FALCON 201

V1.05

本機を正確に使⽤するため、使⽤前に本説明書を必ずご覧いただき、内容をご理解ください。本説明書を通して、製品の使⽤⽅法と注意事項を⼀通り把握することができます。

1注意事項・ 本製品はネットワーク接続が必須です。製品の対応通信タイプによるネットワーク環境構築が完了していることを確認してください・ 強い振動を避けてください、故障の原因になります
・ 本製品は⾬などに対応する防⽔仕様ですが、⽔没には対応しておりません
・ ⼀度稼働したデバイスを⻑時間使⽤しない場合は休眠状態にしてください

⽬録
付属物---------------------------------------------------------------------------------3---------------------------------------------------------------------------------3---------------------------------------------------------------------------------4---------------------------------------------------------------------------------4---------------------------------------------------------------------------------5---------------------------------------------------------------------------------6---------------------------------------------------------------------------------8-------------------------------------------------------------------------------１２
LED-------------------------------------------------------------------------------１４
2

付属物
製品包装内に下記のものがあることを確認してください。
FALCON 201

１台

使⽤説明書

１部

※ FALCON 201に使⽤する固定治具は別包装になります。販売店にご確認ください。

製品概要
本 製 品 は既 設 の電 気 ・ガス・⽔道 などのアナログメーターに対し、安価に後付けできる数 値読取 ⽤アタッチメントとなります。組込AIを使うことで、クラウドを使⽤せずにFALCON 201本体内で画像データから検 針 値 を符 号 化 し、読 取 った数 値 は「NB-IoT/Cat.M1/ZETA」などのLPW A通 信 を利 ⽤ し て サ ー バーに送 信 します。さらに、追 加 学 習 ・モデ ルOTA再 配 信 により⻑ 期 ⾼ 精 度 信 頼 性を持ち、伝送頻度の制御により電池交換無しで約5〜8年間の使⽤も可能です。

3

製品規格
本体⼨法︓H78×W63.8×D23.2m m

電池寿命︓10年

窓⼨法（表）︓W44.8×H12.8m m

検針（撮影）回数︓10万回

窓⼨法（裏）︓W41.8×H21.8m m

保存検針データ（画像）枚数︓80枚

重量︓約100g

防⽔防塵等級︓IP67

使⽤温度︓–20℃〜65℃

稼働時間︓ 1⽇1回の検針の場合5年間

使⽤湿度︓0% RH〜85% RH※ 連続稼働時間はお客様の使⽤条件（外気

保管温度︓–40℃〜70℃

温、電波状況、検針間隔、画像送信有無等）

保管湿度︓5% RH〜95% RH

によって異なります

電池︓⼆酸化マンガンリチウム電池※ 電池交換可製品外観①④① 開閉可能の観察窓⑤② 状態LED③ 操作ボタン（STARTボタン）②③④ 撮影窓⼝⑤ 撮影⽤LED
4

製品を設置する前に本体設置

A Sm artを利⽤することにあたって、導⼊前作業、計測対象メーターとのペアリング、FALCON
201本体設置、クラウドアプリケーション制御、確認などいくつ基本⼿順があります。

本説明書はFALCON 201の操作説明にフォーカスしており、導⼊前作業、メーターのペアリング作業などは本説明書では割愛します。
詳細の作業⼿順や、技術資料はWebアプリのマニュアルをご覧ください。

5

固定治具
製品本体をメータ表⾯に固定するため、固定治具を使⽤することが可能です。
附属固定治具は本体の包装範囲外です。必要な場合は販売店にお問い合わせください。

汎⽤固定治具FALCON 201は収納⽤汎⽤ケースに収納され、⼀般的な市販カメラスタンドで固定

可動遮光器

汎⽤固定ネジ（1/4インチ）

FALCON 201本体固定操作部
固定治具の使⽤参考︓①︓設置現場の状況から、適切な市販フレキシブルカメラスタンドを購⼊②︓カメラスタンドに汎⽤固定治具を接続、位置調整を⾏います③︓可動遮光器をメータ表⾯と接触するように調整し、ネジで固定します④︓FALCON 201本体を⼊れ、固定します6電気メータ固定治具
⼀般的なアナログ電気メータに適⽤可能の固定治具です。

①②③

固定治具は下記の⼿順で使⽤してください︓①︓固定治具をメータ表⾯に接着、撮影窓⼝が数字部分を含むことを確認してください。
②︓FALCON 201を固定治具の上から挿⼊し、適切な位置に調整します③︓左右のバンドを使⽤しさらに固定④︓カバーを設置④7

状態と操作
製品には下記の動作状態があります。特別に処置をしていない場合、初期状態は「未初期化」になります。

未初期化

A

初期化済み
⾃動実⾏C
休眠※3

校正の画像
アップロードA
稼働中

B

Webアプリ
校正A
システムにて、⾏える操作の⼀覧。

「未初期化」で⾏える操作︓①②④①︓コマンド待機 ※1「初期化済み」で⾏える操作︓①②③④②︓⼿動検針（A）「稼働中 ※2」で⾏える操作︓①②③④③︓Webアプリ校正（B）※1 コマンド待機は①初期化以外の全操作の前提操④︓撮影⽤LED照射作になります。
※2「稼働中」はWebアプリにより設定された検針⽅式で⾃動検針を⾏います。
※3「休眠」はWebアプリにより制御されます（C）。
8

① コマンド待機■デバイスの状態をご確認ください。
・ ペアリング済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを⼀回押し② デバイスが緑点灯（コマンド待機状態、 ５秒操作がないと消灯）② ⼿動検針校正・⼿動検針操作と合併 / 初期化は初回⼿動検針のみ実⾏【デバ イスはネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ ペアリング済みであること・ LEDが消灯し、アンロック状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（本ページを参照）② STARTボタンを⼀回押し、緑点滅に⼊ることを確認（⼿動検針を実⾏中）③ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ13のLED状態を参照）※ 処理成功後、Webアプリにより検針結果を確認することができます
9

③ 校正

校正・⼿動検針操作と合併 / 初期化は初回のみ実⾏【デバ イスはネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ ペアリング済みであること・ LEDが消灯し、アンロック状態であること■下記の準備が必要です。
① 本製品の指定Webアプリにログインしてください② 「検針結果」ページにデバイス⼀覧で、対応のデバイスがあることを確認③ デバイス⼀覧の「操作」部分から、「校正」パネルを開く■下記の操作を⾏ってください。
① ⼿動検針を⼀回実施してください（ページ9を参照）② 画像の送信が完了するまで待つ（数分掛かる場合があります）③ 送信が完了したら、 Webアプリにより校正操作を実⾏（数字領域のマークと初期値の⼊⼒）④ ⼿動検針を再⼀回実施してください（ページ9を参照）※ メータの数字が反射、汚れ などで破壊され ていな いことを確認してください。数字が判別しにくい画像の場合、位置調整後に再度の校正作業が必要となります。

10

④ 撮影⽤LED照射■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを２秒間⻑押し、デバイスの撮影窓⼝から撮影⽤LED照射が⾏われます11

LED状態■ LEDが消灯状態で、STARTボタンを押した際に表⽰されるLEDの状態は下記の通りです
・ 未初期化︓緑⻑点滅（3回呼吸のようにゆっくり変化、2Hz頻度、6秒続く）
・ コマンド待機︓緑点灯
・ ⾃動検針実⾏中（操作不可）︓緑短点滅（6回点滅変化、0.25Hz頻度、3秒続く）■ 各処理実⾏時のLED状態︓
・ ⼿動検針︓緑点滅（0.5Hz間隔）
・ ネットワーク接続中︓緑⻑点滅（5s間隔、⼿動検針のみ）
・ ⾃動検針実⾏中︓点灯なし■ 処理結果を表⽰するLED状態︓・ 処理成功︓緑⻑点滅（3回点滅変化、1Hz頻度、 3秒継続後消灯）
・ 処理失敗（ネットワーク接続失敗）︓⾚短点滅（4回点滅変化、0.25Hz頻度、2秒継続後消灯）
・ 処理失敗（その他失敗）︓⾚⻑点滅（3回点滅変化、１Hz頻度、 3秒継続後消灯）

12

LED状態図⽰
点灯消灯■⾚/緑点灯1秒■ ⾚/緑短点滅、0.25Hz頻度
1秒■ ⾚/緑短点滅、0.5Hz頻度
1秒■ ⾚/緑⻑点滅、1Hz頻度
2秒■⾚/緑⻑点滅、呼吸のようにゆっくり変化、2Hz頻度
2秒
13サポート・問い合わせ
本説明書の内容は２０２１年４⽉１⽇付版となります。これ以降の内容更新は販売店にお問い合わせください。
サポートへご連絡する前に、WebアプリのFAQをお読みください。

アシオット株式会社
東京都町⽥市森野1-36-2 セレステ町⽥ 3F
MAIL: contact@ asm art.ai

14

ASIOT Co., Ltd.