放射線科の検査について－CT・MRI 中心に－

尾道市立市民病院
放射線科

佐藤 博之
豊田 隆繁

本日の内容 放射線科とは 放射線検査 CT検査 MRI検査

放射線科とは画像診断部門
一般撮影検査、CT検査、MRI検査、血管造影検査、消化管造影検査などの様々な検査や色々な手段を駆使して得られた画像から病気を見つけ出し診断しています。
核医学部門
放射線を放出する少量の薬剤（放射性医薬品）を体内に投与すると、その放射性医薬品が特定の臓器に集積しその後排泄されていきます。この様子をガンマカメラを用いて画像化することにより、臓器の働きを診断しています。
放射線治療部門病変に対し高エネルギーの放射線を照射することによって治療を行っています。

本日の内容 放射線科とは 放射線検査 CT検査 MRI検査

放射線検査単純X 線撮影検査
透視検査
血管造影検査マンモグラフィー単純X 線撮影検査
一般撮影の分野でも装置はめざましく進歩し続けています。
当院でも従来のFilm撮影から、CR（コンピューティッドラジオグラフィ）に代わり、現在はFPD(フラットパネルディテクタ)を搭載した装置を2台導入しています。
また、昔ながらのFilm出力からX線を透過したデータをコンピュータで画像処理し、1枚の画像として提供するデジタルシステムに移行しています。

東芝社製
・DST-1000A

GE社製
・Discovery XR650 FIXED・Discovery XR650 3D

単純X線撮影検査
FPD：低線量で高画質な画像を取得することが可能。

インスタントカメラ（Film撮影）

デジタルカメラ（CR）

一眼レフカメラ（FPD）

単純X 線撮影検査
単純X 線撮影装置の特徴

 DE（Dual Energy Subtraction）
 長尺撮影（オートイメージペースト）
 トモシンセシス（Volume RAD）

DE（Dual Energy Subtraction）
一回の撮影において連続で2種類の異なる線質のX線をだし通常画像と骨組織画像を取得します。
この画像情報を差し引きすることで、軟部組織画像を作成します。
この撮影法により、骨とかさなり合った異常陰影を判別でき診断に有効な画像を提供できるようになりました。

通常画像

骨組織画像

軟部組織画像単純X 線撮影検査
単純X 線撮影装置の特徴

 DE（Dual Energy Subtraction）
 長尺撮影（オートイメージペースト）
 トモシンセシス（Volume RAD）

長尺撮影（オートイメージペースト）
長尺撮影は脊椎全域や下肢全域などの広範囲の撮影において、一つの連続した画像として提供する撮影です。
 脊椎側弯症の診断
 股関節・膝関節・足関節などの加重関節の診断
 下肢立位長尺撮影による距離計測など1ショットでは撮影できないため分割して撮影を行い、それらの画像を貼り合わせて一つの画像にします。

①
全脊椎撮影

②③

単純X 線撮影検査
単純X 線撮影装置の特徴

 DE（Dual Energy Subtraction）
 長尺撮影（オートイメージペースト）
 トモシンセシス（Volume RAD）

トモシンセシス（Volume RAD）
1回の撮影で、角度を変えながらX線を連続照射し、任意の複数断層画像を得ることができる撮影方法。

特徴
 通常の単純X 線撮影と同様にあらゆる部位の撮影が可能。
 単純X 線撮影では見逃す可能性のある複雑な手首や足首の微小骨折の診断。
 CT検査やMRI検査には弱点となる金属による画像への影響(アーチファクト)が少ないため、人工関節が埋め込まれた部位周辺の診断が可能。
 耳鼻科領域の急性副鼻腔炎では、少量の液面形成の測定でも十分に評価が可能。

症例１ 副鼻腔炎

単純X 線撮影

トモシンセシス（Volume RAD）

症例２ 胸椎クレフト形成

単純X 線撮影

トモシンセシス（Volume RAD）

症例3 大腿骨骨癒合CT画像

トモシンセシス（Volume RAD）

放射線検査単純X 線撮影検査
透視検査
血管造影検査マンモグラフィー透視検査
当院の透視装置はFPD(フラットパネルディテクタ)が搭載された装置を２台導入しており高画質で、より被爆の少ない検査治療が行えるようになっています。

東芝社製

ZEXIRA

DREX-ZX80

Ｕｌｔｉｍａｘ－ｉＤＲＥＸ－ＵＩ80

透視検査◆ 消化器系
胃透視・注腸イレウス管など◆整形外科系
ミエロ・整復神経根ブロックなど

◆婦人科系
ヒステロ

◆泌尿器系
RP・CG・ステント挿入など◆透視下内視鏡
ERCP・BFなど

◆ NST
嚥下造影

透視検査
 消化器系

 泌尿器系

胃透視

膀胱造影

注腸

RP手技によるステント留置 婦人科系

ヒステロ（子宮卵管造影）

透視検査
 整形外科系

上腕骨頭骨折（整復前） 透視下内視鏡

上腕骨頭骨折（整復後）

ERCP

ミエログラフィー（脊髄造影）BF

透視検査
NST（嚥下造影）
嚥下造影検査は、摂食嚥下障害の患者さんに対して透視をだしながらバリウムを混ぜた飲み物や食べ物を食べていただきます。その一連の流れの透視画像を録画しながら確認、診断します。

放射線検査単純X 線撮影検査
透視検査
血管造影検査マンモグラフィー

血管造影検査
当院の装置はバイプレーンとシングルプレーンとあり、どちらの装置にもFPD(フラットパネルディテクタ)が搭載され高精細で歪みのない透視画像や撮影画像が取得できます。
3Dワークステーションを装備しているので、撮影データを転送し3D画像に再構成することで血管をどんな角度からでも観察することができます。
島津製作所社製
ＢＲAＮＳIＳＴ

バイプレーンｓａｆｉｒｅUD１５０-４０

シングルプレーン

血管造影検査○バイプレーンとは一台の装置にX線管球とFPD（フラットパネルディテクタ）の対が2セットあるシステムのことです。

○バイプレーンの特徴
一回の造影剤の注入で2方向の撮影ができるので、従来のシングルプレーンと比較すると 造影剤の使用量を半分程度に抑えることができる。
 被検者の被ばくを低減できる。
 検査効率が良くなり時間を短縮できる。などが挙げられます。

血管造影検査○シングルプレーンとは17×17インチの広範囲なFPDが付いており術中に回転しCT画像のような断面画像を再構成することができます。その画像を元に3D画像を作ることも出来る。

CT画像

CT like画像

3D画像

血管造影検査◆冠動脈造影◆頭部血管造影

RAO 30゜
CAU 30゜

FrontalLAO 45゜
CRA 30゜

Lateral血管造影検査◆T A E

◆四肢造影

ＣＡ

ＳＭＡ

下肢PTA

シャントPTA

放射線検査単純X 線撮影検査
透視検査
血管造影検査マンモグラフィーマンモグラフィー
（件）

700
600
500
400
300
200
1000（年）

マンモグラフィー年間件数

装置更新
装置の特徴
 微小石灰化の描出能の向上
 約30％の線量低減しても同等の画質が得られる。
 トモシンセシス機能追加
トモシンセシス機能とはX線管球を移動しながら連続的に低線量でX線を照射し、複数の位置から撮影した画像を再構成します。見たい構造に焦点を合わせた画像を提供することが可能で、乳腺構造の重なりにより発見が難しかった病変の観察を容易にします。

本日の内容 放射線科とは 放射線検査 CT検査 MRI検査CT装置
東芝社製
Ａｑｕｉｌｉｏｎ 64
Ａｑｕｉｌｉｏｎ ONE

Aquilion 64

２００５年（平成１７年）４月
２０１３年（平成２５年）３月

Aquilion ONE

装置の比較
Aquilion 64

Aquilion ONE

3.2ｃｍ

16ｃｍ

検出器

ONEの検出器の幅は64列の検出器を5つ分合わせた大きさです。

検出器の比較
６４列

３２０列

ONEの基本的特徴① ONE

Rotation

② ONE

Phase

③ Dynamic

Scan（1回転スキャン）

Scan（等時相性スキャン）

VolumeScan

ONEの基本的特徴① ONE

Rotation

Scan（1回転スキャン） １６０ｍｍの範囲を撮影できるため、頭部や心臓は１回転で撮影できる。
 1回転で1臓器の撮影ができるため撮影時間が短く体動や息止め困難な患者さんに有効である。
 体動も問題になる小児検査にも有効で大幅な被ばく低減にもなる。

② ONE

Phase

Scan（等時相性スキャン） 同じ時刻に一度に撮影するため、造影検査で造影ムラのない等時相データの取得が可能です。

③ Dynamic

VolumeScan 連続で撮影することで血流動態や呼吸性移動量が評価可能。
新たに形態・機能画像診断の融合ができるようになります。

ONE

ROTATION SCAN
（心臓領域）

ONEの基本的特徴① ONERotation

Scan（1回転スキャン） １６０ｍｍの範囲を撮影できるため、頭部や心臓は１回転で撮影できる。
 1回転で1臓器の撮影ができるため撮影時間が短く体動や息止め困難な患者さんに有効である。
 体動も問題になる小児検査にも有効で大幅な被ばく低減にもなる。

② ONE

Phase

Scan（等時相性スキャン） 同じ時刻に一度に撮影するため、造影検査で造影ムラのない等時相データの取得が可能です。

③ Dynamic

VolumeScan 連続で撮影することで血流動態や呼吸性移動量が評価可能。
新たに形態・機能画像診断の融合ができるようになります。

ONE Phase Scan
（等時相性スキャン）
問 題金魚が入った金魚鉢をヘリカルス
キャンとボリュームスキャンでそれぞれ撮影します。
どのような違いがおこるでしょう？

金魚鉢

ONE Phase Scan
（等時相性スキャン）
ヘリカルスキャンでは臓器を体軸方向に撮影していくため一定の時間が必要となる。そのため造影撮影において撮影開始位置と終了位置では時相が異なり、生体の動きが早い場合には画質の劣化の原因となるだけではなく、灌流検査などの機能情報を得る上でも弊害となる。

ヘリカルスキャン

ボリュームスキャン

ONE

ROTATION SCAN
（心臓領域）

バウンディングアーチファクト（６４列ＣＴ）

横からの画像

縦からの画像ONE

ROTATION SCAN
（心臓領域）

ONE 冠動脈画像
V R画像

ＡＧＶ
(ｱﾝｷﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸﾋﾞｭｰ）ＣＰＲONEの基本的特徴① ONE

RotationScan（1回転スキャン） １６０ｍｍの範囲を撮影できるため、頭部や心臓は１回転で撮影できる。
 1回転で1臓器の撮影ができるため撮影時間が短く体動や息止め困難な患者さんに有効である。
 体動も問題になる小児検査にも有効で大幅な被ばく低減にもなる。

② ONE

Phase

Scan（等時相性スキャン） 同じ時刻に一度に撮影するため、造影検査で造影ムラのない等時相データの取得が可能です。

③ Dynamic

VolumeScan 連続で撮影することで血流動態や呼吸性移動量が評価可能。
新たに形態・機能画像診断の融合ができるようになります。

Dynamic
４Ｄ画像（心臓）

VolumeＣＴ

Scan

Ｐｅｒｆｕｓｉｏｎ

観察対象部位における造影剤の濃度変化から毛細管レベルの組織血流の情報を得て組織本来の機能を評価するものである。
組織内の毛細血管レベルの血流状態を反映しており、組織中の水の拡散状態を観察しているＭＲＩの拡散強調画像とは異なる現象を観察している。

画像再構成本日の内容 放射線科とは 放射線検査 CT検査 MRI検査

MRI
新館

本館

Ｉｎｇｅｎｉａ 1.5T

Ｉｎｇｅｎｉａ 3.0T CX

Ｒｅｌｅａｓｅ ５．３(PHILIPS社製）

Ｒｅｌｅａｓｅ ５．３(PHILIPS社製）

２０１６年12月

ＭＲＩ装置更新

２０１７年３月

ＭＲＩ装置更新

更新してどう変わったか？

従来アナログとデジタルの違い
デジタル変換機を患者様の傍に設置してより高画質の実現

Analog signal

ADC

Analog signal

AnalogsignalAnalogDigital Converter(ADC)
従来型アナログデジタル

フルデジタル

より被検者のそばでデジタル変換することによって、ノイズの影響を軽減

高画質と短時間化

前の機械（1.5T)

今の1.5Tの機械

フルデジタル方式

アナログ方式（光信号にて送信）

更新してこうなりました

SNRは最大1.4倍

1.5T装置と3.0T装置の違い最大のメリット～比較したときの3.0Tのメリット～

高いSNR（1.5Tの最大1.4倍）
高いSNRにより、高分解能画像あるいは撮像時間短縮の実現を可能にする
しかしSNRの増加はアーチファクト（体動、蠕動、呼吸、血流など）の増加につながり画質の低下をもたらす

TOF効果の増大Gd造影効果の増大
T1値が延長するため、造影剤による効果が高くなる

頭部MRA画像提示
Ｉｎｇｅｎｉａ

1.5T

Ｉｎｇｅｎｉａ

3.0T

高いSNRとTOF効果増大により末梢の血管まで描出できている

CX

1.5T装置と3.0T装置の違い～比較したときの3.0Tのデメリット～

SARの増加
人体は、高周波を受けると渦電流が発生してジ ュール熱が生じる。
この加温作用は、高磁場の装置ほど大きく（SAR:二乗に比例），大きな被検体で電気伝導率が高い組織ほど，SAR が大きい
（例：脳脊髄液、胃・腸管，血液，眼は高く， 脂肪，緻密骨は低い）

RF磁場B１不均一
信号ムラが生じ画質低下につながる（躯幹部での影響大）T１コントラストの低下
騒音
本当にうるさいです。防音工事をしてても本館MRI室横は音が漏れています前庭刺激
酔った感じで気分不良になる方もいますRF磁場B１不均一による影響

従来の3T装置
矢印部で感度ムラによる信号低下がみられる。

しかし今は改善されて・・・

MultiTransmitにて撮影

MultiTransmitとは？
SingleTransmit

体内のRF分布が不均一
局所SARが問題となる
3.0Tでは撮像条件が制限され時間が延長

MultiTransmit

体内のRF分布が均一になり、誘電効果だけでなく局所SARも大幅に低減
可能
SARの制限が低減されるためパラメータ設定の自由度が向上

RF磁場B１不均一による影響
有効FOVが制限される
体軸方向に対して距離の長い検査においては、設定FOVが制限される
B０とB1不均一のために画像の濃淡ムラや磁化率アーチファクトが顕著となる中心に比べ端では信号が低下している

3.0T

FOV＝400mm

先ほどの２枚に比して信号が低下している

このようにすべての検査が3.0Tがよい訳ではない

検査部位、被検者の状態、検査時間などでどちらが適しているか判断していますMRIにおけるリスクマネージメント
MRI装置の特殊性に起因したマネジメントが必要★磁場
強い磁場により磁性体を吸引する現象★ラジオ波（ＲＦ）
ＭＲＩ検査で照射されるラジオ波（ＲＦ）は発熱効果が有る
高周波磁場による誘導電流も発生

多くの医療器具は非磁性体の材料に変更されているが、高速な傾斜磁場変化やＲＦ照射に対しての安全性は保証されていない

★磁場

医療安全情報PMDAより装置周辺の磁場強度1.5T（青線）よりも３.0T（赤線）の方が吸引力が強い

MRI装置は、磁場の広がりを抑制しているためマグネットの近傍で磁場強度が最大となる。
マグネット近傍で突然強く引き寄せられるため、注意が必要である。

もし、酸素ボンベをゆっくり近づけると・・・

ある地点で急に吸着します
実際にはガントリーの中で暴れてどこかで吸着するのでもし患者さんがいると酸素ボンベでボコボコに殴られるのと同じくらいのダメージが予測されます★ラジオ波（ＲＦ）
代表的な体内留置金属
整形外科系
婦人科系
リング

プレート
人工関節・人工骨頭
髄内釘
スクリュー

脳外科系
動脈瘤クリップ
コイル
圧可変式バルブシャント

眼科系

義眼
耳鼻科系
人工内耳血管系
ステント
人工血管
大動脈ステント
フィルター

腹部系
コイル
クリップ胆管ステント
クランプ

心臓系ペースメーカー
人工弁
ステント
胸骨ワイヤー

歯科系
インプラント
矯正器具
磁性アタッチメントMRIが禁忌である医療器具装置
 心臓ペースメーカー
 人工内耳（移植蝸牛刺激装置）
 除細動器（ICD）
 神経刺激装置
 骨成長刺激装置
 スワンガンツカテーテル
 強磁性体の破片

実際に数ヶ月前
腰椎の検査中・・・

ラジオ波の作用で胸骨ワイヤー部位の違和感を訴えた事例がありました

MRI安全マーク
MR Safe（MRI安全）
いかなるMRI環境下でも既知の危険性がない品目

MR Conditional（条件付でMRI可能）指定されたMRI環境下における、指定された条件下の使用で、既知の危険性がないことが実証された品目

MR Unsafe（MRI危険）
すべてのMRI環境下で危険性がある品目

医療機器の添付文章（一例）

最後になりましたが放射線科は患者さんに安心して検査を受けていただけるようそれぞれのモダリティで資格を取得しています
認定資格

人数

放射線管理士1

放射線機器管理士

1

医療画像情報精度管理士

1

日本診療放射線技師会シニア技師格

1

第一種放射線取扱主任者

1

放射線治療専門放射線技師

1

放射線治療品質管理士

1

マンモグラフィ認定技師

4

MRI専門技術者

1

X線CT認定技師

3

肺がんCT検診認定技師

1

ご清聴ありがとうございました