l1…11I1＝防災科

第311｝1983｛川月；｛枝術センター併究幸［｛1■j624．14：681．12

Meta1

lこ よる積雪相当水量の観測

Wafer

木村忠志＊
国立防災科学技術センター雪・害実験研究所

0bservationofWaterEquiva1ent

of

Snow

Cover

by

Meta1Wafer

By

Tadashi

Kimura肋肋．〃θ0ア∫η0Wα〃〃Cθ8〃肋∫肋ガ・伽1Rθ鮒・房0θ〃ε・仰1万∫鮒〃榊ε〃・η
8〃γ0∫乃ゴ，ハ吻800た0，〃ヲなα肋・κε〃940

Abstmct

Obse正vationofwateエequivaユent

snow

MaIch31，工982at

Studiesin

Nagaoka，N並gata一トen，J，apan．This

being

thin

flat

wateエtight1980miuimeteτsinap1aced

side

a

side

connected

by

to

a

the

of

Janua1y1to

observation

conta㎞eτof

rectangu1aI

shape

in

Iectang1eabiggeI

semiconductor
that

the

outputofw証terofsnow

coveエonequiva1ent

The

accuIacyofthecomp肛ing

theindicatedtheoエdi皿aエy

staエt

snow

samp1ingoff泣stsnow，blowing

chaエt

ofmeta1wafeエ．

and

Snow

of

fmm

and1ce−

metal

wafeI

consisted

steel

sheet（O．3mm．thick），980by

simi1aエto

in

one

of

pIessuIeofoutstain1ess

measuエementsnowcaniedInstitute

fou正units，each

thickness．These
unit

by

on

the

piping，then

gauge

units

g正oundwe正esuエface，

fi11ed

with

cou1d

indicatethevaluesbewithin±15mm

H20oエ

the

va1uesmeta1wafeI．

va1uesmethod・0nエecoエdingmet』wafeエwasthegauge㎞para11el

vo1tage±15kg／m2byofand12m㎜imeteエs

pエessure

antifIeeze1iquid，socoveエby

fie1d

the
a

fe1t

was

found

to

ofmeta1wafeエandotheエhand，theeaエthquake＊第2研究室一一203・一一

capabi1ity

event

were

of

measuエed
detecting

Iecognized

on

by
the

the

国立防災科学技術センター研究報告

1．序

1983年1ユ月

論

Mllta1WaferはPressu・e

Pii1owの一種であって，Pressure

カリフォルニァ州の資源局（Resources

Snow

第31号

Pi11owを実用化した米国

Agency）においてユ974年に開発され，Meta1Waf・・

Piuowと称された（Greydanus，ユ976）．・本報告ではMe悔1Waferと略記する．

Meta1Waferは，金属の薄板で作った薄く平らな水密容器のなかに不凍液を充てんしたもので，水平に整地した地面上，もしくは浅く水平に地中に埋めて設置し，内圧を測って積雪重量即ち積雪相当水量を測定する．4枚のMeta1W㎡erの並列接続を，Standard

Ca1ifomia

Instaユ1atiOnと称して米国において実用に供されていた（Greydanus，ユ976）が，最近は，人工衛星の通信中継機能や，流星によって超高層大気中に一時的に生ずるイオン・クラウドの電波反射などを利用したDate

CO11ectiOnSystem（DCS）の雪センサーとして利用されるよ

うになり，精度や動作特性についての部分的な検討もなされている（Smitheta1．，1980）．

DCS用の雪センサーとしては，人造ゴムの柔軟なシートを素材とするPressure

Pi1工owが，たとえばLANDSATスノー・モニタリング装置のなかで，すでに利用されていた（Cartereta1・・1978）・Pressure

Pi11owは，きわめて構造簡易な積雪相当水量測定装置であるが，たとえば，ネオプレン・ゴム引きのナイロン・シートをはりあわせて作る場合（木村，1977a），
わが国においては製造業者が限定され，単価が高くなる＊という難点がある．また，内部に充てんする不凍液（自動車用不凍液の30％体積比水溶液）の量が3502にもなり（木村，1977a），
山岳地帯に設置するようなときには，大量の水を準備するのが困難な場合もあり得る、一方，

Meta1Waferは，Greydanus，（ユ976）の報告書でみるかぎりでは，わが国の板金業者によって容易に製作できると考えられ，また，不凍液の量も802程度になると判断された．以上の事柄から，MetaI

Wafe・を試作し，一積雪期にわたる観測を実施した．

なお，Greydanus・（1976）の報告書では，ゴム・シート製のPi11owを，Pressure

Pi11ow，

RubberPil1owもしくはSnowPi11owと称し，金属製のものはPressureTankと総称して，Sno−p1ate，Meta1Pi11ow，DiaphragmPi11ow，Meta1Wafer

Snow

Snow

Gage，Tank，Standard

Pi11ow等の試作機種がある．Meta1Waferはこれらのなかでもっとも完成されたものである．MetaユWaferを，Ca1ifomia（Smi出etStee1Snow

Pi11owと呼んでいる文献

aL，1980）もある．

上記した積雪相当水量の用語は，水深に換算した積雪の深さ（IHD，1970）を意味するが，わが国におけるスノーサーベイ関係の文献には，ユ950年代以来，積雪水量とともに使用されている（石原，ユ955）（大沼，ユ960）．本報告では，積雪含水量との区別を明確にするために，

積雪相当水量を用語として使用する．また，その単位としてmH20のほかに，便宜上k9／㎡＊本体のみ約80万円

一204一

Meta1W㎡erによる積雪相当水量の観測一木村も併用する．なお，学術用語集気象学編には，スノーサーベイの用語はあるが，上記したふたつの用語はいづれも採用されていない．また，本報告で使用する積雪相当水量の英語は，

Seasona1snow

2．Metalcover（IHD，1970）によった．

Wafer

図1に試作したMetaユWaferの構造と寸法を示す．この寸法は，市販の定尺寸法のステンレス薄板を最大限に利用するように定めた．使用したステンレス薄板は，厚さ0．3m，幅「、980㎜一r
十十Effective

areas

3011treant1freeze（30％：vo1umetr1c

1n

｝a

1．92
te

r）

m2
fi11edAntifreeze f川1ng anda1rexhaust port（top）

∈

O

冨

2

Pre∬ure／ξ

out1etport■（bottom）

（i

8
F

＋

100㎜

E

F 30㎜

R1veted andand so1dered
R1veted／10㎜〕

12．7㎜φ／、／O．3−mthck

Rjveted at30一㎜1nterva1s
and so1dered

stain1e∬stee1p1ate，
top

and

図1 Metal Waferユニットの平面図と側面図
Fig．1

P1an

and1ate工a1view

of

一205一

meta1wafer

unit

bottom国立防災科学技術センター研究報告第3ユ号

ユ983年1ユ月

ユ000m，長さ2000mで，材質はSUS304である．この定尺寸法のまま，四隅を丸く切りとり，周囲を図のように整形して，2枚向いあわせに重ね，周囲に直径3mの銅の丸リベット

を30mの問隔に打ったのち，ステンレス用ハンダを上下の板の重ねあわせの部分にじゅうぶ
んにしみこませ，更にリベットもハンダで完全におおって，気密に接合した．上板の中央には，空気ぬきをかねた不凍液の注入口をあけ，下板には，図ユでは左すみに，内圧を測定す
る配管の接続口をあけた．これらの穴には，図ユの下部に示した黄銅製の接続金具を固定し，不凍液注入口には，呼び径ユ／2（外径ユ2．7m）のプラグが，圧カ配管の接続口には，同じ呼び径のニップルが，それぞれねじこまれるようにした．接続金具は，上下の板を整形し走のち，両者の接合に先立って，4本のリベットで図示の位置にそれぞれ固定し，ハンダづけした、このリベットは上下の板の接合に用いたものと同じものである．上下の板の問隔即ちMet記Waferの厚さは，図面上では内法ユ2㎜としたが，仕上り寸法は図面通りにはならず，不凍液を入れない状態では，ステンレス板のゆがみのため，上板と下板の接触する部分が，不規則に分布した．

このMeta1Waferでは，周囲の重ねあわせの部分を除いた有効面積がユ．92㎡となった．

Meta1Wafe工Snow

Pi11ow（Greydanns，1976）では，有効面積ユ．6ユ㎡，幅ユ143m，長さ1524m，厚さユ2．7㎜，素材が板厚O．573mのステンレス板なので，試作したMeta1

Waferより厚さの不均一は少ないであろう．また，全体のStiffnessは，試作Meta1Waferの方が小さいと考えられるが，運搬その他に伴う変形など，実用上の事故はなかった、なお，
Meta1Wafer

Snow

Pi1lowの水楢加圧試験（Smith，et

a1，ユ980）において，液柱式マノメータによる内圧の測定値に，Stiffnessが誤差をおよぼさなかったことが報告されている．試作したMetal

Waferの内圧測定は，後述するように，加圧に伴う変形量が液柱式マノメータよりはるかに少ない，半導体圧カゲージでなされることでもあり，Stif缶essによる誤差は問題にならないと考えてよいであろう．

3．設

置

図2に設置したMeta1Waferの平面図と側面図を示すIStandardCa1ifo皿ia

Inta11ation

を準用して，4枚のMeta1Waferを並列に半導体ゲージに接続した．配管には，呼び径1／2（内径6．5m）肉厚O．76mの銅バイプと，同径のティー（Tee）3個およびニップル4個を用いた．銅管の継手形式は，圧カゲージの部分を除いてフレァ形とした．ニッブルのMeta1
Wafer側は，呼び径ユ／2のネジが切ってあり，Meta1Waferの圧カ配管接続口にこれをねじこみ，ハンダで気密に固定した．

半導体圧カゲージは，米国Tyc0社製A

B型芦定格最大圧カ42ユ8．42kg／㎡（6PSI）のも＊株式会社MTT（03−348−830ユ）扱い
一2σ6一Met釦W㎡erによる積雪相当水量の観測一木村

45UU mm
4500㎜「
Semiconduc／P﹁essu﹁eSem1conductor／P「essu「egauge

E

8

竃

to
Recordeto

RecorderSandbox

G，S．

150mm

Sandbox

図2MetaユWaferの設置平面図と側面図
Fig．2

P1an

and1別teIal

view

of

the

insta皿ation

ので，配管の接続には，呼び径ユ／2の専用アダプター（Aofmeta1wafeエ

D一一ユSS）を使用した．この部分の配管継手形式は，喰い込み形（フレアレス形）になっている．

Meta1Waferの設置は次のように行なった．地面に深さ150㎜．幅2800m，長さ（南北方方）4500mの砂場を作り，ほぼ平らにならした砂の表面に4枚のMeta1Waferユニットを相互に密着させて設置し，配管は圧カゲージ付近の約400mを除いて，砂の中に浅く埋めた．
設置状況を写真ユに示す．圧カゲージは地面に置き，配管とリード線の一部とともに幅75㎜，

高さ45m，長さユ500㎜のリップみぞ形鋼でおおった．おおいをとりはずした圧カゲージの部

分を写真2に示す、

Meta1Waferと配管のなかには，自動車用不凍液を体積比で30％水にまぜた不凍液を注入した．不凍液の注入には，市販の202入りポリエチレン製角形携行タンクのノズルの先端に，

外径8m，長さユOOmの銅パイプをビニール・テープで固定した注入器具を使用した．このとき，ユニット内の空気は，注入口と挿入した銅パイプの問の空隙から排出された．このよ

うにして，ひとつのユニットに不凍液を302注入したのち，ブラグで注入口をふさぐ操作を

順次くりかえし，4枚のユニットに合計ユ202の不凍液を注入した．ひとつのユニットの容量は，図1の寸法ではおよそ234になるので，304の不凍液を入れると，ユニットの中央部がもりあがって，上板と下板の接触部分は完全に無くなるが，ユニットを上から押さないか
ぎり，注入口から不凍液が噴出するようなことはなかった．注入後，プラグのネジ山にシー

ル用のテフロン・テープを2回まきつけ，ゴムのガスケットをはめて注入口にねじこみ，密一207一

国立防災科学技術センター研究報告第31号

1983年11月

写真1 M曲1Waferの設置

mOtO1

写真2

IIlsta皿ationof

meta1wafe正圧カゲージの設置

Photo2

Instanationofp正essu11e

gauge

閉した．

Meta1Waferの全ユニットに不凍液を注入したのち，圧カゲージの配管接続を外し，配管内の空気が自然に排出されて，不凍液が流出をはじめたところで，銅パイプの先端をもちあげて不凍液の流出を止め，一方，先端を丸めた注射針をつけた，1O㎝3の注射器により，圧カゲージのアダプター内部に不凍液をみたしたのち，銅パイプを再接続した．この操作により，配管内に気泡が残るのを防止できた．

4．圧カゲージの電気回路と較正

図3に圧カゲージの電気回路と較正装置の概略図を示す．
一208一

圧カゲージには，

ビニール被覆MetalWaferによる積雪相当水量の観測一木村

Waterco1umn（Po1yethy1enetube）
…

3
I
o

o，

3桃…l／…舳1拙
／

Sem1conduct01【pressuregauge

NN1111vo1tmeter（Intema1reg1stance：

1megohm）

図3
Fig．3

較正装置と電気回路の概念図
Schameof

ca1ibエation

appaIatus

ande1ectエic

ciエcuitの4芯シールド線が50㎝ついている．芯線はそれぞれ赤，白，黒，緑に色わけしたビニール被覆より線で，大気圧のキャンセルは，ゆるく東ねた芯線の問を通してなされる．較正に先立って，圧カゲージのリード線に4芯シールド線を接続して，全長を圧カゲージ設置地点から，電気回路と記録計の位置までに要する40mとした．延長用の4芯シールド線は，圧カゲージのリード線と同じ色わけをしたものであるが，通気管の人ったものが入手できなかったので，4本のビニール被覆芯線をひとまとめにして，大綿の糸束でゆるく巻きあげたうえにシールドとビニール被覆をほどこしたものを使用した．大気圧のキャンセルは，糸束の部分

を通してなされる．4本の芯線とシールドをハンダでつないだのち，接続部分をビニール・

テープで2重に巻き，そのうえをブチルゴムの自己融着テープで更に2重に巻いて，水の侵入を防いだ．

4本のリード線には，図3に示したように，3．3Kρ・1／4wの固定抵抗と，2Kρ・20回転の半固定可変抵抗器，安定化電源，ミリボルトメータをそれぞれつないだ、固定抵抗には温度係数の小さい金属被膜抵抗器を，半固定可変抵抗器には同じ理由から巻線形のものを，それそれ採用した

安定化電源は，出力電圧5V，竈圧変動範囲十〇〇ユ％（±05mV），最大

出カ電流200mAのもので，図3の回路常数では40mAの電流が流れた．この回路は，スラ
イダーで2分された可変抵抗器と，圧カゲージ内のふたつの半導体ゲージの抵抗変化により発生する不平衡電圧を出カする．このため，ミリボルトメータには，人カ抵抗がユMρの電圧記録計を用いた．この記録計の人力回路は平衡形で，リード線のシールドをGND端子に接線した．上記した電気回路は，100m角のプリント基板にまとめ，粘着テープで電圧記録

209一

国立防災科学技術センター研究報告第3ユ号

1983年11月

計のケース上面に固定した．

圧カゲージの較正は，次のように行なった．圧カゲージを，アダプター内部に水を満たしたのち，使用状態と同じく中心軸を水平にして固定し，配管接続口に内径10mの柔軟なポリエチレン管をつなぎ，ポリエチレン管を，曲げ部分を半径50mほどとって，高さユ．2mまで

垂直に立てた．この状態でポリエチレン管の上端から注射器で水を注入し，ほぼ100mきざみに999mまでの水柱を作り，その都度出カ電圧をよみとって較正値とした．ゼロ点は，ポリエチレン管に水を入れない状態で，記録計がゼロmVを示すように，電気回路の可変抵抗器を調整して定め，水柱の長さは，圧カゲージの中心線から，長さ1m，1㎜目盛のステンレス製直尺で測定した．

図4に較正曲線を示す．縦軸に水柱の長さ，横軸に電気回路の出力電圧をとって，ユ0点の較正値を記入した。縦軸の単位はmH20で，そのままkg／㎡でもよみとれる．図中の直線は平均的に引いたもので，良好な直線性が示された．データの直線からのズレは，最大±6mH20となった。前述したCa1iforniaPi11owの水槽加圧試験（Smitheta1．，ユ980）では，
液柱マノメータで測定した，Pi11owの外圧に対する内圧の変化が，平均直線から±6．ユm

H・Oのズレを示している．Meta1Waferに使用した半導体圧カゲージの直線性と精度は，

Meta1Wafer自体のそれらとほぼ同じと考えてよいであろう．この較正曲線は，Meta1Wafer
全体の較正曲線として使用できる．

○

壬

…

1000
900
800
700

⊆

…

600

o
o

500

」

o』

−

o

；
』

o

一

団
⊆
ω

一

400
300

200
100

0
0

5

10

15

20

0utPutvo1tageofpressuregauge
図4
Fig・4

25

（mV）

圧カゲージの較正曲線
Ca1ib工ation

curve

ofp工essu工e

gauge

5．測定結果ユ982年ユ月ユ日から同年3月3ユ日までのMeta1Waferの測定結果を，図5に示す．縦軸
一2ユ0一Meta1W㎡erによる積雪相当水量の観測一木村

COVer
nOW
S

婁oq閉︑ρO①−冒吻宙①∈oo①目冒↑①

一﹄◎冒o閉月〜O昌δO︵一量呂5＞8き昌こ◎昌曽・︒申看O壱ぎ芸；竃．︵電一︶①亘ε霧一も自句﹄畠宙婁鶉一①εH−◎ω①目扁＞勺9句20自一ω

O

﹇m

ON

OF

OON

．；Σ

ON

OF

﹇m

．︷﹂

︵㌍︶濫一掴眠旧細や帥w鯉りo哨棉︵判︶擦﹂＾o︺剋︸汕讐黒岬↓U一−心︒卜︑牛1＼K〜倒︸暇冒黒Q﹄唱≧一壇︑一≧

OO﹇

；◎⊆o〇

η．・o匡

○図

OF

N002． ⊆巾つ

ON

⁝X

o

﹄ωF︹一EOω

⁝■・■■一一〇ξ；〇一

﹇何一ΦΣ

一；＝一
㌧Φ↑o；

；工

oo工

3工く

一2ユユー

o

N

o

o

o

OON

．＼

Σ睾

ジ、
﹁0N

ooF
︶

O；⁝

11

〉、＞
」⊃．o

一NE＼2一詰・8；云ちだ①一；；3亀峯一
OOOつ

﹃Om

＼

二m

◎、OO卜⑩LO寸mN11
sH：Ja＾oつ州ous4o岬d90
oNF︵F◎ξ⊆◎O旭＾oつ州ouりo4ua［P＾」nbθJ叫叩

州（。山／6司・0zH山山）＼＼，

NOm∈＼2 o；工（。山／6㍉）州▽

OO寸

L；

mo
焉ΦΣ

」

oo
m

0
O

o
O

OO山

＼

、
＼、

き﹁2毛

．o

︒＼

り
］o

寸

LΩ

⑩

o
O

1

o
F

＋

o

o

o

寸
｝一
○

国立防災科学技術センター研究報告第31号

1983年11月

は積雪相当水量（Hw）と積雪の深さ（Hs），上段にはスノーサンプラーで測定した積雪相当

水量と，Meta1Waferの値との差を，それぞれとり，横軸には日付と，積雪相当水量をとった・図5左側には，白丸で毎朝9時OO分（以後00：OOの形で時亥1」を略記する）のHsを記入

し・MetaI

Waferで測定した09：OOのHwを黒丸で記入した．Hsは，Meta1Wa王erの北側の縁から北にユユmはなれた雪尺によって測定された．スノーサンプラーによる測定は，積雪

期間中9回実施し，その値は×印で記入した．図5右側には，ユ月ユ3日から3月20日までの，毎日09：00のHsとHwによる循環曲線を示した．この循環曲線は大沼匡之の考案した表示
形式（木村，ユ977b）で，一冬にわたる降積雪の状況を表示するのに便利であるが，Hsの自動測定がすでに実用化（木村，1975）（木村，1977c）しているので，Hwの自動測定によって，循環曲線の自動表示と詳細化が実現するはずである．

この冬の降雪は一982年ユ月に入って本格的になり，ユ月3円と7日の2回，小量の降雪があったのち，ユ月ユ3日から根雪期問が開始し，3月22日に消雪後，再度降雪があって，3月30日が消雪日になった．循環曲線が示すように，この冬の主な降雪期は2月ユ4日までであり，2月ユユ日に最大積雪の深さが，2月ユ6日に最大積雪重量がそれぞれ現われている．3月10日以後は，ほぼ0．45gλ而の平均密度を保って3月ユ6日まで積雪が減少しているが，3月ユ6日

以後の変化が，平均密度の低い方にズレているのは，雪尺とM・t・1Waf・rの設置場所が離れていたためと考えられる．雪尺の付近はMeta1Waferの設置場所よりも，わずかに低地になっていて，Meta1Waferのうえの積雪は，消雪日よりユ日早く消失した．

Meta1Wafe・のゼロ点調整はユ月7日の降雪を利用して行なった．Me箇1Waferの積雪は3月2ユ日に消失したが，このとき，Meta1Waferの測定値は一2．5m

た，次の降雪がMetal

H．Oを示していた，まWafe・上で消失したと考えられる3月29日は，09：00に一g㎜H，Oが表示されていた一Meta1Wafer上の消雪は，一様ではなく，部分的にMeta1Waferが露出するので，これらのズレは気温や日照の影響によるものと考えられるが，この冬の観測では，

消雪日前後のMeta1Wafer上の消雪状況を観察できなかったので，詳細は不明である．

スノーサンプラーによる積雪重量の測定は，Meta1Waferの北側の縁から4m北に離れた東西線上で，毎回09：00からユO：OOの問に3個所ずつ，ほぼ50㎝問隔で実施して平均値をとった一但し，2月ユ日のみはユ個所のみのサンブリングによる値である、各回3個所の測定
値のバラツキの幅は，おおむねユ．5mH・Oから6mH20の程度であったが，2月ユ2日に8．6㎜H・O，3月15日に9．ユmH・Oと，やや大きな値が出た．スノーサンプラーによる雪試料の採取にあたっては，採取孔の底を点検して，スノーサンプラーからの雪の脱落の有無をたしかめた．また，融雪期に全層がザラメ化してサンプリングが困難な場合には，サンプラー

ごとに地面まで堀り出して試料を採取し，脱落をさけた．図5の上部に，スノーサンプラーの測定値から，Meta1Wa危rの測定値を引いた値の分布を記入した．この値は±ユ0㎜H20の範囲に分布したが，スノーサンプラーの測定値の誤差をユO
一2！2一mH20とすると，総合精度は

MetaユW証erによる積雪相当水量の観測一木村

﹄

コ

f

N

①

●一

H

⁝三＞

﹄乍く

一．■

何↑

oo

卜

1．

1

o

■

山

oF＋

oF−

︒⊆o炉一何一﹁︹一﹁Uo﹄工．一〇壬⁝①．①︒O・看こ 一＝巨一＝O ﹄Φ↑何； F〇一竺．ω﹄コ一巾﹄ΦαEΦ一

①

■

「

．U⊆﹁＝

．EO﹁一屯FOω＝−

oF

oF＋

oF−

oF

oF

；工

一﹀E一

何↑

一〇︒一

ユ

一〇全 EE一

＝＝

︵﹀E一

﹂

一〇壬∈︶

（〇

1一一1

1

．iΦω︹一ω■！﹁■1﹄■

；

［

2螂

．」

ト

；＞

Fo

．1．工

■．

E

・w

．。L■1

⊥‡u

」一

1一

■■一

O、

？＼E一

NF

■■

oF

二

』

﹄
﹄コ
コoo
ff
mN
mNNNNF
N〜oN
ーF．oo
一⊥
！F一
F山1睾
⊃F
F 6．1卜5①Foo⊃
N F■ト2

寸F

■■u

一＞E一

；工

；工

一＞E一

〇↑

一U︒一

1
ト

■

︻

OF−

op＋

﹄コ0f山F■＼︹ーへγ︑蟻山他O歯無︵bh︑宙■占句≧扁一㊤暑

Nl﹇︐P

N

｝
「

；

図曲

「
．■1．

一1﹈﹈i︐■■

門1F一一≡

ooF㈹N︻

寸1■F■

■1

「

OO
匡
一

盲8；圭婁尋①冒ち旨−Φ着q・Oξ眉8嘗曇8身

F■

■■

6

m

甘・

睾

F

1

o

一﹁

LO

一ij・一11■十■句■「 I ■丁■︑一∵ ■．﹁﹂†一I一■r！一一一﹂⁝oo＝Fl 一 トr・F1■lT睾1−1

に﹄

①

「

→

つ

■

十÷R︑㍗︑︑︑︑︑
ト

寸

⊥

oo

■1

N

F

止1o

！1

十

■

．．L ．」

「

［

F1N■o

Φ﹄

﹂■

■ユ■■■■

一；1■

六■T■ 一︐丁川■■一■﹂ 1 皿 〒 1■1﹁！T﹁j一一一一二一

o

ヨ■

■1「1

o■＝＝

←）

→

F

■

00

…□

1
「

≡
■F■⊥lur■

i■

〇

■

i

6

1■

≡
OH ①

「I

，
■
■■■＿＿j＿

』■■■I
■■

■■

≒

FF

■

■

1！

，

「
﹄コo上NF

「

，

【
■1＋

i

■

，
■

・い1・・一

■

．1

■
■■■

■

「

一

一

■

1

国立防災科学技術センター研究報告第31号

1983年1ユ月±15mH20となる．

図6にMeta1Waferの記録紙に現われた特徴的なパターンを4例示す．4例とも横軸は時問で，2目盛をユ時間とした．縦軸には，積雪相当水量，気温，降水量，風速をとった．積
雪相当水量はkg／㎡を単位として，ユ月23日の場合のみ，4目盛で4418㎏／㎡，他は2目盛で89．6kg／㎡とした．気温はユ月23日を除く3例に，降水量はユ月7日と13日，日射量はユ

月ユ0日，風速はユ月23日にそれぞれ記入した．図6左上はユ月7日の例で，このときMeta1
Waferのゼロ点調整を行なった．図中の下から3本目の横線が0㎏／㎡のレベルで，このことはユ月23日を除く他の例について共通である．ユ月23日（図6右下）の場合は上から4本目の横線が201．6㎏／㎡になっている．

ユ月7日は早朝から降雪（みぞれ）が始まり，08：23には，ぬれ新雪が約ユ0mの厚さにMeta1Waferをおおった．この状態で，Meta1Waferの温度が0℃になったとみなして，電気回路の可変抵抗器を調整し，08：26に記録計の指示をOmVに合せた．09：30頃止んで，
ユユ：00頃までにM・ta1Waf・・上の積雪は消え，気温の低下に伴って記録計の指示はマイナスになった・次いで1ユ：00から降雪が再び始まり，Meta1Waferが雪でうすくおおわれ，気温もO℃近くになったので，1ユ：30に再度ゼロ点調整を行ったI

図6右上はユ月ユ0日の例で，OO：30頃積雪はほとんど消失し，気温は十1，5℃付近でユ1：

OOまでほぼ一定であり，Meta1W㎡erの指示値は，ほぼ0mVを

07：30まで保っていて，

日射量の増えはじめた07：30以後は指示値に大きな乱れが認められる．このことは，ユ月7日に行なったゼロ点調整が適正であったことを示している．この朝，新潟県小千谷市付近を震源とする地震があり，長岡市では震度3を感じたが，自記紙上の06：21に、これが原因と考えられる振動が記録されている．

図6左下はユ月工3日の例で，ユ9：ユ5から20：ユ5の問に，きわめて安定したOmVが記録されている．降水量と気温の変化から，この時問内に降雪が開始したと判断できる．この降雪は翌ユ月ユ4日09：00に40c皿に達し，以後も降りつづいて，この冬の根雪となった．

図6右下は，積雪でおおわれているM・taI

Waf・・に，風の影響が現われた例で，1月23日の記録である一09：00の積雪の深さは57㎝で，ユ1：00頃から風が強くなり，降雪もあって，ふぶきになった．風速は，地上高ユ4mに設置したエアロベーンで測定した毎正時の値を記入
した．

6．考

察

スノーサンブラーと試作MetaユWaferそれぞれの測定値を比較して，±15mH20以内の差が両者の間に認められた．前記したCa1ifomia

Standard

InstanationにおけるP㎜ure

Tankについて，一冬季問に12回のスノーサンプラー測定値との比較がなされている（Grey一一214一

Meta1W㎡erによる積雪相当水量の観測一木村

dams，ユ976）が，増雪期に工27m

H20，Pressure

Tankの値が低く出ており，融雪期には±25mH．O程度の差で比較的良く一致している．増雪期のこのような傾向は，新潟県奥只見におけるPressu・e

Pi11owの観測でも認められ，低温によるものと考えられた（木村，1977a〉

今回のM・ta1Wafe・の場合には増雪期にあまり低温になることはなカ）ったので，増雪期についての比較はできない．しかし，一方，Ca1ifomia

Pi11owについての報告（Smithユ980）によれば，融雪期にユ回実施したスノーサンプラー測定値をCa1ifomia

が76．2mH20うわまわっている．これらの値は今回試作したMetaI

et

a1・・

Pi110wの値

Waferの場合にくらべて大きい．北陸地方のような冬季問あまり低温にならない地方では，Meta1Waferは，かなり高精度で積雪相当水量を測定できると考えてよいであろう．

Meta1W㎡erのゼロ点調整は，気温が0℃近くのとき，湿った積雪がMeta1Waferをう
すくおおった状態で行なったが，このような条件が得られない場合には，図7左下の例のよ
うに，降雪に先立つ積雪ゼロの期問中に，日射がなく，気温が一定で風もないとき，50m

H20程度の指示を可変抵抗器を調整して出しておき，図5右上のように降雪の開始を確認したのち，降雪開始時の指示値とO㎜H・Oの問のズレを補正するという操作でゼロ点調整をすることができる．このような操作は，今回使用した圧カゲージのように，校正曲線が土ユ00㎜H．O程度の範囲で完全に平行移動できることを条件として可能である．
ユ月10日06：2ユの地震の記録については，図6右上のように，地震の発生のみが判断され，この上下にふれているパルス状の振動が，どの程度の震度以上で出現するか不明であるが，無雪期の日中で，日射や気温の変動の影響で記録が上下に乱れている場合でも，容易に識別できるであろう．

図6右下のユ2：00以後のMeta1Waferの記録に現われている振動は，風によって雪面に加えられるDrag

For㏄（小林，ユ969）によるものと考えられる1この振動は，風速6m／s以上で顕著になり，およそ5m／s以下ではほぼ消失している．雪面に加えられた力は，積雪層
を通してMetal

Waferに伝わるが，そのときの遅れ時問は，きわめて小さい（木村，ユ977a）．

北海道地方の地ふぶきについて，雪面上1mにおける風速が5m／s以上で，地ふぶきが発生するという実験式（小林・小林・石川，ユ969）があり，一方，野外観測での経験として，雪面上ユmの風速が6m／s以下では地ふぶきは発生しにくいという記述（小林，1970）もある。

図6右下において，Meta1Waferの記録と比較した風速は，地上高14mでの測定値であるが，接地気層内の風速の垂直分布の経験式（斉藤，1979）をもちいて計算すると，地上高ユ4mで6m／sの風速のとき，地上高ユmでは約4m／sになる．この風速は平均風速であり，瞬間値はもっと大きくなるはずであるから，MetaユWaferの記録に現われた風による振動は，地ふぶきの発生する風速以上で発生していると考えてよいであろう．一5℃以下の気温では，風
速4m／s程度で地ふぶきが発生しているという，北海道における観測資料（竹内，ユ977）も
ある．

一2ユ5一

国立防災科学技術センター研究報告

7．結

第31号

1983年1ユ月

論

試作したMeta1Wafer；の，一積雪期にわたる動作により，気温があまり低くならない条件のもとに，実用上充分な測定精度が得られた．また，Meta1Waferは一般の板金業者に依頼して，容易かつ安価＊に製作でき，組みあわせて使用する圧カゲージの室内較正を行なうのみ

で測定値が得られ，ゼロ点調整も簡易な操作手順によって実行できるなど，実用上有利な特徴が判明した．低温における動作特性を調査する必要はあるが，冬季問気温があまり低くならない北陸地方の平地においては，このままでも実用的な積雪相当水量計としてよいであろう．

今回の観測により，Meta1Waferが一種の強震計として利用できそうなことが判明した．

現時点では，震度3の地震の発生を示す記録が，一例だけ取れたのみであるが，この記録の
振幅と震度を関連づけることは可能と思われる．

また，風速4m／s以上で記録上に微振動が現われたことから，地ふぶきの発生を問接的に表示するセンサーとして，Meta1Waferを利用できると考えられる．

8．あとがき引用文献のうち，新防雪工学ハンドブック所収のふぶき（竹内，1977）については，同

ハンドブックには執筆者名が担当項目別には明示されていないので，執筆者に確認して引用
した．

謝

辞

Meta1Waferの記録紙上に現われた風による微振動波形の解釈に関連して，北海道開発局
土大試験所応用理化学研究室室長，竹内政夫理学博士に，風速と地ふぶきの発生についてご教示をいただいた．また，Meta1Wafe・近くの積雪の深さの資料は，雪害実験研究所の全研
究職員（7名）が，一週間交代で実施した定時観測による．
以上を記して謝意を表明する．

＊4ユニットで約30万円

一216一

Me制W㎡erによる積雪相当水量の観測一木村参1）Carter，W．D．and

考

文

献

Pau1son，R．W．（1978）1Introduction

of

the

Word

ronment

Phenomen

COSPAR

Technica1Mama1Series

Manua1No8，Prepared

Working

Group

and

VI，Meteoro1ogy

Using

Sate11ite

to

Earth

Data

Monitoring

Co11ection

at

the

Dynamic

Envi−

Systems，1977，

Requestof

COSPAR

Resources，（1978），20pp．cs．1−20．

2）G。。yd。。。。，H．W．（！976）：S。。wS。。。。。E。。1。。ti。。i．th．Si。。。N。・。d・C・1if・÷・i・

CooperativeofWater

Snow

Surveys，State

Resources，Division

3）IHD（ユ970）l

Seasona1Snow／WMOユ970，Printed

in

of

of

California．The

Resources

Agency，Department

P1anning，155pp．cs．p．1−155−

Cover．Technica！papers

inhydro1ogy2，UNESC0／IAHS

France，Sc．68／XXI．2／A．，38pp．cs．p．30．

4）石原教二（1955）：雪量調査の計画と整理．雪氷の研究，Nα2，日本雪氷協会，東京，pp．ユ65＿

179参照．
5）小林大二・小林俊一・石川信敬（ユ969）：みぞれによる地ふぶき量の測定目低温科学，A，27，
pp．99−106p．103参照．
6）小林大二（ユ970）：地ふぷきの発生と発達．低温科学，A，28，

pp．141−146p．ユ45参照．

7）小林俊一（1969）：雪面に働く風の力の測定．低温科学，A，27，pp．87−97．p．87参照．
8）木村忠志（1975）：R−O型積雪の深さ計．測器技術資料，気象庁第5017号，1ユpp．

9）木村忠志（1977a）：Pressure

Pi11owによる積雪相当水量の観測，雪氷，39，3，PP．17−23．

1O）木村忠志（ユ977b）：積雪の密度．新防雪工学ハンドブック，日本機械化協会編・森北出版，東京，pp．16＿23．p．20参照．

11）木村忠志（1977c）：スノージャム検知器．昭和48・49・50年度特別研究促進調整費降雪情報の

広域自動収集による交通路雪害防止に関する総合研究報告書，昭和52年3月，科学技術庁研究調整局，東京pp．55−69．

12）大沼匡之（1960）1スノーサーべ一

雪氷の研究，Nα3，日本雪氷学会，東京，P・1，21参照．

ユ3）斉藤直輔（1979）：微小規模の現象．気象ハンドブック，気象ハンドブック編集委員会編・朝倉書店，東京，pp．115＿118．p．117参照．
14）Smith，F・W・・Boyn，H．S・and

meteoro1ogica1Date

U，S．Department
Co1oradoState

Bums．P．J．（1980）：Cooperative

Acquisition．ProgressofAgricu1ture，forUniversity，Fort

Reportthetoperiodthe

Researchin

Soi1Conservation

December，1979throughHydro−

Service，March，1980．

Co11ins，Co1orado，24pp．cs．p．1−24、ユ5）竹内政夫（1977）：ふぷき。新防雪工学ハンドブック，日本機械化協会編・森北出版，東京，pp．58−74．p．6ユ参照．

（ユ983年6月9日

一2ユ7一

原稿受理）