Rellenador de gas trazador TGF11

En las pruebas de fugas con gas trazador es necesario llenar el objetoen prueba. El rellenador de gas trazador TGF11 es un instrumento
autónomo que permite llenar y evacuar el gas trazador de manera
sencilla y fiable. Garantiza que el gas trazador llena la totalidad delobjeto de prueba en el tiempo adecuado y con la presión correcta, y lo
evacúa después de la prueba con el fin de evitar la contaminación delárea de trabajo.
La nueva interfaz de usuario permite un control sencillo e intuitivo delinstrumento, lo que reduce los errores de funcionamiento. El filtro nocontiene piezas móviles, lo que reduce al mínimo los gastos demantenimiento, y es ideal para utilizar en la producción en serieindustrial.
El dispositivo TGF11 forma parte de una gama de detectores de fugas
basada en hidrógeno y helio de INFICON, como el Detector de fugas
de hidrógeno Sensistor Sentrac.

VENTAJASnGarantiza que el gas trazador llena la totalidad del objeto de prueban

Evita la contaminación de fondonCreado para entornos industriales exigentesn

Doble puerto para llenado y evacuación, lo que reduce los tiempos de ciclonMantenimiento mínimo

nFácil configuración

1Rellenador de gas trazador TGF11CARACTERÍSTICASn

Evacuación, llenado y purga del objeto de pruebanDisponible en versión de baja presión (0,05 - 2 barg/0,7 - 29 PSIG) y versión estándar (0,3 - 10 barg/4,4 –145 PSIG)n

Función de abort fuga grande antes de llenado de gas trazadornVálvula prop para optimizar el llenado

nUsa una bomba venturi rentable para la evacuación del gas, lo que reduce los costes de mantenimiento

INFORMACIÓN DEL PEDIDOTGF11 Tracer Gas Filler, lowpressure

Tipo
Rellenador de gas trazador TGF11, versión de baja presión(0,05 - 2 barg/0,7 - 29 PSIG)
Rellenador de gas trazador TGF11, versión estándar (0,3 - 10barg/4,4 – 145 PSIG)

2Rellenador de gas trazador TGF11

TGF11 Tracer Gas Filler,
standard pressure590-559590-558

ESPECIFICACIONESTipo

TGF11 Tracer Gas Filler, lowpressure

TGF11 Tracer Gas Filler,
standard pressure

Presión

0.05-2 barg (0.7-29 PSIG)

0.3-10 barg (4.4-145 PSIG)

Tracer Gas pressure supply

100 - 400 kPa (1 - 4 barg,14,5 -58 PSIG)

100 - 1100 kPa (1 - 11 barg,14.5 -159.5 PSIG)

Aire comprimido

300 - 1000 kPa (3-10 barg
/43.5-145 PSIG)

300 - 1000 kPa (3-10 barg
/43.5-145 PSIG)

Conexiones

Push in fittings, OD 6,10,12mm

Push in fittings, OD 6,10,12mm

Presión del gas trazador

100 - 1100 kPa (1-11 barg /14.5-159.5 PSIG)

100 - 1100 kPa (1-11 barg /14.5-159.5 PSIG)

Tensión de alimentación

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2
A

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2A

Tiempo de evacuación

0.8 s/l to -0.5 barg (-7.2PSIG); 1.6 s/l to -0.7 barg (10.1 PSIG); 2.5 s/l to -0.8barg (-11.6 PSIG)

0.8 s/l to -0.5 barg (-7.2PSIG); 1.6 s/l to -0.7 barg (10.1 PSIG); 2.5 s/l to -0.8barg (-11.6 PSIG)

Vacío máximo

-0.85 barg (-11.6 PSIG) (85% -0.85 barg (-11.6 PSIG) (85%vacuum)
vacuum)Fuentes de alimentación

Capacidad*

Interfaz de comunicación

USB device
RS232
PLC Input/Output
Operator interface

USB device
RS232
PLC Input/Output
Operator interface

Intervalo de temperatura
ambiente

5°-45°C (41°-113°F)

5°-45°C (41°-113°F)

Dimensiones (W x H x D)

305 x 160 x 284 mm(12 x 6.2 x 11.1 in.)

305 x 160 x 284 mm(12 x 6.2 x 11.1 in.)9.5 kg (19.8 lb.)

9.5 kg (19.8 lb.)

Peso

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2022-02)© 2022 INFICON