受光器対応タイプ

レーザー墨出し器＜BLXセンサー矩十字・横全周＞

取扱説明書●タジマレーザー専用受光器（ML-RCV、NAVI-RCV）がご使用いただけます。

このたびはタジマレーザーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この取 扱 説 明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理 解の上で、適切な取扱いと保 守をしていただくようお願いいたします。
取扱い方法などのお問い合わせは、レーザー相談デスクへ〈0120-933297〉。
お読みになった後は、後日必要になることがありますので、必ず保管してください。

目次
本機を正しく使うためのご注意..... 1
特徴 .................................................. 5
付属品............................................... 6
各部の名称 ...................................... 7
使用方法........................................... 8ライン固定モード ..........................10仕様 ................................................ 11
精度の確認.....................................12精度の考え方 .................................18
よくあるご質問 ..............................19
保証 ................................................19
故障かなと思ったら ..................... 20
故障した時は ................................ 20本機を正しく使うためのご注意
安全にお使いいただくための重要な内容です。全てをよくお読みの上、指示に従い正しく使用してください。

表示の説明「人が死亡または障害を負う可能警告 誤った取扱いをすると、性があること」を示します。
「人が障害を負う可能性、および注意 誤った取扱いをすると、物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

絵表示についてしてはいけないことを示す「禁止」表示です。
必ず実行していただくことを示す「強制」表示です。

安全上のご注意
本機はレーザー光を出射します。レーザー安全基準（JIS C 6802：2005）のクラス1Mに準拠していますが、以下に記載する内容には十分に注意してご使用ください。

■光学器具で直接レーザー光を見ないでください
禁止

望遠鏡やルーペなどでレーザー光を直接見ると危険です。

■レーザー光を直接のぞかないでください■レーザー光路は眼の高さを避けてください■レーザー光路に立ち入らないようにしてください

警告■レーザー光路に反射物を置かないでください■レーザー光を他の人に向けないでください■幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。
障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。

■ACアダプターは、必ずAC100Vを使用してください
強制AC100V以外を使用しますと発熱、発火の原因となり危険です。

禁止■専用ACアダプター（品番：SL-ADP）以外は使用しないでください
本体の破壊・部品の劣化の原因となる可能性があります。

1

■絶対に分解や改造をしないでください
禁止

本機を分解、改造すると故障、感電の原因となります。

■使用しない場合は乾電池を取り出してください
強制乾電池から液が漏れ出して、故障の原因となります。

注意■使用しない場合はACアダプターをコンセントから抜いて強制ください
発熱して、故障・感電・火災の原因となります。

■乾電池を火の中に入れたり、充電をして使用しないでくだ
禁止
さい
乾電池の液漏れ、発熱、破壊の原因となります。

■使用者への安全教育について
強制レーザー光の性質、危険性などについて、十分ご理解の上ご使用く
ださい。

使用上のご注意■使用前使用後には、必ず精度確認をしてください
精度の確認 方法通りに、使 用前使 用後に必ず 精度確認を行ってください。
故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
詳しくは12〜17ページの「精度の確認」をご覧ください。

■強いショックを与えないでください
本機を倒したり、落としたりしないでください。衝撃や振動が加わった場合には精度確認を行ってください。

■本体を移動する際は、スイッチをOFFにしてください
スイッチはOFFと同時に本体内部がロックされます。

■運搬する場合は、専用のキャリングケースに入れてください
ケース収納時も衝撃や振動をあたえないでください。また、修理など荷物として送る場合は輸送用外函に入れてお送りください。

2■ACアダプターご使用について●ACアダプターを引張ったりしないでください。本体の破壊・ケーブルの断線等の原因となる可能性があります。
●ACアダプターは屋外で使用しないでください。水滴などにより故障の原因になります。
●ACアダプターを取付けた直後一回目のスイッチON時はセンサーの初期設定時間が付加され制御完了までの時間が若干延びます。
2回目以降は通常動作時間で制御いたします。

■故障したまま、本機をお使いにならないでください
すぐに使用を中止して、お求めの販売店または、タジマメンテナンスセンターに修理をご依頼ください。
詳しくは20ページ「故障した時は」をご覧ください。

■濡れたままお使いにならないでください
本機は防塵・防水性能（IP54）となっています。ただし、雨中での使用や、出射窓の水分・汚れなどが精度不良の原因となります。必ず、水分・汚れを拭き取ってからご使用ください。

■本機はー5℃〜40℃の範囲でご使用ください
指 定 範囲外 の温 度で使 用すると故 障および 精度 不良の原因となる場合があります。

■結露したままお使いにならないでください
結露が 確 認されましたら、電 源を入れずに結露が 取れるまで放置してください。その後電源を入れれば正常に作動します。
何時間たっても作動しない場合は、タジマメンテナンスセンターにご相談ください。

3

■保管について●必ず専用のキャリングケースに入れて保管してください。
●キャリングケースの掛金・ベルトが傷んでいたら本体を収納しないでください。ケースや本体が落下してケガをする恐れがあります。

■本機や付属品の保管場所として、次のような場所には置かないでくだ
さい●直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ●冬場の屋外などの低温になるところ●ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内●急激な温度変化のあるところ●湿度の高いところ●磁気を帯びたところ●振動の多いところ■お手入れについて●ご使用後は機械の清掃をしてください。
●カバーガラスに水分や汚れが付着していると、ライン光が暗くなったり、精度不良が発生する場合があります。水分をよく拭き取り、レンズクリーナーなどで汚れをきれいに落としてください。
●本体の汚れは、埃をよく払ってからやわらかい布で軽く拭いてください。
シンナーなどの溶剤では絶対に拭かないでください。
●雨がかかったときは、水分をよく拭き取ってからキャリングケースに収納してください。

免責事項●取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の精度確認を怠ったことによって生じた付随的な損害（事業の利益の損失・事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
●火 災・地 震・第三者による行為、その 他の事 故、使 用者の故 意または過 失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

4

特徴

特徴

■高感度の水準センサーの採用とマイコン制御により、精密な水準出しが可能です。
■自動制御中は、制御ランプ（緑）が点灯することにより、誤った測量を防ぎます。
■単3形アルカリ乾電池4本で約9時間（フルライン使用・受光器ON時）使用できます。
（フルライン使用・受光器OFF時 約7時間）■電源は付属のACアダプターも使用可能です。
■市販の単3形充電池もご使用いただけます。
■本機は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にもご使用いただけます。
※ACアダプターと本体の接合部分は防滴ではありません。
■専用のエレベーター三脚に取り付け可能です。
■タジマレーザー専用受光器（ML-RCV、NAVI-RCV）が使用可能です。
※本機には、ナビ機能とリモコン機能はついておりません。

5

付属品

付属品
●レーザーゴーグル（品番：LA-GOGB）
明るい場所でレーザー光が見にくい
時に、ご使用ください。

●単3形
アルカリ乾電池＜4本＞※目を保護するものではありません。
※暗い場所での使用には適しません。

●専用キャリングケース●専用ACアダプター（品番：SL-ADP）

6

各部の名称

電源（ライン切換）スイッチ
制御中ランプモード切換スイッチ
出射窓

DCジャック下部ポイント出射窓
脚整準ネジ

電池ボックス

円型気泡管

回転微調整ツマミ

7

使用方法※受光器の使用方法についてはタジマレーザーレシーバーの取扱説明書をお読みください。

1.

お 使 い に なる前 に、電 池 ボックスに 単 3 形 アルカリ乾 電 池を4本正しく入れてください。
又 は 、A C ア ダ プ タ ー を D C
ジャックに差し込み、AC100Vの電源をお取りください。

2.

本機を水平にします。円型気泡
管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整 準 ネジ を回して調整します。

赤い円

気泡
気泡管本体が±2゜以 上傾いている場合は、補正範囲外のためレーザーは自動的に消灯します。

3.

上面の縦・横いずれかのスイッチをONにしてください。制御が開始されレーザー光が出射されます。制御中は、制御中ランプ（緑）が点灯します。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

電池残量が少ない場合は、レーザー光が強制 30秒間点滅後、自動的にOFFになります。

この場合、電池の寿命ですのでアルカリ乾電池4本を同時に交換してください。

8

出射ライン/モードの切替えができます。

4.

受光器モード切替スイッチ
受光器を使用する際にスイッチを押してください。
※受光器モードではレーザーラインが薄くなります。

出射ライン切替スイッチ
・正面縦ライン
赤＜赤点灯＞ ・左側縦ライン

鉛直クロス
ポイント

・下部ポイント
緑＜緑点灯＞

・全縦ライン・下部ポイント

赤＜赤点灯＞

・水平ライン（全周）

縦ラインを使用する場合、下部ポイントを地墨に合わせるように本機を設置してください。本体を回転させ、地墨に縦ラインを合わせます。

5.

回転微調整機能をお 使 い 頂くと、より簡単に合わせられます。
地墨6.

使用後は必ず全てのスイッチを切ってケースに戻してください。

9ライン固定モード■ライン固定モードを使用すると、ラインの垂直・水平は制御されません。

警告

レーザーラインの自動補正後にライン固定モードを設定しても、微振動などで正しい水準を維持しているとは限りません。正しい
垂直・水平基準ラインを使用する場合は、必ずライン固定モードをOFFにしてご使用ください。

レーザーラインを固定して使用することが可能です。ライン固定モードでは、本体を傾けても自動制御せずにそのままレーザーラインを出射します。自動補正範囲以上傾けても消灯しません。
任意の 2 点間にレーザーラインを出射したい時などにご使用頂けます。

＜ライン固定モードON＞
各ライン出射スイッチを長押し（5秒以上）することでライン固定モードになります。
各ライン出射スイッチに対応したレーザーラインが固定モードで出射されます。
ライン固定モードになると、ライン出射スイッチのLEDランプが点滅します。
※ライン固定モード使用時、続けて他のラインを出射すると固定モードのままラインが出射されます。
※各ラインごとに個別に固定することはできません。

＜ライン固定モードOFF＞
全ての出射スイッチをOFFにすることにより、ライン固定モードを解除できます。

10仕様品名品番

出 射 光 光 源
波BLXセンサー矩十字・横全周
B L X- K J C可視光半導体レーザー

長ライン 635nm/ポイント 650nm

レ ーザー 安 全 基 準クラス1M（JIS C 6802：2005）

光パ

出ル

力ス

幅1mW以下75μSec（受光器ON時）

縦 ラ イ ン 精 度

10mで±1mm以内 （5mで±0.75mm）

水平ライン精度10mで±1mm以内 （5mで±0.5mm）

前 後 左 右 通り精 度

20mで±2mm以内 （10mで±1.5mm）

直角精度

鉛 直 点 精 度ライン

幅

自 動 補 正 範 囲
制動方式

90°±（2mm/10m）
5mで±1mm以内 （3mで±0.75mm）
10mで約3mm±2°
電子二軸センサー方式

防 塵・防 水 性 能

保護等級IP54（防じん形・防まつ形※1）

使 用 温 度 範 囲ー5℃〜40℃

電源

単3形アルカリ乾電池 4本〈ACアダプター（付属）使用可能〉

連 続 使 用 時 間受光器ON時約9時間（フルライン使用時）

受光器OFF時約7時間

電 池 寿 命 警 告外重形寸法量

レーザー光点滅（30秒間点滅後自動的に電源OFF）
高さ223mm×幅154mm
本体 約2,200g（電池含む）
キャリングケース収納時 約5,200g

縦ライン出射 角135°

水 平ラ イン 出 射 角360°

微 調 整 範 囲

10m先で±220mm

使 用 可 能 な受 光 器

ML-RCV, NAVI-RCV※2※1 防塵性規格 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない。
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する。
※2 本機には、ナビ機能とリモコン機能はついておりません。
●改良のため予告なく、仕様・外観を変更する場合があります。

11精度の確認※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

1. 縦ライン精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

A3m1) 風の影響の少ない既設の建 造物の壁 を 選 び、高 さ 3 m の ポイント をマーキングします。ここをポイントAとします。
2) ポイントAから下げ振りを吊した床面のポイントをマーキングします。ここをポイントBとします。

B

3) この 壁 面のポイントBより、5m離れた位置に本機を設置します。

A赤い円C

気泡

4) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
5) 電 源スイッチ をONにして、縦ラインを出射します。

B

6) 正面縦ラインをポイントBに合わせます。

気泡管AC
L1

7) そのままの状態で、ポイントAの位置のレーザーラインをマーキングします。ここをポイントCとします。
8) ポイントAとポイントCの 差L1が許容範囲以内であれば正常です。
9) 本機を回転させ、他の縦ラインについても同様に確認してください。

12※この精度の確認方法の場合、当社の 精度保 証 規格は、1.5mm以内です。

使前

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

2. 鉛直クロスポイント精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B赤い円

1) 本機を天井高さ3mの部屋に設置します。
2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。

気泡3) 電 源スイッチ をONにして、全縦ラインを出射します。

気泡管ACB

4) 下部ポイントと鉛直ポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイント
A ポイントBとします。
5) 本 機 が ず れ な い ようにゆっくりと180度回転させ、下部ポイントをポイントAに合わせます。

180°回転ACBC

6) このときの鉛直ポイントをマーキングします。ここをポイントCとします。
7) ポイントBとポイントCの差L1が許容範囲以内であれば正常です。
※この精度の確認方法の場合、当社の精度保証規格は、1.5mm以内です。

BL1

A

13※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

3. 水平ライン精度の確認

A

赤い円気泡

1) 5m離れた壁（又は柱）の中央に、厚み2〜5cmぐらいの板を置いて、その上に本機を設置します。

気泡管2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。

厚さ2〜5cmの板をONにして、
3) 電 源 スイッチ
レーザーラインを出射します。

5m
2.5m2.5m

4) 一方の 壁 面に出 射した 水平ラインの中心（正面縦ラインとの交差点）をマーキングします。ここをポイン
トA' とします。

180°回転AA

5) 本 機を180°反転して、もう一方の壁 面に出 射した 水平ラインの中心（ 正 面 縦 ラ イ ンと の 交 差 点 ）をマーキングします。ここを ポイントAとします。
6) 電源スイッチを一旦OFFにします。
7) 本 機をポイントA'側の 壁ぎわの 位置に移動します。※本機の載っている板を取除きます。

赤い円気泡AAB気泡管8) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。
9) 電 源 スイッチをONにして、レーザーラインを出射します。

1410) 壁面にラインを出射し、正面縦ラインをポイント A' にあわせます。そのときに水平ラインの中心（正面縦ラインとの 交 差 点 ）をポイント B'とします。

使前

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

11) 本機を180°反転して、もう一方の壁面にラインを出射し、正面縦ラインをポイントAにあわせます。

180°
回転
A
B

出射した水平ラインの中心（正面縦ラインとの交差点）をマーキングします。これをポイントBとします。

AB

12) 本機を右方向に約45°回転させ、ポイント B の 位 置 の 水平ライン をマーキングします。ここをポイントCとします。
13) 本機を左方向に約90°回転させ、ポイント B の 位 置 の 水平ライン をマーキングします。ここをポイントDとします。

45°
回転ABCAB

14) ポイントA'からポイントB'までの距
離L1と、ポイントAからポイントB
ポイントC ポイントDの最大距離
L2と最小距離L3を測定します。

A
L1
B

A
B

L2

90°
回転A
B
C
DA B
C
D

L3

15) L1とL2の差とL1とL3の差がそれぞれ許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度の 確 認 方法 の 場合、当社の精度保証 規格は、±0.5mm以内です。
16) 本機を回転させ、各方位についても同様に確認してください。

15

※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前

4. 矩精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B1）床が平らな場所を選び、長さ約11mの水糸を床にピンと張ります。
（現場の地墨線をご利用いただいても可です。）

水糸5m2）水糸の中央のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

A5m11m3）ポイントAより、両側5m離れたポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイントB ポイントCとします。

C4）本機をポイントAに設置します。

縦正ラ面
イン
B左側
縦ライン

16気泡管

5m7）下部ポイントをポイントAに合わせます。その状態で正面縦ラインをポイントBに合わせます。

5m8）下 部ポイントを基 準として左側 縦ラインの5m位置をマーキングします。
これをポイントDとします。

C9）本 機 が ずれないようにゆっくりと回転させ、左側縦ラインがポイントCに合うようにします。

L1
E正面
縦ライン

気泡6）電源スイッチ をONにして、全 縦 ラインを出射します。

5mADD

赤い円

5）本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。

B左側縦ライン

ADEC

10）その状態で、ポイントDの位置の正面縦ラインをマーキングします。これをポイントEとします。
11）ポイント Dとポイント E の 差 L1が 許容範囲以内であれば正常です。
12）他の矩についても同様に精度確認をしてください。
※この精度の確認方法の場合、当社の精度保証規格は、3mm以内です。

使前

使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

5. 左右通り精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B5m1）床が平らな場所を選び、長さ約11mの 水 糸 を 床 にピ ンと 張りま す。（ 現場 の 地 墨 線 をご 利 用 い た だ いて も可です）

水糸A11m2）水 糸 の中央 のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

5m
C3）ポイントAより、両側5m離れたポイント をマー キングしま す。ここを それぞ れ ポイントB ポイントCとします。
4）本機をポイントAに設置します。

B赤い円

気泡気泡管

5）本 機 の 円 型 気 泡 管 の 気 泡 が 赤 い 円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
6）電 源 スイッチを O Nにして、全 縦ラインを出射します。

A7）下 部 ポイントをポイントAに合 わせます。その 状 態で右側 縦ラインをポイントBに合わせます。

C8）その 状 態 で、左 側 縦ライン上のポイントCの位置にマーキングします。これをポイントDとします。

BA

L1
DC
DC

9）ポイントCとポイントDの 差L1が 許容範囲以内であれば正常です。
※この精度の確認 方法の場合、当社の 精 度 保 証 規 格 は、1.5mm 以 内です。
10) 他の通りについても同様に精度確認をしてください。

17精度の考え方

縦ライン10m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを基準として、正面10m・天井5m・床面1mの範囲で±1mm以内に入る。
（正面5m・天井3m・床面0.6mの範囲で±0.75mm以内に入る。）

2mm以内

1mm 1mm

1.5mm以内

0.75 0.75mm mm

5m
3m
出射角
135°

m
105m
1m

0.6m

水平ライン10m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを中心とした半径10mの範囲で±1mm以内に入る。
（半径5mの範囲で±0.5mm以内に入る。）

0.5mm
0.5mm

18

出射角
360°

m
105m

1mm
1mm

よくあるご質問

よくあるご質問

確認項目

操作方法がわからない場合は？

レーザー相談デスク（0120-933297）にお問い合わせください。

屋外で使いたい場合は？

別売のタジマレーザーレシーバーをご使用ください。屋外使用などレーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とランプでラインの位置をお知らせします。受光器モードでラインを出射して、ご使用ください。

地面が傾いている場所でも使用できるの?

自動補正機能がついておりますので使用可能です。補正範囲外の場合は脚整準ネジで調整してください。

レ ー ザ ー 光 は「人体」へ の 影 響はないの？

レーザー安全基準のクラス1Mに準拠しています。通常の使用方法でご使用の場合、「人体」への影響はありません。
ただし、望遠鏡やルーペ等の光学器具を用いた場合は、危険ですのでレ ーザー 光 を 直 接 見 な いでくだ さ い 。また、人に向けての出射はしないでください。

盗難補償はどうやって加入するの？

販売店でご購入の際、レーザー墨出し器についている盗難補償申込書に必要事項をご記入いただき、保証書をお受け取りください。保証書をお受け取りになった時点で保証が有効となります。

保証○同封してあります「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」記載の保証規定をよくお読みください。
○運送用ケースに付随する包装材は、修理の際に製品の保護のために必要となりますので、大切に保管してください。

19

故障かなと思ったらトラブルの状況

確認項目

ラインが出ない電池の消耗・電池の入れ方・本体は十分に水平か（自動補正範囲内か否か）を確認してください。

ラインが暗い電池の消耗、カバーガラスの汚れの有無を確認してください。

レーザーラインが点滅する新しい電池に入れ替えてください。

レーザーレシーバーが反応しないレシーバーの電池の消耗・電池の入れ方を確認してください。
受光器モードになっているか確認してください。

上記の方法で、解決できない場合は故障です。
「故障した時は」をご覧ください。

故障した時は修理をご依頼される前に、上記の「故障かなと思ったら」を見て故障かどうかを確認してください。
1）「保証書」の有無をご確認ください。
購入時にご記入、保管いただきました「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」に必要事項が記入されているか再度ご確認ください。
2）本機と「保証書」をキャリングケース及び運送用外箱に入れ、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、タジマQ便サービスをご利用ください。

20

21

■当製品は精密電子部品を使用しています。
外部からの強い衝撃により精度不良となるおそれがあります。お取扱いおよび保管には十分に注意してください。尚、お客様が本説明書に記載された警告及び注意に従わないことに起因して、損害が発生した場合には、当社はその責を負いません。ご了承ください。

■修理についてのお問い合わせは・・・

タジマメンテナンスセンター

0120-470282
フリーFAX.0120-243324〈受付時間〉 月曜日〜金曜日（祝日・当社指定休日を除く）8：40〜18：00■製品についてのお問い合わせは・・・

レーザー相談デスク

0120-933297〈受付時間〉 月曜日〜金曜日（祝日・当社指定休日を除く）9：00〜17：30

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

http://www.tajimatool.co.jp
SE0903500