AC/DC カレントセンサ CT7000 Series
ディスプレイユニット CM7290, CM7291
AC / DC CURRENT SENSOR CT7000 Series / DISPLAY UNIT CM7290, CM7291

メモハイ、ロガーと抜群の連携力で電流測定をサポート

測定
豊富なセンサで電流測定の幅が広がる

表示

測定値を現場ですぐに確認

出力スムーズに出力設定、設置

記録

メモハイ、ロガーに出力し長期記録解析

メモハイ、ロガーに出力し波形を観測※ドロッププルーフはディスプレイユニット CM7290,CM7291 のみ

2

電流測定
用途に合わせた豊富なセンサライ
ンナップ、AC/DC オートゼロカ
レントセンサは長期の記録に最適です表示
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます。メモ
ハイ、ロガーの設定もスムーズに
行えます。

出力
用途にあわせて 4 つの出力形式が設定出来ます。波形を観測項目に合わせて変換出力できるので、記録、解析がスムーズに行えます。

3

メモハイ、ロガーへ
測定結果を出力し解析

入力信号 ( 実波形 )出力信号 ( 演算波形 )

入力信号
出力信号

WAVE 波形出力

ソーラーパネルの 1 週間の発電電流量記録に波形をそのまま出力します。

使用機器例
ディスプレイユニット CM7290
AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7731
出力コード L9095
メモリハイコーダ MR8870

RMS 実効値出力

工場の電流量の実効値の記録、監視に実効値に変換し出力します。

使用機器例
ディスプレイユニット CM7290
AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7742
出力コード L9095
メモリハイコーダ MR8880

FAST:45Hz 以上
NORMAL:10Hz 以上
SLOW:3Hz 以上

PEAK ピーク出力

機器の電源最大定格の測定、監視に

2kS/S で波形を読み込み区間ごとにピーク値を絶対値で出力します。
更新間隔 FAST:50 回 /s(0.02s)
NORMAL:5 回 /s(0.2s)
SLOW:1 回 /s(1s)

更新間隔

FREQ 周波数出力

コンプレッサ、モータ
周波数の確認に周波数をカウントし区間ごとに出力します。
更新間隔 FAST:5 回 /s(0.2s)
NORMAL:5 回 /s(0.2s)
SLOW:1 回 /3s

使用機器例
ディスプレイユニット CM7290
AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7736
出力コード L9096
メモリハイロガー LR8431

更新間隔

使用機器例
ディスプレイユニット CM7290
AC/DC カレントセンサ CT7631
出力コード L9096
メモリハイロガー LR8431

4

用途に合わせた豊富なセンサラインナップ

温度変化のある場所での長期観測もゼロずれせずに測定

瞬時波形の観測に
AC/DC のカレントセンサ

AC/DC オートゼロカレントセンサ

AC/DC カレントセンサ（通常型センサ）

周波数帯域：DC 〜 5kHz

周波数帯域：DC 〜 10kHz

CT7731
AC/DC100A
測定可能径 φ33mm

CT7736
AC/DC 600A
測定可能径 φ33mm

CT7742
AC/DC 2000A
測定可能径 φ55mm

長期の波形記録、測定に温度変化のある場所
でもゼロずれせずに測定

CT7631
AC/DC100A
測定可能径 φ33mm

CT7636
AC/DC 600A
測定可能径 φ33mm

CT7642
AC/DC 2000A
測定可能径 φ55mm

瞬時波形の観測に温度変化のない場所での短期測定に

AC/DC オートゼロカレントセンサ

温度変化のある場所での長期記録もゼロずれせずに測定
赤：オートゼロセンサ
黒：通常型センサ

オフセット電流（例） 2.0(A)

通常型センサ新型オートゼロセンサ

1.0
0.0
-1.0
-2.0
-40

-20

0

20

40

60

80

温度 (℃ )

通常型センサでは主に温度の変化によって測定値にゼロずれが発生するため、長期記録の際は定期的なゼロアジャストが必要でした。これは検出部のホール素子の影響によるものです。新型のオートゼロセンサでは、これを解消すべく新開発「スイッチングによるオフセットキャンセル回路」を搭載しました。これによりゼロずれがとても小さく、定期的なゼロアジャストを行わなくても、長期記録が可能です。

5

狭い場所、太いケーブルでも簡単に設置ができる
AC フレキシブルカレントセンサ
周波数帯域：10Hz 〜 50kHz

CT7044

CT7045

CT7046

AC 600 A/AC 6000 A

AC 600 A/AC 6000 A

AC 600 A/AC 6000 A

測定可能径 φ100 mm

測定可能径 φ180 mm

測定可能径 φ254 mm

狭い場所や隙間に設置が簡単に行えます。角度がついた先端形状で、込み入った配線でも設置しやすいように設計されています。マグネットストラップ ※ を使用すれば両手が使え設置作業がはかどります※ マグネットストラップはオプション品です。

耐久性の向上でより使いやすくなった CT7000 シリーズセンサ

防塵・防水性能 IP54※

使用温度範囲 -25℃〜 65℃

CAT IV 600V

壊れにくいジョー、ループ

砂埃等の粉塵や、水滴がついても測定機能を維持します。

使用温度範囲が広がり、氷点下や真夏日の暑さの中でも使用が可能になりました。

対地間電圧 600V までの引き込
み線や分電盤の測定が安全に行えます。

開閉回数ジョー 3 万回、フレキシ
ブルループ 1 万回。測定部の強度を高めました。

※写真は防塵防水性能の試験の様子です。

※ジョー（電流センサ部）は IP50。防水性は測定機能を維持するものであり、本器が濡れた状態で危険な活電部を測定すると感電の危険性が高まります。

6

測定値をその場で確認
出力操作もスムーズにセンサを自動で認識、設定

デュアル表示で一目で確認

コネクタにセンサを接続するとセンサの種類を識別し、自動でセンサ種類を設定します。

測定値と一緒に周波数や出力レートを表示。出力の際にはレート設定がスムーズです

波形出力

実効値出力

ピーク出力

周波数出力

現場でスムーズ作業

ボタン一つで出力形式選択

分離型ディスプレイとバックライト
で表示が読取り易い。マグネットス
トラップで両手が塞がらず軽快作業。

ロガーやメモハイへ 4 つの形式で出力が可能です。形式の切替もボタン一つで可能です。

設定後にボタンを
1 秒長押し

BNC 用

端子台用

バナナ端子用測定時の設定が保存できる

出力接続作業がスムーズに

次に電源を入れた時に同じ設定ですぐに測定を開始でき、作業がスムーズです。

用途に合わせて３つの出力
コードをラインナップ。ロガー、メモハイへ簡単接続。

測定値

測定値

最大値

最小値
ボタン一押しで表示切替

組込みに便利な外部電源連動

電池駆動で取り回し楽々

最大最小平均値を解析表示

AC アダプタに電源が入ると連動して自動で電源が入り、測定を開始します。

単 3 アルカリ乾電池 2 本で使用できます。コードがないので現場での使い勝手が抜群です。

解析表示を開始すると開始時からの最大最小平均値、波高値の最大最小値を表示します。

7

測定をもっとスムーズに無線通信でデータを転送
ディスプレイユニット CM7291 のみ

測定データを Bluetooth® 無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに送信、専用アプリ
ケーションソフト「GENNECT Cross」でリアルタイムに測定値、波形の表示、確認ができます

ディスプレイユニット CM7291 とセンサを接続し測定部に設置します

タブレット上で専用アプリ
GENNECT Cross を起動します

測定結果が無線でタブレットに送信、表示されます

専用アプリケーションソフト「GENNECT Cross」の取得と設定
STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

通信が
良好な状態

Google play またはApp Store から無料
でダウンロード
ホーム画面＞その他＞接続機器設定へ進みます

測定データをまとめて収集確認A

測定中機器を自動認識。通信状態を
確認します

B

ホーム画面

ロギング表示標準測定表示ホーム画面に戻り測定機能を選択すると測定値が表示されます

C

配電盤を閉じた状態で測定データをタブレットで確認する事が出来ます。左図 A,B,C のように数カ所で測定したデータをまとめて確認する事も可能です。また、簡易的なロギングデータの取得も可能です。
※見通しのある状態で約 10m の通信が可能です。通信する対応機器の性能や電波環境により通信状況はことなります。

8

ディスプレイユニット仕様( 確度保証期間 3 年 , 調整後確度保証期間 3 年 )入出力・測定仕様
測定項目

直流 (DC) / 交流 (AC) / 直流 + 交流 (DC+AC) / 周波数 (Hz)

測定方式

真の実効値測定方式

出力方式

WAVE, RMS, PEAK, FREQ

出力インピーダンス

50 Ω（±5％）

入力コネクタHIOKI PL14

表示更新時間FAST : 0.2 s / NORMAL : 0.2 s / SLOW : 1.0 s ( 出力方式が Hz の場合は SLOW 3 s)

出力更新時間PEAK --- FAST : 0.02 s / NORMAL : 0.2 s / SLOW : 1 s

PEAK 検出時間幅

FREQ --- FAST : 0.2 s / NORMAL : 0.2 s / SLOW : 3.0 s(WAVE,RMS はアナログ出力 )2 ms 以上 (PEAK MAX / PEAK MIN および PEAK 出力時 )ゼロ表示範囲交流および直流 + 交流の実効値において 29 カウント以下

クレストファクタ

交流 , 直流 + 交流において 5000 カウントにて 3、6000 カウントにて 2.5

代表確度 ( 表示 )直流：±0.3% rdg. ±8 dgt. / 交流：±0.3% rdg. ±8 dgt.( 実効値 ) / 直流 + 交流：±0.3% rdg. ±12 dgt.( 実効値 ) / 周波数：±0.1% rdg. ±0.01Hz

代表確度 ( 出力 )直流：±0.5% rdg. ±0.8 mV / 交流：±0.5% rdg. ±0.8 mV / 直流 + 交流：±0.5% rdg. ±1.2 mV / 周波数：±0.3% rdg. ±2.2 mV※レンジ、出力レートは P10,P11 をご覧下さい

一般仕様
使用・保存温湿度範囲-25℃〜 65℃ 80% rh（結露しないこと , 電池を除く）

防塵防水性

IP54 ( センサを接続かつ AC アダプタおよび電源コネクタにキャップ装着時 )適合規格

安全性：EN61010 EMC：EN61326

電源

単 3 アルカリ乾電池 (LR6) 2 個 / 外部電源 5V 〜 15V

最大定格電力2.5 VA

連続使用時間

最大約 16 時間 ( バックライト OFF かつ出力 WAVE または RMS のとき、CT7631, CT7636, CT7642 使用時 )外形寸法 • 質量

約 52 (W)×163 (H)×37 (D) mm 約 220 g ( プロテクタ付き , 電池装着時 )付属品

単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) 2 個 , プロテクタ ( 本体に装着 ), 取扱説明書

搭載機能
オートレンジ機能

最適レンジを自動設定（手動での設定も可能）

起動時ゼロアジャスト

電源 ON 時自動でゼロアジャストを実行

解析表示

解析表示開始からの最大最小平均値 , 波高値最大最小値を表示

フィルタ

ローパスフィルタ 180Hz, 通過帯域設定の ON/OFF

出力増幅

通常の 10 倍で出力を行う

データ無線通信

Bluetooth® による測定データの無線転送（CM7291 に搭載）

表示値ホールド機能○

バックライト○オートパワーセーブ○

設定保存機能○キーロック機能○Bluetooth® 仕様 (CM7291 のみ )表示

Bluetooth® 通信により iOS 端末または Android 端末に測定値表示

インタフェース

Bluetooth® 4.0 LE

通信距離

見通し 10 m

通信プロファイル

GATT(Generic Attribute Profile)

接続先

iOS (iPhone5、3rd iPad、iPad mini、iPad Pro、5th iPod Touch 以降 )Android（Bluetooth® SMART READY または Bluetooth®SMART 対応機種のみ）

対応 OS

iOS 8 以上、Android 4.3 以上

専用アプリケーションソフト GENNECT Cross 仕様
インタフェース

Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART)

接続先

iOS（iPhone®5, 3rd iPad®, iPad miniTM, iPad ProTM, 5th iPod Touch® 以降）
AndroidTM（Bluetooth® SMART READY または Bluetooth® SMART 対応機器のみ）

対応 OS

iOS 8 以上 , AndroidTM 4.3 以上

接続台数

データロギングは最大 8 台（最大 8 つの測定値）まで同時接続可能
電流波形モニタは 1 台だけ※ Android, Google Play, Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標または商標です。
※iOS は , Cisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro および iPod Touch は , 米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Bluetooth® およびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※ 無線認証国は HIOKI ホームページ内「製品情報 / 仕様」をご覧ください。

9

センサ仕様
CT7631/ CT7731

形名CT7636 / CT7736

CT7642 / CT7742

外観

周波数帯域

CT7631, CT7636, CT7642 : DC 〜 10 kHz (-3 dB) / CT7731, CT7736, CT7742 : DC 〜 5 kHz (-3 dB)

定格測定電流AC / DC 100 A

AC / DC 600 A

測定可能導体径

φ55 mm 以下

出力コネクタHIOKI PL14
700

[A]

2000

500

80

400

60

[A] 300

40

[A]

200

10

100

ピーク値

1k

10k

0

100k

周波数 [Hz]

1500
1000
500

100

20
0

2500

600

100

周波数
ディレー
ティング

測定電流

測定電流

測定電流

120

最大
測定電流

AC / DC 2000 A

φ33 mm 以下

10100

150 A peak

1k

10k

0

100k

周波数 [Hz]

10900 A peak

100

1k

10k

100k

周波数 [Hz]2840 A peak

サンプリング周波数

36.5 kHz ± 0.2 Hz (CT7731, CT7736, CT7742)

代表確度 ( 連続入力 )±1.0% rdg. ±0.5% f.s. (DC, 45 〜 66 Hz) ±2.0 % rdg. ±0.5 % f.s. (DC, 45 〜 66 Hz) ±1.5% rdg. ±0.5% f.s. (DC, 45 〜 66 Hz)±2.0% rdg. ±0.5% f.s.(66 Hz 〜 500 Hz) ±3.0% rdg. ±0.5% f.s.(66 Hz 〜 1 kHz) ±2.5% rdg. ±1.0% f.s. (66 Hz 〜 1 kHz)

代表確度 ( 位相 )±1.8 deg. ( 〜 66 Hz)±1.8 deg. ( 〜 66 Hz)

使用・保存温湿度範囲±2.3 deg. ( 〜 66 Hz)-25℃〜 65℃ 80% rh（結露しないこと）

防塵防水性

IP40

ジョー , バリア：IP50 / 手持ち部：IP54 ( 絶縁導体測定時のみ , 濡れた状態で測定は行わない )適合規格

安全性：EN61010 EMC：EN61326

対地間最大定格電圧 ※1

AC/DC 600 V (CATIV)

外形寸法 • 質量 ※2

約 58 (W)×132 (H)×18 (D) mm 約 250 g

約 64 (W)×160 (H)×34 (D) mm 約 320 g

約 64 (W)×195 (H)×34 (D) mm 約 510 g

約 66 (W)×13 (D) mm

約 69 (W)×14 (D) mm

約 92 (W)×18 (D) mm

ジョー寸法
ケーブル長

AC/DC1000 V (CAT III) AC/DC 600 V (CATIV)

約 2.5 m（オプションにて最大 100 m まで延長可能、ただし接続する機器による）※ 1：予想される過渡過電圧 8000 V※2：突起物、レバー、ジョー寸法を含まず

CT7044

形名( 確度保証期間 3 年 , 調整後確度保証期間 3 年 )CT7045

CT7046

外観

周波数帯域

10 Hz 〜 50 kHz (±3 dB 以内 )定格測定電流AC 6000 A

測定可能導体径φ100 mm 以下

レンジ構成 ※1

φ180 mm 以下

出力コネクタHIOKI PL14

周波数
ディレー
ティング

測定電流

最大
測定電流

12000

[A]

6000

6000 A レンジ

10000
8000

4000

600 A レンジ

2000
0

ピーク値
代表確度 ( 連続入力 )

100

1k

10k

100k

周波数 [Hz]±1.5% rdg. ±0.25% f.s. ( f.s. は内部レンジによる )(45 〜 66 Hz、フレキシブルループ中心部において )±1.0°以内 (45 Hz 〜 66 Hz において )使用・保存温湿度範囲-25℃〜 65℃ ・40℃未満 80% rh 以下、40℃以上から 65℃以下 40℃、80% rh から 65℃、25％ rh まで直線的に減少する相対湿度以下（結露しないこと）

防塵防水性

IP54 ( センサを対応機器に接続時 , 濡れた状態で測定は行わない )適合規格

安全性：EN61010 EMC：EN61326

対地間最大定格電圧 ※2
外形寸法 ( 回路ボックス )・質量
フレキシブルループ長さ・断面径
ケーブル長

10

1500 A peak (600 A レンジ ) / 15000 A peak (6000 A レンジ )代表確度 ( 位相 )※ 1：センサ単体

φ254 mm 以下

AC 600 A / AC 6000 A ※ レンジ変更は対応機器側より制御

AC1000 V (CAT III) AC 600 V (CATIV)
約 25 (W)×72 (H)×20 (D) mm 約 160 g

約 25 (W)×72 (H)×20 (D) mm 約 174 g

約 390 mm（断面：約 φ7.4mm 先端キャップ：約 φ9.9mm） 約 630 mm（断面：約 φ7.4mm 先端キャップ：約 φ9.9mm）

約 25 (W)×72 (H)×20 (D) mm 約 186 g
約 870 mm（断面：約 φ7.4mm 先端キャップ：約 φ9.9mm）

約 2300 mm（フレキシブルループ - 回路ボックス間） 約 210 mm（出力ケーブル）※2：予想される過渡過電圧 8000 V( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )10

代表組合せ確度
CT7631 / CT7731 + CM7290 (CM7291)■ 表示確度CM7290レンジ

DC ファンクション

AC ファンクション

DC

振幅
AC / AC+DC

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

DC

AC + DC ファンクション
45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 AI ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±1.3% rdg.±0.58 A±1.3% rdg.±0.58 A±2.5% rdg.±0.65 A±1.3% rdg.±0.62 A

100.0 AI ≦ 100 A

30 A ≦ I ≦ 100 A±1.3% rdg.±1.3 A±1.3% rdg.±1.3 A±2.5% rdg.±2.0 A±1.3% rdg.±1.7 A■ 出力確度CM7290レンジ( 出力レート )DC ファンクション

振幅

AC ファンクション

WAVE 出力WAVE 出力

RMS 出力

WAVE

RMS

DC

60.00 A
(10 mV / A)I ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±1.5% rdg.±5.8 mV±1.5% rdg.±5.8 mV (±2.0°)±1.8% rdg.±5.8 mV

100.0 A
(1 mV / A)I ≦ 100 A

30 A ≦ I ≦ 100 A±1.5% rdg.±1.3 mV±1.5% rdg.±1.3 mV (±2.0°)±1.8% rdg.±1.3 mVCM7290レンジ( 出力レート )45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

AC + DC ファンクション

振幅WAVE 出力 ( 位相 )RMS 出力

WAVE

RMS

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66HzDC

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 A
(10 mV / A)I ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±2.5% rdg.±6.2 mV±1.5% rdg.±6.2 mV (±2.0°)±2.7% rdg.±6.2 mV±1.8% rdg.±6.2 mV

100.0 A
(1 mV / A)I ≦ 100 A

30 A ≦ I ≦ 100 A±2.5% rdg.±1.7 mV±1.5% rdg.±1.7 mV (±2.0°)±2.7% rdg.±1.7 mV±1.8% rdg.±1.7 mVCT7636 / CT7736 + CM7290 (CM7291)■ 表示確度CM7290レンジ

DC ファンクション

AC ファンクション

DC

振幅
AC / AC+DC

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

DC

AC + DC ファンクション
45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 AI ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±2.3% rdg.±3.08 A±2.3% rdg.±3.08 A±3.5% rdg.±3.15 A±2.3% rdg.±3.12 A

600.0 AI ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±2.3% rdg.±3.8 A±2.3% rdg.±3.8 A±3.5% rdg.±4.5 A±2.3% rdg.±4.2 A■ 出力確度CM7290レンジ( 出力レート )DC ファンクション

振幅

AC ファンクション

WAVE 出力WAVE 出力

RMS 出力

WAVE

RMS

DC

60.00 A
(10 mV / A)I ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±2.5% rdg.±30.8 mV±2.5% rdg.±30.8 mV (±2.0°)±2.8% rdg.±30.8 mV

600.0 A
(1 mV / A)I ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±2.5% rdg.±3.8 mV±2.5% rdg.±3.8 mV (±2.0°)±2.8% rdg.±3.8 mVCM7290レンジ( 出力レート )45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

AC + DC ファンクション

振幅WAVE 出力 ( 位相 )RMS 出力

WAVE

RMS

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66HzDC

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 A
(10 mV / A)I ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±3.5% rdg.±31.2 mV±2.5% rdg.±31.2 mV (±2.0°)±3.7% rdg.±31.2 mV±2.8% rdg.±31.2 mV

600.0 A
(1 mV / A)I ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±3.5% rdg.±4.2 mV±2.5% rdg.±4.2 mV (±2.0°)±3.7% rdg.±4.2 mV±2.8% rdg.±4.2 mVCT7642 / CT7742 + CM7290 (CM7291)■ 表示確度CM7290レンジ

DC ファンクション

AC ファンクション

DC

振幅
AC / AC+DC

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66HzDC

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

600.0 AI ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±1.8% rdg.±10.8 A±1.8% rdg.±10.8 A±3.0% rdg.±11.5 A±1.8% rdg.±11.2 A

2000 AI ≦ 2000 A

300 A ≦ I ≦ 1800 A
1800 A ＜ I ≦ 2000 A±1.8% rdg.±18 A±1.8% rdg.±18 A±2.3% rdg.±18 A

AC + DC ファンクション±1.8% rdg.±22 A±3.0% rdg.±25 A±2.3% rdg.±22 A■ 出力確度CM7290レンジ( 出力レート )DC ファンクション

振幅WAVE 出力

WAVE

RMS

DC

I ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±2.0% rdg.±10.8 mVI ≦ 1800 A
300 A ≦ I ≦ 1800 A
2000 A(0.1 mV / A) 1800 A ＜ I ≦ 2000 A 1800 A ＜ I ≦ 2000 A±2.0% rdg.±1.8 mV

600.0 A
(1 mV / A)

AC ファンクション
WAVE 出力 ( 位相 )RMS 出力45 Hz ≦ f ≦ 66Hz
±2.0% rdg.±10.8 mV (±2.5°)±2.3% rdg.±10.8 mV±2.0% rdg.±1.8 mV (±2.5°)±2.3% rdg.±1.8 mV±2.5% rdg.±1.8 mV (±2.5°)±2.8% rdg.±1.8 mV11※組合わせ確度の全表は、HIOKI 製品ホームページをご確認ください

CM7290レンジ( 出力レート )AC + DC ファンクション

振幅WAVE 出力 ( 位相 )WAVE

600.0 A
(1 mV / A)

RMS 出力RMS

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66HzDC

I ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±3.0% rdg.±11.2 mV±2.0% rdg.±11.2 mV (±2.5°)±3.2% rdg.±11.2 mVI ≦ 1800 A

300 A ≦ I ≦ 1800 A

2000 A(0.1 mV / A) 1800 A ＜ I ≦ 2000 A 1800 A ＜ I ≦ 2000 A±3.0% rdg.±2.2 mV±2.0% rdg.±2.2 mV (±2.5°)±2.5% rdg.±2.2 mV (±2.5°)

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz
±2.3% rdg.11.2 mV±2.3% rdg.±2.2 mV±3.2% rdg.±2.2 mV±2.8% rdg.±2.2 mVCT7044 / CT7045 / CT7046 + CM7290 (CM7291)■ 表示確度CM7290レンジ

AC ファンクション

振幅

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±1.8% rdg.±1.58 A

600.0 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±1.8% rdg.±2.3 A

6000 A

300 A ≦ I ≦ 6000 A±2.3% rdg.±23 A■ 出力確度CM7290レンジ( 出力レート )AC ファンクション

振幅WAVE 出力 ( 位相 )RMS 出力WAVE

RMS

45 Hz ≦ f ≦ 66Hz

60.00 A
(10 mV / A)I ≦ 60 A

3 A ≦ I ≦ 60 A

±2.0% rdg.±15.8 mV (±1.2°)±2.3% rdg.±15.8 mV

600.0 A
(1 mV / A)I ≦ 600 A

30 A ≦ I ≦ 600 A±2.0% rdg.±2.3 mV (±1.2°)±2.3% rdg.±2.3 mV

6000 A(0.1 mV / A)I ≦ 6000 A

300 A ≦ I ≦ 6000 A±2.0% rdg.±2.3 mV (±1.2°)±2.3% rdg.±2.3 mV

確度仕様の基本条件
ディスプレイユニット CM7290,CM7291
確度保証条件

確度保証期間：3 年間 , 確度調整後保証期間：3 年間 , 確度保証温湿度範囲：23℃ ±5℃ , 80% rh 以下 , ゼロアジャストの実施

温度係数

使用温度範囲において 0.1× 確度仕様 /℃を加算（23℃ ±5℃以外）

交流確度保証条件

正弦波入力

放射性無線周波数電磁界の影響

10 V / m にて 15%f.s.

伝導性無線周波数電磁界の影響

3 V にて 10%f.s.
CT7631/CT7731

確度保証条件CT7636/CT7736

CT7642/CT7742

確度保証期間：3 年間 , 確度調整後保証期間：3 年間 , ジョー開閉回数：3 万回以下 ,確度保証温湿度範囲：23℃ ±5℃ , 80% rh 以下 , 接続側機器でゼロアジャストの実施後 , 交流確度は正弦波入力にて

温度係数

使用温度範囲において 0.1× 確度仕様 /℃を加算（23℃ ±5℃以外）

オフセットドリフト ※CT7731:±0.5％ f.s. 以内 / CT7736:±0.1％ f.s. 以内 / CT7742:±0.1％ f.s. 以内

放射性無線周波数電磁界の影響

10 V/m にて 15%f.s.

伝導性無線周波数電磁界の影響

3 V にて 10%f.s.

導体位置の影響 ( 中心部からの偏差 )±1.5% 以内

±2.0% 以内

±1.0% 以内

外部磁界の影響 (400 A /m, DC のとき )±1.5%f.s. 以内±0.5%f.s. 以内±0.2%f.s. 以内

最大延長可能長100m ( ただし接続側機器による )CT7044

確度保証条件CT7045

CT7046

確度保証期間：1 年間 , 確度調整後保証期間：1 年間 , ジョー開閉回数：1 万回以下 ,確度保証温湿度範囲：23℃ ±5℃ , 80% rh 以下 ( フレキシブルループの伸び、損傷、および断面に変形が無いこと )温度係数

使用温度範囲において 0.05× 確度仕様 /℃を加算（23℃ ±5℃以外）

導体位置の影響 ( 中心部からの偏差 )外部磁界の影響 (400 A/m、50 Hz/60 Hz）
オフセット電圧※ 23℃を基準とし -25℃から 65℃の温度範囲において±3.0% 以内
1.25%f.s. 以下

1.5%f.s. 以下±1 mV 以下

価格
ディスプレイユニット

AC/DC オートゼロカレントセンサ

周波数帯域：DC 〜 5kHz (-3dB)

CT7731￥36,000( 税抜き )

CT7736￥42,000( 税抜き )

CT7742￥42,000( 税抜き )

AC/DC 100A
φ33 mmAC/DC 600A
φ33 mmAC/DC 2000A
φ55 mmAC/DC カレントセンサ 周波数帯域：DC 〜 10kHz (-3dB)
CM7290CM7291

付属品 : 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) 2 個 ,プロテクタ ( 本体に装着 ), 取扱説明書

CT7631￥24,000( 税抜き )

CT7636￥30,000( 税抜き )

CT7642￥30,000( 税抜き )

AC/DC 100A
φ33 mmAC/DC 600A
φ33 mmAC/DC 2000A
φ55 mm形名（発注コード）CM7290..... ￥22,000 ( 税抜き )CM7291 (Bluetooth® 無線技術搭載 ).. ￥32,000 ( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサ

周波数帯域：10 Hz ～ 50k Hz（±3dB 以内）
CT7044

CT7045

CT7046

AC 600A/6000A
φ100 mm, ケーブル径 φ7.4mm

AC 600A/6000A
φ180 mm, ケーブル径 φ7.4mm

AC 600A/6000A
φ254 mm, ケーブル径 φ7.4mm￥25,000( 税抜き )

狭い場所でも設置が可能に￥28,000( 税抜き )

￥30,000( 税抜き )

AC/DC オートゼロカレントセンサ、AC/DC カレントセンサはディスプレイユニット、出力コードと組合わせて、メモリハイコーダ ,ロガー等への出力が可能です。

出力コード ディスプレイユニット用

L9094
バナナ端子用ケーブル長 : 約 1.5m
￥2,000( 税抜き )

L9095
BNC 用
ケーブル長 : 約 1.5m
￥4,000( 税抜き )PL14 延長ケーブル

センサ - ディスプレイユニット間

L0220-01 (2m)
L0220-02 (5m)
L0220-03 (10m)
L0220-04 (20m)
L0220-05 (30m)
L0220-06 (50m)
L0220-07 (100m)

L9096
端子台用
ケーブル長 : 約 1.5m
￥1,500( 税抜き )￥18,000 ( 税抜き )￥22,000 ( 税抜き )￥25,000 ( 税抜き )￥30,000 ( 税抜き )￥35,000 ( 税抜き )￥50,000 ( 税抜き )￥80,000 ( 税抜き )その他オプション

AC アダプタ
9445-02￥5,800( 税抜き )携帯用ケース
C0220￥15,000( 税抜き )携帯用ケース
C0221￥30,000( 税抜き )センサ 1 本 / ディスプ
レイユニット 1 個 /AC
アダプタ / 出力コードの収納が可能です。

センサ 3 本 / ディスプ
レイユニット 1 個 /AC
アダプタ / 出力コード /延長ケーブル 30m までの収納が可能です。

マグネットストラップ
Z5004￥2,700( 税抜き )※Bluetooth®およびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。
■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2016 年 11 月 24 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

CM7290J6-6YE