T010JE

簡易迅速アミノ酸分析 Rapid & Facile Amino acid analyses

Simple and Rapid Amino Acid Analysis

Thisinformation
is based on HiPep presentation at theTechnicalNotes:
Peptide Symposium 2015, and the system has been
improved.

窒素N2Nokihara, K., Tominaga, Kitagawa, A., Hirata, A. andKasama, T. Peptide Science 2015, H. Hojo, T. Inazu, H.
Katayama (eds.) The Japanese Peptide Society, pp 6972, 2016. High throughput amino acid analysis andsequence determination by a novel system without any
derivatization using a novel column and mass
spectrometer (upon request pdf available).

AHST-16 is the improved successor model of AHST-10
AHST-16はAHST-10を改良した後継モデルです(1) AHST-16システムによる迅速な加水分解と塩酸の除去 コンタミネーション無し, 裸火を必要としない封管操作
Simultaneous multiple rapid acid hydrolyses and removal of excess acids by AHST-16 system
Contamination free, Free from open flame sealing
再蒸留塩酸 (5.7 N) + TFA; 165 ℃ で25 分間処理*
Redistilled HCl (5.7 N) + TFA; Temp 165 ℃ for 25 min*シーリング器具
Sealing plug

*Tsugita, A. and Scheffler, J-J., Eur. J. Biochem.
1982, 124, 585-588.

サンプルを高品質ガラスバイアルに入れ封印High quality Glass Vial H255：1mL, OD=11mm, H=40mm
迅速な除去 同じヒートブロックにセットしたまま窒素を30秒間吹き付け塩酸とTFAを除去します
RAPID-Removal of HCl + TFA by Nitrogen Blowing
for ca 30 sec. in the same heat block

検体

裸火を必要としない．セミミクロスケール．コンタミネーション無し簡便確
実な封管操作: ワンタッチ真空カートリッジ ガスバーナー不要、テクニック
不要……ほんの1分で簡単に封管SampleFacile sample sealing：One touch vacuum cartridge: Semi-micro scale, Contamination free,TechnicalNotes:
Free fromopen flame sealingNo gas burners' , No skill …… Easy (few seconds)

Simple and Rapid Amino Acid Analysis●Perfect Sealing = 110℃ - 24 hours keep > 99.9% Methylene Chloride●Disposable Vials = No-contamination

Simultaneous multiple chemical derivatization under Sealing/Heating:Acid Hydrolysis, derivatization such as esterfication of fatty acids, Trimethyl-silylation or Dansylaionof Steroids etc
PTFE製セプタム
PTFE Septa

シーリングプラグ
Sealing PlugVacuum
Cartridge

封印カートリッジ（株）ハイペップ研究所 〒602-8158 京都市上京区下立売通千本東入中務町486-46
TEL: 075-813-2101, FAX: 075-801-0280, E-mail: info@hipep.jp, URL: http://www.hipep.jp/

T010JE

簡易迅速アミノ酸分析 Rapid & Facile Amino acid analyses
Separation of natural Standard AAs without derivatization by Intrada Amino Acid
標準天然アミノ酸の典型的溶出プロファイル

分析時間はカラムの長さによる
Throughput depends on thecolumn length*
50 mm

ca 10 min

100 mmca 15 min

150 mmca 20 minIntrada Amino Acid,
3 id x 100 mm column

No-pre/post column
derivatization
誘導体化無しで分離可能

No UV-detection
UV検出をしない

Recommended
推奨: 150 mm

As this column can not discriminate
D and L-isomers. Hydrolysis at
higher temp (racemization caused)
can be employed.
ハイスペックな質量分析機器は不要、1000万円以下の装置でも可能:

Eluent:A = ACN,
THF, 25 mM
NH4COOH, HCOOH(9:75:16:0.3 v/v);
B = ACN, 100 mM
NH4COOH (20:80 v/v);
Gradient: B = 0% (0-3 min),0-17% (3-9 min), 100%(9-16 min) ; Flow rate 0.6 mL/min,
35 oC; detection by LC/MS (ESIpositive mode), data by Imtakt

Hi-Spec LC-MS not required

Present system up to 16 Samples → One Day

残業無し：多種検体同時処理 16検体を1日で！

Savingman power& Energy

ランチタイムにオートサンプラー稼働

Auto sampler during lunch time

Conventional and previous manner
従来法

日Conventional method 従 来 法8サンプルをアンプル封印

3 時間

8サンプルを加水分解 110℃

24 時間

スチームバスで塩酸を除去

3 時間

12

3

8サンプルの分析（プレカラム、ポストカラム誘導体化）アミノ酸分析機使用

8 時間

朝来てみたらガラスにひびが入っており酸蒸気がオーブンに充満して錆びたり壊れたり

Vial broken, HCl fume destroys oven

なぜ迅速加水分解をしても問題がないか？
→ 本カラムはD/L異性体を区別しないため、ラセミ化が起きる高温での加水分解をしても支障はありません。

Exact Amino acid composition and D/L Chiral analyses(GLP, GMP) = Contract Analyses
http://hipep.jp/?p=1127 ; 1136; 1142; 1146; 1149; 1152
Ref: Nokihara, K., and Gerhardt, J., Chirality, 2001, 13, 431

正確なアミノ酸組成およびD/Lキラル分析** (GLP, GMP) はハ
イペップ研究所の分析受託サービスをご利用ください。

データ収集解析（株）ハイペップ研究所 〒602-8158 京都市上京区下立売通千本東入中務町486-46
TEL: 075-813-2101, FAX: 075-801-0280, E-mail: info@hipep.jp, URL: http://www.hipep.jp/