国立防災科学披術センター研究報告第20号

1978年11月

551・578・6

簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定＊
清野

害谷＊＊

国立防災科学技術セソター

OnEstimationofHai1stomDiameter

byHai1pad

By
HiroshiSeinoル〃o〃α1肋蜘κ々C〃θグ∫oグ〃3ω伽〃舳〃〃o〃，ノψα〃Abstractfor

In the hai1fa1l observation network opera亡ed by the National Research Center
Disas亡er Prevention，an ins士rument ca11ed a hai1pad is used．The main part ofthehai1pad

used・toconsis士sprepare

fromdent士hecaIibration

aof

a1uminumca1ibration

diameters
curve

ona1uminum

andfoi1（O，12mmcurvefor士hefoiI．Accuracy

feasibi1ityof七hethick）andhai1padof

haiIpadtostyrofoam．Stee1ba11s

estimatethe丘eldare

hai1stone

data

are

diameters

a．na1yze（1wi七hdiscussed．

1．まえがき降ひょうは局地的な現象であり，かつ局所的変化の著しいことはよく知られている。そのため，降ひょう分布の把握には多数の測器による密度の高い観測網が必要である．国立防災科学技術セソターが北関東の群馬県と埼玉県に展開した降ひょう観測網には，アルミ箔と発泡スチロールを組み合わせた簡単な降ひょう記録計が用いられた（小元・八木・清野・米谷，1978）．

アルミ箔と発泡スチロールを組み合わせて降ひょうを観測する方法は，米国で降ひょう抑制実験やレーダー観測のために1950年代の後半に開発され，Sch1eusenerandJem−ings（1960）が最初に紹介した．hai1padと呼ぼれるこの測器は，構造が簡単で製作費が安く，取扱いが容易であるため，その後も多くの観測に使用され（ChangnOn，1977など），また，米国内のみならずカナダ，フラソス，スイス，イタリーなどでも使用されている（StrOn9．

1974；Vento，1976など）．同種のもので，水平面だけでなく垂直面にも受ひょう面をもつ
hai1cube，hai1stoo1と呼ぼれる測器も開発されており，また，米国やヵナダではこの他にも，ひょう粒と雨滴を分離して前者を冷凍箱に落すひょう粒捕捉器，ひょう粒の運動量を磁気テープに記録する降ひょう記録計なども使われている（Changnon，1969）．
この研究は特別研究r積雲対流がもたらす災害の発生機構に関する研究」の一環として行なわれたものである．
＊＊

第1研究部異常気候防災研究室

一31一

国立防災科学技術セソター研究報告第20号

1978年11月

国立防災科学技術セソターが群馬県および埼玉県で用いてきた降ひょう記録計の模式図を図1に爪した・この記録計は発泡スチロールの上に0．12mmのアルミ箔を置き，金属性の枠で固定し，支柱により地上に設置される．受ひょう面は500

A1umlnumf。，止Cm2の面馳もち，この面が水平になるように設置して観測する・観測は群馬県および埼玉県の農業共済組合連合会を通して，主として地元の農家に委託された・アル1箔上にひょ1痕ができると，新しいアル1箔と交換され，記録のついたアルミ

一1i

Sta・i」／

箔は上記共済連を通して国立防災科学技術セソタ
一に取されるここでは，この回収されたアノレJ㌣ミ箔のへこみの大きさからひ／1粒の大きさを推定する方法について述べ，この方法で得られるデ1ーぷ；；lllllる）≡1

図1群馬県および埼玉県で使用した降ひよう記録計の模式図

降ひょう記録計のアルミ箔上には雨滴によるへFig・1S・h・m・士i・・i・w・fNRCDPh・i1p．d．

こみは生じないので，ひょう粒だけが記録される．

このへこみの大きさをひ！1粒の大きさに変換するためには，あらかじめ検定曲線を用意し2．1

スチールボールによる検定方法

ひょう粒とスチールボールでは比重ヵ1全／異なるので，ひょう粒のかわりにスチ．ルボ．

ルを用いて検定を行なうには次のよ1な方法をとる・まず必要なことはひよう粒の落下速度（終速度）を知ることである・直径・のひl1粒の落下速度γ、は，γ・一（諸、琶）1／2

ll㌶ll㍊ぷ㌫ニニ鴛∴

（1）

篇ぼ㍗

（衝突エネルギーと呼ぶ）θ。と運動量2、は，

1・一青1岬一舟・・
一32＿（。）

簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定一清野

伽一吾1肌一（2絡）㌻・・（・）と表わされる・ここでρ＝0・9g・cm−3，ρ、＝1．2×10−3g・cm一ヨ（1000mb，25．C），g＝980
cm．sec−2，C刀＝0．6である．

一方，直径ゴのスチールポール（密度ρ、）が距離乃、落下したときの衝突エネルギー2∫と運動量σ。はそれぞれ次式で与えられる．

θ・一吾ρ1猟πσ1−6ρ・ゴ〉2畝（・）（5）

ここでρ。＝7．89．cm■ヨである．（4）式の衝突エネルギーθ∫が（2）式の衡突エネルギーθ∫に等しくなるような高さゐ、を求めれば，スチールボールでひょう粒の衝突エネルギーを，また，（5）式の運動量伽が（3）式の運動量ワ、に等しくなるようた高さ乃、を求めれば，運動量をそれぞれSimulateしたことになるが，ここでは後述の理由で衝突ニネルギーθ。のみを使った．（4）（5）式ではスチールボールの低抗係数を無視Lているが，Changnon（1969）によれぼ，この誤差は1％以内である．スチールボールを使ってひょう粒のもつ衝突エネルギーθ∫と運動量伽をSimu1ateする方法は上記の通りであるが，式からわかるように，衝突エネルギーθ∫と運動量σ。とではスチールボールを落す高さ力、の値は異なる．われわれが必要とするのはひょう粒によってできるへこみの大きさを与える乃、である．この問題についてStrong（1974）は，スチール・ガラス・氷の三種の球を用いて実験を行ない，同じ直径をもつ三種の球を同じエネルギーでアルミ箔に衝突させると，三種の球とも同じ大きさのへこみをつくるが，直径と運動量が同じでもエネルギーが異なれば，へこみの大きさは異なることを示した．すなわち，ひょう粒と同等の衝突エネルギーを与えるような高さからスチールボールを落せぼ，これによってできるへこみの大きさは，同じ大きさのひょう粒にょってできるへこみの大きさに等しくなり，ひょう粒のかわりにスチールボールを使って検定を行うことができる．

2・2風の影響によるへこみの変形
上記の方法で水平なアルミ箔上にスチールボールを鉛直に落下させると，アルミ箔上には球形のへこみができる．一方，実際の観測で得られたアルミ箔上のへこみには球形のものはまれであり，だ円状のへこみの方が多いのが普通である．これはひょう粒が強い風に流される結果である．降ひょう時に風が全くないか，あるいは弱いこともままあるが，一般には強い風が吹くことが多い．強い風が吹いている場合，ひょう粒は鉛直には落下せず，鉛直方向からある角度（θ）をもってアルミ箔に衝突する．この時，アルミ箔上にはだ円状のへこみができる．ひょう粒カミ球形であったとすれぼ，このへこみの長軸と短軸のうち，短軸は同じ大きさのひょう粒が風のない場合（鉛直に落下する場合）につくる円形のへこみの直径にほぼ

一33一

第20号

国立防災科学技術セソター研究報告々ε2．5ど匝LLl

M−NORbΣ2ρ

1978年11月

納帆伽遵

6d値

A刈S

≦

0OZ←1−5LLl

ω」〈工MA」OR以1S

1．O0

θ1Vertical

0．5

1．0

Angle

of

1，5lm閂ct

2．0

DENT

2．5

ユO

AXIS（cm）

図2衝突角（θ）を変化させた時のへこみの長軸および短軸とひょう粒の直径の関係（StrOng，1974）
Fig．2

Dentaxes

vs．hai1stone

diameterforwind−blown

等しいと考えられる．すなわち，だ円状のへこみの短軸を読み坂ることによって・ひょう粒が鉛直

hai1stones（Strong，1974）・

表1検定曲線を求める際にスチールポールを落す高さ丁。b1．1S士。。1b．11d。。pPingh・ight七・に落下したものとして扱うことができる．衝突角

ma亡chimPac士ene「9yofhai1stOneθの変化によってへこみの長軸と短軸がどのようゴγ・（・m）（m／…）1に変化するかについて，Strong（1974）の実験結

θ1机

（・・g）

（・m）

O．519．0

果を図2に引用した．実験に使われたアルミ箔の0．6

厚さは0．25mmであり，われわれのものの約29．90，7倍の厚さである．彼はこの実験結果から，短軸の10．7O．80，91112．1

大きさはθが45。までは同じエネルギーで鉛直に41，012．8

落下する場合（θ＝0。）のへこみの直径とそれほど1，214．0

1，415．1

差はないと結論している．この結果をみると，衝1，6

2．41x10458

9．24×1O・671158×105

77

2．52×105

3．85X1O・

7・98×105
1．48×106

16，2484．99x104

87

g6
115
135

2．52×106154

突角θが15。から6ぴの範囲の短軸の変動幅は2

1，817．1

4．04×1O・173mmであり，衝突角θを0。から60。までとると

2・O

18・1

6・16×106

192

20．2
22．1

1．50x1O了
3．12×107240
288

5．78×107337

2，53mmである．ここで，θ＝30。を基準にとり短3，0軸を読み取るとすれば，θ＝0。で落下するひょう4，0粒に対しては直径で2mmの過大評価となり，θ

3，525．6

23．9

9．85×107385＝60。で落下するひょう粒に対しては1mmの過小評価となる．一般に降ひょう時には強い風が伴うことを考慮すれぼ，θ＝30。で検定を行った結果を用いて，へこみの短軸を読み取り，ひょう粒の直径を見積る場合，その誤差は±1mm以内であると考えてさしつかえないであろう．

一34一

簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定一清野

3Eど．2

≦

0皇P2
気1工O

1DENT

2DIA．（cm）

3

図3群馬県および埼玉県で使用した降ひょう記録計の検定曲線
Fig．3

Ca1ibration

curveforNRCDP

hai1pad，

表1は実験に用いたスチールボールの大きさと，同じ大きさのひょう粒がもつ落下速度と衝突ニネルギー，および，その衝突エネルギーを与えるためにスチールボールを落す高さを示したものである．これらの大きさのスチールボールを，θ＝30。でアルミ箔に衝突させて求めた検定曲線を図3に示した．

3．考察

前節では，アルミ箔と発泡スチロールを組み合わせた簡単な降ひょう記録計からひょう粒の大きさを推定する方法を述べた．ここでは，この検定に関して生ずる誤差，読取りの際の問題点，記録計としての有用性と問題点について検討する．

3．1検定に係わる誤差
図3の検定曲線を用いて，アルミ箔上のへこみの大きさをひょう粒の大きさに変換する際の誤差としては，風の影響によるものと，各種の物理量を仮定したことによるものが考えられる．前老にっいては，先にも触れたように，図3の検定曲線を使ってへこみの短軸からひ一35一国立防災科学技術セソター研究報告第20号

1978年11月

よう粒の直径を求める場合のひょう粒の直径の，衝突角θの変化にともなう変動幅は±1mm以内と考えられ，へこみの短軸からひょうの粒径を求める場合，風の影響（少なくとも水平成分）を考慮する必要はない．

後者の誤差，つまり，各種の物理量を仮定したことによる誤差についてStrong（1974）は，これらの物理量を仮定したことによる誤差の積算は，ひょう粒一個にっいて最大土39％にも達するが，それぞれが誤差εをもつ量をN回測定して平均したときの誤差ε∫は，ε∫＝ε／〉亙

で表わされるから，これらの物理量に平均値を用いることにより，アルミ箔上の数百個のひょう全体について見れば，これらの誤差は小さくなると述べている．われわれの観測で得られた一枚のアルミ箔の平均的たひょう粒数は数百個であるから，この数百個全体についての誤差は数％程度になると考えられる．

3．2読み取り時の問題点
読み取り時の間題点として，まず，アルミ箔に一度衝突したひょう粒が，再衝突してできるへこみが考えられる．数百個のへこみの中から再衝突によるへこみを区別することは非常に困難である．先の検定（θ＝30。）ではアルミ箔に一度あたったスチールルポールはすべてアルミ箔外に飛び出し，再衝突は見られなかった．一ひょうの場合にも同じことが言えるかどうかは確認していないが，もし再衝突があったとしても，再衝突によるへこみの大きさは最初の衝突によるへこみにくらべて小さく，アルミ箔上の数百個のひょう全体で考えた場合，一回の降ひょう全体で考える降ひょうパラメーターのうち，ひょう粒の総数には若干の誤差を与えるが，その他のパラメーター（最大直径，衝突エネルギー，総質量など）に対する寄与率は小さく無視できる．われわれはアルミ箔の読み取りに際し再衡突を考慮していない．

アルミ箔上のへこみに関して，さらに，ひょう粒以外によるへこみ，すなわち鳥がくちばしでつついてできたへこみ，いたずらによるものなどの問題があるが，これらのへこみは注

意深く見ればひょう粒によるへこみとの区別はたやすい．また，同じひょう粒でも一般の固いひょう粒とは異なるいわゆるsOfthai1によるへこみが，少数例ではあるが，これまで観測されている．この場合のへこみは，小元・清野（1978）が述べたように，アルミ箔上に比較的浅い大きいへこみとして記録されるので，固いひょう粒によるへこみとは容易に区別される．

3．3降ひょう記録計の性能と問題点
国立防災科学技術セソターが群馬県および埼玉県で使ってきた降ひょう記録計の受ひょう面積は500cm2である．この面積でとらえた降ひょう状況を，はたしてその地点の代表値と見なせるかどうかという間題がある．ChangnonandTowery（1972）は十分な精度を与える最小の受ひょう面積は1ft2（≒930cm2）であると述べている．これに比べるとわれわれの受ひょう面積は小さい．しかし，一例だげではあるが，われわれが20m×20mの面積内に16台の降ひょう記録計を置いて観測した例では，16台の記録にはそれほど重大な差はなく（清一36一

簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定一清野野・小元・八木・米谷，1978），代表性についてはあまり問題がないと言えるであろう・ただし，露出の良い所に記録計を設置しなければならないことは言うまでもない．

アルミ箔と発泡スチロールを組み合わせた降ひょう記録計は，安価で坂扱いが容易である
ため，多数配置して密度の高い観測網を展開でき，ひょう粒の個数と大きさに関する情報を簡単に得ることができる利点がある．しかしその半面，時問に関する情報については全く切り捨てざるを得ない．降ひょう時刻やその持続時問を把握することは重要な問題であるが，そのためには測器が高価となり密度の高い観測網の展開に大きな支障とたる．われわれは現地観測者からおよその降ひょう時刻を報告してもらう方法をとった．なお，ひょうカミ強い雨に混じって降ったという場合には，レーダーと降ひょう域に位置する，あるいは隣接の雨量計の記録を併用することにより，降ひょう時刻を推定できる（小元・八木・清野，1976；清野・小元・八木・米谷，1978）．

4．

あとがき

国立防災科学技術セソターが北関東の群馬県と埼玉県に展開した降ひょう観測網に使われた降ひょう記録計は，測器として不備なところもあるが，簡単に降ひょうの強さを評価するには十分有用な測器である．ここでは，アルミ箔上のへこみの大きさからひょう粒の大きさの情報を坂り出す方法について述べてきたが，ひょう粒の直径と衝突エネルギーの関数と考えられるへこみの深さも重要た情報である・しかし，われわれはこの点についてはまだ検討していないので，これ以上の議論は別の機会に譲る．

なお，この降ひょう記録計を使った群馬県における観測全般については・小元・八木・清野・米谷（1978）に，降ひょう分布と農作物の被害率との関係については小元・清野（1978）に，降ひょう分布と降雨量分布の関連については清野・小元・八木・米谷（1978）に・農作

物のひょう害については清野・小元（1978）に・電子計算機によるアルミ箔の白動検測の試みについては矢崎（1976）に報告されている・

5．謝辞

原稿のとりまとめにあたって，有益な御討論をいただいた小元敬男第1研究部長（現大阪府立大学），八木鶴平異常気候防災研究室長，米谷恒春主任研究官に御礼中し上げる・

参考
1）

Changnon，SlA．Jr．，（1969）：Haileva1uat三〇n

State

Water

文献
techniques．Part

I，Fina1Rep．NFS

GA−82，Il1inois

Survey，Urbana，99pP．

2）

一（1977）：Th・…1…fh・il・∫・肋1・伽θ・…16・626−648・

3）

一・・dN，G．T・w…（1972）：St・di…fh・ild・t・i・1970−72・Fi・・1R…I11i・・i・St・t・、ヘア・t・・

4）

Survey，Urbana，28pp．
小元敬男・八木鶴平・清野

害谷（1976）：昭和50年6月g目の群馬県の降ひょう（序報）・国立防災科学技術セソター研究速報，22，31pp．

一37一

国立防災科学技術セソター研究報告5）蟻7，1憎r．清野離第20号

1978年11月

米髄春（1…）：鵜県における降ひよ1観測（1・・1一・・）．農1；燃1撹・1猟胤、；獄鷲鴛鰍。撚ふよ1；㌃、、、
i・t…ity・肋〃・肋〃．肌肋・．∫・σ．，41，372−376．

8）清野害谷1小元敬男・八木鶴平・米谷垣春（1…）：弱い降ひょ1を伴つた対流系の降水分布の特徴について・国立防災科学技術センター研究報告，19，1．15．

9）㍗主鰯睾胤鳩㌶ξ㌻霊警！回復遇程一昭和・・年・月・1の降ひよ1O）St「on・G・S・（197・）：・・…j・・ti・・・・・・・・・…t…1旋・t・・。i1・。11．〃、、．。、5．〃、、ク、、。。eu，i、、卜

sityofA1berta，182pp．

）盗n洲1；：）：Thehai1・・dC・lib・・ti・・…1t・1i・…i1・・・・・・・・・・…t・ti・・．〃力舳舳，ユ2）諮器（lllll．：降ひ1う記録計の電子計算機に1る自動検測・国立防災科学技術セソター研究（1978年6月8目原稿受理）

一38