FALCON 501

V1.03

本機を正確に使⽤するため、使⽤前に本説明書を必ずご覧いただき、内容をご理解ください。本説明書を通して、製品の使⽤⽅法と注意事項を⼀通り把握することができます。

1注意事項・ 本製品はネットワーク接続が必須です。製品の対応通信タイプによるネットワーク環境構築が完了していることを確認してください・ 強い振動を避けてください、故障の原因になります
・ 本製品は⾬などに対応する防⽔仕様ですが、⽔没には対応しておりません
・ ⼀度稼働したデバイスを⻑時間使⽤しない場合はデバイス休眠操作を⾏ってください⽬録--------------------------------------------------------------------------------３
付属物--------------------------------------------------------------------------------３製品概要--------------------------------------------------------------------------------４製品規格
製品外観--------------------------------------------------------------------------------４
製品を設置する前に--------------------------------------------------------------------------------５状態と操作--------------------------------------------------------------------------------６
LED状態-------------------------------------------------------------------------------１１
サポート・問い合わせ-------------------------------------------------------------------------------１３2

付属物
製品包装内に下記のものがあることを確認してください。
FALCON 501

１台

使⽤説明書

１部

※ FALCON 501に使⽤する取付治具は別包装になります。販売店にご確認ください。

製品概要
本 製 品 は ⼯ 場 の 遠 隔 ⾃ 動 検 針 及 び点 検 サ ー ビスを 対 象 に 、後 付 の 形 で ユ ー ザー の 既 存 の 機 械式 計 器 を スマ ー ト化 を 実 現 し 計 測 値 を ⾃ 動 収 集 で き る通 信 機 器 となりま す 。組 込 AIを 使 うことで 、クラウドを 使 ⽤ せ ず に FALCON 501本 体 内 で 画 像 デ ー タか ら検 針 値 を符 号 化 し 、読 取 った数 値
は「Cat.M1/BLE/WiFi」などの通信規格を利⽤してサーバーに送信します。
FALCON 501本体に学習済みAIモデルを移植させると、産業⽤設備点検の⾃動化・⾃律化のみならず、商 業施 設での⼈数カウンターや⾏列感知 、空席感知、在庫確認の⾃動化、福祉施設での⼈物追跡、⾏動検知など様々な場⾯で活⽤していただけます。

3

製品規格
本体⼨法︓H105×W74×D32m m

電池寿命︓10年

重量︓約150g

検針（撮影）回数︓10万回

使⽤温度︓–20℃〜65℃

保存検針データ（画像）枚数︓60枚

使⽤湿度︓0% RH〜85% RH

防⽔防塵等級︓IP66

保管温度︓–40℃〜70℃

稼働時間︓ 1⽇1回の検針の場合約5年間

保管湿度︓5% RH〜95% RH※ 連続稼働時間はお客様の使⽤条件（外気

電池︓⼆酸化マンガンリチウム電池

温、電波状況、検針間隔、画像送信有無等）※ 電池交換可によって異なります

製品外観
③

⑤

① 操作ボタン（STARTボタン）② 状態LED③ カメラ固定ネジ（1/4インチ）④ ⽣産S/N番号⑤ 撮影⽤LED④①②4

製品を設置する前に本体設置

A Sm artを利⽤することにあたって、導⼊前作業、計測対象メーターとのペアリング、 FALCON
501本体設置、クラウドアプリケーション制御、確認などいくつ基本⼿順があります。

本説明書はFALCON 501の操作説明にフォーカスしており、導⼊前作業、計測対象のペアリング作業などは本説明書では割愛します。
詳細の作業⼿順や、技術資料はWebアプリのマニュアルをご覧ください。

5

状態と操作
製品には下記の動作状態があります。特別に処置をしてない場合、初期状態は「未初期化」になります。

A
未初期化

初期化済み
⾃動実⾏

C
BLE接続

校正の画像
アップロードA

B

Webアプリ
校正

稼働中

DC

休眠

A+B

システムにて、⾏える操作の⼀覧。

「未初期化」で⾏える操作︓①②①︓コマンド待機「稼働中 ※2」で⾏える操作︓①②③④⑤②︓⼿動検針（A）※1「休眠」で⾏える操作︓①②③④③︓Webアプリ校正（B）※1FALCON 501シリーズはコマンド待機状態になら④︓BLE接続（C）なくても、⼿動検針が⾏なえます。

⑤︓休眠（D）※2「稼働中」はWebアプリにより設定された検針⽅式で⾃動検針を⾏います。

6

① コマンド待機■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを５秒間⻑押し② デバイスが⽩点灯（コマンド待機状態、 ３０秒操作がないと消灯）② ⼿動検針初期化は初回⼿動検針のみ実⾏【デバ イスはネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること※ FALCON 501シリーズはコマンド待機状態にならなくても、⼿動検針が⾏なえます■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを⼀回押し、緑点滅に⼊ることを確認（⼿動検針を実⾏中）② 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ１１のLED状態を参照）※ 処理成功後、Webアプリにより検針結果を確認することができます7

②ʻ 延期⼿動検針【デバ イスはネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（７ページを参照）② STARTボタンを連続２回押し③ しばらく消灯状態となる（５分後に検針が⾏われる）④ ５分経過前にカメラを設置し、配電盤の扉を閉める⑤ ５分経過後、Webで検針管理ページにアクセスし、計器画像と計測値が反映されていることを確認※ 地下の深い場所や、配電盤の扉を閉め た 後にデバ イスの送受信強度を確認する際には、「延期⼿動検針」機能を使⽤してください。

8

③ 校正

校正・⼿動検針操作と合併 / 初期化は初回のみ実⾏【デバ イスはネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・LEDが消灯状態であること■下記の準備が必要です。
① 本製品の指定Webアプリにログインしてください② 「FALCON 501の計測対象」の「カメラ」ページにて、対応のデバイスがあることを確認③ カメラの詳細から、「カメラ校正」パネルを開く※ 詳細作業⼿順はW ebアプ リのマニュアルをご覧ください。
■下記の操作を⾏ってください。
① ⼿動検針を⼀回実施してください（ページ７を参照）② 画像の送信が完了するまで待つ（数分掛かる場合があります）③ 送信が完了したら、 Webアプリにより校正操作を実⾏（計器領域の検出と対象ペアリング）④ ⼿動検針を再⼀回実施してください（ページ７を参照）※ 計器の表⽰が反射や汚れ で⾒づ らくなっていないか確認し、計測値が判読しにくい場合は位置を調整するなどして、再度⼿動検針を⾏ってください。

9④ BLE接続■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを１０秒間⻑押し（途中に⽩点滅します）② デバイスが⻘点滅（BLE接続状態、 １分接続がないと消灯）⑤ 休眠■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを１５秒間⻑押し（途中に⽩点滅▶⻘点滅します）② デバイスが⾚点滅（メンテナンスモードに⼊る）③ STARTボタンを連続５回押し④ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ１１のLED状態を参照）※ 休眠状態にすると、計器の領域情報お よび保存され た 検針データが削除され ますので、ご注意ください。
10

LED状態■ 各処理実⾏時のLED状態︓・ コマンド待機︓⽩点滅（0.5Hz間隔, ボタンを離した後 2Hz間隔）
・ ⼿動検針︓緑点滅（2Hz間隔）
・ ⾃動検針実⾏中︓緑点滅（2Hz間隔）
・ BLE接続待ち︓⻘点滅・ BLE接続中︓⻘点滅（0.5Hz間隔）
・ メンテナンスモード︓⾚点滅■ 処理結果を表⽰するLED状態︓・ 処理成功︓緑⻑点滅（3回点滅変化、3秒継続後消灯）
・ 処理失敗（ネットワーク接続失敗）︓⾚短点滅（4回点滅変化、2秒継続後消灯）
・ 処理失敗（その他失敗）︓⾚⻑点滅（3回点滅変化、3秒継続後消灯）

11

LED状態図⽰
点灯消灯■⾚/緑/⻩/⻘点灯1秒■ ⾚/緑/⻩/⻘短点滅、4Hz頻度
1秒■ ⾚/緑/⻩/⻘短点滅、1Hz頻度
1秒■ ⾚/緑/⻩/⻘⻑点滅、0.5Hz頻度
2秒■⾚/緑/⻩/⻘⻑点滅、呼吸のようにゆっくり変化、2Hz頻度
2秒
12サポート・問い合わせ
本説明書の内容は２０２３年１０⽉１⽇付版となります。これ以降の内容更新は販売店にお問い合わせください。
サポートへご連絡する前に、WebアプリのFAQをお読みください。

アシオット株式会社
東京都町⽥市森野1-36-2 セレステ町⽥ 3F
MAIL: contact@ asm art.ai

13

ASIOT Co., Ltd.