AIR MICROMETER
デジタル式空気マイクロメータ

Digital Type Air Micrometer

より軽量、コンパクトボディ、固定倍率仕様

A fix magnification type with weight reduced compact body
新機能New functions●従来の機能を引き継ぎ、さらに使い易いキー入力●Easier key input on the current functions●マスタ合わせ画面へのダイレクト遷移機能●Direct jump to mastering display via I/O device●最大値、最小値および数値の差を表示●Displays Max and Min values and its subtraction●パスワードによる書き換え防止機能●Password for rewriting program protection

特長Features１

差圧センサー採用による安定した測定値

１‌Differential pressure sensor provides excellent stability reading

２

2.4インチ液晶表示による容易なセッティング

２2.4 inch TFT LCD screen for easy programming

３

41ドット３色LEDバーグラフ表示（緑、赤、橙）

３‌41 dots 3 colors LED bar (green, red and orange）

４

接続台数は最大８台まで可能

４Maximum 8 columns connections

５

測定レンジ0.010mm〜0.200mmの５タイプ

５

5 measurement ranges of 0.010mm〜0.200mm

６

表示分解能0.0001mm〜0.0020mm

６

Display resolution of 0.0001mm〜0.0020mm

７

RS485出力ポート装備

７

RS485 port for serial interface connection

メニュー概要

メインメニュー
Main Menu

Menu Configuration

言語選択

Language Selectプログラムメニュー
Program Menu

プログラム
Program

日本語/英語Japanese/English

プログラム呼出し Load
プログラム選択Program Select

測定対象 Measuring Object

プログラム編集 Edit
プログラム削除 Delete

表示選択 Unit Select
マスタ値 Master Entry判定基準値設定

Limit Entry

ランク使用選択

Rank Select

ランク方法選択 Rank Method

ピーク演算 Peak Calculation
パスワード
Password

マスタ調整
Mastering

リセット
Reset3

保存 Save
初期化 Initialization
マスタ補正 Master Confirmation

マスタリング成功 Mastering OK
測定モード

Measuring Mode

仕様

Specifications

商品コード型式

測定レンジ

表示分解能

Code No.

Model

Measurement Range

Display Resolution

92001001

ad-LF100.010mm

0.0001mm92002001

ad-LF200.020mm

0.0002mm92005001

ad-LF50

0.050mm

0.0005mm92010001

ad-LF100

0.100mm0.0010mm92020001

ad-LF200

0.200mm

0.0020mm

LEDバー表示41ドット

LED Bar Graph41dot

2.4インチカラー液晶
2.4 inch TFT Color LCD

デジタル表示Digital Display

自動マスタ補正範囲

大範・小範合せ値

Auto Mastering Range

RS232C・RS485（Out put）

シリアル入出力Interface

オプション

RS485

Option

ランク選別機能Rank Function

最大100ランク（OK領域） Max 100 rank
幅

本体寸法
Dimension

電源供給電圧Power Supply

電圧変動率

Voltage variation rate

±50％

Master Max・Master Min

奥行高さ

質量

Width

Depth

HeightWeight

55mm

130mm

400mm

2.4kg

DC9V（ACアダプタ100V～240V付属）
DC9V（With AC adapter for 100V～240V）±10％以内within周波数50Hz/60Hz

電源容量

7.7VA

Frequency
Power Capacity

供給空気圧

350～700kPa

動作温度

0～40℃

Air Presure

Operating Temperature

±10％

オプション

Optionad-LF 専用通信ソフト LF-CS

Data communication software for use with ad-LF
パソコンへのデータ送信が可能です
Excel上で測定データの集計と統計処理が簡単に行えます
By using this software, the measured data can be transferred
to Excel sheet on the PC for further statistical processing,such as process capability analysis

性能

Performances

判定基準（許容値）

測定レンジ

Standard Performances

Range

項目

10μm

20μm

50μm

100μm

200μm

基準内器差

0.2μm

0.4μm

1.0μm

2.0μm

4.0μm

繰返し精度

0.2μm

0.2μm

0.5μm

1.0μm

2.0μm

指示の安定性

0.2μm

0.2μm

0.5μm

1.0μm

2.0μm

100μm

200μm

Items

Instrumental error
Repeatability

Stability of indication

応答時間

Response Time有効指示範囲

Effective indication Range

1.5秒以内1.2秒以内Max 1.5 sec

10μm

Max 1.2 sec

20μm

50μm

4

AIR MICROMETER
ad-LF 専用通信ソフト

LF-CS

Data communication software for ad-LF
デジタル式空気マイクロメータad-LFからの測定データを収集するExcelの専用ソフトウェアです。
低コストで導入でき、簡単に操作できますのでデータ管理および統計処理が容易に行えます。
An Excel software dedicated for collecting measured data from digital type air micrometer ad-LF.
The software helps you monitoring and measuring the characteristic of the products using process capability analysis
tool, with an easy operation at a low cost.

特長通信ソフト画面例

Some of software contents
基本測定シート
Simple MeasuresheetFeatures

１２３４

‌
ad-LFとパソコンを接続することによりエクセルシートに測定データを出力します‌
本ソフトウェアは機能の異なる５つのシートから構成されています‌測定データを演算することにより工程能力解析を行いグラフ化ができます‌最大８台のad-LFから測定データを収集および管理することができます１‌Measured
data from ad-LF are transferred into the Excel sheets on theconnected PC‌The software consists of 5 different function sheets of setting, datacollecting and analyzing sheets‌A control chart and capability analysis indices are calculated from themeasured data
‌The measured data from maximum 8 columns of ad-LF can be collected intoone sheet

２３４動作環境

工程能力
解析シート
Process Capability sheet

ハードウェア Hardware
プロセッサ CPU
メモリ Memory
ハードディスク Hard disk
通信ポート Communication port
入力装置 Input device

System requirements

構成条件 Speciﬁcation
Intel Core i5 相当以上 or higher
2GB 以上 or more
空き容量 16GB 以上 or more available space
USB port
マウスおよびキーボード Mouse and keyboard

ソフトウェア Software
構成条件 SpeciﬁcationOS
Microsoft windows 7（32bit, 64bit）以降 or later
Microsoft Excel
Microsoft Excel 2007（32bitのみ）以降 or later (32 bit only)

注意事項

Informations

本ソフトウェアを使用するにはad-LF本体、RS232オス・メスストレートケーブル、RS485通信をUSB通信に変換するUSBRS485の変換アダプタおよびUSBポートのあるパソコンが別途必要です。なお、仕様の詳細は弊社営業部にお問合せください。
To connect ad-LF into a PC, a USB-RS485 adapter and RS232 male-female cables are required. Please contact our sales division forfurther information.

●製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります●Excelは米国 Microsoft社の登録商標または商標です●The specifications and appearances of this software are subject to change without prior notice for further improvement●Excel is a registered trademark or a trademark of American Microsoft corporation

SD カードデータ書き込み装置
SD Card Data Logger

対応機種：ad-LF、ad-L8
Available for ad-LF, ad-L8

工場内などでパソコンが使用できない環境でもデータ管理が簡単にできます

Data logging can be easily performed, particularly in an environment where a PC
cannot be used.

デジタル式空気マイクロメータとSDロガーを接続することによりSDカードにデータをダイレクトに記録できますThe measuring data from digital air micrometer can be transferred directly into
an SD card.
SD ロガーSD Logger5流量式空気マイクロメータ

Flow Type Air Micrometer

フルモデルチェンジにより 50％の軽量化が図られ、コンパクトボディへと生まれ変わりました。
Full model change into a compact body type with about 50％ weight reduction of theold model.

特長Features

１２３４５

大胆なＳ字フォルムのデザイン
テーパガラス管のメンテナンスが容易にできます
フロートの応答速度が速く安定性に優れています
性能はJIS B 7535の基準を満たしています
容易に多連式に構成できます

１２３４５

Daring S-shaped design
Taper glass pipe can be maintained easily
Quick float speed with superior stability
Performances satisfiy the standard of JIS B 7535
Easy to change to multiple columns

標準付属品：
フィルタユニット
フィルタユニット１台で本体３連まで接続できます
接続用ウレタンホース（）Standard attachment：
The filter unit
１ filter unit for ３ columns
connection
Urethane hose for connections（）

型式は基準倍率1000倍、2000倍、5000倍、10000倍の４機種となります
４ type magnification ranges of×1000、×2000、×5000、×10000

仕様

Specifications

連数Columns No.

単式Single

本体幅幅（脚含む）
Total width mm

Depth mm

Height mm

Weight kg

50100163505

2.1Width mm

奥行高さ

質量２連式

Double100140163505

4.0

３連式

Three150190163505

5.9４連式

Four

2002401635057.8５連式

Five

250

290

163505

9.7６連式

Six

300

340

16350511.6

性能

Performances

項目Items

基準倍率（倍）AIR GIRL Ⅱ 1000
93001001

型式 Model AIR GIRL Ⅱ
商品コード Code No.
AIR GIRL Ⅱ 2000
AIR GIRL Ⅱ 5000
93002001
93005001

AIR GIRL Ⅱ 10000
93010001

Standard magniﬁcation（times）

1,000

2,000

5,000

10,000

指示範囲（μm）
Indication range

200

100

4020

有効指示範囲（μm）
Effective indication range

150

70

30

15

目量（μm）
Graduation

52

10.5

指示誤差（μm）
Indication error

3.0以下（Max）

1.5以下（Max）

1.0以下（Max）0.5以下（Max）

指示の繰返し性（μm）
Indication variance2.0以下（Max）

1.0以下（Max）

0.5以下（Max）

0.3以下（Max）

Response time（sec）

応答時間（秒）

1.5以下（Max）

1.5以下（Max）

1.8以下（Max）

2.0以下（Max）

供給空気圧（kPa）
Air pressure supplied

300～7006

AIR MICROMETER▶測定例

Measurement applications

内径・真円度の測定
Inside diameter,
Circularity tolerance

内径・円筒度の測定
Inside diameter,
Cilindricity tolerance

多連測定

Multiple measurement▶空気マイクロメータ用多連式測定台

３連式外径測定台

For measuring outsidediameter (3 columns)

外径・真円度の測定
Outside diameter,
Circularity tolerance

外径・円筒度の測定

内径と端面の直角度測定

Perpendicularity between
inside diameter and edge part7

外径と端面の直角度測定

Perpendicularity between
outside diameter and edge part

ピッチ測定台４連式厚み測定台

For measuring pitch

５連式内・外径・直角度測定台

３連式内・外径測定台

高さ・厚み測定

Height, Thickness

Various fixture gauges for air micrometer measurement

For measuring inside, outside diameterand perpendicularity (5 columns)

For measuring inside andoutside diameter (3 columns)

Outside diameter,
Cilindricity tolerance

３連式高さ測定台

For measuring height(3 columns)

For measuring thinckness(4 columns)

テーパ外径測定台

For measuring outside
diameter of taper

２連式内・外径測定台

For measuring inside andoutside diameter (2 columns)