組み立てと設置手順

Tornado6001533102_3JA • 2023

スペア部品を発注する際、あるいは電話やメールで質問する際は、モデル名とシリアル番号を必ずお知らせください：
機器のシリアル番号：……………………………………………………
機器モデル：……………………………………………………

意匠方針と著作権® および ™ はArjoグループの登録商標です。
© Arjo 2023.
当社の方針の一つは継続的改善を掲げているため、当社では事前の通知なしに設計・デザインを変更する権利を留保しています。
この出版物の内容は、全体あるいは部分的にかかわらず、Arjoの承諾なしに複写することは禁じられています。

内容
序文 .....................................................................................................................................5
1 安全注意事項 .................................................................................................................6
1.1 一般安全要件 .......................................................................................................7
1.2 アイソレータースイッチ ........................................................................................8
1.3 非常時 ..................................................................................................................8
1.4 製造物責任 ...........................................................................................................8
1.5 注意記号 ..............................................................................................................8
2 機器の設置 .....................................................................................................................9
2.1 一般......................................................................................................................92.1.1 組立作業と設置作業が以下の条件で実施されることを確認 ..................92.1.2 設置手順 ................................................................................................92.1.3 設置方法 ................................................................................................9
2.2 開梱....................................................................................................................102.3

縮尺拡大図 .........................................................................................................112.3.1 フリースタンディングモデル壁横設置型 ...............................................112.3.2 フリースタンディングモデル壁面取付型 ...............................................122.3.3 アンダーベンチモデル..........................................................................13
2.4 組み立て.............................................................................................................142.4.1 フリースタンディングモデル壁横設置型 ...............................................142.4.2 フリースタンディングモデル壁取付型 ...................................................15
2.4.3 アンダーベンチモデル..........................................................................16
2.4.4 トラップとベンチレーター ....................................................................16
2.4.5 アンダーベンチモデルの密閉要件........................................................17
2.5 給水接続 ............................................................................................................172.5.1 一般要件 ..............................................................................................172.5.2 KIWA認定設置要件 .............................................................................18
2.5.3 水の接続 ..............................................................................................18
2.6 電気接続部 .........................................................................................................192.6.1 変圧器の位置決め ...............................................................................192.6.2 電気接続 ..............................................................................................19
2.6.3 連結代替選択肢 ...................................................................................20
3 オプション機器の設置...................................................................................................22
3.1 プリンター (FD1800/1810) .................................................................................22
3.1.1 接続図 .................................................................................................22
3.1.2 設定 .....................................................................................................23
3.1.3 テストおよび検証 .................................................................................23
4 設置完了の検査 ............................................................................................................24
4.1 作業終了時、以下を検査 .....................................................................................24
4.2 機能チェック .......................................................................................................25
4.3 コントロールパネル ............................................................................................26
4.3.1 FD1800/FD1805 .................................................................................26
4.3.2 FD1810 ...............................................................................................26

3

5 テクニカルデータ .........................................................................................................27
5.1 接続....................................................................................................................27
5.2 環境要件 ............................................................................................................27
5.3 水消費量 ............................................................................................................27
5.4 外寸....................................................................................................................27
5.5 重量....................................................................................................................27
5.6 保護クラス ..........................................................................................................28
5.7 騒音....................................................................................................................28
5.7.1 推定騒音レベル ...................................................................................28
5.7.2 例 ........................................................................................................29
6 水質..............................................................................................................................30
6.1 要件....................................................................................................................30
6.2 主な要素 ............................................................................................................30
6.3 推奨事項 ............................................................................................................30
6.4 地域基準 ............................................................................................................30
6.5 地域基準、一般仕様 ............................................................................................31
7

4

使用後の廃棄 ...............................................................................................................32

序文
この取扱説明書は、機器の機能と操作、およびお客様で実施していた
だくメンテナンスについて記載しています。インストレーションマニュ
アルは、機器の設置について説明しています。テクニカルマニュアル
は、オペレータとメンテナンス担当者にとって必要な情報を記載しています。安全で誤りのない操作を行うために、説明書の記載内容を遵守してください。

ご使用前に、マニュアルをお読みください。

初めて機器をご使用する前に、この取扱説明書をお読み頂き、機器の操作を十分に理解した上で、安全に操作して下さい。オペレータおよびメンテナンス担当者は、Arjoのマーケティング組織においてトレー
ニングを受講する必要があります。
この取扱説明書の内容は、Arjoから出荷された機器について記述しています。お客様ごとのカスタマイズ、もしくは国によっても、内容がそのまま適用されないものもあります。
機器には以下の文書が付属します。
•

ユーザーマニュアル•

インスタレーションマニュアル•

クイックガイド(簡易取説）

以下の文書は、エンドユーザーからのご要望に応じて販売会社より提供されます:•

テクニカルマニュアル•

スペアパーツリスト

付属のクイックガイドは、設置エリアに常備して、いつでもすぐに確認できるようにしてください。
Arjoは予告なく仕様および設計内容を変更することがあります。本取扱説明書の内容は取扱説明書の発行日の時点で最新のものです。

5

1

安全注意事項
オペレータおよびメンテナンス担当者は、本製品の安全トレーニングを受講する必要があります。洗浄および消毒のために化学薬品を取り扱うすべての担当者は、洗浄プロセスと起こりうる健康への害、有害
化学物質の漏れを検出する方法を理解しなくてはなりません。
オペレータとメンテナンス担当者は、機器の操作とメンテナンスの定期トレーニングを受講する必要があります。本製品のトレーニングを受講した担当者をリストアップした書類を用意する必要があります。
ト
レーニングを受講した担当者は、
トレーニングプログラムを正しく理解しているか試験を受けることが必要です。
本製品には多くの安全装置が内蔵されています。
傷害を防ぐために、これらの安全装置を作動しないような処置を行わないでください。

6

1.1 一般安全要件
ホースなどを使って水をかけながら装置を洗浄しないでください。
•

ご使用前に、ユーザーマニュアルの内容をすべてお読みくだ
さい。

•

機器の使用は、機器の使用に関するトレーニングを受け、知識を持った者のみが行わなければなりません。
また、人員はこの機器に関して定期的なトレーニングを受講しなければなりません。
ト
レーニングに参加し、理解した人員の名前を記載した文書を保管する必要があります。

•

本機器に化学薬品をご使用の際は十分に注意してください。使用上の注意をよく読み、以下の場合は販売店にお問い合わせください。
ͦ

薬品がオペレータの目や肌に付着した場合、あるいは蒸気を吸い込んだ場合、その他。
ͦ

洗浄剤を保存あるいは空のコンテナーを廃棄する場合。

•

操作方法に自信がない場合、フラッシャーディスインフェクターを使用してはいけません。

•

装置を適正に運転できるよう常に清潔な状態にしておいてくだ
さい。

•

機器のキャビネットを開く前に電源をオフにしてください(機器のキャビネットには電気部品が含まれます)。

•

容器には常に洗浄剤が入っていることを確認してください。
このことは、装置を操作するためにも、洗浄槽内を清潔に保つためにも重要です。

•

常に、地域の法規制にしたがって機器を使用してください。

•

機器は必ず漏電ブレーカーを経由して接続してください。

•

フラッシャーディスインフェクターに対しては、常に、接地された電源を使用してください。

•

洗浄後もアイテムの温度が下がらない場合、火傷をしないように注意して取り扱ってください。

•

始動する前に、フラッシャーチャンバーの底にある廃棄用排出口に目詰まりがないか確認してください。
これを行うことで、機器が正しく作動できるようにします。

•

フラッシャーディスインフェクターの上に熱や水分に弱いものを置かないでください。

•

交換部品はArjoの販売会社が提供する純正品のみをご使用ください。

7

1.2 アイソレータースイッチ
常に製品の電源にセパレート・アイソレータースイッチを取り付けることが必要です。アイソレーターのスイッチは、本機に近い壁面の簡単にアクセスできる場所に必ず取り付けてください。外部電源のアイソ
レーターのスイッチには、スイッチの位置が確認できるように「I」
または「O」の印を必ずつけてください。

1.3 非常時•

メインスイッチを切ります。

•

水および蒸気供給ラインの遮断弁を閉じてください。

1.4 製造物責任
欧州共同体適合していることを示すCE認証は制定を強調します。
Arjoの承認を受けずに装置を改造したり、誤った使用をされた場合
は、Arjoの製品保証は無効になります。
欧州共同体適合していることを示すCE認証は制定を強調します。
図は公認機関に関する監視を示します。

1.5

注意記号
本書に記載する警告、指示、
アドバイスは、重要ですので、以下シンボルにて示しております。使用されているシンボルやデザインは以下の通りです。

人身傷害や、機器が破損する恐れがあります。

8

2

機器の設置

2.1 一般
2.1.1

組立作業と設置作業が以下の条件で実施されることを確認
警告！
背部損傷のリスクを無くすために、この機器は、少なくとも二人で組み立てと設置を行うようにしてください。

2.1.2

•

資格ある担当者によって。

•

現在の地域の法規制にしたがってください。

•

屋内設置のみ。

•

湿った場所に設置されていません。

設置手順
以下の順序で設置を実施します。

2.1.3

1.

開梱

2.

組み立て

3.

水の接続

4.

電源の接続

5.

設置点検

設置方法
以下の設置方法選択肢があります。
タイプ（名称）

可能な配置

フリースタンディングモデル(FD1800, FD1810)

壁横の床に配置するか、壁に取り付け。

アンダーベンチモデル(FD1805)

ベンチ下もしくは同様の位置。

9

2.2 開梱
注意！
設置前に、フラッシャー消毒器が輸送中に損傷していないことを確認してください。
以下のアイテムが、フラッシャー消毒器納品時に同封されているはずです。
•

キャビネットキー2個•

文書を含むフォルダ1組

フラッシャー消毒器は、パレットにしっかりとボルトで固定されて供給
されます。
1.
2.

0014003.

梱包材を取り除きます。
機械的手段を使用してパレットに固定している場合は、
フラッ
シャー消毒器をできるだけ固定位置に近づけます。
フラッシャー消毒器をパレットに固定しているボルトを取り外します。

図 1. アンカーボルトの取り外し

4.

10

フラッシャー消毒器をパレットから持ち上げるために査定します。少なくとも2人の作業員によってフラッシャー消毒器を床や
低レベル車輪付きトロリーに持ち上げ、最終位置への移動を補助します。

2.3 縮尺拡大図
2.3.1 フリースタンディングモデル壁横設置型
縮尺拡大図は、FD1800およびFD1810モデルに適用されます。

6

3

5
1

5
2

4

0025134

図 2. 縮尺拡大図

1.

熱湯

4.

廃棄物接続、S、床

2.

冷水

5.

変圧器

3.

廃棄物接続、P、壁6.

拡張フレーム（オプション）

変圧器：•

寸法：300x200x210。

•

配置：変圧器は移動できます。
「電源の接続」を参照してください。

11

2.3.2 フリースタンディングモデル壁面取付型
縮尺拡大図は、FD1800およびFD1810モデルに適用されます。

4
12

84,5

1320

1270

280

1035

~460

3

3

5
2

100

150

370

1

5

225

75

500
535

450

002877300580

図 3. 縮尺拡大図

1.

熱湯

4.

壁ブラケット

2.

冷水

5.

変圧器

3.

廃棄物接続、P、壁

変圧器：

12

•

寸法：300x200x210。

•

配置：変圧器は移動できます。
「電源の接続」を参照してください。

2.3.3 アンダーベンチモデル
縮尺拡大図は、FD1805モデルに適用されます。
5

6

7

4

0030254

図 4. 縮尺拡大図

1.
2.
3.

熱湯
冷水
廃棄物接続、P、壁

4.

廃棄物接続、S、床

5.
6.
7.

保護シート*（オプション）
作業台なし
オプションの作業台への接続***本機器がベンチ下もしくは類似した場所に設置される場合は、保護シートを取り外す必要があります。
**オプションのシンク付き作業台用給水および排水接続部エリア

13

2.4 組み立て
2.4.1 フリースタンディングモデル壁横設置型
以下のように機器を設置します。
1.

壁ブラケット用の穴（耐チッパー）を測定し、ドリルであけ、機器を壁に固定します。

2.

ウォータートラップを廃棄物出口に取り付けます：•

トラップは後部（Pトラップ）
または下向き（Sトラップ）に接続できます。

•

パイプの直径は90 mmか110 mmで、毎秒1リットルを処理できる必要があります。

注意！
ベンチレーターからのホース導入（オプション）。
3.

機器を所定の位置に配置します。

4.

機器を水平にします：

5.

14

•

機器の側面に対して垂直に保持された水準器を使用します。

•

必要に応じて、機器の前面にある調節可能な脚で調節します。

機器を固定します：•

壁ブラケット（耐チッパー）を固定し、壁に機器を取り付けます。

•

壁の材質に適切なネジとワッシャーを使用します。

2.4.2 フリースタンディングモデル壁取付型
以下のように機器を設置します。
1.

穴のパターンに従って、壁ブラケット用の穴をドリルであけます。

2.

ボトムフレームに取付具用の穴をあけます。

3.

壁ブラケット（A）を壁（B）にネジで固定します。
A

002398B

図 5. 壁ブラケットの設置

4.

機器を持ち上げ、機器の背面にあるビーム（C）を壁ブラケットに掛けます。

002399C

図 6. 機器を掛ける

5.

機器の側面の片側に水準器を置いて、機器が水平であることをチェックします。

6.

ボトムフレームを壁にネジで固定します。

7.

ウォータートラップを廃棄物出口に取り付けます：•ウォータートラップは背面（Pロック）から接続します。

•

パイプの直径は90 mmか110 mmで、毎秒1リットルを処理できる必要があります。

注意！
ベンチレーターからのホース導入（オプション）。

15

2.4.3 アンダーベンチモデル
以下のように機器を設置します。
1.

ウォータートラップを廃棄物出口に取り付けます：•

トラップは後部（Pトラップ）
または下向き（Sトラップ）に接続できます。

•

パイプの直径は90 mmか110 mmで、毎秒1リットルを処理できる必要があります。

注意！
ベンチレーターからのホース導入（オプション）。
2.

機器を所定の位置に配置します。

3.

機器を水平にします：•

水準器を使って、機器が水平であることを確認します。

•

必要に応じて、機器の前面にある調節可能な脚で調節します。

2.4.4 トラップとベンチレーター
下記の図は、ウォータートラップとベンチレーターの取り付け例を示しています。
この例ではPロック付きフリースタンディングモデルが使用されています。

10029182

図 7. ウォータートラップとベンチレーター取り付け例

161.

ベンチレーターからの付属パイプ（オプション）

2.

付属トラップ2.4.5 アンダーベンチモデルの密閉要件
アンダーベンチモデルFD1805には以下が適用されます。
機器の外側が周囲面に接触している場合は、機器への水漏れを防ぐため、
これらの表面に防水処理を施す必要があります。機器の上部（A）、側面パネル（B）、背面（C）が対象となります。
A
B

A
B

003242C

図 8. 密閉要件のある表面

2.5 給水接続
2.5.1

一般要件
パイプには、認証済み1/2”遮断弁が取り付けられている必要があります。
水の接続は、以下の表に従って各要件を満たす必要があります。
冷水（青）

温水（赤）

接続

15 mm (1/2")

15 mm (1/2")

圧力100 - 800 kPa

100 - 800 kPa

流量400 kPa圧力で20 l/分

400 kPa圧力で20 l/分温度

少なくとも2°
C、
しか
し20°
C未満

45〜60°
C17

2.5.2

KIWA認定設置要件
水接続部（B）と機器水ホース（C）の間にArjo（A）からのKIWA認定逆止弁を使用します。
C

B

002396

A

図 9. 逆止弁の設置

2.5.3

水の接続
以下のように水を接続します。

18

1.

パイプと水接続の要件が満たされていることをチェックします。

2.

水を接続します。

3.

KIWA認定設置については、逆止弁が正しく取り付けられているかどうかチェックします。

4.

全ての接続をPTFEテープで密封します。

2.6 電気接続部
2.6.1

変圧器の位置決め
配置の選択肢：•フリースタンディングモデルの変圧器は移動できます：ͦͦ

•

水の接続に必要な場合は、機器の反対側へ。変圧器が洗浄剤の区域に侵入していないことを確認します。
そして、機器とは別に組み立てられます。変圧器を適切な壁に掛け、固定します。

アンダーベンチモデル用変圧器は、機器と別に組み立てる必要があります。変圧器を適切な壁に掛け、固定します。

下図は、フリースタンディングモデル用変圧器の代替配置案（A）を示しています。

A

002878A

図 10. 変圧器の代替配置案

2.6.2

電気接続
電気設備作業を以下のとおり実施します。
•

本機器を、設置カテゴリCAT IIに従って設置します。

•

電気ケーブル用切れ込みを機器の側面に入れます。

•

付属のケーブル用ブッシングを取り付け、ケーブルを引き抜きます。

•

本機器を現地基準に適合した別アイソレータスイッチに接続します。アイソレータスイッチは、機器近くの壁に取り付ける必要があります。

•

保護接地とタイププレートに記載されている供給電圧に接続します。接続に適切な過電流保護があるかどうかチェックします。
型式プレートに正しいヒューズ定格が記載されています。

•

ケーブルはすべて、少なくとも90℃で分類する必要があります。

19

2.6.3

連結代替選択肢2.6.3.1 接続図

L1

N
PE

1N+PE
L1
L2
L3
N
PE

3N+PE

003026

L1

N
PE

-X50

L1
L2
L3
N
PE

-X50

図 11. 電気接続

PEPE

2.6.3.2

FD1800/FD1810

電圧

接続

周波数

ヒューズ

電源条件

415 V

3N+PE

50 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

400 V

3N+PE

60 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

400 V

3N+PE

50 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

380 V

3N+PE

60 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

380 V

3N+PE

50 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

240 V

3+PE

60 Hz

2 × 15 A

3.75 kW

240 V

2+PE (TN)60 Hz

2 × 15 A

3.0 kW

240 V

1N+PE (TN)50 Hz

1 × 16 A

3.0 kW

230 V

1N+PE (TN)60 Hz

1 × 16 A

3.0 kW

230 V

1N+PE (TN)50 Hz

1 × 16 A

3.0 kW

230 V

3+PE

50 Hz

3 × 16 A

3.75 kW

208 V

3+PE

60 Hz

3 × 15 A

3.75 kW

208 V

2+PE (TN)60 Hz

2 × 15 A

3.0 kW

200 V

3+PE

60 Hz

3 × 16 A

3.75 kW

200 V

3+PE

50 Hz

3 × 16 A

3.75 kW

200 V

2+PE (TN)60 Hz

2 × 16 A

3.0 kW

200 V

2+PE (TN)50 Hz

2 × 16 A

3.0 kW

003033L1

図 12. 電気接続

20

L2

L1
-X50

PE

L1
L2
L3

-X50

L2

PE

2+PE
L1
L2
L3

3+PE

2.6.3.3

FD1805

電圧

接続

周波数

ヒューズ

電源条件

400 V

3N+PE

60 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

400 V

3N+PE

50 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

380 V

3N+PE

60 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

380 V

3N+PE

50 Hz

3 × 10 A

3.75 kW

230 V

1N+PE (TN)60 Hz

1 × 16 A

3.0 kW

230 V

1N+PE (TN)50 Hz

1 × 16 A

3.0 kW

230 V

3+PE

50 Hz

3 × 16 A

3.75 kW

MAINS内での動作は、公称電圧の最大±10%の電圧変動を供給します。

21

3 オプション機器の設置
3.1 プリンター (FD1800/1810)
3.1.1

接続図
1.

機器の電源を切ります。

2.

機器の上部パネルを取り外します。

002483AB
図 13. 上部パネル上の開口部の配置

3.

上部パネル (A) にプリンターケーブル用の開口部を作ります。
•

やすり、
または他の適切な工具を使用します。

•

エリア (B) 内に開口部を作ります。開口部は上部パネルの左右両側に適用されます。エリアの長さは175mmです。
D
E

C

G

002477

F

図 14. ケーブルの接続

4.

22

インタフェースケーブル (501140700)を以下のように接続します。
•

一端を-X25に接続し、PCBカード (C) に繋ぎます。

•

2本のD-subピン(501140600)を使用して、一端をスリット(D) に固定します。

5.

3.1.2

プリンターケーブルの接続：•一端をインターフェイスケーブル (E) に接続します。

•

ケーブルブラケット(6001003001)を上部パネル(F)の開口部下にある金属に取り付け、プリンターケーブルを接続します。

6.

上部パネルを交換します。

7.

プリンター(G)を適切な位置に配置し、電源ケーブルをプリンターに接続して電源を入れます。

8.

機器を電源に接続します。

設定
プリンターは工場で設定済みです。追加のインストールは必要ありません。必要に応じて、標準設定に関する情報は「テクニカルマニュア
ル」を参照してください。

3.1.3 テストおよび検証
機器の電源を入れると、印刷を開始するプリンターが認識されます。
設置を検証するにはテスト印刷を実行し、印刷結果が良好であることを確認します。
どのような見た目に印刷されるかは「ユーザーマニュア
ル」に示されています。

23

4

設置完了の検査

4.1 作業終了時、以下を検査•

全ての部品がインスタレーションマニュアルに従って設置されている。

•

すべてのねじがしまっている。

•

部品の人に接触する可能性のある部分に鋭いエッジがない。

•

すべてのホース、パイプおよび接続部が無傷で不具合がないこと。

•

機器のあらゆる機能が正常に動作している。必要に応じて調整してください。

機器を使用する前に、ISO 15883にしたがって設置要件、操作要件、性能要件を実施してください。
間違った使用方法は、破損や怪我の原因となる恐れがあります。

24

4.2 機能チェック
警告！
機能チェックと結果記録の前に、アース連続性試験を実施
します。
•

フラッシャー消毒器が正しい供給電圧に接続され、タイププレー
トで規定されている正しい定格ヒューズによって保護されていることをチェックします。

•

送水弁を開き、アイソレータスイッチを閉じます。パネルのランプがすべて点灯し、ブザー音をチェックします。画面は現在のプ
ログラムバージョン、続いて事前選択されたプログラムを表示します。

•

供給水の温度が正しいことをチェックします。
温水の場合は45〜60℃、冷水の場合は少なくとも2℃である必要があります。

•

機器が空の状態でプログラムを起動し、以下をチェックします。

ͦͦ

黄色のランプが6秒間点滅します。
ͦの黄色のランプが点灯します。
ͦ

温度は、冷却フェーズが始まるまで連続的に上昇します。
ͦ

加熱時間は約10分を超えません。
ͦ

温度は少なくとも89℃に到達します。
ͦの緑色のランプが点灯し、ディスプレイは高温注意を意
味するU7を表示します。
ドアを開け、ディスプレイの最高温度をチェックします。

•

本機器はスケール防止システムを備えています。スケール防止剤使用に関する確認および調整方法については、「テクニカルマニュアル」を参照してください。

•

水漏れがないことをチェックします。接続と管継手を締めます。

•

ベンチレーター（オプション）が始動し、ホースが接続されているかどうかチェックします。

25

4.3 コントロールパネル
4.3.1

FD1800/FD1805

1

2

3

5

4

6 7

8

9

図 15. コントロールパネル

1.

赤色: エラー表示

6.

エコノミープログラム2.

緑色: プロセス完了

7.

洗浄剤選択*

3.

黄色: プロセス運転中

8.

標準プログラム

4.

ディスプレイ

9.

集中プログラム5.

リムフラッシング* オプション

4.3.2

FD1810

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

図 16. コントロールパネル

1.

赤色: エラー表示

7.

エコノミープログラム2.

緑色: プロセス完了

8.

洗浄剤選択*

3.

黄色: プロセス運転中

9.

標準プログラム4.

IRセンサー*10.

集中プログラム

5.

ディスプレイ11.

ドア閉/開*

6.

リムフラッシング* オプション

26

11

5 テクニカルデータ
5.1 接続
接続

接続要件

流量要件

冷水 (CW)

15 mm (G½")

100 – 800 kPa(1 – 8bar)

20 l/分

温水 (HW)

15 mm (G½")

100 – 800 kPa(1 – 8bar)

20 l/分

排水（D）

Ø 90 mmまたはØ 110 mm

N/A

最高1 l/秒

5.2 環境要件
室温

5 – 40°C (41 – 104°
F)

空気湿度

31°
C (87°
F)で80 %未満

最大表面温度40°
C (104°F)

5.3 水消費量
エコノミープログラム

11リットル ± 10%*

標準プログラム

18リットル ± 10%

集中プログラム

25リットル ± 10%

5.4 外寸FD1800, FD1810

FD1805モデル

フリースタンディング

アンダーベンチ

幅450 mm (17" 11/16)

900 mm (35" 7/16)

奥行580 mm (22" 3/4)

620 mm (24" 1/2)

高さ1320 mm (51" 7/8)

作業台なし：•

870 mm (34” 3/16)

作業台付き（オプション）：•

900 mm (35” 7/16)

5.5 重量FD1800, FD1810

FD1805モデル

フリースタンディング

アンダーベンチ重量

100 kg (220 lb)

120 kg (265 lb)

27

5.6 保護クラス
FD1800, FD1810

FD1805汚染度

22

過電圧カテゴリ

II

II

保護クラス

IP22（標準）
IP24（オプション）

IP21

最大高度*

海抜2000m

海抜2000m* 本機器を使用するための海抜最大高さ。

5.7 騒音5.7.1

推定騒音レベル
被験体の計算された音響パワーレベルLw、dB ref 1 pWは、以下の表に示されます。
音響出力レベルは、線形オクターブバンド値として、また共同加重、A
加重音響出力レベル、等価LwAおよび最大LwAFmax両方として報告されます。

28

オクターブバンド周波数 (Hz)

音響出力レベル

125

57

250

64

500

57

1000

55

2000

53

4000

50

8000

48

A-加重レベル。

音響出力レベル

LwA

61

LwAFmax75

5.7.2例
計算された音響パワーレベルは、異なる空間タイプにおける異なる音
響レベルL pAを意味します。部屋の容積が大きくなるほど音量はわず
かに減少し、部屋の容積が小さくなるほどわずかに増加します。
次の表は、実際にどの程度の音量が予想できるかを示しています。例
で使用される部屋のタイプは以下のとおりです。
•

不快音：タイル、
プラスター、
コンクリートまたは類似する表面す
べて、すなわち防音材料はなく、家具はありません。

•

標準減衰：家具やテキスタイル形式のいくらかの吸音材料。

•

減衰： 天井を完全に覆う吸音材料とテーブル、椅子、テキスタイ
ルを備えた家具。

70 m3の部屋、dB ref 20 µPaで計算された音響パワーレベルLpA。
部屋のタイプ

操作職員位置*機器から3メートル

不快音

60/60

60/60

標準減衰

56/56

55/55

減衰

53/53

51/51

*操作職員位置という用語は、機器から1m、床から1.5m上を意味し
ます。

29

6

水質
警告！
お客様は各自責任を持って、適切な品質の水をウォッ
シャー・ディスインフェクターに供給してください。
洗浄プロセスのすべての工程で使用される水の質は、良い洗浄結果を得る上で重要です。

6.1

要件
それぞれのステージで使用される水は以下に適合しなければなりま
せん。

6.2

•

機器で使用されている材質•

プロセスに用いられる化学薬品•

プロセスの各段階で必要とされるプロセス要件

主な要素
良い水質のための主な要素は以下の通りです。
硬度: 硬度が高い場合はウォッシャーディスインフェクター内にスケー
ルが残留する原因となり、結果、洗浄効果が低下してしまいます。
イオン汚染物質: 高濃度のイオン汚染はステンレススチールの腐食の原因となる恐れがあります。鉄、マンガン、銅などの重金属は機器を変色させます。
微生物汚染: 洗浄アイテムは、微生物とその残留物質について処理をします。洗浄アイテムに残留した微生物が人体に浸入したとき、発熱を引き起こす原因になる恐れがあります。微生物を増殖させない水を使用してください。
衛生用薬品: 高濃度のサニタリー用薬品はステンレススチールの腐食の原因となる恐れがあります。

6.3

6.4

推奨事項
•

Arjo社は、予備洗浄、洗浄および最終すすぎで使用する水は、
ガイドラインに沿った飲用可能なものであることを推奨しています。

•

推奨される水質は、最大5°dHの飲料水です。

•

許容できる水質に関する詳細情報は、WHO発行の「飲料水水質
ガイドライン」に記載されています。

地域基準
地域基準がArjoの推奨内容よりも厳格な場合、地域が定めたものに従ってください。最終の洗浄/消毒フェーズに処理水を使用する場合は特に該当します。
更なるアドバイスを化学薬品や機器販売店より入手する必要があります。

30

6.5 地域基準、一般仕様
処理水の一般的な仕様は以下のとおりです：
pH

5.5〜8

導電率

<30 µs.cm-1

TDS<40 mg/l

最大硬度<50 mg/l

塩素<10 mg/l

重金属<10 mg/l

リン酸塩<0.2 mg/l (P2O5)

ケイ酸塩<0.2 mg/l (SiO2)

内毒素<0.25 EU/ml

微生物の総数<100 (100 mlあたり)

31

7

使用後の廃棄電気および電子機器がある装置は分解し、電気および電子機器の廃棄物(WEEE)または地域または国の規則にしたがって、
リサイクルする必要があります。
消毒液体 – 余分な液体がある場合は、水を流しながら排水に流すと安全です。これらの製品は水に溶けやすく、洗浄のために使用するときは通常水に混ざり、ご自分の自治体は、これらの洗剤を洗剤として使用する場合に、これらのクレンザーと同じ取り扱いになります。
コンテナの梱包材は、国または地域の規制に従ってリサイクルする必要があります。

000052

警告！
本製品は汚染されている恐れがあり、リサイクル前に消毒する必要があります。

図 17. リサイクル記号32意図的に空白33

意図的に空白34

AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia
Phone: 1800 072 040
BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 169420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com
BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com
CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.comČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com
DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com
DEUTSCHLAND
Arjo GmbHPeter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.comESPAÑAARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatellac/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)Tel: +48 691 119 999
E-mail: arjo@arjo.com

HONG KONG
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax+971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
FinlandPuh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV
Biezenwei 214004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com
NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com
NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.comÖSTERREICH
Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com
UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com
USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com
JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7 番8 号
ランディック第2 虎ノ門ビル9 階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com

Address page rev. 30 • 2023-09

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions aredesigned to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics,
and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients andhealthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com