BULLETIN D’INFORMATIONS TECHNIQUES

Configuration de sécurité minimale du PC contrôleur
d’instrument dans le cadre de l’inscription à BeckmanConnect
Présentation
Le présent document décrit la configuration de sécurité minimale qui doit être mise en œuvre avantde connecter un PC contrôleur d’instrument Beckman à Internet et de s’inscrire à BeckmanConnect.
Transmettez ces conseils à l’administrateur de votre système informatique ou à votre service
informatique pour vous assurer que vos instruments sont sécurisés avant de connecter votre PC
contrôleur d’instrument au réseau. Si vous respectez les recommandations suivantes, votre instrument
peut être connecté au réseau en toute sécurité, même s’il s’agit d’un système pour lequel la mise en
réseau est déconseillée.

Avant la connexion au réseau
Avant de modifier la configuration de votre station analyseur, il est recommandé d’effectuer les actions
suivantes :• Sauvegarder tous les fichiers critiques• Désactiver la lecture automatique de Microsoft® Windows• Suivre la procédure contenue dans le manuel d’utilisation pour appliquer la dernière mise à jour
Microsoft Windows• Activer le pare-feu Windows pour tous les types de réseau
— Appliquer toutes les exceptions de pare-feu spécifiques à l’instrument décrites dans le manueld’utilisation et disponibles sur www.beckman.com• S’assurer que la protection contre les logiciels malveillants est active et, le cas échéant,mise à jour
• S’adresser au service informatique et consulter l’annexe de sécurité dans le manuel d’utilisation
afin de vérifier que toute autre exigence supplémentaire est mise en œuvre

Protecting your peak performance| 1Configuration de l’antivirus
Un logiciel antivirus doit être installé et configuré pour exclure de l’analyse en temps réel l’ensemble desrépertoires décrits ci-dessous.
ProduitSystèmed’exploitation
pris en charge

Protection contre les logiciels malveillants
L’antivirus Windows Defender est le seul logiciel de protection contre les logiciels
malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.
Exclusions de l’analyse en temps réel de l’Antivirus Windows Defender :Manipulateursdes liquides
Biomek (FXp,NXp, 4000)

Windows 7, 10

C:\Users\Public\Documents\Biomek (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek)
C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI4.1)
C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)
C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)
L’antivirus Windows Defender est le seul logiciel de protection contre les logiciels
malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.
Exclusions de l’analyse en temps réel de l’Antivirus Windows Defender :Manipulateurs
des liquides
Biomek de lasérie i

Windows 10

C:\Users\Public\Documents\Biomek5 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek5)
C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI5.0)
C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)
C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)

CytoFLEX(Base, S, LX)

Windows 7, 8, 8.1, 10

McAfee Application Control est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants
validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences. Reportez-vous au manueld’utilisation pour plus d’informations.
Exclusions : aucune exclusion requise après solidification du système.

Vi-CELL BLU
CellMek SPSAQUIOS CL

Windows 10Les systèmes sont configurés avec McAfee Application Control. Le logiciel ne doit pas êtremodifié ou supprimé. Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus d’informations.
Exclusions : préconfigurées
Data Innovations ne s’accompagne d’aucune recommandation en termes de programme deprotection contre les logiciels malveillants.*Exclusions de l’analyse en temps réel de la protection contre les logiciels malveillants :C:\instrument manager

Data Innovations
Instrument
Manager

Windows 7, 10

C:\intersystems
C:\Program Files (x86) (C:\Programmes (x86)) ou Program Files\Common Files\Data
Innovations\Instrument Manager (Programmes\Common Files\Data Innovations\InstrumentManager)
C:\Program Files (x86) (C:\Programmes (x86)) ou Program Files\Common Files\InterSystems (Programmes\Common Files\InterSystems)
C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file (si disponible)

Navios Navios EX

Windows 10

Les systèmes sont configurés avec l’antivirus McAfee. Le logiciel ne doit pas être modifié ousupprimé. Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus d’informations.
Exclusions de l’analyse : préconfigurées
McAfee Application Control est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants
validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.

DxFLEX
CytoFLEX SRTCytoFLEX Nano

Windows 10

Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus d’informations.
Exclusions : aucune exclusion requise après solidification du système.

*L’antivirus Windows Defender est inclus dans Microsoft Windows et peut être activé si aucune autre solution contre les logiciels
malveillants n’est disponible.

Protecting your peak performance | 2

Configuration de Windows Update
Si les mises à jour n’ont pas encore été téléchargées, lancez un téléchargement unique du packagede mise à jour cumulative sur un ordinateur sécurisé et installez-le sur chaque système avant de leconnecter au réseau.
Beckman Coulter recommande de mettre à niveau votre PC contrôleur vers Windows 10 pour obtenirla configuration de système d’exploitation la plus sécurisée. Contactez votre représentant Beckman
Coulter local pour connaître les options de mise à niveau.

ProduitSystèmed’exploitation
pris en charge

Manipulateurs
des liquides
Biomek (FXp,NXp, 4000)

Windows 7, 10

Manipulateurs
des liquides
Biomek de lasérie i

Windows 10

CytoFLEX(Base, S, LX)

Recommandation
Windows 10 : configurer la mise à jour automatique de Windows
Pour les versions antérieures à Windows 10 : contactez Beckman Coulter Life Sciences pouren savoir plus sur la mise à niveau vers Windows 10.

Configurer la mise à jour automatique de Windows

Windows 7, 8, 8.1, 10

Pour Windows 10 : appliquez la dernière mise à jour cumulative validée de Windowspubliée sur le site de Beckman Coulter. Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plusd’informations.
Pour les versions antérieures à Windows 10 : nous recommandons de passer à la version deWindows prise en charge (10).
Les mises à jour automatiques du système d’exploitation sont désactivées.

Vi-CELL BLU

Data Innovations
InstrumentManager

Windows 10

Sauvegardez toutes les données système et la base de données conformément auxinstructions contenues dans le manuel d’utilisation. Appliquez manuellement les mises à jour
Microsoft conformément à la stratégie informatique locale.
Windows 10 : appliquez la dernière mise à jour approuvée par Data Innovations. Reportezvous au manuel d’utilisation pour plus d’informations.

Windows 7, 10
Pour les versions antérieures à Windows 10 : contactez Beckman Coulter Life Sciences pouren savoir plus sur la mise à niveau vers Windows 10.

CellMek SPSAQUIOS CL
NaviosNavios EX

Windows 10

Appliquez la dernière mise à jour cumulative validée de Windows publiée sur le site deBeckman Coulter. Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus d’informations.

DxFLEX
CytoFLEX SRTCytoFLEX Nano

© 2023 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter productand service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the UnitedStates and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.
For Beckman Coulter’s worldwide of f ice locations and phone numbers, please visit Contact Us at beckman.com
2023-GBL-EN-100960-v2