SW B ver.

--X.XX.XX[Same digit as --S/W version
Read device
S/W bootloader

No.]versionMeasure [Value readrDmv\nrequest]Set Main Run Timeon the screen]--

wD\r [value]\n

In minutes.

Im Terminal schreiben
Sie "wD\\r 60\n" für 1
Stunde.

Read/write real timeclock

52 / 82

rDcl\n[yyyy-MM-dd
HH:mm:ss]

wDcl [text]\nyyyy-MM-dd
HH:mm:ss

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Serielle Kommunikation | 14

Kommandos ausführen
Kommandos

Datenabfolg Wert/Text

ausführeneBitmap-Dump

cEBD\nErklärung-

Speichern Sie eine Bitmap des Sentrac-Bildschirms auf
einer SD-Karte, die in Sensistor Sentrac eingelegt ist.
Ordnername: [time].bmp

Operation ModecEomchange[value]\n

1 ... 3

1 = Lokalisierung
2 = Messung
3 = Kombiniert

Set analog out

cEao

0 ... 255

0.15 - 10.0V, mit einer Auflösung von 8 bits zwischen den[value]\nLoad recipe

cElr

gesetzten Werten des Messmodus
1...8[value]\nFactory reset

cEfd\n-Settings reset

cEsr\n-Set Last service-

Datum einstellen durch die Echtzeituhr von Sensistor
Sentrac

Wake up screen

cEwu\n-Read File (Data)
File (Daten)

Read Data

Lesen
Datenabfolge

AntwortErklärungrFsd SENTRAC.LOG\nSENTRAC.LOG+[FileLesen Sie den Inhalt der gespeicherten

content]

Messdaten auf der SD-Karte und(“SENTRAC:LOG No

senden Sie ihn als Textdatei.

data saved/File I/O err” if
no saved data)(“SD-card not inserted” if
no SD-card)

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)53 / 82

14 | Serielle Kommunikation

INFICON

Command File
Befehlsdatei

Datenabfolge

AntwortErklärung

Delete filecFdl SENTRAC.LOG\nFile deleted

Löschen Sie die gespeicherten(“No data to delete/Data

Messdaten von der SD-Karte unddelete error” if no saved

senden Sie sie als Textdatei.

data)(“SD-card not inserted” if
no SD-card)

54 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Fehlerbehebung | 15

15 Fehlerbehebung
15.1 Fehlerhafte Symptome
Fehlersymptom

FehlerKorrekturmaßnahmen

Kein Ton im Suchmodus

Ton zu leise eingestellt.

Tippen Sie auf das
Lautsprecher-Symbol, um

und Analysemodus.

die Lautstärke zu erhöhen.
Lautsprecher defekt oder

Zur Reparatur einschicken.

Lautsprecherkabel lose.
Display zeigt nichts an,

Sicherung defekt.

kein Ton.

Sicherung prüfen. Defekte
Sicherung durch eine neueersetzen.

Netzkabel defekt.

Netzkabel durch ein neues
ersetzen.

Akku leer (Tragbares

Akku laden.

Modell)Display zeigt nichts an.

Hauptplatine defekt.

Zur Reparatur einschicken.

Display defekt oder

Zur Reparatur einschicken.

Beleuchtungskabel lose.
Display zeigt weißes Bild

Hauptplatine defekt oder

Zur Reparatur einschicken.

an.

Displaykabel lose.

Touch-Funktion des

Display defekt oder Touch- Zur Reparatur einschicken.

Displays funktioniert nicht.

Kabel lose.

Viele Punkte oder

Bildschirm defekt.

Zur Reparatur einschicken.

Lautsprecher defekt.

Zur Reparatur einschicken.

Alter oder defekter Akku.

Zur Reparatur einschicken.

Uhrzeit und Datum werden Die Uhrenbatterie ist leer.

Zur Reparatur einschicken.

schwarze Linien auf dem
Bildschirm.
Schlechter Klang desLautsprechers.
Kurze Betriebszeit destragbaren Modells.

bei Neustart zurückgesetzt.
Einstellungen bei Neustart

Speicherbausteine derverlorenHauptplatine defekt (Flash-

Zur Reparatur einschicken.

Speicher).
Geringe oder keine

Alter oder defekter

Gasempfindlichkeit.

Gassensor.

Sensor austauschen.

Sonde defekt.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)55 / 82

15 | Fehlerbehebung

INFICON

Fehlersymptom

FehlerKorrekturmaßnahmen

Beleuchtung der Sonde

Leuchte defekt.

Zur Reparatur einschicken.

funktioniert nicht.

Hauptplatine der Sonde

Zur Reparatur einschicken.

defekt.
Keine Displaybeleuchtung

Keine Displaybeleuchtungoder Teilbild.

oder Teilbild.

Zur Reparatur einschicken.

15.2 WarnmeldungenMeldungAnzeigen

Meldung in derCode

Menü-Warnungsliste
Sonde nicht

Blaue LED blinkt.

(Keine)(Keine)SD-Karte nicht

Orangefarbenes(Keine)(Keine)eingesetzt.

Messfenster auf(Keine)(Keine)01

angeschlossen.

Bildschirm.
Akku leer. Akku

Orangefarbenes

aufladen.

Messfenster auf
Bildschirm, blaue
LED blinkt langsam.

Sensor defekt oder

Rotes Messfenster

Sensor defekt odernicht

auf Bildschirm,nichtangeschlossen.

blaue LED blinkt.

angeschlossen.

Sensor(Spannung zu

austauschen oderhoch)

Sensoranschließen.
(Spannung zu hoch,Fehler E1)
Sensor defekt.

Rotes Messfenster

Sensor defekt.

Sensor

auf Bildschirm,(Spannung zu

austauschen.

blaue LED blinkt.

niedrig)

Sensor defekt.

Rotes Messfenster

Sensor defekt.

Sensor

auf Bildschirm,(Temperaturfehler)

austauschen.

blaue LED blinkt.

02(Spannung zu
niedrig, Fehler E2)
03(Temperatur zu
niedrig, Fehler E3)

56 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Fehlerbehebung | 15

MeldungAnzeigen

Meldung in derCode

Menü-Warnungsliste
Sonde nicht

Rotes Messfenster

Sonde nicht

angeschlossen.

auf Bildschirm,angeschlossen.

Sonde wieder

blaue LED blinkt.

04

anschließen.
(Fehler 04)
Niedriges

Alarmpegel für

Sensorsignal.

Sensorempfindlichk09

eit zu niedrig.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)57 / 82

16 | Wartungsanweisungen

INFICON

16 Wartungsanweisungen
GEFAHR
Elektrischer Schock
Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten stets aus.

GEFAHR
Elektrischer SchockÖffnen Sie das Gerät nicht ohne Grund! Eine Reparatur dieses Gerätes darf nur durch
von INFICON autorisierten Service-Organisationen durchgeführt werden. Der
Batteriewechsel ist das einzige Mal, wenn das Öffnen des Geräts erforderlich underlaubt ist.

16.1 Sicherungen wechseln
Bezeichnung

Teile-Nr.

Menge
Verbrauchsmaterialien

Sicherung, 2A T träge

591-5782

Demontage
1. Entfernen Sie den Deckel (A), unter dem sich die Sicherungen befinden.
2. Entnehmen Sie die Sicherungen.

Zusammenbau
1. Setzen Sie neue Sicherungen ein.
2. Bringen Sie den Deckel (A) wieder an.

58 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Wartungsanweisungen | 16

16.2 Sondenspitzenfilter wechseln
Bezeichnung

Teile-Nr.

Menge
Verbrauchsmaterialien

Sondenspitzenfilter

590-310

1

A

A

Demontage► Entfernen Sie den Sondenspitzenfilter (A) mithilfe einer Nadel.

Zusammenbau► Setzen Sie den neuen Sondenspitzenfilter ein.

16.3 Schutzkappe der Sondenspitze wechseln
Bezeichnung

Teile-Nr.

Menge
Verbrauchsmaterialien

Schutzkappe der590-300 (50er Set)

1

Sondenspitze

590-305 (500er Set)

1

A

A

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)59 / 82

16 | Wartungsanweisungen

INFICON

Demontage
1. Setzen Sie den mitgelieferten Sensorschlüssel an der Unterseite der Schutzkappeder Sondenspitze (A) an und ziehen Sie mit einem Finger auf jeder Seite derSondenspitze.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe (A).

Zusammenbau
1. Installieren Sie die neue Schutzkappe der Sondenspitze, indem Sie sie über die
Spitze drücken.
Wenn der Sondenspitzenfilter entfernt wird, entsteht ein Luftspalt zwischen dem
inneren Metallfilter und dem Filter in der Schutzkappe.
Der Filter in der Schutzkappe verhindert, dass Wasser in die Sonde eindringt, wenn er
mit Wasser in Berührung kommt.
Es wird empfohlen, die Schutzkappe immer durch eine neue zu ersetzen, wenn sie
Wasser ausgesetzt war.

16.4 Sensor wechseln
Bezeichnung

Teile-Nr.

Menge
Verbrauchsmaterialien

Strix Sensor

590-290

1

C
A
B
C

B
A

Demontage
1. Lösen Sie die Sicherungsmutter (A) mithilfe des Sensorschlüssels.
2. Entfernen Sie den Sensor (B), indem Sie ihn gerade herausziehen.

60 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Wartungsanweisungen | 16

Zusammenbau
1. Setzen Sie vorsichtig den neuen Sensor ein. Achten Sie darauf, dass das Rohrder Sonde (C) und der Sensor richtig miteinander verbunden sind.
2. Bringen Sie die Sicherungsmutter (A) wieder an.

16.5 Batterie wechseln (Tragbares Modell)
GEFAHR
Elektrischer Schock
Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten stets aus.

GEFAHR
Elektrischer SchockÖffnen Sie das Gerät nicht ohne Grund! Eine Reparatur dieses Gerätes darf nur durch
von INFICON autorisierten Service-Organisationen durchgeführt werden. Der
Batteriewechsel ist das einzige Mal, wenn das Öffnen des Geräts erforderlich underlaubt ist.
Bezeichnung

Teile-Nr.

Stückzahl Verbrauchsmaterial

Gehäuse des Geräts

598-1941

Batterie Li-Ionen 14,8 591-782

1V

Nehmen Sie zuerst das Gehäuse ab, um die Batterie zu wechseln.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)61 / 82

16 | Wartungsanweisungen

INFICON

Das Gehäuse entfernen
1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel für die Kerbmutter, um die Mutter desSondenanschlusses (A) zu entfernen.
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (B), die die Abdeckung (C) halten.
4. Nehmen Sie das Gehäuse ab.

Die Batterie wechseln

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben (C), die die Netzschalttafel halten.
2. Entfernen Sie die vier Schrauben (A), die den Akku (B) halten.
3. Entfernen Sie den Akku (B).
4. Entfernen Sie die Batterieverkabelung von der Netzschalttafel und derHauptplatine.
5. Setzen Sie die neue Batterie ein.
6. Montieren Sie die Batterieverkabelung gemäß der folgenden Zeichnung.
7. Setzen Sie die vier Schrauben (A), die den Akku halten, wieder ein und ziehen Sie
sie fest.

62 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Wartungsanweisungen | 16

ROTES Batteriekabel einfügen und CBL2 in J4
ROTES Batteriekabel Länge = 150 mm
Ch

as

si

Co
nn

ec

L
CB

tor

3

CB

L2

CB

L1

T
RO
er

alt

m

Zu

g
un

k
ac
)
eil
eP
sT
e
t
ra
e
ep

eri

tt
Ba

Ein

h
sc

Z
AR

HW
SC

(S

uf
sa
las
Ein
B
DC t PCmup
Zu
Ha

SCHWARZES Batteriekabel einfügen in J6 Pin 2
SCHWARZES Batteriekabel Länge = 300 mm

Montage der Abdeckung
1. Montieren Sie die Abdeckung (C) wieder. Vergewissern Sie sich, dass die
Sicherungsscheibe am Sondenanschlussanschluss (LEMO-Stecker auf derHauptplatine) noch vorhanden ist. Wichtig für eine korrekte Erdung. Achten Sie
darauf, dass keine Kabel zwischen der Abdeckung und dem Gehäuse
eingeklemmt werden.
2. Die beiden Schrauben (B), die die Abdeckung (C) halten, wieder montieren undanziehen. Ziehen Sie mit 4 Nm an.
3. Montieren Sie die Mutter des Sondenanschlusses (A) wieder.
4. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel für die Kerbmutter und ziehen Sie die
Mutter des Sondenanschlusses an.
5. Überprüfen Sie den Widerstand zwischen dem Erdungsstift in der Netzsteckdose
und der Außenseite des Sondenkabelsteckers, der 9 Ω oder niedriger sein sollte.
Wenn nicht, überprüfen Sie die Sicherungsscheibe am Anschluss der Sonde.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)63 / 82

16 | Wartungsanweisungen

INFICON

16.6 Software-Update1

Laden Sie die Update-Software auf einen Computer herunter.

2

Suchen Sie die heruntergeladene Datei. Doppelklicken Sie auf die Datei
Setup.exe.
ð Wenn bereits eine ältere Version der Software installiert ist, muss dieseentfernt werden. Folgen Sie dabei den entsprechenden Anweisungen.

3

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird auf dem Desktop ein Symbol
angezeigt.

4

Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
ð Schließen Sie die Sonde an das Gerät an, wenn die Software der Sonde
aktualisiert werden soll.

5

Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
ð Achten Sie auf den Code [Seriennummer des Geräts] in dem COM-PortFenster. Wenn dieser Code angezeigt wird, ist die
Kommunikationsverbindung zwischen dem Computer und dem Gerät
aufgebaut.

6

Wählen Sie aus, welche Einheit aktualisiert werden soll, der Gerät oder der
Messkopf.

64 / 82

7

Klicken Sie auf Download, um das Software-Update durchzuführen.

8Starten Sie das Gerät neu, wenn das Update abgeschlossen ist.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Wartung | 17

17 Wartung
GEFAHR
Elektrischer Schock
Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten stets aus.

GEFAHR
Elektrischer SchockÖffnen Sie das Gerät nicht ohne Grund! Eine Reparatur dieses Gerätes darf nur durch
von INFICON autorisierten Service-Organisationen durchgeführt werden. Der
Batteriewechsel ist das einzige Mal, wenn das Öffnen des Geräts erforderlich underlaubt ist.

VORSICHT
Falls das Dichtheitsprüfgerät von außen beschädigt wird, muss es von einer von
INFICON autorisierten Service-Organisation überprüft und repariert werden.
Wenden Sie sich bei einer erforderlichen Wartung oder Reparatur an das
nächstgelegene INFICON-Servicecenter. Weitere Informationen finden Sie auf
www.inficon.com.

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)65 / 82

18 | Technische Daten

INFICON

18 Technische Daten

Elektrische Daten
Netzteil

100–240 VAC, 50/60 Hz, 2 A

Interne wiederaufladbare Batterie

Li-Ion, 14.8 V / 65 Wh (4400 mAh)

(Tragbares Modell
Physikalische Daten
Kleinste nachweisbare Leckagerate

0,1 ppm H2

Messbereich

5x10 mbarl/s oder cc/s mit 5 % H2

Ansprechzeit des Sensors

Bei 10 ppm beträgt die Reaktionszeit des-7

Messsignals etwa 0,2 Sekunden und die
Ansprechzeit etwa 0,6 Sekunden.
Dauer bis Betriebsbereitschaft

30 s

Kapazität
Tragbares Modell

Betriebszeit: 12 - 20 h

Sonstige Daten
Abmessungen des Desktop-Modells

165 x 305 x 182 mm ~ 6,5 x 12,0 x 7,2
Zoll

Abmessungen des tragbaren Modells +200 x 330 x 280 mm ~ 7,.8 x 13 x 11 Zoll

Transportkoffer
Gewicht

Desktop-Modell: 4,2 kg ~ 9,2 lbs
Tragbares Modell: 4,8 kg ~ 10,5 lbs

Umgebungstemperatur

10-45°C

Umgebungsfeuchte

10-90% r.F. (nicht kondensierend)

Schutzklasse (IEC529)

Desktop-Modell IP52 (vorne), IP30
(hinten)Tragbares-Modell IP52 (vorne), IP30
(hinten)

66 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Technische Daten | 18

18.1 Schnittstellen und Anschlüsse
VORSICHT
Die Ausgänge werden zerstört.
Ausgänge sind nicht als Relais ausgeführt. Schließen Sie keine externe
Versorgungsquelle wie z. B. 24 V DC oder 100/230 V AC an.

Sofern nicht anders angegeben sind alle unten aufgeführten Anschlüsse für das
tragbare Modell und das Desktop-Modell die gleichen.

18.1.1 Einschub für SD-Karte

Anschluss:

SD-Karte

Funktion:

Für Import und Export von Parametersätzen und protokollierten
Daten

18.1.2 USB 2.0-Anschluss

Anschluss:

USB-Kabel

Funktion:

Zum Verbinden des Geräts mit einem PC

Kabel:USB 2.0 Mini-B-Stecker - USB-Stecker Typ A

18.1.3 I/O-Steckeranschluss

Anschluss:

D-Sub-Buchse, 25-polig

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)67 / 82

18 | Technische Daten

Stift
1
2

Signal
RS232: Abschirmung
RS232: TxD (DTE Senden

INFICON

Spezifikation

Funktion

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

von Daten)
3

RS232: RxD (DTE
Empfangen von Daten)

4

RS232: RTS(Sendeaufforderung,ausgegeben von DTE)

5

RS232: CTS(Sendebereit, ausgegeben
von DTE)

6

RS232: DCE bereit

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

7

RS232: Signalmasse (GND)

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation

8

RS232: CD

Siehe Hinweis

1)

Serielle Kommunikation(Trägererkennung,ausgegeben von DCE)
924 V

Max 2A

2)

Stromversorgung für E/
A

10

Masse (GND)

11

Analog-Eingang 0-10 V

Masse (GND) für E/A
Nominal level = [+0.05 ... +9.95] V

Nicht verwendet

Maximum level = [-50 ... +50] V
Eingangsimpedanz = 22 kΩ
Eingang LP-Filter fc = 2,9 kHz
A/D interne Auflösung: 10 Bit
12

SPS-Eingang EXT0

Siehe Hinweis

3)

WählbareEingangsfunktion,siehe Hinweis

13

SPS-Eingang EXT2

Siehe Hinweis

3)

6)

WählbareEingangsfunktion,siehe Hinweis

14

68 / 82

6)

Audio Line-Out Rückleitung

Masse (GND) Externer(Masse (GND))

Lautsprecher

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Technische Daten | 18

Stift

SignalSpezifikation

Funktion

15

Audio Line-Out

AC-gekoppelt

Ausgang Externer

Ausgang ist unsymmetrischLautsprecher

Line_OUT- verbunden mit Masse (GND)
Line_OUT+ überträgt analoge Audio-Signale
symmetrisch zu Masse (GND)
Ausgangsspannungsschwankung, min. =1,65V
Ausgangsspannungshub, max. = +1,65 V
Ausgangsimpedanz = 160 Ω @ 400 Hz
136 Ω @ 1 kHz
122 Ω @ 10 kHz
Ausgang LP-Filter fc = 133 kHz
16

SPS-Ausgang EXT0

Siehe Hinweis

4)

Wählbare
Ausgangsfunktion,siehe Hinweis

17

SPS-Ausgang EXT1

Siehe Hinweis

4)

5)

Wählbare
Ausgangsfunktion,siehe Hinweis

18

SPS-Ausgang EXT2

Siehe Hinweis

4)

5)

Wählbare
Ausgangsfunktion,siehe Hinweis

19

SPS-Ausgang EXT3

Siehe Hinweis

4)

5)

Wählbare
Ausgangsfunktion,siehe Hinweis

20

RS232: DTE bereit

21

Masse (GND)

Siehe Hinweis

1)

1)

5)

Serielle Kommunikation
Masse (GND) für E/A

22

RS232: Klingelzeichen

Siehe Hinweis

23

Analog-Ausgang 0-10 V

Nominal level = [0.150 ... +10.0] V

Lineare Ausgabe

Auflösung: 8 Bit

zwischen zwei

Ausgangsstrom = -65 mA (stromliefernd) /+100 mA (stromsenkend)
Unbegrenzte kapazitive Last

Serielle Kommunikation

Messebenen.
Wertpegel prüfen, RLSpannung berechnen,
Auflösung berechnen.

Kein Kurzschlussschutz
24

Masse (GND)25

SPS-Eingang EXT1

Masse (GND) für E/A
Siehe Hinweis

3)

WählbareEingangsfunktion,siehe Hinweis

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)6)

69 / 82

18 | Technische Daten

Hinweise

INFICON1)

AUS Hinweis zur RS-232-Kommunikation:
Dieses System ist ein DCE-Gerät; nur mit RXD, TXD und GND. Verbleibende
RS-232-Signale werden nicht implementiert. Ein Adapter von DB9 zu DB25 kannverwendet werden: Schließen Sie dann den DB25-Stecker an dieses System(DCE) an und verbinden Sie die DB9-Buchse mit dem Endgerät (DTE).

2)2 A = 24 V + Gesamtstrom der digitalen Ausgänge. Nicht verfügbar für tragbare
Modelle3)

Nominal level = [0 ... +24] V
Maximum level = [-50 ... +50] V"Low"-"high"-Schwelle = etwa 8,5 V
Eingangsimpedanz = min. 23 kΩ

Im Menü wählbare Eingangsfunktionen:• Nicht verwendet• Start (I•Guide)• Stopp (I•Guide)• Auf Null setzen (Zero) des Lecksuchsignals• Externer Alarm (Fehler "high")
4)

Nominal level = [0 ... +24] V. Nicht verfügbar für tragbare Modelle
Maximaler Versorgungsstrom = 500 mA
Ausgangsimpedanz = max. 4 Ω

Im Menü wählbare Ausgangsfunktionen:• Nicht verwendet• Undicht• Akzeptiert (nur I•Guide)• Kalibriert• Nicht Bereit• Gassignal• Nicht Bereit oder Gassignal• Fehler (Zusammenfassungsfehler)
5)

Ausgänge:• Nicht verwendet• Undicht• Dicht• Kalibriert

70 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Technische Daten | 18

• Nicht Bereit• Gassignal• Nicht Bereit oder Gassignal• Fehler (Zusammenfassungsfehler)
6)

Eingänge:• Nicht verwendet• Start (I•Guide)• Stopp (I•Guide)• Auf Null setzen (Zero) des Lecksuchsignals• Externer Alarm

18.1.4 Verbindungsanschluss für Sonde

Kabel:

C21 Sondenkabel

18.1.5 Netzkabelanschluss (Desktop-Modell)Kabel:

Netzkabel

18.1.6 Anschluss für Ladegerät (Tragbares Modell)Kabel:

Akku-Ladegerät

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)71 / 82

19 | Ersatzteile und Zubehör

INFICON

19 Ersatzteile und Zubehör
19.1 Ersatzteile

Pos.

Bezeichnung

Typ

Beschreibung

Teile-Nr.

1

Sonde

Strix

Mit starrem Hals

590-730

2

C21 Sondenkabel

3m

590-1616m

590-1759m

590-165EU

591-146GB

591-147US

591-853

3

Netzkabel
Desktop-Modell

4

Akku-Ladegerät

Für Sensistor Sentrac591-795

Tragbares Modell
5Transportkoffer

Für Sensistor Sentrac

591-993

Tragbares Modell
6

Sensorschlüssel

7

Schutzkappe der

50er Set

590-300

Sondenspitze

500er Set

590-305

8

Sondenspitzenfilter

50er Set

590-3109Sicherung, 2A T

Für Sensistor Sentrac591-578

träge

Desktop-Modell

1072 / 82

Strix Sensor

598-461590-290

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Ersatzteile und Zubehör | 19

19.2 Zubehör

Pos. Bezeichnung

Typ

1

TGF11

Prüfgas-Beschreibung

Teile-Nr.
Für weitere

Druckbefüllstation

Informationen
wenden Sie sichbitte an INFICON.

2

Prüfleck

Zur Kalibrierung und

Für weitere

Funktionsprüfung vonInformationen

Messköpfen.

wenden Sie sichbitte an INFICON.

3

Kalibriergas

Zur Kalibrierung und

Für weitere

Funktionsprüfung vonInformationen

Messköpfen.

wenden Sie sichbitte an INFICON.

4

Sonde

Strix-

Mit flexiblem Hals

590-740FLEX

Für eine komplette Liste aller Ersatz- und Zubehörteile wenden Sie sich bitte an:support.sweden@inficon.com

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)73 / 82

20 | INFICON-Kundenservice

INFICON

20 INFICON-Kundenservice
20.1 So nehmen Sie Kontakt zu INFICON auf
Für Vertrieb und Kundendienst wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
INFICON-Servicecenter. Die Adresse finden Sie auf der Website: www.inficon.com
Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt, halten Sie bitte die folgenden
Informationen bereit, wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen:• Die Seriennummer und Firmware-Version Ihres Gerätes.
• Eine Beschreibung des Problems.
• Eine Beschreibung aller Korrekturmaßnahmen, die Sie ggf. bereits durchgeführt
haben und der genaue Wortlaut von Fehlermeldungen, die ggf. angezeigt wurden.

20.2 So geben Sie Komponenten an INFICON
zurückBitte benutzen Sie das Rücksendeformular, das dem Produkt beigefügt war.
Schicken Sie bitte keine Komponenten des Gerätes an INFICON zurück, ohne vorher
mit einem Kundendienstmitarbeiter zu sprechen. Sie erhalten von dem
Kundendienstmitarbeiter eine Rücksendegenehmigungsnummer (Return Material
Authorization, RMA-Nummer).
Wenn Sie ein Paket ohne RMA-Nummer an INFICON schicken, wird Ihr Paket
zurückgehalten und Sie werden kontaktiert. Dies hat Verzögerungen bei der
Reparatur Ihres Gerätes zur Folge.
Bevor Sie eine RMA-Nummer erhalten, müssen Sie möglicherweise eine
Kontaminationserklärung (Declaration Of Contamination, DOC) ausfüllen, falls Ihr
Gerät Prozessmedien ausgesetzt war. Vor der Zuteilung einer RMA-Nummer müssen
DOC-Formulare von INFICON genehmigt werden. INFICON kann verlangen, dass Sie
Ihre Sonde nicht an das Werk, sondern an eine spezielle Dekontaminationseinrichtung
schicken.

74 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Konformitätserklärung | 21

21 Konformitätserklärung

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)75 / 82

22 | Gerät entsorgen

INFICON

22 Gerät entsorgen
Laut EU-Recht ist dieses Produkt zur Trennung von Materialien derWiedergewinnung zuzuführen und darf nicht über den unsortierten
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie möchten, können Sie dieses INFICON-Produkt zur
Wiedergewinnung an den Hersteller zurück geben.
Der Hersteller hat das Recht, die Rücknahme von Produkten zu
verweigern, die unzureichend verpackt sind und damit ein Sicherheitsund/oder Gesundheitsrisiko für seine Mitarbeiter darstellen.
Der Hersteller erstattet Ihnen die Versandkosten nicht.
Versandadresse:
INFICON AB
Wahlbecksgatan 25A
SE-582 13 Linköping
Schweden

76 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICONAnhang | 23

23 Anhang
23.1 Parameter-Index
Parameter

BereichWerkseinstellung

SpracheEnglisch

Betriebsart

Kombinierter
Modus

Einheitcc/s

Kalibrierwert>0 <1E+30

2,20E-5

Probenahmedauer der Kalibrierung (s)>28LeckgasLuft

Viskosität (uPas)>0 <1E+30

18,2

Dichte (g/l)>0 <1E+30

1,20Intervall-Erinnerung aktiv

Aus

Tage

0-255

0

Stunden0-23

0Minuten

0-59

0Empfindlichkeit

1-15

8

Lecksuchbereich

Auto

Anzeige Alarmpegel überschritten

Ein

Bereitschaftston LecksucheEin

Direkte Empfindlichkeitseinstellung

Ein

Audioschwelle Lecksuche (%)

0-100%

Messeinheit
Korrelationsfaktor

0
cc/s>0 <1E+30

Angezeigtes Gas

1,00
Luft

Angezeigte Gasviskosität (uPas)>0 <1E+30

18,2

Angezeigte Gasdichte (g/l)>0 <1E+30

1,20

Gasname anzeigen
AlarmpegelEin
1,0E-30 bis 1,0E+30 1.0E-4

Wechselndes Tonsignal

Aus

Blinkleuchte an der Sonde

Aus

Alarmpegel anzeigen

Aus

Min. Anzeigedauer (s)0,1-100,0

1,0Anzeigeschwelle

0-100%

0Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)77 / 82

23 | Anhang

INFICON

Parameter

BereichWerkseinstellung

Audioschwelle Leckmessung (%)

0-100%

0

Bereitschaftston Leckmessung

Ein

3 Ziffern im Messwert

Aus

I•Guide Modus

Aus

I•Guide Messdauer (s)min. 0,5 s

5,0max. 1000 s
I•Guide Positionen

1-25

4

Funktion der Sonde

Keine Funktion

Sonden-Lampe

Aus

Parametersätze aktiv

Aus

Helligkeit

1-17

Bildschirmschoner

15
Aus

Grundfrequenz (Hz)0, 300, 400, 500,

400

600, 700
Bei angeschlossenem Kopfhörer

Aus

Lautsprecher stummschalten
Im Bildschirmschoner-Modus

Aus

Lautsprecher stummschalten

78 / 82

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)

INFICON

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis
A

SPS

22

Einstellungen

43

Allgemein

22

Handsonde

22

Kommunikation

22

Anschluss
Gerät zu Gerät

21

Anzeige23, 24

Aufkleber

16

AUSGANG
Analog

22

SPS

22

Entsorgung

76

Ersatzteile72

Export der Parameter

42

G

B

GehäuseBatterie
niedrig

30

wechseln

62

62

Zusammenbau

63

Gerät

BefehlDatei

entfernen

Rückseite

1554

Betrieb
Batterie

30

Tragbar30

H
Handgriff
Kalibrierung

Betriebsart
Finden31

Messen34

Messung

32

18

Handsonde
Einstellungen

22

I
D

I•GuideDiagnose

Import der Parameter

34, 4243

Installation

Servicebildschirm

44

Warnung

44

Desktop-Modell

19

Zurücksetzen

44

Tragbares Modell

20

Dichtheitsprüfung

31, 33

Anforderung29

Bereich34

Dichtheitsprüfung

31

Leck

31

Messen32

Ortung30

K
Kalibrierung

30, 38, 39, 42

Handgriff

18

Kommandos
Ausführen
Kommunikation
Einstellungen

E
E/A

43

53
22

L

EINGANG

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)79 / 82

Stichwortverzeichnis

INFICON

Lagerung
Umgebung

13

SPS

Leck
Dichtheitsprüfung

S

33

Lesen
File (Daten)

53

AUSGANG

22

EINGANG

22

Statistik

Lieferumfang

Betriebszeit

42

Desktop-Modell

10

I•Guide42

Peripheriegeräte

12

Kalibrierung

42

Tragbares Modell

11

SymbolFarbenM
Bildschirme23, 24

Navigation

23

Technische Daten
Andere66

Elektrisch66

Kapazität

66

Physikalisch66

Teile zurückschicken

74

26, 27

MessenLeck

32

Messung
Dynamische Messpunkte

23

T

Menü

Menü-Übersicht

25, 2635

Teile-Nr.
Lieferumfang

10

Tragbares Modell

N

Lieferumfang

Navigation

11

23

U
P

USB

22

Parametersatz
Auswählen

37

Export42

Import43

Löschen37

Batterie

61

Modifizieren

37

Sicherungen

58

Neu

37

Software-Update

64Übersicht

36

Sondenschutzkappe

60

W
Wartung

65

Passwort

8, 43

Sondensensor

60

Passwörter

26, 27

Sondenspitzenfilter

59

Platzierung21

Wenden Sie sich an INFICON.

74

R
Read and Write
Device Setup
Parameter
RS232

80 / 8252
46, 48, 49, 50
22

Sensistor_Sentrac_Strix_Betriebsanleitung_ninb65de1-01-(2011)