Controls
User Manual

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINEControls |2Contents
Preface����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS����������������������������������������������������������������������������������������� 5
DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY���������������������������� 6
Important information��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
General warnings����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
General recommendations������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
General warranty periods�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Electromagnetic Compatibility (EMC) ������������������������������������������������������������������������������������� 13
EMC Warnings......................................................................................................................... 13
EMC responsibilities for LINAK actuator systems....................................................................... 14
Electrostatic discharge (ESD)..................................................................................................... 15
RF transmitter/receiver properties.............................................................................................. 16
FCC and IC Statements............................................................................................................. 16
Symbols������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Batteries ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
General battery warnings......................................................................................................... 19
Lithium ion batteries................................................................................................................. 20
Lead acid batteries ................................................................................................................... 23
System description�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Connecting the system������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
General mounting of controls�������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
General environmental conditions������������������������������������������������������������������������������������������ 26
Information on start-up, deinstallation and operation��������������������������������������������������������� 27
Before installation, deinstallation or troubleshooting................................................................. 27
Before start-up......................................................................................................................... 27
During operation...................................................................................................................... 27
Cleaning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Cleaning warnings.................................................................................................................... 28
IPX6 Washable ......................................................................................................................... 29
Rinsing aids.............................................................................................................................. 30
IPX6 Washable DURA™............................................................................................................ 31
Cable wash.............................................................................................................................. 32
General maintenance���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Maintenance of all LINAK controls............................................................................................ 33
Repair and disposal������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Troubleshooting ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
ABL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
ACC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41

Controls |3

ACK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
ACL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
ACO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
ACOM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
DPH Medical������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46
FPP���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
FS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50
FS3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
HB30������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
HB30 Display����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
HB70������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
HB80������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
HB100����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
HB190����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
HB200����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
HB400����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
HD80 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
HD80 JUMBO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
HL70������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
HL400����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
Contacts������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91

Controls |4

Preface
Dear User,
We are delighted that you have chosen a LINAK® product.
LINAK systems are high-tech products based on many years of experience in the manufacture anddevelopment of actuators, electric control boxes, controls, batteries, accessories and chargers.
This User Manual does not address the end user. It is intended as a source of information for the equipment
or system manufacturer only, and it will tell you how to install, use and maintain your LINAK product/system.
The manufacturer of the end product has the responsibility to provide a User Manual where relevant safety
information from this manual is passed on to the end user.
We are convinced that your LINAK system will give you many years of problem-free operation.
Before our products leave the factory they undergo full function and quality testing. Should you,nevertheless, experience problems with your product/system, you are always welcome to contact your local
supplier.
LINAK subsidiaries and some distributors situated all over the world have authorised service centres, which
are always ready to help you.
LINAK provides a warranty on all products (see warranty section).
This warranty, however, is subject to correct use in accordance with the specifications, maintenance being
done correctly and any repairs being carried out at a service centre, which is authorised to repair LINAK
products.
Changes in installation and use of LINAK systems can affect their operation and durability. The products are
only to be opened by authorised personnel.
This User Manual has been written on the basis of the present technical knowledge. LINAK is constantly
keeping the information updated and we therefore reserve the right to carry out technical modifications.
The introductory pages of this manual may contain information that is not applicable to the technicalproduct pages and are to be seen as general information for all LINAK products.
LINAK A/SControls |GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Please read the following safety information carefully. Ensure that all staff who are to connect, mount, or use the actuator are in possession of thenecessary information and that they have access to this assembly instruction.
Persons who do not have the necessary experience or knowledge of the product/products must not use the product/products. Besides, persons with
reduced physical or mental abilities must not use the product/products, unless they are under surveillance or they have been thoroughly instructed in
the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons. Moreover, children must be under surveillance to ensure thatthey do not play with the product.

Warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury.
It is important for everyone who is to connect, install, or use the systems to have the necessary information and access to the User Manual on www.
linak.com.
•

If there is visible damage on the product it must not be installed.

•

If the control box / Twindrive makes unusual noises or smells, switch off the mains voltage immediately.

•

The products must only be used in an environment that corresponds to their IP protection.

•

The cleaners and disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH value must be 6 to 8).

•

Irrespective of the load, the duty cycle stated in the data sheets, must NOT be exceeded.

•

The DESKLINE® systems can only be used in push applications.

•

The control box / Twindrive must only be connected to the voltage stated on the label.

•

System not specified for pull must only be used in push applications.

•

Fastening screws and bolts must be tightened correctly.

•

Do not open the closing device on the Twindrive during operation.

•

Specifications on the label must under no circumstances be exceeded.

•

NOT TO BE OPENED BY UNAUTORISED PERSONNEL.

•

Use only the actuator within specified working limits.

•

Note that during construction of applications, in which the actuator is to be fitted, there must be no risk of personal injury, such as squeezing of
fingers or arms.

•

If irregularities are observed, the actuator must be replaced.

•

If the actuator is used for pull in an application where personal injury can occur, the following is valid: It is the application manufacturer’s
responsibility to incorporate a suitable safety arrangement, which will prevent personal injury from occurring, if the actuator should fail.

•

MEDLINE® & CARELINE® products products are rated to operate at an altitude < 2000 m.

Recommendations
Failure to follow these instructions can result in the actuator being damaged or being destroyed.
•

•

•

•

•

Before you start mounting/dismounting, ensure that the following points are observed:-

The actuator is not in operation.

-

The mains current supply is switched off and the plug has been pulled out.

-

The actuator is free from loads that could be released during this work.

Before you put the actuator into operation, check the following:-

The actuator is mounted correctly as indicated in the relevant user instructions.

-

The equipment can be freely moved over the actuator’s whole working area.

-

The actuator is connected to a mains electricity supply/transformer with the correct voltage and which is dimensioned and adapted tothe actuator in question.

-

Ensure that the voltage applied matches the voltage specified on the actuator label.

-

Ensure that the connection bolts can withstand the wear.

-

Ensure that the connection bolts are secured safely.

During operation-

Listen for unusual sounds and watch out for uneven running. Stop the actuator immediately if anything unusual is observed.

-

Do not side load the actuator.

-

Use only the actuator within the specified working limits.

-

Do not kick or step on the actuator.

When the equipment is not in use-

Switch off the mains supply or pull out the plug in order to prevent unintentional operation.

-

Check regularly the actuator and joints for extraordinary wear.

Note: If the actuator is operated as a hand crank, it must be operated by hand, otherwise there is a risk of overloading the actuator and hereby
damage the actuator.
When changing the cables on a LINAK actuator, it is important that this is done carefully, in order to protect the plugs and pins.
Please ensure that the plug is in the right location and fully pressed in before mounting the cable lid.

GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5

Controls |6

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLYCOMPLETED MACHINERYLINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

LINAK A/S hereby declares that LINAK DESKLINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Lifting Columns
Desk Panels
Wireless Controls
Accessories

CBD6S
DB5, DB6, DB14, LA23, LA31
DL1A, DL2, DL4S, DL5, DL6, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL18, DL19, DL20, DL21,
BASE1, LC1
DPA, DPB, DPH, DPF, DPG, DPT, DP, DP1CS, DPI
HB10, HB20, RFRL
BA001, BLE2LIN, CHUSB, DESK Sensor, DF2, Kick & Click, SLS, SMPS, USB2LIN, WiFi2LIN, DC Connector

LINAK A/S hereby declares that LINAK HOMELINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Dual Actuators
Controls
Accessories

CBD6DC
LA10, LA18, LA40 HOMELINE
TD4, TD5
BP10, HB10, HC10, HC20, HC30, HC40
CP, BLE2DC, BLE2LIN, LED Light Rail, MD1, SMPS, WiFi2LIN

LINAK A/S hereby declares that LINAK MEDLINE® & CARELINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Lifting Columns
Controls
Accessories

CA20, CA30, CA40, CA63, CAL40, CB6, CB6S MK2, CB6P2, CB8, CB9, CBJ2, CBJ Care, CBJ Home, CO41, CO53,
CO61, CO65, CO71, COL50, OPS, PJ2, PJB4
LA20, LA23, LA27, LA28, LA29, LA30, LA31, LA34, LA40, LA44
BL1, LC1, LC3
ABL, ACC, ACK, ACO, ACOM, ACL, DP, DPH, FS, FS3, FPP, HB30, HB70, HB80, HB100, HB190, HB200, HB400,
HD80, HL70, HL400
BA16, BA18, BA19, BA21, BAJ, BAJL, BAL40, BAL50, CH01, CHJ2, CHL40, CHL50, DJB, MJB2, MJB5 Plus, SLS,
Massage Motor, QLCI2, UBL, UBL2, USB-A Power Adapter

LINAK A/S hereby declares that LINAK TECHLINE® products, characterised by the following models and types:
Linear Actuators
Lifting Columns
Accessories

LA12, LA14, LA23, LA25, LA30, LA33, LA35, LA36, LA37
LC3 IC
FMB

comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, Essential health and safety requirements relating to the design andconstruction of machinery: 1.5.1 Electricity supply
The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and this documentation or part hereof will be transmitted
by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.
This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been
declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.
Nordborg, 2023-11-06

LINAK A/S
Authorised to compile the relevant technical documentation

Original declaration

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

Copyright© LINAK • 2023-11 • LIT-09-02-001 CJohn Kling, B.Sc.E.E., Certification and Regulatory Affairs

Controls |7

Important information
LINAK® products, within the scope of this manual, are not classified as medical electrical equipment or systems, nor do they fall within the scope of the EU Medical Device Directive/Regulation or other similar national regulations. The products are components to be built into a piece of medical electrical equipment by amanufacturer.
To support the assessment and certification task of the complete medical electrical equipment or systemworldwide, LINAK provides certification, on a component level, according to the IEC 60601-1, (Medical
electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance) as recognised
components by NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories).
Description of the various signs used in this manual:Warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury.

Recommendations
Failing to follow these instructions can result in product damage.
Please read the following safety information carefully:
Ensure that all staff who are to connect, mount, or use the actuator system are in possession of thenecessary information and that they have access to these assembly instructions.
Persons who do not have the necessary experience or knowledge of LINAK products should not use these.
Moreover, persons with reduced physical or mental abilities must not use the products, unless they are
under surveillance or they have been thoroughly instructed in the use of the equipment by a person who
is responsible for the safety of these persons. Moreover, children must be under surveillance to ensure thatthey do not play with the product.
Please be aware that LINAK has taken precautions to ensure the safety of the actuator system. The
manufacturer/OEM is responsible for the overall approval of the complete application.
LINAK recommends to use the actuators in push applications rather than pull applications.

LINAK actuators are not to be used for repeated dynamic push-to-pull movements.
For general pull applications or repeated dynamic push-to-pull movements in the application, please contact
LINAK A/S if in doubt.
LINAK actuators and electronics generally fall outside the IEC 60601-1 definition of applied parts and are notmarked as such.
However, assessing the risk whether actuators and electronics can unintentionally come into contact
with the patient, determines that they are subject to the requirements for applied parts. All the relevant
requirements and tests of the standard are carried out as part of the IEC CB* Scheme/NRTL** assessment.
* CB: Certification Body**NRTL: Nationally Recognised Testing Laboratory

Controls |8General warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury:
The medical device manufacturer is responsible for the incorporation of a suitable safety
arrangement, if the actuator or lifting column is used for pull in an application where personal injury
can occur, which will prevent personal injury from occurring in case of actuator failure.
Note that during construction of applications, in which the actuator is to be fitted, there must be no
possibility of personal injury, for example the squeezing of fingers or arms.
The plastic parts in the system cannot tolerate cutting oil.

Assure free space for movement of the application in both directions to avoid a blockade.

The application and actuators are only to be operated by instructed personnel.

In applications with spline function, the blockage by an obstacle when the application is moving
inwards, the removal of the obstacle will cause the load to drop until the spindle hits the nut.
Do not turn the outer tube.

Do not use chemicals.

Inspect the actuator system regularly for damage and wear.

Do not expose LINAK actuator system components to high intensity ultraviolet radiation disinfection
lamps. This may damage the enclosure, supporting parts and cables.
LINAK actuators and electronics are not designed for use within the following fields:• In the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide• Planes and other aircrafts• Explosive environments• Nuclear power generation
If faults are observed, the products must be replaced.

Controls |9

A LINAK control box, actuator and accessory component must, in the final application, be placed
where it is not exposed to any impact. This is to prevent damage if a passer-by accidentally hits itwith an object or when cleaning the floor with a broom or a mop. On a medical bed e.g. this might
be underneath the mattress support platform. If necessary to mitigate this risk, additional protection
might be required.
To avoid unintended movement, prevent foreign objects or persons from unintentionally activating afootswitch or a hand control at any time, for instance during normal use or maintenance.
If there is visible damage on the product it should not be installed.

If the actuator system makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately anddisconnect batteries, if applicable.
The products must only be used in an environment that corresponds to their IP protection class.

The cleaners and disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH value 6-8). See cleaning
section.
Irrespectively of the load, the duty cycle stated on the product label must NOT be exceeded.

The control box must only be connected to the voltage stated on the label.

Systems not specified for pull must only be used in push applications.

Fastening screws and bolts must be tightened correctly.

Specifications on the product label must under no circumstances be exceeded.

NOT TO BE OPENED BY UNAUTHORISED PERSONS.

Only use the actuator within specified working limits.

Controls | 10
Be aware that during the design of medical devices, the risk of personal injury (for instancesqueezing of fingers or arms) must be minimised.
If irregularities are observed, the actuator must be replaced.

All cables must be mounted in such a way that they are not trapped or exposed to tension or sharp
objects when the application is moved in different directions.

Controls | 11

General recommendations
Failing to follow these instructions may result in actuator system damage:The duty cycle printed on the actuator system label must always be respected. If exceeded, there isa risk that the actuator system is damaged. Unless otherwise specified on the label, the duty cycle ismax. 10%, max. 2 min. in use followed by 18 min. not in use.
All detachable connections between components must be locked by the cable locking mechanism when applicable.
It is recommended to have options like quick release, manual lowering or similar built into thesystem in case of power loss or system failure or if movement of the system is critical. After service itis recommended to test the system for correct functionality before it is put back into operation.
Prior to assembly/disassembly, ensure that the following points are observed:- The actuator system is not in operation.
- The mains current supply is switched off and the plug has been pulled out.
- Batteries - if applicable - may also power the system.
- Actuators are free from loads that could be released during this work.

Prior to operating the actuator system, check the following:- Actuator system components are correctly mounted as indicated in the product-specific user
instructions.
- The equipment can be operated in its entire intended range of movement.
- Ensure that the load-supporting bolts can withstand the wear.
- Ensure that the load-supporting bolts are secured safely.
During operation:- Listen for unusual sounds and watch out for uneven movement. Stop the actuator system
immediately if anything unusual is observed.
- Do not sideload the actuator.
- Do not step on or kick any LINAK component.
When the equipment is not in use:
- Switch off the mains supply or pull out the plug in order to prevent unintentional operation.

Cables and plugs:- It is important to remove the transport plastic bag before using the cable.
- When changing the cables on a LINAK® actuator system, it is important that this is done carefully inorder to protect the plugs and pins.
- Please ensure that the plug is in the right location and properly inserted before the cable lid ismounted.

Controls | 12

General warranty periods
As general warranty period, LINAK provides 5 years (60 months) warranty on MEDLINE and CARELINE
products used in beds and medical applications. If MEDLINE and CARELINE products are used in otherapplications, they will be covered by 1½ years (18 months) warranty.
Batteries are covered by a specific product warranty of 12 months.
External products that are not manufactured by LINAK A/S: 12 months are added to the warranty period,for instance for transportation and stocking. Relabelling of these products only takes place, if the production
date exceeds one year from the date of dispatch to the customer.
If there is any doubt whether returned products are covered by the warranty, they are covered by thewarranty. Please use the date of the control box or actuator as reference, if possible.

Controls | 13

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EMC Warnings
Electromagnetic compatibility – general
LINAK® actuator systems bear the CE marking as an attestation of compliance with the EMC Directive
2014/30/EU. The systems are designed to meet all requirements of applicable standards and havebeen tested to meet IEC 60601-1-2 requirements.
Emission:
LINAK Actuator Systems are CISPR 11, Group 1, Class B products, comply with IEC 61000-3-2, Class
A and IEC 61000-3-3.
Immunity:
Test levels are according to Professional Healthcare Facility and Home Healthcare Facility Environment.
Electromagnetic phenomena are evaluated on a system level, with the actuator connected to a LINAK
control box and accessories.
LINAK always recommends to perform verification tests on the final medical device.
Electromagnetic compatibility – third party components
Use of accessories, transducers and cables other than those specified by LINAK could result inincreased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of the actuator system
and result in improper operation.
Electromagnetic compatibility – interference with other equipment in general
Use of the actuator system adjacent to or stacked with other equipment should be avoided as
this could result in improper operation. If such use is necessary, the actuator system and the otherequipment should be observed to verify that they are operating properly.
If the user notes unusual behavior of the actuator system, in particular if such behaviour isintermittent and associated with the standing right next to mobile phones, microwaves and radio
broadcast masts, this could be an indication of electromagnetic interference.
If such behaviour occurs, try to move the actuator system further away from the interfering
equipment.
Electromagnetic compatibility – interference with other equipment, RF communications
Portable RF communication equipment (including peripherals such as antenna cables and externalantennas) should be used at a distance no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the actuatorsystem. This also applies to cables specified by the manufacturer. Otherwise, a performancedegradation of this equipment could result.

Controls | 14

EMC responsibilities for LINAK actuator systems
LINAK verifies the EMC performance of each LINAK product and approves them individually. The LINAK
products can be combined and integrated into many different systems. LINAK also verifies the system EMC
performance on commonly used combinations.
LINAK has certificates in accordance with applicable standards for each product and provides the customers,
who are building the application and integrating these products into systems (systems with control box,
actuators, cables, batteries, etc.), with these certificates.
However, EMC testing of LINAK products in generic LINAK systems is not made in an environment that
corresponds to the specific application environment which differs from the generic testing environment.
There will be differences that can affect the EMC performance in the specific target application.
The customer is responsible for qualifying and approving the complete application including the LINAK
system.
Regulatory standard
LINAK products, being components to be incorporated by a Manufacturer [definition: IEC 60601-1 ed.3.1,
cl. 3.55] into Medical Electrical Equipment [definition: IEC 60601-1 ed.3.1, cl. 3.63], are tested concerning
the EMC phenomena according to the Collateral Standard IEC 60601-1-2 ed. 4.1.
IEC 60601-1-2 ed. 4.1 sets forth the requirements for the electromagnetic compatibility of Medical Electrical
Equipment, ensuring that devices operate safely and effectively within their intended environments.
Compliance with this standard is essential to minimize electromagnetic interference and maintain the
integrity and performance of Medical Devices.
Furthermore, IEC 60601- 1-2 ed. 4.1 states:”This collateral standard recognizes that the Manufacturer has the responsibility to design and perform
Verification of Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems to meet the requirements of thisCollateral Standard and to disclose information to the Responsible Organization or Operator so that the
Medical Electrical System will remain safe throughout its Expected Service Life.”
Qualification process of a new application
The qualification process for a new application is normally done in cooperation between the customer and
LINAK. LINAK provides the relevant support, competence and documentation needed for the customer’s
overall development plan and test plan for the specific application.
The driver of the qualification process is the customer who has the ultimate application responsibility (MDS).
The customer identifies and specifies the needed testing based on many different parameters (experience,risk management, requirements from standards, etc.).
In many cases, the customer is establishing and verifying tests early in the project to ensure that the approval
process has a low risk of failing when tested in the approval institute.
The customer identifies which tests to make and when they are to be performed in the project to mitigate
the risk of failure in the approval process which also includes EMC testing.

Controls | 15

Electrostatic discharge (ESD)
LINAK® considers ESD to be an important issue and years of experience have shown that equipment
designed to meet the levels specified in standards might be insufficient to protect electronic equipment incertain enviroments.
1. Handling and mounting electrostatic discharge sensitive devices (ESDS devices).
• Handling of sensitive components shall only take place in an ESD Protected Area (EPA) under protected
and controlled conditions.
• Wrist straps and/or conductive footwear (personal grounding) shall always be used when handling ESDS
devices.
• Sensitive devices shall be protected outside the EPA by the use of ESD protective packaging.
2. Responsibility LINAK/customer• ESDS devices must under no circumstances, during transport, storage, handling, production or mounting
in an application, be exposed to harmfull ESD.
• LINAK can only guarantee the lifetime of ESDS devices if they are handled in the same way fromproduction at LINAK A/S until they are mounted in the manufacturer’s application. It is therefore
important that the ESDS devices are not removed from the ESD protected packaging before they arephysically within the EPA area at the customer premises.
Please refer to EN61340 for further information:
EN61340-5-1, Electrostatics - Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General
requirements
EN61340-5-2, Electrostatics - Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guideControls | 16

RF transmitter/receiver properties
Some LINAK products emit RF-power by intention for communication purposes.
Frequency band of transmission: 2402 MHz - 2480 MHz
Type: BLUETOOTH® Low Energy BLE 4.2
Modulation: GFSK
Maximum Effective Radiated Power (ERP): 10 dBm

FCC and IC Statements
For RF-emitting products (e.g. Bluetooth®, Wi-Fi) intended to be used on the North American continent, thefollowing applies:
FCC statement
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur ina particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void theuser’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 		
operation.
IC statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science andEconomic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two
conditions:(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts delicence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;(2) L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ encompromettre le fonctionnement.

Controls | 17

Symbols
The following symbols are used on the LINAK product labels, where applicable:

IEC 60417-5172:
Class II equipment

Compliance to all relevant EC directives

IEC 60417-5840:
Applied part type B

UK Conformity Assessment

IEC 60417-5019:
Class I equipment
Protective earth; protective ground

Regulatory compliance mark:The Australian Safety/EMC Regulations

IEC 60417-5002:
Positioning of cell

Alternating current

ISO 7000-0434A:
Caution, consult accompanying document

Direct current

ISO 7000-1641
Operating instructions
XXXXXXElectronics scrap

Reduced ETL recognised component markfor Canada and the United States.
X: The mark is always accompanied by acontrol number of 6 or 7 figures.
For complete description, see ETL marking
on next page.

Electronics scrap

Bluetooth®

RecycleJapanese TELEC

Recognised
Component mark for Canada and theUnited States
PSE diamond markPSE circle markControls | 18
Electrical Testing Laboratories (ETL) marking
Due to space limitations, the complete ETL marking demands are not represented on the marking plates.
The full ETL recognised component markings are shown here:
C/N 120690

C/N 4008004

C/N 4008838

C/N 9901916

C/N 4008005

C/N 4008671

C/N 4008003

C/N 4008623

C/N 4009507

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Controls | 19

Batteries
General battery warnings
Handle batteries carefully. Do not short circuit the battery.

Avoid continuous battery discharge when the medical device is not in use, as this may cause leadsulphate formation, which, if left in this state for too long, will irreversibly damage the battery.
LINAK battery packs may emit flammable gases. Do not expose the battery packs to fire or
equipment that emits sparks. Moreover, do not store the battery in a closed environment orincorporate it into a closed structure of an enclosure as this may cause an explosion, fire, equipment
damage, or injury.
Handle tools carefully and do not wear jewelery when handling batteries. A short-circuit of thebattery terminals can cause burn injuries, damage or trigger explosions.
Only connect LINAK batteries to compatible chargers.

LINAK battery packs contain toxic substances. If the internal battery fluid leaks out and gets onto
skin or clothing, make sure it is washed off with clean water. Moreover, if the fluid gets into the eyes,
rinse them immediately with clean water and seek medical assistance.
Do not use or store LINAK battery packs in places where the ambient temperature exceeds 50 °C,
such as inside a hot automobile, in direct sunlight, or in front of a stove or a source of intense heat.
Doing so can shorten the battery life, lower its performance level, cause the battery to leak fluid,
explode, cause fire, or be damaged.

Controls | 20

Lithium ion batteries
Li-Ion batteries are moving in the direction of minimising the physical size and, at the same time, increasing
the capacity. This gives a very compact battery with a high energy concentration. It also increases the risk ofthermal runaway (see note below) due to internal short circuits.
The general use of Li-Ion batteries has increased, and the inherent risk of thermal runaway has led to stricter
rules within the transport industry, specifically air transport with tightened restrictions on the quantity,
handling, and storage of specific products.
The OEMs and consumers must recognise that although safe to use, Li-Ion cells always have a very small riskof thermal runaway. The risk could be as little as 1 PPM or even less.
LINAK currently bases our Li-Ion battery design on cell types with an industry-proven history (e.g. electriccars). The use of well-proven cell technology reduces the risk of thermal runaway, but it does not eliminate
it. LINAK has completed activities to reduce this risk and the complete battery package is approved inaccordance with UL.
An external, internationally recognised expert has also reviewed the design to ensure that it is manufactured
according to the latest recommendations. Further to that, we only use cells from well-recognised
manufacturers.
LINAK recommends that when using Li-Ion batteries, the customers should carry out proper risk analysis on
their application. The risk analysis must also take into consideration that these products are not mounted inpositions where they are in direct contact with flammable materials.
LINAK Li-Ion batteries have no greater risk of thermal runaway than other Li-Ion cells from well-recognised
manufacturers within the market. Therefore, LINAK cannot take responsibility for any failures that occur due
to a failure that is inherent in the nature of Li-Ion batteries.
If any of the Li-Ion batteries built into LINAK products are found to be defective under warranty, LINAK will
provide the OEM with a new product. LINAK explicitly disclaims all other remedies. LINAK shall not in any
event be liable under any circumstances for any special indirect punitive incidental or consequential damages
or losses arising from any incident related to the inherent risk of thermal runaway in the Li-Ion cell and any
use of LINAK products. Moreover, LINAK explicitly disclaims any responsibility for profit loss, failure to realise
expected savings, any claim against our customer by a third party, or any other commercial or economic
losses of any kind, even if LINAK has been advised of the possibility of such damages or losses.
Note: ‘Thermal runaway’ is overheating of a cell, and it could lead to a small fire and smoke from the cell.

Transportation
The lithium ion batteries must be packed and transported in accordance with applicable regulations. Always
ask your local transportation provider how to handle the transportation of lithium ion batteries.
Please see the general assembly instructions and the mounting section for detailed information.

Controls | 21

Warnings
When using Li-Ion batteries with patient lift control boxes, loss of power might happen due to thebattery deep discharge protection. This will only happen in case of continuous battery use despite
warnings. In this event, there may be no warning, and the application may not be able to move when
expected.
In his risk analysis, the customer must take into consideration how to assure alternative means tomake movement, for instance quick release or manual lowering.
Do not open the battery housing as damaging the cell or circuitry may develop excessive heat.

If product caution is not clearly visible at low light intensity, read the product label instructions
symbol. A warning must be included in the application manufacturer manual for the medical device.
The application manufacturer must test the application and ensure that intentional and unintended
operations do not exceed the battery specification limits.
Defective or damaged Li-Ion batteries are not allowed for transportation.

For safety reasons, please adhere to the indicated charging and operation temperature.

In case the battery is too hot, disconnect it, evacuate the room, and wait for 2 hours before taking
further steps.
Mounting instructions must be followed in order to avoid exposing batteries to water.

In general, recharging of battery must take place every 6 months. However, please note:- New Li-Ion batteries, shipped from LINAK are in a deep-sleep state, where the self-discharge is very
little- When mounted in an application, LINAK Li-Ion batteries wake up, resulting in a higher rate ofcharge, depending on the application/system- Application manufacturer must consider this idle consumption for his specific system and makeprecautions to avoid discharged batteries.
- Contact your LINAK sales team for further information
If batteries are to be shipped by air, they shall not be charged to more than 30%

Disposal of the battery takes place in accordance with local regulations.

Controls | 22

Recommendations
Do not exceed the storage temperature as it will shorten the product life and performance.
Allow the battery to settle to room temperature before use.
Lithium ion batteries are not intended for use in outdoor applications and indoor pool environments.
If the battery is completely discharged, then recharge the battery before storage.
Always use correct LINAK charger
DO NOT:
Heat or burn the batteries.
Expose the batteries to high impact/excessive force.
Crush or puncture the batteries.
Use batteries with signs of damage or corrosion.
Charge or store the batteries near combustible material.
Exceed IP-ratings.
Overcharge or fully discharge the batteries.

Safety feature
Lithium ion batteries contain several mechanisms to protect themselves from being damaged due toexcessive use. In case of overheating, the device will activate a thermal protection. No power output will beavailable until the temperature is again within normal operating range.
Overheating may occur by extensive use at high temperatures or when exceeding the duty cycle (see productlabel).

Controls | 23

Lead acid batteries
Maintenance of batteries
Prior to first use of LINAK® batteries, please make sure that they are charged at least 24 hours and if possible
even longer for proper functioning and prolonging the battery lifetime.

Replacement of batteries
The batteries must only be replaced by the same type of batteries or mechanical and electrical equivalent
types. The batteries must be new or maintained by means of charging at least every 6 months. The batteries,
which make a set, must be supplied with identical production codes.
Production code mismatch may lead to a severely reduced lifetime expectancy.
Before mounting, ensure that the battery set is correctly connected, compare with the drawing in the battery
room and check that no connectors are loose.

Warnings in connection with battery replacement
Please observe the following maintenance, replacement, and disposal requirements to ensure a safeand reliable operation.
The batteries are to be replaced after 4 years at the latest. Perhaps earlier, depending on the patternof use. Frequent and high-powered discharges reduce the battery life. For an optimum lifetime, theproduct must be connected to the mains voltage as often as possible. It is recommended that thebatteries are to be charged for at least every 6 months - otherwise the batteries will have reduced
capacity due to self-discharge. It is recommended to test the battery function at least once every year.
The battery compartment is hermetically separated from the electronics compartment. Whenreplacing the batteries this separation must not be damaged or modified as this may allow
penetration of battery gas into the electronics compartment with risk of explosion.
When replacing batteries in waterproof products (IPX5 and IPX6), precautions must be taken thatthe sealing material (silicone ring or joint filler) is not damaged and that it is correctly placed in thegroove. Hereafter, the screws in the cover are to be fastened with approx. 1 Nm.
If necessary, replacement sealing is available at LINAK.
The battery compartment is supplied with ventilation that ensures correct and necessary airing of thebattery compartment. This airing must not be blocked or covered as a positive pressure may occur
with risk of explosion.
If the product has been exposed to mechanical overload (lost on the floor, collision/squeezing in theapplication or a powerful stroke), the product must be sent to an authorised workshop for control of
the hermetic separation between the battery and electronics compartment.

Disposal
Lead acid batteries must be disposed of in the same way as car batteries. Alternatively, they may be returned
to LINAK.

Controls | 24

System description
LINAK® actuators, lifting columns and electronics have been developed for use in all places where a linear
movement is required.
LINAK products can for example be used for:• Adjustment of beds
• Patient lifts within the care and hospital sector• Adjustment of dentist chairs/gynaecological chairs

Connecting the system
Do not connect the mains cable until all actuators and hand controls have been connected to the controlbox.
Start by connecting the hand control to the control box. The connection in the control box is marked with
“HB”.
Connect the different actuators to the different channels on the control box. Each channel is marked with anumber (e.g. “1”, “2”, “3”…….).
Check that all plugs are well connected and firmly pushed into the connector. Due to the fact that LINAK®
control boxes are designed for a high IP degree, a firm force can be required.
Connect the mains cable.
The actuators can now be operated by pressing a button on the hand control button.
LINAK actuators or lifting columns

LINAK hand control

LINAK control box

Any non-detachable power supply cord with mains plug is considered to be the disconnecting device.
Charging is only allowed in dry environment, and the appliance inlet must be thoroughly dried before
connecting to mains.

Controls | 25

General mounting of controls• The mounting screws on the controls must be tightened with a maximum torque of 1 Nm
• The mounting surface to which the accessory is attached should have a surface evenness of more than
± 0.5 mm
• Systems must not be installed/deinstalled while in operation• Nuts and bolts must be made of steel• Nuts and bolts must be tightened securely

Controls | 26

General environmental conditions
Operating, storage and transport
Operating temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure+5 °C to +40 °C
20% to 80% - non-condensing
700 to 1060 hPa (Rated to be operated at an altitude ≤ 3000 m)

Storage temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure-10 °C to +50 °C

Transport temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure-10 °C to +50 °C

20% to 80% - non-condensing

700 to 1060 hPa (Rated to be stored at an altitude ≤ 3000 m)
20% to 80% - non-condensing

700 to 1060 hPa (Rated to be transported at an altitude ≤ 3000 m)

If the actuator is assembled in the application and is exposed to push or pull during transportation, the actuator canbe damaged.
Do not drop a LINAK component or otherwise damage the housing during disassembly or transportation.
We do not recommend to use a LINAK component that has been damaged.

Controls | 27

Information on start-up, deinstallation and operation
Before installation, deinstallation or troubleshooting• Stop the actuator/lifting column.
• Switch off the power supply or pull out the mains plug and pull out the plug to the actuator/liftingcolumn.
• Relieve the actuator/lifting column of any loads, which may be released during the work.

Before start-up• Make sure that the system has been installed as instructed in the relevant product manual.
• The individual parts (actuator/lifting column/hand controls etc.) must be connected before the control box
is connected to the mains.
• Make sure that the mains voltage to be connected to the product or the system is the one stated on thelabel.
• The equipment can be moved freely over the whole working area of the actuator/lifting column.
• Check correct function after mounting.
• The actuator/lifting column must not be loaded in excess of the values indicated in the specifications on
the product label.
• The duty cycle noted on the product label must always be observed. Otherwise there is a risk of productdamage. Exceeding the duty cycle will result in a dramatic reduction of the system lifetime.
• Unless specified otherwise on the product label, the duty cycle is max. 10%, max. 2 minutes in use
followed by 18 minutes not in use.
• The actuator/lifting column system may only be used in an environment corresponding to the IP rating of
the system. LINAK products are marked with the actual IP rating on the label.
• If any individual parts are suspected to be damaged, do not install the parts, but return them forinspection/service.

During operation• Check for unusual sounds and irregular movement. Stop the actuator/lifting column immediately ifanything unusual is observed.
• If the control box makes unusual noises or smells, switch off the mains voltage immediately and theexternal battery, if any.
• Take care that the cables are not damaged.
• Unplug the mains cable on mobile equipment before it is moved.

Controls | 28

Cleaning
The products can be cleaned as described in the following according to their IP protection stated on the
product label.
The IP code specifies the protection degree provided by the enclosures. For most products, only theprotection against ingress of water (second characteristic numeral) is specified, ingress of solid foreign
objects or dust (first characteristic numeral) is not specified and therefore replaced by the letter X in thecode.
IP protection

Cleaning instructions

IPX0

Clean with a damp cloth

IPX1

Clean with a damp cloth

IPX2

Clean with a damp cloth

IPX3

Clean with a damp cloth

IPX4

Clean with a damp cloth

IPX5

Wash with a brush and water, but not water under pressure

IPX6

Wash with a brush and water. The water can be under pressure, but the system must not
be cleaned directly with a high pressure cleaner. Max. 20 oC

IPX6 Washable according Clean by the use of wash tunnels according to IEC 60601-2-52
to IEC 60601-2-52
IPX6 Washable DURATM

Clean by the use of wash tunnels according to IEC 60601-2-52, extended washing cycletest

To avoid degreasing of the piston rod, the actuator should be retracted to minimum stroke and without load
before washing.

Cleaning warnings
The systems must not be sprayed directly with a high pressure cleaner.
Interconnecting cables must remain plugged in during cleaning to prevent water ingress.
Cleaning with a steam cleaner is not permitted
UV cleaning is not permitted.

Controls | 29

IPX6 Washable
LINAK® washable products frequently undergo a fully regulated washing test.
At LINAK, ‘IPX6 Washable’ means that the products conform only to this test.
Standard washing procedure
Reference:

The standard IEC 60601-2-52 newest revision, which includes special demands tofundamental safety and relevant functional characteristics for hospital beds.
The demands for the washing process are described in the German “Maschinelle
Dekontamination” from the organisation AK-BWA (Arbeitskreis Bettgestell- und WagenDekotaminationsanlagen).

Description:

At LINAK, the washing test takes place in an instrument washing machine, which is fitted
and programmed in such a way that it duplicates the process used in a typical hospitalinstallation for the cleaning of beds and other medical equipment.
During the test, the products are exposed to both thermal and chemical effects.
To avoid degreasing of the piston rod, the actuator should be retracted to minimum stroke
and without load before washing.

Preparation:

As plastic materials to a larger or lesser degree change characteristics and shape with timeand climatical exposure, an ageing of the products is carried out first. The conditions forageing are 65 °C +/- 2 °C in normal dry air for 10 days followed by a minimum of 16 hours
at room temperature before the washing process starts.

Water:

Degree of hardness, no more than 5° dH and no demineralised water.

Detergents:

LINAK recommends the following products:
Sekumatic FDR or FRE from Ecolab
Neodisher Dekonta from Dr. Weigert
Thermosept NDR from Schülke or similar with a pH-value of 5 - 8 and in a concentration of
0.5 %Controls | 30

Rinsing aids
LINAK® recommends the following products:•

Sekumatic FKN from Ecolab•

Neodisher BP or TN from Dr. Weigert•

Thermosept BSK from Schülke or similar with a pH-value of 5 - 8 and in a concentration of 0.2 %.

Demands to chemicals:•

They must not contain caustic solutions•

They must not change the surface structure or adhesive properties of the plastic•

Must not break down grease

LINAK washing profile according toIEC 60601-2-52

LINAK washing machine

°C
70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0
13:00:00

13:10:00

13:20:00

Controls | 31

IPX6 Washable DURA™
Description of washing test
LINAK washable products frequently go through a fully controlled washing test. The LINAK term “IPX6
Washable DURA” signifies that the products conform exclusively to this test.
The “IPX6 Washable DURA” washing test is used to ensure that products that are rated “IPX6 Washable
DURA” comply with the agreed terms and conditions. This washing test differs from the norm EN60601-252 as the products are not aged and each washing cycle is followed by a 30 minute cooling process.
Further information regarding the washing process can be found in the German document “Maschinelle
Dekontamination” from the organisation AK-BWA .
Estimated time
consumption:

Approximately 1 month.

Amount ofsamples:During the development process, the number of tested samples is in accordance with
GP082. During running production, the number of tested samples complies with
UM-41-22-001.

General:The process applies to the IPX6 Washable DURA system.

Test conditions: • The units are not aged.
• Products with adhesive foils must be hardened before ageing.
• The hardening time depends on the used adhesive, but is typically 3 days at 20°C.
• The units are washed with new plugs/cables.
• The cables should be as long as possible and free ends should be shut off.
• Detergent and rinsing aids used:- Detergent 1: Ecolab Sekumatic FRE- Rinsing aid 1: Ecolab Sekumatic FKN (Neutral Rinse Aid).
Test procedure:• The units are placed in the washing machine in the intended mounting direction(in the most sensible direction regarding water penetration, if this is not the same
direction).
• The washing process (see picture below) is repeated 11 times and consists of:- Washing with 0.3 % alkaline detergent for 2 minutes in 70 °C hot water.
(Note: the temperature is measured in the tank, not necessarily at the unit).
- Rinsing with neutral rinsing aid for 20 seconds.
- Drying and cooling for 30 minutes in the open air at approx. 20 °C.
• After 11 cycles, the products are left in a ventilated room for 24 hours. The above
steps are repeated until a total of 250 cycles has been reached.
• Immediately after washing and after further 24 hours, the products are subjected to ahigh voltage test in accordance with UM-31-30-072.
• A population sample of the products is opened for water penetration control
immediately after the washing test.
Accept criteria are in accordance with UM-20-30-002.

Options:

The following options can be used for the test:• The units may be weighed prior to and after the washing test to detect water.
• The bubble test may be used to detect any leakages.
• X-ray may be used to detect any leakages.

Controls | 32
LINAK washing profile for the “IPX6 Washable DURA” process
LINAK washing profile according to
DURATM(Note: The temperature is measured at the unit)

Cable wash
Before the washing procedure starts
In order to maintain the flexibility of the cables, it
is important that the cable is placed in such a waythat the cable’s own weight does not strain the coilduring the washing process. This can be done byplacing the cable ON the bed or another form of
support for the cable. Please see the examples in the
picture to the right.

LINAK washing machineControls | 33

General maintenance
If not otherwise stated in the specific product section.
• LINAK products must be cleaned at regular intervals• Frequent inspection for malfunction, mechanical damage, wear and cracks. Worn-out parts must be
replaced• Inspection/maintenance intervals are to be recommended by the medical device manufacturer• LINAK products are closed units and require no internal maintenance• LINAK products must be IPX6 Washable and IPX6 Washable DURA when cleaning in wash tunnels• O-rings: When individual parts are replaced in a LINAK IPX6, IPX6 Washable or IPX6 Washable DURA
system, the O-rings must be replaced at the same time on all parts. On all products where replaceable
cables or fuses have been dismounted or replaced, the O-ring must be replaced, and the O-rings and thereceptacle insert must be greased with an acid-free Vaseline.

Maintenance of all LINAK controls• Electronics must be inspected at attachment points, wires, enclosure, and plugs• Inspect the connections, cables, enclosure, and plugs, and check for correct functioning• LINAK electronics are maintenance-free (however, this does not apply to lead acid batteries)

Controls | 34

Repair and disposal
Only an authorised LINAK® service centre should repair the LINAK actuator systems. Systems to be repaired
under warranty must be sent to an authorised LINAK service centre.
In order to avoid the risk of malfunction, all actuator repairs must only be carried out by an authorised LINAKService shop or repairers, as special tools and parts must be used.
If a system is opened by unauthorised personel there is a risk that it may malfunction at a later date.
LINAK systems or components may be disposed of, possibly by dividing them into different waste groups forrecycling or combustion.
We recommend that our product is disassembled as much as possible at the disposal and that you try
to recycle it. LINAK systems or components should be disposed of in accordance with the environmental
regulations applicable in the respective country.

Controls | 35

Troubleshooting
Symptom

Possible cause

ActionNo motor sound or movement of piston rod- The actuator is not connnectedto the control box- Blown fuse in the control box- Cable damaged- Connect the actuator to thecontrol box- Fuse must be changed- Send actuator for repair

Excessive electricity consumption- Send actuator for repair

Motor runs but spindle does not move- Gear wheel or spindle damaged- Send actuator for repair

Actuator cannot lift full load

- Clutch is worn
- Motor is damaged- Send actuator for repair

Motor sound but no movement of piston rod- Send actuator for repair

No signal from Reed or Hall switch- Send actuator for repair

Motor runs and quick release does not
function or is noisy- Declutching arm turns less thanapprox. 75 °C- Adjust cable

Piston rod will only move inwards and not
outwards- Safety nut has operated- Send actuator for repair- Not connected to mains- Connect to mains- The fuse has blown- Replace fuse, if the system
is prepared for external fuse
replacement, or send thesystem for repair- Defective power cable- On control boxes withexchangeable power cable,change the cable.
- On control boxes with fixedcable, send it for repair- Control box defective- Send control box for repair- Actuator plug not pushed into
control box properly- Push actuator plug properly
into control box

Power indicator lights up, but actuator does
not run- Actuator defective- Replace actuator- Defective control box- Replace the control box

Control box relays are clicking- Control box defective- Send control box for repair

Power indicator lights up, but actuator does
not run- Hand control defective- Send hand control for repair

No relay noise is heard from control box
Not valid for CB20/CB6S OBF/CB16 OBF- Battery completely flat

- Charge battery- Battery defective- Replace battery- Actuator plug not properly
pushed into control box- Push actuator plug properly
into control box- Actuator defective- Control box defective- Replace actuator- Replace control box- Hand control defective- Control box defective- Send hand control for repair- Send control box for repair

Power indicator does not light up

Control box completely dead on battery andno relay clicking

Actuator does not run on battery, but relay
clicking can be heard
Control box okay apart from one direction on
one channel

Controls | 36

ABL
With the small ABL print it is possible to convert analogue input toBluetooth Low Energy.
The ABL print can be used as attendant control or hand control integrated
in side rails in for instance healthcare applications and offers easy access todifferent positioning functions.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Compatibility:

Compatible with LINAK Bluetooth Low Energy (BLE) control boxes.
Please contact LINAK.

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and2.

this device must accept any interference received, includinginterference that may cause undesired operation.

Controls | 37

Connectors on PCBA
Top sideJ2
Pin 10

Pin 1

J2
Pin
3 (input)
4 (input)
5 (input)
6 (input)
7 (input)
8 (input)
9 (input)
10 (input)

Connection
Active when connected topin 2 (GND)

Bluetooth Low Energy command (V0/V1/V2)
I0/I10/I20
I1/I11/I21
I2/I12/I22
I3/I13/I23
I4/I14/I24
I5/I15/I25
I6/I16/I26
I7/I17/I27

Bottom side
J3
Pin 8
Pin 1

J3
Pin
2 (input)
3 (input)
4 (output)
5 (output)
6 (output)
7 (output)

Connection
Active when connected topin 8 (GND)
Voltage between this pin andpin 1 is equal to supply voltage
on J1 when LED is active

Bluetooth Low Energy command (V0/V1/V2)
I8/I18/I28
I9/I19/I29
LED1/LED11/LED21
LED2/LED12/LED22
LED3/LED13/LED23
LED4/LED14/LED24

Controls | 38

ABL pairing
Direct Pairing can also be initiated by activating pin 3 and 4 on J2 and pin 2 on J3 simultaneously.
Confirm on pin 3, J2.

Direct Pairing button similar to FS3BLE

ABL - Commands and pairing
Function

Details

Direct Pairing
Activation

To enter Direct
Pairing mode

Direct Pairing
Confirmation

To confirm
Direct Pairing

OEM ID andtype

Used to filterin
CB whitelist

Default

S1(Tactile switch next to battery
connector)

S1(Tactile switch next to battery
connector)

OR

OR

OEM ID: 000000001
OEM type:
2000 (ABL V0)2001 (ABL V1)
2002 (ABL V2)

Pin 3 (J2)+
Pin 4 (J2)+
Pin 2 (J3)
Connected simultaneously to
GND
Pin 3 (J2)

Controls | 39

Mounting
When mounting the PCBA print in a housing be aware of the minimum recommended distance between
antenna and housing – see drawings below.
The housing material should be non-conducting due to the BLE signal.
The customer is responsible for testing and ensuring the BLE performance/range of the final system.
Keep out zone (K.O). Seen from above

Keep out zone (K.O)
Seen from above

Antenna
Antenna
Antenna

PCB

PCB

K.O.K.O.
Vertical≥ 3.5 mm≥≥3.5
mm
K.O.Vertical
Vertical
3,5mm

Keep out zone (K.O). Side view

Keep out zone (K.O)
Side view

K.O. Horisontal ≥ 7,0mm

PCB

PCB

K.O. Horisontal ≥ 7.0 mm

Antenna
Antenna

Recommendations• The customer responsibility includes making a proper design of the cable strain relief inside the side rail
panel.
• The customer should consider the existence of vibrations when defining and specifying the housing, i.e.
we recommend the customer to carry out a vibration test on the final product.
• The customer must ensure a proper IP rating/test.
• The customer must ensure proper drop testing according to IEC60601-2-52, §201.15.3.4.1. In this clause
there is an additional reference to IEC60601-2-31.
• The customer is responsible for correct mounting of the PCBA. Among other things, it means- ensuring proper and safe mounting of the PCBA into for instance the side rail
- ensuring proper and correct mounting between key pad connection tails and the ABL PCBA
- ensuring proper and correct mounting of the key pad- the customer should consider proper precautions against ESD (Electrostatic discharge)• When handling ESDS (Electrostatic Discharge Sensitive) devices – e.g. during transport, storage, handling,
production or mounting in an application, exposure to harmful ESD must be avoided.
• Consider proper creepage and clearance measures to fulfil IEC 60601.
• With One MOPP (One Means Of Patient Protection / Secondary side of the actuator system).
• It is not recommended to dismount the membrane front cover after mounting as this may cause damage.

Controls | 40

Wireless risks and recommendations
Due to some customer concerns regarding the range of BLE, LINAK decided to set the RF sensitivity and thetransmit power settings to a maximum. In addition to that, LINAK Standard BLE allows pairing all the time.
Risk 1
If a BLE hand control is to be paired with an application, this can be done without coming closer to theapplication, as the above-mentioned settings are at a maximum. In such a scenario, there is a risk of pairingwith another application from a longer distance as opposed to the distance of the application you want topair with. The rule is that a BLE hand control is paired with the closest BLE device that it detects, however,the BLE device is not always physically closest.
Recommendation for Risk 1
The pairing process must always be made in near proximity to the application. It must also be ensured thatthe pairing is done with the correct application by simply operating the application after the pairing process.
Risk 2
In case that there are more LINAK BLE applications in a building and the BLE hand controls are accidentally
swapped, there is a risk of operating another BLE application if within range. This can cause unintended
movement and can have severe consequences for the patients’ health.
Recommendation for Risk 2
When intending to operate an application with LINAK BLE, it must be ensured that the correct BLE handcontrol is used. Otherwise, there is a risk of unintended movement of the application that has been pairedwith the BLE control.

Controls | 41

ACC
The ACC (Attendant Control Compact) is a cost optimised and compact
box with up to 11 buttons that can be used as hand control keys or lockouts.
The lock-out function can be made visable by using LEDs.
The ACC is compatible with control boxes that use an OpenBus™ interface,for instance CO61.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Approvals:

IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

Recommendations• Always use locking ring and cables w. O-rings• If other front covers than standards are requested, the customer must design them

How to connect the ACC box
OpenBus™ CB (CO61)

ACC

Hand control

Controls | 42

ACK
With the OpenBus™ system it is possible to use ACK membrane front
covers as attendant control or hand controls integrated in the bed side rails.
There are two different variants of ACK: ACK1 and ACK3.
The ACK1 is a single membrane front cover, whereas the ACK3 comes withtwo membrane front covers, typically used on an inside side rail and an
outside side rail.

Features and options• Straight cables: 1250 mm, 1800 mm or 2500 mm• The standard ACK colour is grey (RAL 7035)

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Compatibility:

Compatible with LINAK control boxes.
Please contact LINAK

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

Generel information
For LINAK standard ACKs, the following is applicable:• Adhesive for the standard ACK is 3M 7955
• For information re. suitable and unsuitable surfaces, please see 3M’s webpage• Standard recommendation for curing time is 72 hours• The customer is responsible for correct mounting on suitable surfaces

Controls | 43

Recommendations• The customer responsibility includes making a proper design of the cable strain relief inside the side rail
panel.
• The customer should consider the existence of vibrations when defining and specifying the housing, i.e.
we recommend the customer to carry out a vibration test on the final product.
• The customer must ensure a proper IP rating/test• The customer must ensure proper drop testing according to IEC60601-2-52 §201.15.3.4.1. In this clause
there is an additional reference to IEC60601-2-31.
• The customer is responsible for correct mounting of the PCBA. Among other things, it means- ensuring proper and safe mounting of the PCBA into e.g. the side rail
- ensuring proper and correct mounting between key pad connection tails and the ACK PCBA
- ensuring proper and correct mounting of the key pad- the customer should consider proper precautions against ESD (Electrostatic discharge)• When handling ESDS (Electrostatic Discharge Sensitive) devices – e.g. during transport, storage, handling,
production or mounting in an application, exposure to harmful ESD must be avoided.
• Consider proper creepage and clearance measures to fulfil IEC 60601. With One MOPP (One Means Of
Patient Protection / Secondary side of the actuator system).
• It is not recommended to dismount the membrane front cover after mounting as this may cause damage.

ACL
The Attendant Control Lock (ACL) box is a one turn button box for various
applications where the patient positioning must be carefully controlled by
the medical staff.
The ACL disconnects all functions on the hand control either by means ofturn button or turn key.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Controls | 44

ACO
The Attendant Control OpenBusTM (ACO) is a cost optimised and compact
unit with up to 21 buttons that can be used as hand control keys or lockouts. The lock-out function can be made visable by using yellow LEDs.
The antimicrobial ACO version includes active additives in the plastic of thehand control housing and the hook. The front cover has a second layer thatis antimicrobial.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Flammability rating:

V2

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC 60601-1
IEC 60601-1-6
ANSI/AAMIES60601-1
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

In order to comply with the norm, the ACO must hang vertically from its hook during the washing process.

Recommendations• Always use Locking ring and cables with O-rings• Locking ring and cables with O-rings must be fitted to ensure IP degree• If other front covers than standards are requested, the front cover guidelines should be consulted

Controls | 45

ACOM
ACOM is the obvious control for hospital and nursing home beds where
patient positioning needs careful control by medical staff. ACOM is an
OpenBusTM control.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC 60601-1 Edition 3.1 (2012)
IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013

Compatibility:

Compatible with LINAK OpenBusTM control boxes, CO-generation

Recommendations• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• When a defective ACOM is replaced, check that the new ACOM has exactly the same specification andfunctionality.
• Do not submerge the hand control in water.
• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• When changing hand controls for OpenBusTM systems, the power must be switched off.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes caused by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• It is recommended to have a parking place for the hand control on the application where the customer
ensures that the hand control does not fall off.

Warnings• Do not sit or lie on the hand control as this can cause unintended movement of the application.

Controls | 46

DPH Medical
The desk panel control DPH is made especially for the medical segment.
It makes it possible to differentiate product design and achieve a moreaesthetic control solution.
The DPH (DPH1K10-210007) works with MJB (MJB5061101-00) and is
OpenBus™ compatible.
The DPH (DPH1K10-210008 and DPH1K10-210009) fits directly into theanalogue control box (CA30/CA40 or CA63).
The MJB 000 port repeater version can be used in systems where several
DPH controls are needed.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Compatibility:

DPH is compatible with analogue or OpenBus™ control boxes

Modular Junction Box:

MJB5061101-00 to be used with DPH1K10-210007 or
MJB version 000 port repeater to be used with DPH1K10-210008 or
DPH1K10-210009

DPH and MJB are approvedin accordance with:

IEC60601-1
ANSI AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Functionality
DPH1K10-210007 combined with MJB5061101-00 creates the OpenBus™ codes:
Up arrow: H0
Down arrow: H1
Wrong mounting is not an issue with the MJB5061101-00 and the modular jack plug of the DPH cable. The
plug will only fit into the correct MJB ports.
DPH1K10-210008, analogue (control box channel 1) or
DPH1K10-210009, analogue (control box channel 2)

Controls | 47

FPP
The FPP is for use with a variety of different bed types and is therefore
compatible with control boxes that use an OpenBus™ interface.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Flammability rating:V2

Approvals:

IEC 60601-1:2005 (Edition 3)
ANSI/AAMI ES60601-1:2005
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008

Mounting instructions
The FPP is intended for mounting at the head end of a bed in order for the patient to be able to see andoperate it with an easy push of a button. After use, it can easily be moved a short distance aside.
The FPP comes with a cable attached. The bottom part of the arm is prepared for mounting inside a bracket- fitting the diameter of the arm.
The bracket is not supplied by LINAK but must be designed and manufactured by the customer. It must fit
the dimensions shown. A suggestion to a design and dimensions of the fixation parts are shown below:
Dimensions iIllustration

Possible bracket design

The FPP must be mounted in such a manner that it is secured against rotation. For this purpose the bracket
end of the arm has 4 drilled holes - one of the 4 holes must be secured via the bracket with a slotted set
screw with cone point (pointed screw). Otherwise it may slide away from the user when operated.

Controls | 48

Recommendations• The application manufacturer must ensure a proper installation of the FPP in the application which isconvenient for the end user.
• To ensure proper activation, the lock above the housing must be properly locked by turning it clockwise.
• The application manufacturer must use the correct torque for the slotted set screw of the bracket toensure a stable positioning of the FPP.
• The application manufacturer must consider the bracket position carefully. If the FPP is mounted on a
moveable part, it will move and might touch the patient or parts of the application. If, however, mounted
on a fixed part, the FPP might not be within the reach of the patient.
• The end user must not apply a torque to the FPP housing of more than 8 Nm between the flexible armand the panel.
• The end user must not bend the FPP arm to a radius smaller than 105 mm.
• The FPP must never be used as a handle for moving the application.
• The end user must be informed that the FPP must not be used for other purposes (such as table, handle)
than intended.
• The end user must take care that the FPP does not touch items or persons when the application is moved.

Warnings• The FPP must be placed readily accessible for the patient. Never let the FPP hand out of the bed.
• Never use the FPP as a handle.
• Do not use sharp devices to activate buttons on the FPP.
• Never use the FPP as support device. The FPP must not be used as table or notepad, nor can it be used tohang objects on.

Controls | 49
As illustrated in the pictures below the panel itself can be moved and angled in a number of positions. The
arm can also be bent to move it closer or move it further away from the user.

The lock function
Between the arm and the panel there is a lock/unlock function, (a hose type connection).
It enables the user to turn the panel into a preferred position.
Locking of the panel
Turn the panel to a preferred position. With one hand on the panel turn the hose
clockwise with the other hand.
The panel is fully locked when it cannot be turned.
Unlocking of the panel
With one hand on the panel, turn the hose counterclockwise with the other hand until the panel can be
moved freely.

Controls | 50

FS
The Foot Switch is a modular system, developed for use together with
LINAK control boxes. The LINAK Foot Switch is designed for control ofphysiotherapeutic beds, hospital beds, dentist chairs, gynaecologist chairs,
computer workstations and working desks etc. It can also be used as a“stand alone” item for industrial applications.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Compatibility:

To be used with the following control boxes: CB8, CB9, CBJ2

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Combination possibilities

FSEXX0

CB8

CB9**

X

X

FSEXXB

X = Combination allowed** = Not CB9..Px

CBJ2

X

Controls | 51

Mounting guidelines

Recommended screw:
EJOT DELTA PT WN 5452, 40 x L
Torque: 1.0 Nm
Screw length = thickness of the support plate +10mm
Do not use countersunk head screws

Controls | 52

FS3
The LINAK® Foot Switch FS3 is an elegant control unit, allowing healthcare
professionals across the sector to have both hands free when attending topatients, thus also helping to improve ergonomics.
It is designed to be used in modular adjustment systems consisting of LINAK
control boxes and electric LINAK IC actuators.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Compatibility:

Compatible with LINAK analogue and OpenBus™ control boxes.
Please contact LINAK.

Approvals:

SafetyRadio

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No. 60601-1

RED
FCC (US)IC (Canada)
Telec (Japan)

Mounting of the FS3 bed model
To mount the FS3 bed model, you have to use the bolt and the nut which have already been fitted to theFS3 bed model (see picture below).
Bolt and nut for mounting

Nut M57 mmBolt M5 x 25

Controls | 53
You have to remove the nut before mounting the FS3 on the bed and after mounting the FS3 to the bed,
the nut is fastened to secure that the FS3 is fixed to the bed frame.
Please note that the max. torque on the nut should be 2.0 Nm (20 kg f. cm).
When mounting the FS3 bed model, it is important to run the cable through the hole of the FS3 in order tolead the cable through (see picture below).

Location of the notch for thecable of the FS3 bed model.

Controls | 54

Functionality
Functionality overview analogue
Left pedal

Single/Right pedal

Code nos.

+

-

+

-

FS3X0S1

N/A

N/A

1UP

1DW

FS3X0S2

N/A

N/A

2UP

2DW

FS3X0S3

N/A

N/A

3UP

3DW

FS3X0S4

N/A

N/A

4UP

4DW

FS3X012

1UP

1DW

2UP

2DW

FS3X013

1UP

1DW

3UP

3DW

FS3X014

1UP

1DW

4UP

4DW

FS3X021

2UP

2DW

1UP

1DW

FS3X023

2UP

2DW

3UP

3DW

FS3X024

2UP

2DW

4UP

4DW

FS3X031

3UP

3DW

1UP

1DW

FS3X032

3UP

3DW

2UP

2DW

FS3X034

3UP

3DW

4UP

4DW

FS3X041

4UP

4DW

1UP

1DW

FS3X042

4UP

4DW

2UP

2DW

FS3X043

4UP

4DW

3UP

3DW

FS3X011

1UP

1DW

1UP

1DW

FS3X022

2UP

2DW

2UP

2DW

FS3X033

3UP

3DW

3UP

3DW

FS3X044

4UP

4DW

4UP

4DW

Functionality overview OpenBusTM
Left pedal

Single/Right pedal

Code nos.

+

-

+

-

FS3XVS0

N/A

N/A

H0

H1

FS3XVS1

N/A

N/A

H10

H11

FS3XVS2

N/A

N/A

H20

H21

FS3XV00

H0

H1

H2

H3

FS3XV11

H10

H11

H12

H13

FS3XV22

H20

H21

H22

H23

FS3XV01

H0

H1

H0

H1

FS3XV10

H10

H11

H10

H11

FS3XV20

H20

H21

H20

H21

Controls | 55

Functionality overview - wireless
2nd left pedal

Single right pedal

+

-

+

-

Key mapping

Key 4

Key 3

Key 2

Key 1

FS34AS5

N/A

N/A

I0

I1

FS34BS5

N/A

N/A

I10

I11

FS34CS5

N/A

N/A

I20

I21

FS35A55

I2

I3

I0

I1

FS35B55

I12

I13

I10

I11

FS35C55

I22

I23

I20

I21

Code nos.

The same software is used in both pedal 1 and 2 setups. The single pedal is always the BLE master with
software. The 2nd pedal is a standard analogue FS3 driven by a single pedal.

Functionality overview - FS3 3-stage
2nd left pedal

Single right pedal

LEFT

LEFT

RIGHT

RIGHT

Key mapping

Key 4

Key 3

Key 2

Key 1

FS3XES1

N/A

N/A

1UP/STOP

1DW/STOPFS3XES2

N/A

N/A

2UP/STOP

2DW/STOPFS3 3-stage is only available as single version foot switch.

Controls | 56
LED functionality
Function

LED behaviour (FS3)

LED behaviour (CB)Enter pairing mode LED flashes green

LED solid green

Locating controlbox

LED flashes green
Closer = faster flashing

LED flashes green and yellow and buzzer is ON, same speed as FS3.
The closer to the control box, the faster the flash. When the buzzer
and the LEDs have the same sound and visual frequency, FS3 andCB are ready for pairing.

Pair

2 long LED flashes

Buzzer and LED confirmation with 2 long flashes and 2 long buzzer
sounds.

If more controlboxes

LED flashes

The nearest control box will increase in sound and is paired to thefoot switch.

Recommendations• Do not pull the cable or drop the FS3 on the floor.
• Do not play with the FS3.
• Do not submerge the foot switch into water.
• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the foot switch is only intended to be used for LINAK
systems.
• It is recommended to check the foot control for damage and holes caused by violent handling before
washing the application or at least once a year.
• Always perform the pairing of foot switch and control box in close proximity to the application. Also
ensure that the pairing has been made with the correct application by operating the application after
ended pairing.
• When intending to operate an application with LINAK Bluetooth® Low Energy, please ensure that thecorrect BLE foot switch is used. Otherwise, there is a risk of unintended movement of the application thathas been paired with the BLE foot switch.

Controls | 57

Warnings
Wireless risks and recommendations
RF sensitivity and the transmitting power have been set to a maximum. In addition, LINAK standard BLE
allows pairing all the time.
Risk 1
If a BLE foot switch is to be paired with an application, this can be done without being next to theapplication as the transmitting power settings have been set to a maximum. Under such circumstances,
there is a risk of pairing with another application from the distance. As a rule, a BLE foot switch is pairedwith the closest detectable BLE device, however, the BLE device is not always physically closest.
Risk 1 - remedy
The pairing procedure must always be made in near proximity to the application. It must also be ensured
that the pairing has been made with the correct application by simply operating the application after ended
pairing.
Risk 2
If a building is equipped with several LINAK BLE applications and the BLE foot switch is accidentally
swapped, there is a risk of operating another BLE application if within range. This can cause unintended
movement and consequently influence patients’ health.
Risk 1 - remedy
When intending to operate an application with LINAK BLE, it must be ensured that the correct BLE footswitch is used. Otherwise, there is a risk of unintended movement of the application that has been pairedwith the BLE foot switch.

Controls | 58

Batteries
What batteries to use
The FS3 Wireless must be equipped with two AAA batteries. Due to the availability of AAA batteries, werecommend that you buy the batteries locally. If you prefer to buy from LINAK A/S, the LINAK part number
is: 0063010.
How to mount batteries correctly
1. Underneath the FS3 Wireless. Remove Phillips screws and remove battery cover
2. Place batteries correctly to ensure the electrical polarity and place battery cover again
1.

2.

Battery replacement
Depending on usage, the lifetime is estimated to 3-4 years.
Low battery indication
When the FS3 Wireless foot switch is activated and the battery voltage = < 2.4 V and > 2.2 V, the LED will
flash with 250 m/s ON/OFF 4 times and then turn off.
When the battery voltage is lower than 2.2 V, the LED does not flash anymore and the battery must be
replaced.
FS3 wireless pairing
12Open the battery coveron the back of FS3. Placebatteries and move within 2
meters of the control box.

Activate Direct Pairing bypressing the button underthe battery cover for 3
seconds. Buzzer and LED
are now activated.

3

4

Move the foot switch
within 10 cm of the control
box until the buzzer
frequency changes fromslow to fast.

Confirm pairing by pressing
the button under thebattery cover. A double
confirmation beep meansthat pairing is OK.

Controls | 59

HB30
The HB30 hand control is designed for better user experience andergonomic fit for the hands of caregivers. The compact size ensures one
hand operation. The HB30 is especially suitable for patient lifts and other
MEDLINE® and CARELINE® applications like couches, tables and chairs fortreatment and examination. The HB30 is available in an analogue version
and an OpenBus™ version.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Compatibility:

Analogue JUMBO Systems
Analogue JUMBO systems with diode and OpenBus
JUMBO versions
All OpenBus control boxes
CAL40, CAL40+ and COL50

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1
The HB30 has a compact design and therefore it cannot be approved
according to EN IEC60601-2-52 (Application Environment 4 for care beds
used in Domestic areas (or EN1970)).

How to identify a cable:

How to mount a cable:

B
A

Each cable has a label foreasy identification of item
number and for which
control box it is intended.

Step 1:

Step 2:

Mount the cable lockand fix it to the slot
marked in the picture.

Fix the cable tab on the Fix the tab on the backhand control’s front side as well by pushing.
first.
Push in and twist a
bit to fix the tab (seepicture fit A into B).

How to remove a cable:
Step 1:
Release the cableby pushing e.g. ascrewdriver into thehole on the back of thehand control. Twist andrelease.

Step 3:

Controls | 60

HB30 Display
HB30 Display is designed for better user experience with good ergonomic
fit for caregiver hands as the compact size ensures one-hand operation.
This well-designed hand control is especially suitable for patient lifts andoffers relevant features for standard OpenBus™ systems, while at the sametime allowing for data readout.

Usage
Usage temperature:

5 °C to 40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Controls | 61

Display functionality
It is possible to read out the following information via the HB30 display. This can be divided into categories:
menu, system notification, movement and errors.
Menu
The menu is structured on the basis of a rotating platform which is possible to scroll through via key H7(clockwise). The images shown below are standard for the HB30 display.

Startup screen

If multiple hand controls are in
use at the same time, only one
will receive data, the other willshow the following screen
On mains. This willautomatically overrule thebattery icons when mains isconnected
Battery low
1-2 cycles possible

Charging - flashing between
image with and without
lightning inside

Charging - flashing between
image withand without
lightning inside

Number of days until service isneededNumber of weight overloads(not channel-specific)

H7

Controls | 62
Number of cycles (not channelspecific)

Battery showing state of charge
in %Battery communication notavailable

Amount of work in A*s (notchannel-specific)

Controls | 63
System notifications
The icons shown below will pop up as a notification and must be accepted by pressing the menu scroll
button (H7). When the system is reactivated, the notification will show again unless action has been taken.
Weight overload (not channelspecific)

Service is needed

Error in system detected

Emergency switch has beenpressed

Cleaning is needed

Position is lost (not channelspecific)

Battery is low

H7

Controls | 64
Movements
When pressing the movement button, it will show the screen related to the requested function. When the
button has been released, it will go back to the menu screen which was last shown.
Lift arm moving upwards

Lift arm moving downwards

Lift leg-spread moving inwards

Lift leg-spread moving
outwards

Lift sling moving to the left or
to the rightError codes
The error code is a fixed picture that cannot be hidden by using the menu key (H7).
Communication problem/
no communication.
Can be triggered if control box
is not compatible
View-ID unknown to display

H7

For further information regarding display behaviour, please contact your ususal LINAK contact.

Controls | 65
How to mount a cable
Step 1:
Mount the cable lock and fix it to the slot marked in the picture.
Step 2:
Fix the cable tab on the hand control’s front side first.

B
A

Push in and twist a bit to fix the tab (see picture fit A into B).

Step 3:
Fix the tab on the back as well by pushing.

How to remove a cable
Step 1: Release the cable by pushing for instance a screwdriver into the hole on
the back of the hand control. Twist and release:

Controls | 66

Recommendations• Please ensure that you use the right cable type to ensure the requested functionality. In case of lack ofhand control functionality, check that the hand control cable is the right one for the intended control box
or contact your local LINAK representative.
• Do not submerge the hand control under water.
• Do not sit or lie down on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• When changing hand controls for OpenBusTM systems, the power must be switched off.

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• If the hand control shows signs of damage, the use of HB30 Display might be inappropriate as it mightshow incorrect information.
• The application manufacturer must write an end user manual based on the LINAK user manual which
also includes relevant warnings, information on how to carry out regular inspection and a functionality
description. End users must be trained in all functions.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.

Controls | 67

HB70
The HB70 offers simultaneous drive of multiple actuators which can beused for the memory options. The hand control HB70 can be used for both
OpenBus™ and analogue systems and comes in 3 colours: black, dark grey
and light grey.

Usage
Compatibility:

Compatible with most LINAK control boxes

Approvals:

EN 60601-1, EN 60335-1 and UL 60601-1 as part of a LINAK actuator system

Recommendations• It is not possible to combine HB7x with the binary based CB9..PM/PN• The IPX6 Washable version has a special adhesive for the front covers• The HB75xE0 used together with CB140 will give trend and anti-trend on channel 1 and 2 of the control
box when using the last button row• All front covers use the codes W0 (not Washable) and WW (Washable) Memory:
Memory:• The memory and parallel functions require the control box to have a microprocessor• When storing a memory position on the control box, the actuators must run to the desired position andthe “store” button (S) must be pushed• Then the desired memory position button (1, 2 or 3) must be activated within 2 seconds

Controls | 68

HB80
The HB80 hand control has an optimised ergonomic design shaped for thehand. The hand control is suitable for all kinds of MEDLINE and CARELINE
applications such as hospital beds, patient lifts, treatment and examination
couches etc.
The antimicrobial HB80 version includes active additives in the plastic of thehand control housing and the hook. The front cover has a second layer thatis antimicrobial.

Usage
Usage temperature:

5 ºC to 40 ºC

Storage temperature:-10 ºC to +50 ºC

Compatibility:

Compatible with many LINAK control boxes. For further questions, please ask
your local LINAK.

Approvals:

Approvals: IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1
The HB86 version has a shorter distance between the buttons and cannot beapproved according to EN IEC60601-2-52 Application Environment 4 for carebeds used in Domestic area (or EN1970).
HB80 is designed and tested in accordance with EN60601-2-52, cl.
201.11.6.6.101 (machine washable medical beds).
The HB80 must hang vertically from it’s hook during the washing process.
In order to maintain the flexibility of the cables, it is important that a coiled
cable is placed in such a way that the cable’s own weight does not strain thecoil during the washing process.

Recommendations• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• When a defective HB80 is replaced, check that the new HB80 has exactly the same specification andfunctionality.
• Do not submerge the hand control under water.
• Unless otherwise specified or agreed by LINAK - the hand control is only intended to be used on LINAK
systems.
• When changing hand controls for OpenBus™ systems, the power must be switched off.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes made by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• It is recommended to have a parking place for the hand control on the application, where the customer
ensures that the hand control does not fall off.

Controls | 69
For hand controls with magnets:• If hand controls with magnet are attached to a smooth surface, a movement or twisting of the cable,
for example during transport, can cause the hand control to move and result in damage if the cable issqueezed.
• The force of the magnet depends on the thickness of the lacquering, the lacquering type, stickers, steel
thickness etc. It is the responsibility of the customer to verify that the holding force on the application is
acceptable.
• It is the responsibility of the user/operator to evaluate any possible risk caused by use of permanent
magnets.

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• There is a risk that items with internal magnet for mounting instead of hook can disturb function ofcardiac pacemaker, implantable cardioverter defibrillators or magnetic implants!

Controls | 70

HB100
The HB100 is an intelligent hand control with the LINAK Weighing Solution
and many other features.

Usage
Usage temperature:+5 ºC to +40 ºC

Storage temperature:-10 ºC to +50 ºC

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC 60601-1:2005 + Amd.1:2012(Consolidated version IEC 60601-1:2012 Ed. 3.1)
IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4

Compatibility:

All OpenBusTM control boxes

Flammability rating:

V2

Latex free:Yes

1

Replacing the cableA

2

The cable for the HB100 can be replaced if damaged. To remove the cable, the cable lock must first be
unlocked. This is done by moving the lock-pin clockwise with a screwdriver or another small object, until a
red marker shows. When inserting a new cable, the lock pin must be moved counter-clockwise to secure afastened cable connection.
B

3

4

C

5

6
D

7

E

8

F

A

1

B
2

3
C
W
Fo

E

rm

4

at:

OV

Ge

du

nfid

PR

A3

Pro
Co

IM

ct:

tial:

Pro

ne

ral

-

per

ty o

f LI

NA

E

Sh

YO

ral

t:

To

Su

lera

rfa

ce

/S

e:

Ch

ara

cte

me

GR

OU

PH

EA

Ty

Ma

p
LI
FE Co e:
lor:
3/3
Pro

nc

Na

KA

UR

ee

ne

Ge

en

:

r:

-

Sc

ale

du

:

ce

-

r:

teri

al:

-

-

1:1
0

D
Vo

lum

DQ

UA

RTE

R,

e:

10

08

DK

-643

0N

OR

DB

10

OR

G,

03

mm

Ap

³

34

DE

w9

NM

00

AR

KP

ho

ne

pro
ve
db
dif
y:
ied
by
:
db
He
y:
n
No
:
He rik A
.O
fc
.
n
2D
he
20 rik A Thom
Sta
ck
18
.T
te:
3D
dim
s
-0
Sta
en
5-3 hom en
sio
te:
se
0
n
n
De s (#):
No
s
ig
De
.:
n
Mo

Cre

6.a

Up

+45

73

ate

da

sm
15

15

15

; FA

X+

45

74

45

80

48

.N

ot

to

ted

/Ite
ra
tera tion
tion 5
38

sig

be

ha

nd

ed

n/I

10
ove

34

r to

W9

, co

pie

00

do

6-A

r us

ed

by

third

par

ty.

-

E

Controls | 71

Recommendations• Unless otherwise specified or agreed with LINAK®, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• Inform the customer only to use the magnet key supplied by LINAK.
• Check the hand control after connecting all devices to make sure that all features are recognised andvisible in the display. If they are not, it is recommended to make a rescan.
• Inspect the cable lock before use. If the red indicator is visible, the cable is unsecured. The detachable
cables must also be locked.
• It is recommended to make a functional test of the application before setting it into operation.
• If an error occurs on a component installed on the system, the error will be shown in the display. If theerror is still valid after a restart of the system, the component will be shown as disabled (greyed out).
When entering the component, it will show the error again. If it is intended that the feature/component
is not on the system, we recommend to disable the component in Scan system to avoid the misleading
error.
• If an error has damaged a software component or the communication to the hand control is lost
due to a software error, the affected feature will show an error in the display. If the error or missing
communication is still valid after restart or rescan, the feature will not be shown in the display.
• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes caused by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• Do not submerge the hand control into water.
• Keep the hand control in upright position with the cable downward when washing.
• In order to maintain the cable flexibility, it is important to place a coiled cable in such a way that its own
weight does not strain the coil during the washing process.

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the bed.
• If the hand control shows signs of damage, the use of HB100 might be inappropriate as it might show
incorrect information.
• The application manufacturer must write an end user manual based on the LINAK user manual which
also includes relevant warnings, information on how to carry out regular inspection and a functionality
description. End users must be trained in all functions.
• Inform the customer that using the magnet key cannot wake up a low-power system or a system runningon battery. The system will wake up when a key is activated to unlock the system.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.

Controls | 72

System error overview
GeneralControl box

Out Of Bed
detection

Scale

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guideE1AA01OpenBus dead

Local component

Check connections and cables

W1AA01

Running on
battery

Local component

Reconnect the system to mains

W1AA02

System is on
hold

Local component

System is on hold, no error sent

E1AA02Global error

Local component

Check connections and cables and restart system

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guide

E1AB01

Fatal error

Control box

Check connections and cables and restart system

W1AB01

Low battery

Control box

N1AB02

Battery charging Control box

N1AB03On battery

Control box

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guide

E1AD01

Communicationerror

OOB component

Turn Out Of Bed on/off

E1AD02OOB not readyOOB component

Check connections and cables

E1AD03

CB not readyOOB component

Current backrest position does not allow OOB
monitoring, run the backrest down

E1AD04

Load cell 1 error

OOB component

Check load cell 1 connections and cables

E1AD05

Load cell 2 error

OOB component

Check load cell 2 connections and cables

E1AD06

Load cell 3 error

OOB component

Check load cell 3 connections and cables

E1AD07

Load cell 4 error

OOB component

Check load cell 4 connections and cables

E1AD08Hardware error

OOB component

Check connections and cables and restart system

W1AD01OOB missing

Scan System

Check connections and cables and restart system

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guideE1AE01

Communication
error

Scale component

Turn Scale on/off

E1AE04

Load cell 1
disconnect

Scale component

Check load cell 1 connections and calibrate
system

E1AE05

Load cell 2
disconnect

Scale component

Check load cell 2 connection and calibrate system

E1AE06

Load cell 3
disconnect

Scale component

Check load cell 3 connection and calibrate system

E1AE07

Load cell 4
disconnect

Scale component

Check load cell 4 connection and calibrate system

E1AE08Not calibrated

Scale component

Please calibrate the system again

E1AE09

Incorrect
calibration

Scale component

Please calibrate the system again

E1AE10

Checksum
failureScale component

Turn Scale on/off

E1AE11

Hardware error

Scale component

Check connections and cables and restart system

U1AE01

Overload

Scale component

Remove weight from the bed.
Load from bed frame and patient is higher than
the approved max. load.
Risk of damage to the bed.

U1AE02Insufficient load

Scale component

Please add weight to the bed.
Load from bed frame and patient is lower thanthe calibrated zero. Add load or check if load cellis unloaded due to external factors.

Controls | 73

Scale

Under Bed
Light

QLCI2

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guideU1AE03Weightunstable

Scale component

Make sure the weight is stable.
In case of retry, make sure not to change weight
during operation.

U1AE04

Auto
Scale component
compensation
over max. limit

Please remove weight from the bed and try again

U1AE05

Auto compensation below
min. limit

Please add weight from the bed and try again.

U1AE06

Zero over max. Scale component
limit

Please remove weight from the bed and try again

W1AE01

Scale missing

Scan system

Check connections and cables and restart system

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guideE1AF01

Under Bed
UBL component
Light 1 missing

Check connections and cables and restart system

E1AF02

Under Bed
UBL component
Light 2 missing

Check connections and cables and restart system

W1AF01

Under Bed
Light missing

Scan System

Check connections and cables and restart system

Message ID

Description

Generated byTroubleshooting guideE1AL01

Load cell 1
disconnect

QLCI

Check load cell 1 connections

E1AL02

Load cell 2
disconnect

QLCI

Check load cell 2 connections

E1AL03

Load cell 3
disconnect

QLCI

Check load cell 3 connections

E1AL04

Load cell 4
disconnect

QLCI

Check load cell 4 connections

Scale component

Controls | 74

HB190
The HB190 is an advanced hand control designed for high-end medical
equipment. It contains 9.5 rows, giving the care staff 19 buttons for
activation. It is equipped with 21 LEDs, providing user-friendliness due to theclear overview of the battery status, locking status and service indication.
Furthermore, the HB190 comes with an exchangeable cable and is IPX6
Washable DURA™, ensuring a long product lifetime.

Usage
Operation temperature:+5 °C to + 40 °C

Storage temperature:-10 °C to + 50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Operational atmospheric pressure:

800 to 1060 hPa

Storage atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Operational meters above sea level:

Max. 2000 meters

Approvals:

IEC60601-1
IEC60601-1-2

Compatibility:

All OpenBusTM control boxes

Flammability rating:

UL94 V2

Latex free:Yes

Recommendations• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• Inform the customer only to use the magnet key supplied by LINAK.
• It is recommended to make a functional test of the application before setting it into operation.
• Inspect the cable lock before use. If the red indicator is visible, the cable is unsecured. The detachable
cables must also be locked.
• In order to maintain the cable flexibility, it is important to place a coiled cable in such a way that its own
weight does not strain the coil during the washing process.
• When changing hand controls for OpenBus™ systems, the power must be switched off.
• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes caused by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• Do not submerge the hand control into water.
• Keep the hand control in upright position with the cable downward when washing.
• Does not comply with the 10/15 rule (IEC 60601-2-52:2009 Annex BB. 3.3.3)• Be aware of the current consumption which is 28 mA. With all LEDs lit it will be 65 mA.
LED current consumption: Red LED
1.2 mA
Yellow LED

1.7 mA

Green LED

3.9 mAWhite LED

1.3 mA

Controls | 75

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the bed.
• If the hand control shows signs of damage, is dropped or otherwise damaged, the LEDs and backlightmight be unfit to use and might show incorrect information.
• Inform the customer that after loss of mains power, the lock state is reset to the default setting. Be awareof a special setup for a magnet lock of low power system in case of power down on mains. Also beaware that the lock is reset when running on battery or when powered down.
• Inform the customer that using the magnet key cannot wake up a low-power system or a system runningon battery. The system will wake up when a key is activated.
• Inform the customer that a powerful magnetic field may change the lock state.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.

Controls | 76

HB200
The HB200 Wireless is a Bluetooth® Low Energy (BLE) hand control for the
medical and beds segments. It is available with up to 5 rows and locking ofindividual channels by using a magnet key. One LED will function as pairingand battery indicator.

Usage
Operation temperature:+5 °C to + 40 °C

Storage temperature:-10 °C to + 50 °C

Relative humidity:

20% to 80% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Approvals:

IEC 60601-1
IEC 60601-1-6
IEC 60601-1-2
ANSI/AAMI ES60601-1
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1
RED 2014/53/EU
FCC Part 15.249
IC RSS247
Telec MIC.

Compatibility:

All OpenBusTM BLE control boxes

Controls | 77

Functionality
Locking is possible with/without the magnet and pressing a key
on the HB200.
Please note that the way to lock must be defined in the control
box software.
As an example to lock with magnet: hold the magnet key overthe marking ( ) and press an odd key number (Typically the up
arrow). To unlock a row use the magnet key and press an evennumber (Typically the down arrow).

2

3

2

3

0

1

0

1

4

5

4

5

6

7

6

7

8

9

8

9

Magnet key
Remember to order magnet key:
Magnet key - ordering no. 0858008 (RAL 7035 light grey)

Battery
The battery in the HB200 is a standard CR2032 coin cell battery.
Battery lifetime
With a usage of 140 sec/day, the HB200 will last approximately two years.
Changing the battery
To change the HB200 battery, open the battery cover on
the back using a coin or a similar tool to turn the arrowcounterclockwise from the locked state to the unlocked
state.
Low battery indication - When the battery power level
falls below 20%, the LED will flash 4 times when a key ispressed.
New battery indication - When the battery has beenchanged, the LED will be lit for 4 seconds after the first
keypress.
Battery cover
It is possible to order extra battery covers.
Battery cover ordering no. SA1031W9012

Controls | 78

Pairing Bluetooth devices
Direct pairing
Direct pairing is used for pairing a LINAK control directly to a LINAK control box that supports BLE.
1. Enter pairing mode
2. Move the hand control closer to the control box you want to pair with
3. Pair the hand control with the control box
Entering Pairing Mode

2

3

0

1

4
6
8

5
7
9

2

3

0

1

4

5

6

7

8

9

Place the magnet key overthe Hall ( ) and press key
1 for 3 seconds to enter thepairing mode

When in pairing mode,the control box buzzer will
begin to beep, and the
LED will begin to blink.
The control unit LED will
also begin to blink withthe same frequency as thenearest control box.

In pairing mode, the light/sound frequency will increase when the HB200 gets closer to a control box.

Controls | 79

Connecting to the control box
When the hand control LED is blinking fast and the control box gives a high frequency sound in the same
speed, the devices are ready for pairing. To finalise the pairing, press Key 1 on the hand control.

2

3

0

1

4

5

6

7

8

9

Press key 1 to connect
the hand control to thecontrol box

Adjust your application
with a LINAK wirelesscontrol

Recommendations• Do not submerge the hand control in water.
• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• It is recommended to check the hand control for damage and holes caused by violent handling before
washing the application or at least once a year.
• Always perform the pairing of hand control and control box in close proximity to the application. Also
ensure that the pairing has been made with the correct application by operating the application after
ended pairing.
• When intending to operate an application with LINAK BLE, please ensure that the correct BLE handcontrol is used. Otherwise, there is a risk of unintended movement of the application that has been
paired with the BLE hand control.
• When changing the battery, the battery cover must be lubricated with technical white Vaseline for easy
mounting and to avoid fluids from entering the hand control.
• The string attachment hole must not be used as a magnet key placeholder. The HB200 locking modecan be activated by the magnet key both on the front and the back of the hand control resulting in
unavailable drive functions.

Controls | 80

Warnings
Wireless risks and recommendations
Due to some customer concerns regarding the range of BLE, LINAK decided to set the RF sensitivity and thetransmit power settings to a maximum. In addition to that, LINAK Standard BLE allows pairing all the time.
Risk 1
If a BLE hand control is to be paired with an application, this can be done without coming closer to theapplication, as the above-mentioned settings are at a maximum. In such a scenario, there is a risk of pairingwith another application from a longer distance as opposed to the distance of the application you want topair with. The rule is that a BLE hand control is paired with the closest BLE device that it detects, however,the BLE device is not always physically closest.
Recommendation for Risk 1
The pairing process must always be made in near proximity to the application. It must also be ensured thatthe pairing is done with the correct application by simply operating the application after the pairing process.
Risk 2
In case that there are more LINAK BLE applications in a building and the BLE hand controls are accidentally
swapped, there is a risk of operating another BLE application if within range. This can cause unintended
movement and can have severe consequences for the patients’ health.
Recommendation for Risk 2
When intending to operate an application with LINAK BLE, it must be ensured that the correct BLE handcontrol is used. Otherwise, there is a risk of unintended movement of the application that has been pairedwith the BLE hand control.

Controls | 81

HB400
The HB400 hand control is designed for a wide range of applications suchas hospital beds, nursing home beds and other medical applications such astreatment chairs and couches.

Usage
Operation temperature:+5 °C to + 40 °C

Storage temperature:-10 °C to + 50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Flammability rating:

HB

Latex free:Yes

Approvals:

IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Magnet key - article no. 0858008

Recommendations• It is recommended to make a functional test of the LINAK system in order to ensure that control box andhand control are communicating correctly.
• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• Inform the customer only to use the magnet key supplied by LINAK.
• Do not submerge the hand control into water.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes caused by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• In order to maintain the cable flexibility, it is important to place a coiled cable in such a way that its own
weight does not strain the coil during the washing process.
• When changing hand controls for OpenBus™ systems, the power must be switched off.
• When a defective HB400 is replaced, check that the new HB400 has exactly the same specification andfunctionality.

Controls | 82

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• The application manufacturer must write an end-user manual based on the LINAK user manual which
also includes relevant warnings, information on how to carry out regular inspection and a functionality
description. End users must be trained in all functions.
• Inform the customer that using the magnet key cannot wake up a low-power system or a system runningon battery.
• The system will wake up when a key is activated and the magnet key will then unlock the system.
• Inform the customer that a powerful magnetic field may change the locking state.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.

Controls | 83

HD80
The HD80 makes it possible to have two hand controls in one unit. The
hand control is equipped with a magnet locking function, making it
possible to have two levels of operation – one for the patient and relatives
and one for the caregiver staff. The HD80 provides a great overview using
LED indication of functions being locked or unlocked. The hand control isdesigned to work with OpenBus™ systems.

Usage
Usage temperature:

5 ºC to 40 ºC

Storage temperature:-10 ºC to +50 ºC

Compatibility:

Compatible with CB6 and OpenBus™ control boxes.
Please contact LINAK

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Standard HD80
HD84C1J0550004-200120012D1C000
Item number J90208
This hand control can be used as a combination of a hand control and the ACO. It has two levels of operation,
where the first is a patient mode with regular operations like hi/lo and trend/anti-trend. Use the magnet key tooperate the next level, care mode, where it is possible to lock functions.
The LEDs show which functions are locked and which are not.
Magnet key - article no. 0858008

Controls | 84

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the bed.
• Inform the customer that after loss of mains power, the lock state is reset to the default setting. Be awareof a special setup for a magnet lock of low power system in case of power down on mains. Also beaware that the lock is reset when running on battery or when powered down.
• Inform the customer that using the magnet key cannot wake up a low power system or a system runningon battery. The system will wake up when activating a key and then the magnet key can unlock thesystem.
• Inform the customer that a powerful magnetic field may change the lock state.
• Always use O-rings on connectors and cable locks.
• There is a risk that items with internal magnet for mounting instead of hook can disturb function ofcardiac pacemaker, implantable cardioverter defibrillators or magnetic implants

Recommendations• Inform the customer to use only the magnet key supplied by LINAK. We also recommended to make afunctional test of the application before putting it into operation.
• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• When replacing a defective HD80, check that the new HD80 has exactly the same specification andfunctionality.
• Do not submerge the hand control under water.
• Unless otherwise specified or agreed by LINAK, the hand control is only intended to be used on LINAK
systems.
• When changing hand controls for OpenBus™, the power must be switched off.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes made by violent handling
before washing the bed or at least once a year.
• In order to maintain the flexibility of the cables, it is important that a coiled cable is placed in such a waythat the cable’s own weight does not strain the coil during the washing process.
For hand controls with magnets:• If hand controls with magnets are hooked on a smooth surface, a movement or twisting of the cable,
for example during transport, can cause the hand control to move and result in damage if the cable getssqueezed somewhere.
• The force of the magnet depends on the thickness of the lacquering, the lacquering type, stickers, steel
thickness etc. It is the responsibility of the customer to verify that the holding force on the application is
acceptable.
• It is the responsibility of the user/operator to evaluate any possible risk caused by use of magnets.
• It is recommended to have a parking place for the hand control on the application where the customer
ensures that the hand control does not fall off.

Controls | 85

HD80 JUMBOThe HD80 JUMBO is a hand control with an optimised ergonomic design
and functions that are activated via dome buttons.

Usage
Usage temperature:

5º C to 40º C

Storage temperature:-10º C to +50º C

Compatibility:

Only compatible with CBJ Care

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Flammability rating:

UL94-V2

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.
• There is a risk that items with internal magnet for mounting instead of hook can disturb cardiac
pacemaker functions, implantable cardioverters, defibrillators or magnetic implants.

Recommendations• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards.
• When a defective HD80 is replaced, check that the new HD80 has exactly the same specification andfunctionality.
• Do not submerge the hand control under water.
• Unless otherwise specified or agreed by LINAK, the hand control is only intended to be used on LINAK
systems.
• When changing hand controls for OpenBus™, the power must be switched off.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes made by violent handling
before washing the bed or at least once a year.
• In order to maintain the flexibility of the cables, it is important that a coiled cable is placed in such a waythat the cable’s own weight does not strain the coil during the washing process.

Controls | 86
Hand controls with magnets• If hand controls with magnet are hooked on a smooth surface, a movement or twisting of the cable,
for instance during transport, can cause the hand control to move and result in damage, if the cable issqueezed somewhere.
• The force of the magnet depends on the lacquering thickness, the lacquering type, stickers, steel
thickness etc. The customer has the responsibility to verify that the holding force on the application is
acceptable.
• The user/operator is responsible for evaluating any potential risk caused by the use of magnets.
• It is recommended to have a parking spot for the hand control on the application where the customer
ensures that the hand control does not fall off.

Controls | 87

HL70
The HL70 is a hand control with integrated locking function, where aselective locking of the different functions is available by use of a special
key.
HL70 is an alternative to HB70 combined with an attendant control panel
such as the ACL.

Usage
Exchangeability:

Exchangeable with HB70

Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Compatibility:

Compatible with many LINAK control boxes

Approvals:

IEC 60601-1
IEC 60601-1-6
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

Recommendations• To switch between locked and unlocked position a small knob between the two push buttons has to beturned 20° by use of a special key.
• The key is for the use of the nursing staff only, there are two types, one is made of plastic the othermetal.
• For all types: Attention should be given to ensure that the channels shown correspond to the channels
available on the chosen control box.
• The HL70 must hang vertically from its hook during the washing process. In order to maintain theflexibility of the cables, it is important that a coiled cable is placed in such a way that the cable weight
does not strain the coil during the washing process.

Controls | 88

HL400
HL400 is designed for various healthcare applications, such as home careand nursing home beds and other medical applications, for instance chairs
and lifts. It offers up to 5 rows of buttons and mechanical locking thatmakes it possible to do a selective locking of the different functions by useof a key.

Usage
Operation temperature:

5 °C to 40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Flammability rating:

HB

Latex-free:Yes

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Technical specification – analogue
HL400 analogue can be used together with all analogue control boxes that support modular plugs andwhere an analogue input can be handled.
Locking and unlocking is a manual function. Insert key into the two gaps of the circular lock and turnclockwise to lock.
Turn counterclockwise to unlock. As factory setting, the hand control is unlocked. When the hand control is
unlocked, the indicator is green. When locked, the indicator is yellow.
The indicators are made as coloured dots as a part of the lock itself. Either green or yellow is shown throughthe transparent part of the standard front cover.
The indicator must show green for the selected function to be activated.
Unlocked

LockedControls | 89

LINAK® keys
LINAK hand control keys are intended for nursing staff use only.
There are two different types of keys available for locking and unlocking the hand control:
Article no. 00914516

plastic, PANTONE 660 (blue)

Article no. 00914721

metal

The keys must be ordered separately.

Recommendations• It is recommended to make a functional test of the LINAK system to ensure that control box and handcontrol are communicating correctly.
• Unless otherwise specified or agreed with LINAK, the hand control is only intended to be used for LINAK
systems.
• Inform the customer only to use the hand control key supplied by LINAK.
• Do not submerge the hand control into water.
• It is recommended to check the hand control and cable for damage and holes caused by violent handling
before washing the application or at least once a year.
• To maintain the cable flexibility, it is important to place a coiled cable in such a way that its own weight
does not strain the coil during the cleaning process.
• When changing the hand control for OpenBus™ systems, the power must be switched off.
• When a defective HL400 is replaced, check that the new HL400 has the exact same specification andfunctionality.
• Violent use of the HL400 key can cause either damage to the keyhole or the key itself.
• If a lock key is missing, then full control over the application could be missing.
• Inform the customer only to use the hand control key supplied by LINAK.
• Clean the hand control regularly to ensure good hygiene standards• It is recommended to have a parking place for the hand control on the application, where the customer
ensures that the hand control does not fall off.
For hand controls with magnet:• If hand controls with magnets are attached to a smooth surface movement or twisting of the cable,
for example during transport, can cause the hand control to move and result in damage if the cable issqueezed.
• The force of the magnet depends on the thickness of the lacquering, the lacquering type, stickers,
steel thickness etc. The customer is responsible for verifying that the holding force on the application is
acceptable.
• The user/operator is responsible for evaulation of any possible risk caused by use of permanent magnets.

Controls | 90

Warnings• Do not sit or lie on the hand control. It can cause unintended movement of the application.
• The application manufacturer must write an end user manual based on the LINAK user manual which
also includes relevant warnings, information on how to carry out regular inspection and a functionality
description. End users must be trained in all functions.
• Always use O-ring on connectors and cable locks.
• When using the locking function of the HL400, check that the hand control switches are actually locked.
• The HL400 locking function only locks the actual hand control.
• Locking of a single HL400 channel does not necessarily prevent this channel from activation, if the samechannel is covered by another hand control button (for instance in case of simultaneous drive) or anothercontrol unit.
• There is a risk that items with internal magnet for mounting instead of a hook can disturb the function ofcardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators or magnetic implants.

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.my

Colombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.be

Netherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.no

Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk
Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi
FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr
Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de
India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se
Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch
TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Ireland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)
Fax:+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile)
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk
United Kingdom
Italy
LINAK UK Limited
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+44 (0)121 544 2211
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+44 (0)121 544 2552
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail:sales@linak.co.uk
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.co.uk
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-10 • LIT-63-02-004 F

Slovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co