SEC04-0007

Product's Guide
2004年7月1日

システム技研株式会社

半導体LDドライバ SEC-4000B
マイナーチェンジで新発売
このたびシステム技研㈱（本社所在地：神奈川県大和市）は、LDドライバ SEC-4000型のマイナーチェンジを実施致しました。より簡単・安全に多様なＬＤ駆動を実現する汎用ドライバです。
もちろん今まで同様一台でＩ−Ｌテスターとしてご活用いただけます。
これからもＬＤドライバのスタンダードとしてオプトエレクトロニクスの発展に貢献致します。

マイナーチェンジ概要
SEC-４０００シリーズの持つ汎用性・簡易操作性・安全性そしてリーズナブルといった製品特徴を踏襲しながら、多様化する半導体レーザーの駆動仕様に柔軟に対応する仕様となりました。
標準I／Lソフト（別売）も機能をさらに充実、操作性をアップ致しました。
オプションキットを充実致しました。

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007

Product's Guide
製品特徴1）LD駆動の最適化
本装置は、操作性を重視した汎用レーザーダイオードCW駆動電源です。ドロッパー電源の採用により超低ノイズ出力を実現しました。お客様の大切なLDを安全に安定駆動致します。

2）ペルチェ温度調整
LDの安定駆動に欠かせない、温度コントローラ機能を一体化。ペルチェによる温調が可能です。

3)多様な駆動方式に対応
ACC、APC駆動を切替選択できます。APC駆動は、内部PDで行うAMC制御と外部PDで行うAPC制御の選択を行うことが可能です。

4)TEMP LINK
温調で制御温度が設定温度の±3℃以内になったときにLDをドライブさせるTEMP LINK機能を選択することが可能です。安全性と安定出力を実現致します。

5)ワイドレンジに柔軟対応
小電流（0〜200mA）、大電流(0〜1A)のレンジ切り替えが可能ですから、多様なレーザーダイオードの駆動に対応致します。オプションで2A仕様も対応可能です。
又4種類のコモン形式に切替で対応可能です。

【対応コモン形式】
ｱﾉｰﾄﾞ

ｶﾉｰﾄﾞ

LD

PD
COMMON

ｱﾉｰﾄﾞ

ｱﾉｰﾄﾞ

LD

PD
COMMON

ｶﾉｰﾄﾞ

ｶﾉｰﾄﾞ

LD

PD
COMMON

ｶﾉｰﾄﾞ

ｱﾉｰﾄﾞ

LD

PD
COMMONSYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007Product's Guide6)充実したアクセサリー、コンタクト治具ラインナップ
さまざまな種類のLDに対応する豊富な治具類をご用意しております。お客様のLD駆動目的に最適な治具をご提案を致します。

【治具サンプル】
オリジナル3.3,3.8φ兼用CAN LD用ソケット

14PINバタフライモジュール治具

恒温用ペルチェ搭載CANLD治具

サブキャリアコンタクト治具※.写真はオープンショートチェッカー

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007

Product's Guide
高周波治具
2.5Ｇ切換スイッチ付治具

AC特性評価用治具

マイクロストリップライン式10GHzコンタクト治具

2.5GHz 5.6φCAN LDスルー治具

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007

Product's Guide7) LD評価 I-Lテスターとして活躍します
GP-IBコントロール（オプション）によるPCからのリモート操作でI-Lテスターとしてご活用頂けます。標準I-Lソフト（オプション）もグラフ線上のポインタ指示による値表示機能など使い勝手が大幅に向上致しました。（データの再現性は±1.5%程度です。）【I-L測定システム例】
評価用コンタクト治具LDPC

Luminescentunit
Acceptanceunit

ﾍﾟﾙﾁｪ
温度ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ペルチェ
GP-IB

【標準ソフトウェアI-Lグラフ表示画面】

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007

Product's Guide8)オプトデバイス評価システムのインターフェイスに最適な一台です【システム例−PD周波数温度特性評価システム】
このシステムは、PDの周波数特性を測定するもので、PDの温度を−40〜+80℃の範囲でコントロールすることが可能です。
測定PDヘッド部分にアタッチメント方式を採用、交換可能としております。

ネットワークアナライザ

変調周波数範囲：300KHz〜10GHz
同軸ｹｰﾌﾞﾙ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ

LD

〔治具部〕

PD
ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾊﾞｲｱｽT

ﾊﾞｲｱｽT

ﾍﾟﾙﾁｪ

高周波治具
ﾍﾟﾙﾁｪ
水冷ﾁﾗｰ

石英棒
ｺﾘﾒｰﾀｰﾚﾝｽﾞ←N2カバー→Pt

ﾍﾟﾙﾁｪ温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ
SEPC-900

LDヘッド部

恒温計測治具部

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007Product's Guide
仕様1
型式

SEC-4000B

一般仕様

入力電源

AC100V ±10% 50/60Hz

消費電力

MAX 60VA

使用環境条件温度15〜45℃

湿度80%以下

出力コネクタ

結露なきこと15pin Dサブコネクタ（オムロン社製:XM3B-1522-112）

概略寸法

mm

W270×H80×D300

概略質量kg5

制御方式

ACC及びAPC(AMC)駆動

対応コモン形式
LDﾄﾞﾗｲﾌﾞ

4種類の切替
0〜 ±200mA

IF（LDﾄﾞﾗｲﾌﾞ電流）精度

0〜 ±1A

フルスケールの0.1%

ＬＤドライブ部仕様

0〜 ±9V0〜 ±5VINT PD（内部PD）

EXT PD（外部PD）

モニター電流0〜 ±2.00mA

0〜 ＋20.0mA

バイアス電圧

±5V固定

＋5V固定

VF（LDﾄﾞﾗｲﾌﾞ電圧）
PDモニター

リミット設定範囲

LD電流

0〜 ±1A

LD電圧

0〜 ±10V

モニター表示LIMIT:

電流リミット設定値

IF:

LD順電流値

Im:

PDモニター電流値VF:

LD順電圧値

制御方式
ペルチェ温度コントロール部仕様

温度リミットP.I制御
上限温度＋60℃

下限温度

−10℃

温度制御範囲0℃〜50℃

温度センサー

サーミスタ

B=3450K 10KΩ/25℃

ペルチェ駆動

電圧5V

10V※.接続端子により選択

電流2A

2A

モニター表示T SET:

設定温度

T MON:

制御温度

I-TEC:

ペルチェ電流V-TEC:

ペルチェ電圧SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD

SEC04-0007

Product's Guide
仕様2
標準付属品

1)デバイスケーブル ≒2000mm(装置側:HDAB-15Pプラグケース付 負荷側バラ線)×1
2)予備3Aヒューズ×13)取扱説明書×1

オプション

通信インターフェイスボード

GP-IB

I-L測定ソフトウェア

CD-R×1、ソフトウェア取扱説明書（印刷物）×1

動作環境

OS

MicroSoft社製Windows98SE以上（Me除く）※.XPの場合、画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨでﾃﾞｻﾞｲﾝを Windows
ｸﾗｼｯｸｽﾀｲﾙ に設定してください。

装置とのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
開発環境OSﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製 PCI GP-IB

MicroSoft社製Windows2000 S.P. 2.0

VisualStudio6.0(V.B. 6.0)

【お問合せ】

EnterpriseEdition S.P. 6.0

システム技研株式会社〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間3854番地1テクノプラザ大和センタービル
TEL046-278-3580 FAX046-278-3588 URL:http://www.systemg.co.jp
担当 : 営業部 安藤 民世E-mail :tamiyo@systemg.co.jp

SYSTEM ENGINEERS' CO.,LTD