96ウェルプレート対応

高感度を維持しつつクロストークが大幅に低減！
96ウェル対応の基本モデル
本製品は96ウェルプレート対応の高感度生物発光測定装置のベーシックモデルです。他社製品を圧倒する高SN比を安価で実現しました。数時間～1週間以上の長期間の自動測定に必要な動作安定性と耐久性を備えています。同一ウェルを最短1秒間隔で連続測定する「連続測定モード」や、不要なウェルの測定をスキップする「ウェル選択機能」も搭載しています。また、「リズム解析機能」で誰でも簡単に概日リズムの測定解析ができます。

特長感

 96ウェルプレートに最適化した小型軽量なベーシックモデル※ 標準光源を使用

CL96S-1（弊社装置）

 一般的なルミノメータの16倍（2千万円クラスの従来の超高感度装置と同等以上）の高感度（弊社試験データ）

310万円

P社 汎用装置

 処理速度の速い光検出器が4チャンネルのモデルもあります 誰でも簡単に操作できる測定解析ソフト「解析NINJA」が標準添付

16倍

300～700万円

B社 高感度装置500-700万円

A社 高感度装置
2,000万円

 オプションの培養機能付き搬送装置を接続することで、温度や培養光を制御した環境で最大8枚のプレートが自動測定が可能です

仕度

測定感度 （相対値）

様型式

CL96S-1 (ver.2)

光検出器
光検出器搭載数

CL96S-4 (ver.2)

高感度光電子増倍管 （浜松ホトニクス製）
1（プレート上部）

4（プレート上部）

測光方式

フォトンカウンティング （浜松ホトニクス製 計数器搭載）、 最大カウントレート 3×106 s-1

対応プレート96ウェルマイクロプレート （PerkinElmer社CulturPlate-96 およびその類似品）

搭載プレート数（試料数）

1枚 （96試料）※オプションの培養機能付き搬送装置を接続した場合は最大8枚 （768試料）

処理速度

4分50秒/プレート

1分40秒/プレート

標準付属品

ノートPC、 測定解析ソフト、 ケーブル類、 説明書

オプション

培養機能付搬送装置 （温調標準搭載、培養照明搭載可能）

寸法・重量・電源

390(W)×415(D)×410(H) ・ 40kg ・ AC100V (2A)

本製品は科学技術振興機構(JST)「先端計測分析技術 機器開発プログラム」における名古屋大学 小内先生・石浦先生との共同開発品です。

3

24ウェルプレート対応

光学フィルターの搭載が可能になりました！
24ウェル対応の超高感度の基本モデル
本製品は24ウェルプレート対応のコンパクトな超高感度発光測定装置のベーシックモデルです。光検出器として新開発の高感度光電子増倍管（浜松ホトニクスおよび名古屋大学との共同開発）を搭載することで、超高感度を実現しました。オプションの培養機能付き搬送装置を接続することで、最大8枚のプレートを自動測定することができます。数時間～1週間以上の長時間の自動測定が可能な安定性と耐久性を備えています。これまでの装置では測定が困難であった微量発現遺伝子の経時的変化や赤色発光ルシ

特許取得

フェラーゼの発光検出に最適な装置です。

特長用途

 24ウェルプレートに最適化した小型軽量なベーシックモデル

 遺伝子発現の詳細な解析（時系列解析を含む）

 一般的なルミノメータの500倍以上（従来の高感度装置の10倍以上）の超高感度（弊社試験データ）

 ストレス応答や環境評価
 概日リズムの測定
 鍵遺伝子の発現量やパターンを指標とした突然変異体や化合物のスクリーニング

 光検出器をプレートの上部、下部、その両部に配置した3機種をご用意しました ATPを指標とした汚染検査 誰でも簡単に操作できる測定解析ソフト「解析NINJA」が標準添付
 オプションで光学フィルター搭載可能仕様
型式

CL24-U

光検出器
光検出器搭載数

CL24-L

CL24-W

超高感度光電子増倍管 （新開発、浜松ホトニクス製）
1（プレート上部）

1（プレート下部）

2（プレート上部と下部）

測光方式

フォトンカウンティング （浜松ホトニクス製 計数器搭載）、 最大カウントレート（検出器1つあたり）
3×106 s-1

対応プレート24ウェルマイクロプレート （PerkinElmer社VisiPlate-24 およびその類似品）

搭載プレート数（試料数）

1枚 （24試料）※オプションの培養機能付き搬送装置を接続した場合は最大8枚 （192試料）

処理速度

1分40秒/プレート

標準付属品

ノートPC、 測定解析ソフト、 ケーブル類、 説明書

オプション
寸法・重量・電源

培養機能付き搬送装置 （温調標準搭載、培養照明搭載可能）検出器への光学フィルターの搭載（波長特性はカスタム設定が可能）
390(W)×415(D)×410(H)
500(W)×485(D)×500(H)
500(W)×485(D)×500(H)・ 40kg ・ AC100V (2A)・47kg ・ AC100V (2A)・50kg ・ AC100V (2A)
4

感度
弊社の高感度生物発光測定装置CL24-Wと他社製品の測定感度を比較しました。ホタルルシフェラーゼ
LUC（黄緑色、ピーク波長565nm）に対して汎用装置の500倍(従来の高感度装置の10倍）、赤色発光ルシフェラーゼＳＬＲ（ピーク波長630nm）に対して汎用装置の1,700倍（従来の高感度装置の50倍）の高感度を実現しました。
ホタルルシフェラーゼLUC（ピーク波長565nm） 赤色発光ルシフェラーゼSLR（ピーク波長630nm）
CL24-W(弊社装置)
A社 汎用装置(24ウェルプレート)(300～500万円)

500倍

1,700倍A社 汎用装置(96ウェルプレート)(300～500万円)

10倍

B社 高感度装置(96ウェルプレート)

50倍(2,000万円)

測定感度（相対値）

測定感度（相対値）

測定例
発光レポーター遺伝子を組み込んだモデル高等植物シロイヌナズナの生物発光を連続明条件で9日間にわたり自動測定しました。グラフ中の縦線は24時間ごとに引いてあります。測定間隔は30分です。
500,000
400,000

A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6

生物発光量 (cps /seedling)

300,000
200,000
100,000
0500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0500,000
400,000
300,000
200,000100,0000024487296120 144 168 192 216 024487296120 144 168 192 2160

24487296120 144 168 192 2160

24487296120 144 168 192 2160

24487296120 144 168 192 2160

24487296120 144 168 192 216

測定開始からの時間 (h)※ データご提供： 名古屋大学・小内先生、石浦先生

培養機能付き搬送装置
型式

CI-08N

搭載プレート数
機能
寸法・重量

CI-08L
プレート8枚温調

温調・培養照明1155（W） × 790（D） × 1060（H)・200kg

CL96S-4 と CI-08L の接続例
本製品は科学技術振興機構(JST)「先端計測分析技術 機器開発プログラム」における名古屋大学 小内先生・石浦先生との共同開発品です。

5

384ウェルプレート対応

多検体測定を必要とする研究に最適！
384ウェル対応の小型モデル
本製品は384ウェルプレート対応の高感度生物発光測定装置のベーシックモデルです。オプションの培養機 能付き搬送 装置を接続す ることで 、最 大8枚（3072試料）を自動測定することができます。多検体測定を必要とする研究に最適です。

感度※ 標準光源を使用

CL384S-4（弊社装置）

特長５倍

P社 高性能汎用装置

 384ウェルプレートに最適化した小型
軽量なベーシックモデル

測定感度 （相対値）

 一般的なルミノメータの5倍の高感度（弊社試験データ）

測定解析ソフト「解析NINJA」

 誰でも簡単に操作できる測定解析ソフト「解析NINJA」が標準添付
 オプションの培養機能付き搬送装置を接続することで、温度や培養光を制御した環境で最大8枚のプレートが自動測定が可能です

仕様型式

CL384S-4

光検出器

高感度光電子増倍管 （浜松ホトニクス製）

光検出器搭載数

4（プレート上部）

測光方式

フォトンカウンティング （浜松ホトニクス製 計数器搭載）、 最大カウントレート 3×106 s-1

対応プレート384ウェルマイクロプレート （PerkinElmer社 CulturPlate-384 及びその類似品）

搭載プレート数（試料数）

1枚 （384 試料）

処理速度

4分50秒/プレート

標準付属品

ノートPC、 測定解析ソフト、 ケーブル類、 説明書

オプション

培養機能付搬送装置 （温調標準搭載、培養照明搭載可能）

寸法・重量・電源

390(W)×415(D)×410(H) ・ 40kg ・ AC100V (2A)

本製品は科学技術振興機構(JST)「先端計測分析技術 機器開発プログラム」における名古屋大学 小内先生・石浦先生との共同開発品です。

6