Operating Manual

Pilot® Plus KF16
Vacuum Gauge
US-English · Español · Français · Deutsch · Italiano ·Svenska · 中文· 日本語

INFICON
2 Technology Place
East Syracuse, NY 13057

INFICON

English .......................................................................................................................................................

4

Español ......................................................................................................................................................

6

Français .....................................................................................................................................................

8

Deutsch......................................................................................................................................................

10

Italiano .......................................................................................................................................................

12

Svenska .....................................................................................................................................................

14

中文 .............................................................................................................................................................

16

日本語..........................................................................................................................................................

18074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

3 / 22

1 | Operating Instructions

INFICON

1 Operating Instructions
Pilot Plus is a digital gauge used to accurately measure vacuum levels during evacuationof HVAC/R systems from atmosphere down to 1 micron, 0.001 Torr, 0.01 mbar, or 1 Pa.

1.1 Battery
Remove the battery cover and install the included 9 V battery.

NOTICEBATTERY is displayed when the battery needs to be replaced.

1.2 Operation
Long-press the power button to turn Pilot Plus on or off. The display shows pressure
readings in real time. Readings greater than 1500 are displayed as 3 digits followed by
the x1000 indicator. For example, a reading of 100,000 is displayed as 100 x1000.

1.3 Connecting to a System
EnglishWARNING
PRESSURES GREATER THAN 7760 Torr (150 PSI, 1.03 MPa, 10.3 bar) CAN
DAMAGE THE SENSOR. DO NOT CONNECT TO A PRESSURIZED SYSTEM.
Connect Pilot Plus to the vacuum system using the appropriate centering ring and clamp(not included) for the KF16 fitting.
Always keep Pilot Plus upright when connected to a system. This reduces the risk ofcontamination and prolongs sensor life.

1.4 Auto Shutoff
Pilot Plus automatically turns off after 1 hour when the vacuum reading is above 30 Torr
(30,000 microns, 40 mbar, 4,000 Pa). The last reading before auto shutdown and
MEMORY are displayed for 5 seconds when the unit is turned back on. Auto shutoff isdisabled when the vacuum level is below 30 Torr.

1.5 Vacuum Units Selection
Pilot Plus displays vacuum units of Torr, microns, mbar, or Pascal. To change units,
continue holding the power button during startup until the indicator for the active units
flashes. Briefly press the power button again to select the desired units. Long press thepower button to save the setting.

1.6 Quick Calibration
Pilot Plus has a quick calibration feature to allow for equalization to different atmosphericpressures. Press CAL at atmosphere to activate. CAL flashes on the display and thereading stabilizes at 760 Torr. The gauge maintains this reference point until a new one
is set.

4 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICONSpecifications | 2

NOTICE
Quick calibration is disabled at vacuum levels below 100 Torr (100,000 microns, 133mbar, 13,332 Pa).

2 Specifications
Usage

Indoor or outdoor

Pressure range

atm to 0.001 Torr

Accuracy<2 Torr:5%

2000 mPollution degree2

Overvoltage category

2

Battery

One 9 V alkaline

Battery life

45 hours

Humidity

95% RH NC max.

Operating temperature

0° to 50°C (32° to 122°F)

Weight0.23 kg (7.95 oz.)

Storage information-10° to 60°C (14° to 140°F)

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

English>2 Torr: 10%
Altitude

5 / 22

1 | Instrucciones de funcionamiento

INFICON

1 Instrucciones de funcionamiento
Pilot Plus es un indicador digital para medir con precisión los niveles de vacío durante laevacuación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado desde la
atmósfera hasta 1 micra, 0,001 torr, 0,01 mbar o 1 Pa.

1.1 Batería
Extraiga la tapa de la batería e instale la pila de 9 V incluida.

INDICACIÓN
Se muestra BATTERY cuando hay que sustituir la batería.

1.2 Funcionamiento
Pulse de forma prolongada el botón de encendido para encender o apagar Pilot Plus. La
pantalla muestra las lecturas de presión en tiempo real. Las lecturas superiores a 1500
se muestran como 3 dígitos seguidos del indicador x1000. Por ejemplo, una lectura de
100 000 se muestra como 100 x1000.
Español

1.3 Conexión a un sistema
ADVERTENCIAPRESIONES SUPERIORES A 7760 torr (150 PSI, 1,03 MPa, 10,3 bares) PUEDEN
DAÑAR EL SENSOR. NO CONECTAR A UN SISTEMA PRESURIZADO.
Conecte Pilot Plus al sistema de vacío utilizando el anillo de centrado apropiado y laabrazadera correspondiente (no se incluye) para el acoplamiento KF16.
Mantenga siempre Pilot Plus en posición vertical cuando esté conectado a un sistema.
Esto reduce el riesgo de contaminación y prolonga la vida útil del sensor.

1.4 Auto apagado
Pilot Plus se apaga automáticamente al cabo de 1 hora cuando la lectura de vacío es
superior a 30 torr (30 000 micras, 40 mbar, 4000 Pa). La última lectura antes delapagado automático y MEMORY se muestran durante 5 segundos cuando se vuelve aencender la unidad. La desconexión automática se desactiva cuando el nivel de vacío
es inferior a 30 torr.

1.5 Selección de unidades de vacío
Pilot Plus muestra las unidades de vacío torr, micra, milibar o pascal. Para cambiar deunidad, mantenga pulsado el botón de encendido durante el arranque hasta que
parpadee el indicador de las unidades activas. Pulse brevemente el botón de encendido
de nuevo para seleccionar las unidades deseadas. Mantenga pulsado el botón deencendido para guardar el ajuste.

6 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICON

Especificaciones | 2

1.6 Calibración rápida
Pilot Plus dispone de una función de calibración rápida que permite la ecualización adiferentes presiones atmosféricas. Pulse CAL en la atmósfera para activar. CAL
parpadea en la pantalla y la lectura se estabiliza en 760 torr. El indicador mantiene este
punto de referencia hasta que se establece uno nuevo.

INDICACIÓN
La calibración rápida se desactiva a niveles de vacío inferiores a 100 torr (100 000
micras, 133 mbar, 13 332 Pa).

2 Especificaciones
Uso

En interiores o exteriores

Rango de presión

atm a 0,001 torr

Precisión<2 torr: 5 %2000 mGrado de contaminación

2

Categoría de sobretensión

2

Batería

Una pila alcalina de 9 V

Duración de la batería

45 horas

Humedad95 % HR NC máx.

Temperatura de funcionamiento

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Peso

0,23 kg (7,95 oz.)

Información sobre
almacenamiento

De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Español>2 torr: 10 %Altitud

7 / 22

1 | Instructions d'utilisation

INFICON

1 Instructions d'utilisation
Pilot Plus est une jauge numérique qui permet de mesurer avec précision des niveauxde vide pendant l'évacuation des systèmes HVAC/R de l'atmosphère jusqu'à 1 micron,
0,001 Torr, 0,01 mbar, ou 1 Pa.

1.1 Pile
Retirez le couvercle de la pile et installez la pile 9 V fournie.

AVIS
BATTERY (Pile) s'affiche quand la pile doit être remplacée.

1.2 Fonctionnement
Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour mettre Pilot Plus en marche ou
l'arrêter. L'écran affiche les mesures de pression en temps réel. Les mesuressupérieures à 1 500 s'affichent sous forme de 3 chiffres suivis de l'indicateur x1000. Par
exemple, une mesure de 100 000 s'affiche sous le format 100 x1000.
Français

1.3 Connexion à un système
AVERTISSEMENTLES PRESSIONS SUPÉRIEURES À 7760 Torrs (150 PSI, 1,03 MPa, 10,3 bar)
PEUVENT ENDOMMAGER LE CAPTEUR. NE PAS RACCORDER À UN SYSTÈME
SOUS PRESSION.
Raccordez Pilot Plus au système de vide à l'aide de la bague de centrage et de la
fixation appropriées (non incluses) pour le raccord KF16.
Gardez toujours Pilot Plus en position verticale lorsqu'il est connecté à un système. Cela
réduit le risque de contamination et prolonge la durée de vie du capteur.

1.4 Arrêt automatique
Pilot Plus s'arrête automatiquement après une heure quand la mesure de vide est
supérieure à 30 Torrs (30 000 microns, 40 mbar, 4 000 Pa). La dernière mesure avant
l'arrêt automatique et MEMORY (Mémoire) s'affichent pendant 5 secondes après laremise en marche de l'appareil. L'arrêt automatique est désactivé quand le niveau devide est inférieur à 30 Torrs.

1.5 Sélection des unités de vide
Pilot Plus affiche les unités de vide en Torrs, microns, mbar ou Pascals. Pour changer
d'unité, maintenez le bouton d'alimentation pendant le démarrage jusqu'à ce quel'indicateur des unités actives clignote. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton
d'alimentation pour sélectionner les unités souhaitées. Appuyez longuement sur lebouton d'alimentation pour enregistrer le réglage.

8 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICON

Spécifications | 2

1.6 Étalonnage rapide
Pilot Plus est doté d'une fonction d'étalonnage rapide qui permet de s'adapter à
différentes pressions atmosphériques. Appuyez sur CAL (Étalonnage) à l'atmosphère
pour l'activer. CAL clignote sur l'écran et la lecture se stabilise à 760 Torrs. La jauge
conserve ce point de référence jusqu'à ce qu'un nouveau soit défini.

AVIS
L'étalonnage rapide est désactivé aux niveaux de vide inférieurs à 100 Torrs(100 000 microns, 133 mbar, 13 332 Pa).

2 Spécifications
Utilisation

À l'intérieur ou à l'extérieur

Plage de pression

atm à 0,001 Torr

Précision< 2 Torr : 5 %2 000 mNiveau de pollution

2

Catégorie de surtension

2

Pile

Une pile alcaline de 9 V

Durée de vie de la pile

45 heures

Humidité

95 % HR sans condensation max.

Température de fonctionnement0 à 50 °C

Poids

0,23 kg (7,95 onces)

Informations de stockage-10 à 60 °C

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Français> 2 Torr : 10 %Altitude

9 / 22

1 | Betriebsanleitung

INFICON

1 Betriebsanleitung
Das Pilot Plus ist ein digitales Messgerät zur präzisen Messung des Vakuums bei der
Evakuierung von Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimasystemen vonAtmosphärendruck bis 1 Mikron, 0,001 Torr, 0,01 mbar oder 1 Pa.

1.1 Batterie
Nehmen Sie den Batteriedeckel ab und legen Sie die mitgelieferte 9-V-Batterie ein.

HINWEISBATTERY wird angezeigt, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.

1.2 Bedienung
Drücken Sie lange auf den Betriebsschalter, um das Pilot Plus ein- oder auszuschalten.
Das Display zeigt die Druckmesswerte in Echtzeit an. Messwerte über 1500 werden mit
drei Ziffern und der Anzeige x1000 angezeigt. Ein gemessener Wert von 100.000 wird
beispielsweise als 100 x1000 angezeigt.
Deutsch

1.3 Anschluss an ein System
WARNUNGDRÜCKE ÜBER 7760 Torr (150 PSI, 1,03 MPa, 10,3 bar) KÖNNEN DEN SENSORBESCHÄDIGEN. NICHT AN EIN UNTER DRUCK STEHENDES SYSTEMANSCHLIESSEN.
Schließen Sie das Pilot Plus mithilfe des entsprechenden Zentrierrings plus Klemme fürden KF16-Anschluss an das Vakuumsystem an. (Zentrierring und Klemme sind nicht
Teil des Lieferumfangs.)
Halten Sie das Pilot Plus immer aufrecht, wenn es an ein System angeschlossen ist.
Dadurch wird das Kontaminierungsrisiko verringert und die Lebensdauer des Sensors
verlängert.

1.4 Automatisches Abschalten
Das Pilot Plus schaltet sich nach 1 Stunde automatisch ab, wenn das gemessene
Vakuum über 30 Torr (30.000 Mikron, 40 mbar, 4.000 Pa) liegt. Wenn das Gerät wieder
eingeschaltet wird, wird 5 Sekunden lang der letzte Messwert vor dem automatischen
Abschalten und MEMORY angezeigt. Das automatische Abschalten ist deaktiviert, wenndas Vakuum unter 30 Torr liegt.

1.5 Auswahl der Vakuumeinheiten
Das Pilot Plus zeigt die Vakuumeinheiten Torr, Mikron, mbar oder Pascal an. ZurÄnderung der Messeinheiten müssen Sie den Betriebsschalter beim Einschalten länger
drücken, bis die Anzeige der aktiven Einheiten blinkt. Betätigen Sie den Betriebsschalterkurz erneut, um die gewünschten Einheiten auszuwählen. Durch längeres Drücken des
Betriebsschalters wird die Einstellung gespeichert.

10 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICON

Technische Daten | 2

1.6 Schnellkalibrierung
Das Pilot Plus ist mit einer Schnellkalibrierungsfunktion ausgestattet, die eine
Kompensation für unterschiedliche atmosphärische Drücke ermöglicht. Drücken Sie
CAL bei Atmosphärendruck zur Aktivierung dieser Funktion. CAL blinkt auf der Anzeige
und der Messwert stabilisiert sich bei 760 Torr. Das Messgerät behält diesen
Referenzpunkt bei, bis ein neuer gesetzt wird.

HINWEISDie Schnellkalibrierung ist bei Vakuumwerten unter 100 Torr (100.000 Mikron,
133 mbar, 13.332 Pa) deaktiviert.

2 Technische Daten
Einsatzbereich

Innen- oder Außenbereich

Druckbereich

atm bis 0,001 Torr

Genauigkeit<2 Torr: 5 %2000 mVerschmutzungsgrad

2Überspannungskategorie

2

Batterie

Eine 9-V-Alkalibatterie

Batterielaufzeit

45 Stunden

Luftfeuchtigkeit

maximal 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Betriebstemperatur

0 °C bis 50 °C

Gewicht

0,23 kg

Lagertemperatur-10 °C bis 60 °C

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Deutsch>2 Torr: 10 %Höhe ü.d.M.

11 / 22

1 | Istruzioni per l'uso

INFICON

1 Istruzioni per l'uso
Pilot Plus è un misuratore digitale per misurare con precisione i livelli di vuoto durantel'evacuazione di sistemi HVAC/R (sistemi di riscaldamento, ventilazione,
condizionamento dell'aria e refrigerazione) da atmosfera fino a 1 micron, 0,001 Torr,
0,01 mbar o 1 Pa.

1.1 Batteria
Rimuovere il coperchio della batteria e installare la batteria da 9 V in dotazione.

NOTA
La scritta BATTERY (batteria) viene visualizzata quando la batteria deve essere
sostituita.

1.2 Funzionamento

ItalianoPremere a lungo il pulsante di alimentazione per attivare o disattivare Pilot Plus. Il
display visualizza le letture della pressione in tempo reale. Le letture superiori a 1.500
sono visualizzate a 3 cifre seguite dall'indicazione x1000. Ad esempio, una lettura pari a
100.000 è visualizzata come 100 x1000.

1.3 Collegamento con un sistema
ATTENZIONEPRESSIONI SUPERIORI A 7.760 TORR (150 PSI, 1,03 MPa, 10,3 bar) POSSONODANNEGGIARE IL SENSORE. NON COLLEGARE A UN SISTEMA PRESSURIZZATO.
Collegare Pilot Plus al sistema del vuoto usando l'anello di centraggio e il morsetto
adeguati (non inclusi) per il raccordo KF16.
Tenere sempre Pilot Plus in posizione verticale quando è collegato a un sistema.
Questa posizione riduce il rischio di contaminazione e prolunga la durata del sensore.

1.4 Arresto automatico
Pilot Plus si spegne automaticamente dopo 1 ora quando la lettura del vuoto è superiore
a 30 Torr (30.000 micron, 40 mbar, 4.000 Pa). L'ultima lettura prima dello spegnimento
automatico e la scritta MEMORY (memoria) vengono visualizzate per 5 secondi quando
l'unità viene riaccesa. L'arresto automatico viene disabilitato quando il livello del vuoto è
inferiore a 30 Torr.

1.5 Selezione delle unità di misura del vuoto
Pilot Plus visualizza le unità di misura del vuoto in Torr, micron, mbar o Pascal. Per
cambiare unità, continuare a tenere premuto il pulsante di accensione durante l'avvio
finché l'indicatore delle unità attive non lampeggia. Premere di nuovo brevemente ilpulsante di accensione per selezionare le unità desiderate. Premere a lungo il pulsantedi accensione per salvare le impostazioni.

12 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICONSpecifiche | 2

1.6 Calibrazione rapida
Pilot Plus è dotato di una funzione di calibrazione rapida per consentire il livellamento adiverse pressioni atmosferiche. Per attivarla, premere CAL al raggiungimentodell'atmosfera. CAL lampeggia sul display e la lettura si stabilizza a 760 Torr. Il
misuratore mantiene questo punto di riferimento finché non ne viene impostato uno
nuovo.

NOTA
La calibrazione rapida viene disattivata a livelli di vuoto inferiori a 100 Torr (100.000
micron, 133 mbar, 13.332 Pa).

2 Specifiche
Uso

All'interno o all'esterno

Intervallo di pressione

da atm a 0,001 Torr

Precisione<2 Torr: 5%2.000 mGrado di inquinamento

2

Categoria di sovratensione

2

Batteria

Una batteria alcalina da 9 V

Durata della batteria

45 oreUmidità

95% max di umidità rel. senza condensa

Temperatura di funzionamento

da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)

Peso

0,23 kg (7,95 oz)

Informazioni sullaconservazione

da -10 °C a 60 °C (da 14 °F a 140 °F)

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Italiano>2 Torr: 10%
Altitudine

13 / 22

1 | Bruksanvisning

INFICON

1 Bruksanvisning
Pilot Plus är en digital mätare för exakt mätning av vakuumnivåer under evakuering av
HVAC/R-system från atmosfärstryck ner till 1 µmHg; 0,001 torr; 0,01 mbar eller 1 Pa.

1.1 Batteri
Ta bort batteriluckan och sätt i det medföljande 9 V-batteriet.

HÄNVISNINGBATTERY visas när batteriet behöver bytas.

1.2 DriftHåll strömknappen intryckt för att slå på eller av Pilot Plus. På skärmen visas
tryckavläsningar i realtid. Mätvärden större än 1 500 visas som 3 siffror följt av indikatorn
x1000. En avläsning på 100 000 visas exempelvis som 100 x1000.

1.3 Anslutning till ett system
Svenska

VARNINGTRYCK STÖRRE ÄN 7760 torr (150 PSI; 1,03 MPa; 10,3 bar) KAN SKADA SENSORN.
ANSLUT INTE TILL ETT TRYCKSATT SYSTEM.
Anslut Pilot Plus till vakuumsystemet med hjälp av lämplig centreringsring och -klämma(medföljer ej) för KF16-förbindning.
Håll alltid Pilot Plus upprätt när den är ansluten till ett system. Detta minskar risken för
föroreningar och förlänger livslängden för sensorn.

1.4 Automatisk avstängning
Pilot Plus slås automatiskt av efter en timme när det avlästa vakuumvärdet är högre än
30 000 µmHg (30 torr, 40 mbar, 4 000 Pa). Det sista mätvärdet före den automatiska
avstängningen och MEMORY (minne) visas i 5 sekunder när enheten slås på igen. Den
automatiska avstängningen avaktiveras när vakuumnivån understiger 30 torr.

1.5 Välja vakuumenhet
Pilot Plus visar vakuumet i enheterna torr, µmHg, mbar eller pascal. Om du vill byta
enhet ska du hålla strömknappen intryckt efter påslagningen tills indikatorn för den
aktiva enheten börjar blinka. Tryck kort på strömknappen igen för att välja önskad enhet.
Håll strömknappen intryckt för att spara inställningen.

1.6 Snabbkalibrering
Pilot Plus har en snabbkalibreringsfunktion som möjliggör utjämning vid olika
atmosfärstryck. Du aktiverar den genom att trycka på CAL vid atmosfärstryck. CAL
blinkar på skärmen och mätvärdet stabiliseras vid 760 torr. Mätaren behåller dennareferenspunkt tills en ny ställs in.

14 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICONSpecifikationer | 2HÄNVISNING
Snabbkalibreringen avaktiveras vid vakuumnivåer under 100 torr (100 000 µmHg,
133 mbar, 13 332 Pa).

2 Specifikationer
Användning

Inom- eller utomhus

Tryckområde

atm till 0,001 torr

Noggrannhet< 2 torr: 5 %2 000 mFöroreningsgrad

2Överspänningskategori

2

Batteri

Ett 9 V alkaliskt

Batteriets livslängd

45 timmar

Luftfuktighet

Max 95 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande

Drifttemperatur

0 till 50 °C (32 till 122 °F)

Vikt

0,23 kg (7,95 oz)

Förvaringsinformation-10 till 60 °C (14 till 140 °F)

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Svenska> 2 torr: 10 %Höjd över havet

15 / 22

1 | 操作手册

INFICON

1 操作手册
Pilot Plus是一款数字式真空计，用于在将HVAC/R系统从大气压抽空到1微米汞柱(0.001
托、0.01毫巴或1帕)的过程中精确测量真空度。

1.1 电池拆下电池盖，安装随箱提供的9 V电池。

提示
需要更换电池时，将显示BATTERY字样。

1.2 操作长按电源按钮，将Pilot Plus开机或关机。显示屏上实时显示压力读数。对于大于1500的
读数，以三位数后面加x1000指示符的形式显示。例如，读数100,000显示为100 x1000。

中文

1.3 连接系统
警告
压力超出7760托(150磅/平方英寸、1.03兆帕、10.3巴)会导致传感器损坏。不得连接加压系统。
使用合适的定心环和KF16接头专用固定夹(不随箱提供)将Pilot Plus连接至真空系统。
与系统连接时，使Pilot Plus保持直立状态。这样可以降低污染风险，延长传感器的使用寿命。

1.4 自动关机
真空度读数超过30托(30,000微米汞柱、40毫巴、4,000帕)1小时后，Pilot Plus将自动关
机。再次开机时，自动关机前的最后读数和MEMORY字样将持续显示5秒。真空度低于30托时，自动关机被禁用。

1.5 真空度单位选择
Pilot plus能够显示托、微米汞柱、毫巴或帕作为真空度单位。如需切换单位，请在启动过程中继续按住电源按钮，直至仪表工作指示灯闪烁。再次短按电源按钮，选择所需单
位。长按电源按钮，保存设置。

16 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICON规格 | 2

1.6 快速校准Pilot Plus具有快速校准功能，能够根据不同大气压进行平衡处理。在常压条件下按下
CAL，激活快速校准功能。显示屏上闪烁显示CAL字样，读数稳定在760托。真空计会保
持此参考点，直至设置新参考点。

提示
真空度低于100托（100,000微米汞柱、133毫巴、13,332帕）时，将禁用快速校准功能。

2 规格
使用场合

室内或户外

压力范围

大气压到0.001托

精度< 2托：5%

2000米

污染等级

2级

过电压等级

2级

电池

一节9 V碱性电池

电池寿命

45 小时

湿度

不超过95% RH，无冷凝

工作温度

0至50摄氏度(32至122华氏度)

重量

0.23公斤(7.95盎司)储存温度-10至60摄氏度(14至140华氏度)

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

中文> 2托：10%海拔高度

17 / 22

1 | 操作説明

INFICON

1 操作説明Pilot Plusは、HVAC/Rシステムの排気時の真空レベルを大気圧から1 micron、0.001
Torr、0.01 mbar、1 Paまで正確に測定するデジタルゲージです。

1.1 電池電池収容部カバーを外し、付属の9 V電池を取り付けます。

注記
電池交換が必要になると、電池が表示されます。

1.2 操作日本語

Pilot Plusをオンまたはオフにするには、電源ボタンを長押しします。ディスプレイに
は圧力測定値がリアルタイムで表示されます。測定値が1500を超えると、3桁の数字とx1000

インジケーターで表示されます。例えば、100,000の測定値は、100 x1000と表示されます。

1.3 システムへの接続
警告7760 Torr（150 PSI、1.03 MPa、10.3 bar）を超える圧力はセンサーを損傷させるおそれがあります。加圧システムに接続しないでください。

KF16フィッティング用の適切なセンタリングリングとクランプ（同梱されていない）
を使用して、Pilot Plusを真空システムに接続します。
システムに接続するときは、Pilot Plusが常に直立状態になるようにしてください。これにより、汚染のリスクが低減し、センサーの寿命が延びます。

18 / 22074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

INFICON

操作説明 | 1

1.4 自動シャットオフ
Pilot Plusは、真空測定値が30 Torr（30,000 micron、40 mbar、4,000 Pa）を超えると、1時間後に自動的にオフになります。装置の電源を再度オンにすると、自動シャットダウン前の最後の測定値とメモリーが5秒間表示されます。真空レベルが30 Torrより下回る場合、自動シャットオフは無効になります。

1.5 真空単位の選択
Pilot Plusは、Torr、micron、mbar、またはPaの真空単位を表示します。単位を変更
するには、起動時に電源ボタンを押し続け、有効になっている単位のインジケーターを点滅させます。再び電源ボタンを短く押して、希望の装置を選択します。設定を保存す

1.6 簡易校正
Pilot Plusには簡易校正機能が備わっており、異なる大気圧に合わせて平準化することができます。大気圧でCALを押すと校正が起動します。ディスプレイ上でCALが点滅
し、示数が760 Torrで安定します。ゲージは、新しい基準点が設定されるまで、この基準点を維持します。

注記
簡易校正は、100 Torr（100,000 micron、133 mbar、13,332 Pa）未満の真空レベルでは無効になります。

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

19 / 22

日本語

るには電源ボタンを長押しします。

2 | 仕様INFICON

2 仕様
使用場所

屋内または屋外

圧力範囲

大気圧～0.001 Torr

精度

<2 Torr: 5%>2 Torr: 10%

日本語
20 / 22最大高度2000 m

汚染度2

過電圧カテゴリー

2

電池

9 Vアルカリ電池×1

電池動作時間45時間

湿度

最大 95% RH（結露なきこと）

動作温度

0°～50°C（32°～122°F）

重量0.23 kg（7.95 oz.）

保管温度

-10°～60°C（14°～140°F）

074-494-P27-B Pilot Plus KF16 Operating Manual MULTILANG

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
E-Mail: service.tools@inficon.com

Korea
Phone: +82-31-206-2890
Email: reach.korea@inficon..com

www.inficonservicetools.com

Japan
Phone: +81-44-322-8901
Email: reach.japan@inficon.com

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com
Section A, Building 6
108 Shuya Road, Shanghai, China
Phone: +86-21-62093094
Email: reach.china@inficon.com

Singapore
Phone: +65-6631-0303
Email: reach.singapore@inficon.com
TaiwanPhone: +886-3-5525828
Email: reach.taiwan@inficon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
All trademarks are the property of their respective owners.
TEK-Check and Wey-TEK are trademarks of INFICON. All other trademarks are the property of their respective owners.
©2023 INFICON
074-494-P27-B