管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

保険適用

医療機器認証番号：226AFBZX00116000

ユニバーサル用※小臼歯対応CAD/CAM 冠用 材料（Ⅰ）

当 社 独 自 の 製 造 技 術 により
超 微 粒 子 フィラ ー を 高 密 度 に 配 合
強度と滑沢耐久性を両立※保険適用には条件があります。ご確認の上、ご使用ください。

当 社 独 自 の 製 造 技 術 から 誕 生し た
C A D / C A M ブ ロック「カタナ® アベンシア® ブロック」
では、超微粒子フィラー※1 を高密度に圧縮し、レジンモノマー※2 を均一に含浸、加熱重合する当社独自の製造技術を採用しました。
これにより、咬合に耐えうる機械的特性と優れた滑沢耐久性の両立を実現しました。
※1 超微粒子フィラー（アルミナフィラー（酸化アルミニウム）：20nm、シリカフィラー（軽質無水ケイ酸）：40nm）※2 レジンモノマー (メタクリル酸モノマー )■ カタナ® アベンシア® ブロック製造技術イメージ図

超微粒子フィラーの超微粒子フィラーの表面加工

レジンモノマーの圧縮

含浸・加熱重合

圧縮

レジン
レジンモノマー

超微粒子フィラー

歯科用 CAD/CAMマシン
DWX-4
カタナ ® デンタルスキャナー
E1

微細構造を実現
電子顕微鏡写真を見ると、「カタナ ® アベンシア ® ブロック」

hyperDENT ® compact small

は、「エステニア C&B」に比®

5μm5μmべ超微粒子フィラーが高密度に均一分散していることがわ

エステニア® C＆B

かります。

カタナ® アベンシア® ブロック

遮蔽性の高いをラインナップ「A3 OP」
A3の色調をイメージしながら遮蔽性の高い「A3 OP」をご用意しました。
「A3 LT」に比べ、遮蔽度を高めたブロックです。支台歯の色調を遮蔽したい場合に使用します。

A3 LT500nm

A3 OP

クラレノリタケデンタル(株)撮影推奨の接着システム「クリアフィル ® ユニバーサルボンド Quick ER」と「SA ルーティング ® Multi」の組み合わせにより、シンプルでスピーディーな接着操作を実現します。
剪断接着強さ初期（37℃ 1 日後）
TC3000回後

010203040 (MPa)

測定条件：被着面積φ5mm、被着面をサンドブラスト後、「SAルーティング ® Multi」にて接着、マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射

37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル（4−60℃、3,000回）後、測定

測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：1mm/min
クラレノリタケデンタル ( 株) 測定：条件などにより数値は異なります。

支台歯側+

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER

レジンセメントSA ルーティング® Multi ※※保険用の無機物フィラーを含むレジン系材料には、歯科用セラミックス処理材を添付文書にしたがい適用することで内面処理加算が可能です。
詳細な手順は「推奨の接着ステップ」をお読みください。

臼歯咬合に耐えうる機械的特性超微粒子フィラーの高密度・高分散配合に加え、フィラーとレジンを強固に接着させる当社技術により、高い機械的特性を発揮します。
曲げ強さ

圧縮強さ

カタナ® アベンシア® ブロックカタナ® アベンシア® ブロック

エステニア® C&B

エステニア® C&B

0100

200300 (MPa)0試験条件：JIS T 6517準拠

咬合摩耗試験

200

修復物をイメージした試験片■ 修復物材料試験片の断面図

400

600

800 (MPa)

試験条件：試験片サイズ 3×3×3mm、37℃、24 時間水中保管後■ 牛歯エナメル質試験片の摩耗量
80

カタナ® アベンシア®
ブロック

60
40200

エステニア® C＆B

カタナ® アベンシア®
ブロック

牛歯エナメル質
試験条件： ラインフェルダー摩耗試験
荷重：15.6kg/c㎡ 回数：10万回、室温水中下
牛歯エナメル質：#1000 Wet研磨
試験片：#3000 Dry研磨、球形サイズΦ9.5mm

摩耗部

エステニア®
C&B

牛歯エナメル質摩耗深さ (μm)
クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

優れた加工性と滑沢耐久性
超微粒子フィラーの高密度配合により、CAD/CAM装置による加工後の表面性状も滑らかで研磨性に優れます。

また、得られた滑沢性は歯ブラシ摩耗で消失することなく、口腔内での滑沢性の持続、着色の抑制が期待されます。
歯ブラシ摩耗試験

拡大■ 歯ブラシ摩耗試験後の表面粗さ
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0

カタナ®アベンシア®
ブロック

試験条件：

研磨後の表面状態
カタナ® アベンシア® ブロック40,000回後研磨方法 ： カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

支台歯形態と形成量

1.5mm以上

咬合面の展開角は120 〜140

エステニア® C&B
40,000回後（小臼歯ジャケットクラウンの場合）

頬側は2面形成● 適切な厚みを確保する● マージンラインはディープシャンファーとする

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

軸面は片側6 〜10 のテーパー
歯頸部寄り3mmは平行性が保たれていること

1.5mm以上
1.0mm以上

表面粗さ (μm)

荷重：250ｇ
歯磨材 ：デンタークリアMAX（ライオン）、10wt%スラリー
歯ブラシ：ビトイーン山切り、カットレギュラー（ライオン）

隅角部は丸める

1.5mm以上

エステニア®
C&B

ディープ
シャンファー

高低差を少なくする

スムーズなフィニッシュライン● 鋭角な部分のない丸みのある形態にする● 十分な保持が得られる軸面形成とする●フィニッシングラインはスムーズに仕上げる
参考：（公社）日本補綴歯科学会 「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針」

推奨の接着ステップ

CAD/CAMレジン冠（「カタナ アベンシア ブロック」）の接着 ※1 「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」を併用

管理医療機器製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号：226AFBZX00116000

ユニバーサル用【単品】切削加工用レジン…５個／箱（12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT）（12：A3 OP）（14L：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT）（14L：A3 OP）【形状・色調】
色見本（単位：mm）

種別a軸

b軸

c軸

色調

1214L

101214.5 14.51518

A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP
A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OPブロック

A3 LT

A3.5 LT

金属製台座

b

金属製台座

A2 LTブロック※使用に際しては金属製台座形状と使用する機器の適合性をご確認ください。

A3 OPac

コンパクトでシンプルなCAD/CAM装置により、効率的に補綴物を製作

カタナ ® デンタルスキャナー E1

歯科用 CAD/CAM マシン DWX-4

歯科用 CAD/CAM マシン DWX-52D

一般医療機器歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290010

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10006000050［製造販売元］ローランド ディー .ジー .株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3※動作には集塵装置（別売）が必要です。
※導入に際しては保守契約が必要です。

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10006000023【製造販売元】ローランドディー．
ジー．株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3※動作には集塵装置（別売）が必要です。
※導入に際しては保守契約が必要です。

関連製品

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：229AFBZX00091000
単品

切削加工用レジン5個/箱

単品

ボンド5.6mL×1個

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス
バリューキット
単品

ハンドミックス

ユニバーサル

バリューキット

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

単品● エステニア® C&B

管理医療機器歯冠用硬質レジン

単品

ユニバーサルユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

バリューキット

医療機器認証番号：21500BZZ00534000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 -3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120- 330-922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2- 11- 15
TEL.（03）3834 -6161
お客様相談センター：0800- 222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・｢KATANA｣及び「カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
・「アベンシア」、「クリアフィル」、「SAルーティング」
及び「エステニア」
は株式会社クラレの登録商標です。

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上
T758- 02 11／2020