GE
Measurement & Control
用途特長

TransPort® PT878 ポータブル液体流量計は、ほぼあらゆる液体を測定対象とした超音波流量計です。
以下の液体にも適しています。

• 小型、軽量で簡単操作• 上水• 流速、体積流量および熱量流量• 下水• 積算流量およびトレンドデータ• 冷却水および冷温水• 大型、パックライト付き LCD 表示• 超純水および超高純度液体• 数値表示およびグラフ表示• グリコール水溶液• 日本語を含む多言語ユーザインターフェース• 原油• 充電式バッテリーパック• ハイドロカーボン液• 100,000 以上の流量データポイントを本体内に記録• ディーゼル油および燃料油（重油）• 防水構造• 潤滑油• 32 箇所の設定内容を記憶• 化学液• 厚さ計(オプション)• 飲料水• 熱量測定(オプション)• その他の液体• ライニング管を含むほとんどの配管口径および配管材質に対応®

• 流体に非接触な流量測定
流量測定

TransPort PT878
Panametrics ポータブル
超音波液体流量計
TransPort® PT878 は Panametrics のテクノロジーを受け継いだ製品です。
Panametrics は GE の先端センシングビジネスに加わり、新たにGEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズとなりました。

GE
Measurement & Control
理想のポータブル流量計測
TransPort® PT878 流量計は、きわめて用途の広いオールインワンのポータブル機です。お客様の液体流量測定のすべてのニーズを満たすオプションおよびアクセサリが用意できます。コンパクトなサイズ、軽量で充電式の内蔵バッテリパック、そしてユニバーサル電源を備える本機は、何処にでも持ち運びできる理想的な流量計です。

2相流でも高純度液でも正確に計測を純度劣化や漏れの心配なく、またドリフトフリーの精度にて測定できます。TransPort® PT878 流量計には、磨耗する可動部や流れを妨げる挿入部がありません。簡単かつ安全に使用できる本流量計には、日常のメンテナンスは必要とされません。
センサは様々な種類がご利用いただけます。異なる動作周波数、材質、動作温度およびサイズなど厳しい現場での要求を満たすものがあります。
またクランプオン形センサと配管接触を保つための取付冶具は、配管口径とセンサ種類に応じたものをご用意いたします。これらの取付冶具は、チェーン金属製ストラップ、ベルクロストラップおよびマグネットクランプなどの取付方法があります。

正確でドリフトフリーな流量測定のために、TransPort® PT878 には特許を取得した Correlation
Transit-TimeTM (相関伝搬時間差法) デジタル信号処
理 [ DSP ] 技術があります。これにより固形物や気泡を含む 2 相流での超音波 S/N 比が大幅に改善しました。従来の伝搬時間差式の流量計では測定できなかったこれら 2相流やそのほかの困難な流体条件であっても伝搬時間差法流量計なら対応できます。

数値表示とグラフ表示で状況把握

また、TransPort® PT878 流量計は、高純度液体のような、「散乱体」を含まないためにドップラー式流量計が使用できない測定対象であっても、流量を正確に測定します。TransPort® 流量計は、伝搬時間差式の通常の測定対象に加え、他の流量計が対応できない多くの用途にも適しています。

数値表示は、流速、体積流量、熱量流量、積算流量を、メートル法(国際単位系)で表示します。

簡単な操作
製品受領後すぐに測定ができます。TransPort® 流量計の使用方法はとても簡単です。サイトパラメータを入力し、センサを配管外側に冶具で取り付けて、その間隔を調節するだけで、測定準備完了です。付属機器を必要とせず、また配管に穴を開ける必要もありません。経験豊富なユーザであれば、何箇所もの測定を 1 日で行うことも可能です。TransPort® PT878
はあらゆる用途での流量調査作業に理想的な流量計です。

流量センサおよびクランプオン式取付冶具
クランプオン形外付けセンサを用いる TransPort® PT878
流量計は、配管に穴を開けずに、金属、樹脂の配管またはコンクリートライニングの配管内の流量を測定します。超純水、腐食性液体または毒性液体など大型の多機能 LCD は測定値の数値表示およびグラフ表示が可能です。さらにデータ入力と機能選択ができるメニュー表示方式により、プログラミングはとても簡単です。

グラフ表示では、リアルタイム測定データと過去ロギングデータの両方を表示させることができます。
その結果、チャート記録を画面に表示することができ、現場でデータを再検討し、トレンドを観察する際に非常に役立ちます。

頑丈で水にも強い変換器
流量計の大切な電子回路を、日々の過酷な作業から守るために、TransPort® PT878 は、振動や衝撃を吸収するラバープロテクタで包まれています。また変換器は完全に密閉され、IP67 規格を満たしており、一定時間であれば 1 m までの浸水に耐えることができます。水の中に落とした場合でも、引き続き安全に機能するでしょう。

GE
Measurement & Control
熱量測定(オプション)
TransPort® PT878 流量計は、加熱装置や冷却装置などでの熱量流量測定にも対応できる機能として、実績のある流量測定と同時に、測温抵抗体による正確な温度測定を行うことができます。このオプションをご注文になると、TransPort® 流量計には、熱量流量を測定するために必要な測温抵抗体温度センサ用のループ電源機能、およびソフトウェア機能が装備されて納入されます。GE では、表面設置型の測温抵
抗体温度センサをオプションにてご用意できます。

厚さ計用トランスデューサ(オプション)
配管の肉厚は、クランプオン形流量計の重要なパラメータのひとつです。厚さ計のオプションを利用すると、配管外側から正確な肉厚を測定することができます。

USB ポートTransPort® PT878 には、 PC との通信用の USB ポートが内蔵されています。

経済的なイニシャルコストとランニングコスト
真の価値あるポータブル流量計は、現場での能力だけでなく設置コストと運転コストについても優れていなければなりません。TransPort® PT878 流量計は長年の使用に耐える構造になっています。機械的可動部がないため、整備の必要がほとんどなく、そのためダウンタイムおよびメンテナンスコストがほとんど発生しません。

TransPort® PT878 流量計は伝搬時間差流量測定技術を利用
この方法により、 1 対のセンサは共に超音波信号の発信機と受信機の両方の機能を果たします。配管に取り付けられることによって、1 対のセンサは互いに超音波のやりとりをします。片方のセンサが発信した超音波はもう片方のセンサにより受信されます。
そしてその役割は交互に行われます。
測定中は、個々のセンサはトランスミッタとして一定数の超音波パルスを発信し、ついでレシーバとして同一数のパルスを受信します。
超音波信号の発信から受信までの到達時間は、双方向で測定されます。配管内に液体が流れていないときは、下流側伝搬時間は上流側伝搬時間に等しく、液体が流れると、下流側伝搬時間は、上流側伝搬時間よりも短くなります。
下流側と上流側の伝搬時間差の絶対値は流体の流速に比例し、その正負の符号によつて流れ方向が示されます。
流量計センサ

流れ超音波信号経路
伝搬時間差流量測定技術

GE
Measurement & Control
TransPort® PT878 アクセサリ
123456AC チャージャー
入力/出力ケーブル
LEMO-BNC コネクタ形センサ接続ケーブル
小口径配管用センサ
厚さ計
ユニバーサルクランプオン式取付冶具
およびセンサ

1563246GE
Measurement & Control

PT878製品仕様
操作と性能
流体の種類
超音波の伝搬するほとんどの流体。高純度な液体から固形物や気泡が混入する流体まで。最大許容度は、使用するセンサ型式、信号の周波数、伝搬距離および配管の構成によって異なります。

変換器
流量測定
特許取得の Correlation Transit-Time (相関伝搬時間差法)
方式
ケース
防水規格 IP67
寸法
重量 1.36 kg
寸法 238 mm × 138 mm × 38 mm
表示
240 × 200 ピクセルのバックライト付
LCD グラフィック表示機能

配管口径
12.7 mm 〜 7.6 m

キーパッド
25 キー、ラバーメンプレン

配管肉厚
最大 76.2 mm

内蔵バッテリー充電式バッテリー:9 〜 11 時間の連続使用

配管材質
ほとんどの金属及び樹脂配管コンクリート、複合材、腐食が進んだ配管、またはライニング配管に関しては GE にご相談ください。

充電装置入力100 〜 250 VAC、50/60 Hz、0.38 A

クランプオン形流量精度（流速）• 配管内径 150 mm 超: ±1% 〜 ±2% 読み値• 配管内径 150 mm 以下: ±2% 〜 ±5% 読み値

精度は、配管口径と、測線数によって異なります。
実流量校正により、±0.5% 読み値までの精度達成可能。
繰り返し性±0.1% 〜 ±0.3% 読み値
測定範囲(双方向性)-12.2 〜 +12.2 m/s
レンジアビリティ(全体)400 :1

仕様は、均一な流速分布(通常、上流側に配管口径の10 倍以上、下流側には配管口径の 5 倍の直管長の確保)と、0.3 m/s を超える流速を前提とします。
測定パラメータ
瞬時流量、積算流量および流速

メモリ
フラッシュメモリ、ユーザーによるアップグレードが可能
動作温度-20°C 〜 +55°C
保存温度–40°C 〜 +70°C

バッテリー寿命を最大限に確保するために、 1 ヵ月間以上にわたって 35°C 以上の温度で保管することはさけて下さい。
標準入力/出力• 1 点 0/4 〜 20 mA 電流出力 最大負荷抵抗550Ω• 1 点積算パルス(ソリッドステート、最大 5 V )または周波数( 5 V 方形波、100 〜 10,000 Hz )• 2 点 4 〜 20 mA アナログ入力、ループ電源仕様
温度トランスミッタ用の切替可能電源付
デジタルインターフェース
PC インターフェース用のUSB通信ポート

測定パラメータのプログラム設定• メニュー方式オペレーターインターフェース、キーパッドおよびソフトファンクションキーによるメニュー方式操作• 配管規格表を含むヘルプ機能• 測定パラメータ保存用の記憶装置

GE
Measurement & Control

PT878
製品仕様

センサのケーブル• 標準: 1 ペアの LEMO 同軸コネクタ、8 m ケーブル付き• オプション:ほとんどのセンサで 300 m まで延長可能

厚さ計（オプション）
データロギング• メモリ容量 100,000 以上の流量データポイント• 単位、更新間隔、開始時刻および終了時刻をキーパッドにてプログラム可能
表示機能• 流量を数値表示またはグラフ表示できます• 変換器内に記録されたデータを表示• 豊富な診断パラメータ• 下記の言語をサポートします。オランダ語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語他
欧州連合適合性
バッテリは EMC 指令 89/336/EEC 準拠し、センサはDN＜25 の PED97/23/EC に準拠します。

センサ
デュアルエレメント方式のセンサ
配管の肉厚範囲
1.3 〜 76.2mm
配管材質
ほとんどの金属および樹脂配管精度
通常 ±1% または ±0.05mm
耐熱連続使用の場合 37 ºC以下
間欠使用の場合は 260 ºC以下で 10 秒以内の訂測後2 分以上の空冷が必要

クランプオン形超音波流量センサ
温度範囲• 標準： -40℃〜 +150℃• オプション(全範囲): -200°
C 〜 +400°
C取付冶具
ステンレス鋼のチェーン、ストラップ、溶接式またはマグネットクランプオン取付冶具
規格• 標準:一般用途タイプ• オプション:全天候型 4 / IP65
• オプション:防水型 IP67 / 68

PT878 変換器は一般用途タイプ用に設計されています。
PT878 厚さ計オプション

熱量測定 (オプション)

追加オプション

熱量測定PC インターフェースソフトウェア

瞬時の積算熱量流量の演算が可能。オプションのデュアル測温抵抗体、ループ電源のトランスミッタが必要です。

TransPort® PT878 は、USB インターフェースおよび Windows® OS を介して PC と通信します。PC
に関するサイト、ログおよびその他の操作についての詳細は、該当する説明書を参照してください。

温度センサ
ループ電源式 4 線 Pt1000 表面設置型測温抵抗体精度
温度 ±0.12°C

範囲
0°C ～ 150°C 標準

熱量測定の精度は、流量測定精度と温度測定精度の組み合わせです。校正後の標準的な総合精度は1%～ 2% 読み値です。すべてのパラメータが同時に精度に到達できるとは限りません。

PanaView™ソフトウェアにより、TransPort® 流量計がお客様の PC に接続されます。

GE
Measurement & Control

GEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズ株式会社
本営業本社部

月島テクニカルセンター
大阪支社

名 古 屋 支 社
福岡支社

仙 台 営 業 所

www.gesensing.jp〒 104-6023 東 京 都 中 央 区 晴 海 1 - 8 - 1 0
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー X 23F
Tel: 03-6890-4538 Fax: 03-6890-4539〒 104-0052 東 京 都 中 央 区 月 島 4 - 1 6 - 1 3
Tel: 03-3531-8711 Fax: 03-3531-8721〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2
Tel: 06-6260-3618 Fax: 06-6260-3616〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 - 13 - 26
Tel: 052-857-0104 Fax: 052-857-0108〒 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町 12-20
Tel: 092-262-8705 Fax: 092-262-8706〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 2-1-1
Tel: 022-206-8477 Fax: 03-6890-4539

全ての仕様および外観は製品改善のため予告なしに変更されることがあります。
またカタログ記載内容は予告なしに変更されることがあります。
TransPort® は GE の登録商標です。Correlation Transit-Time™ は GE の商標です。
本書で言及するその他の企業名または製品名は、GEとは提携関係にない各商標所有者の商標または登録商標です。
©2007 General Electric Company. All rights reserved.
920-039B_JA-Jan2015