16CH 高速アンプディスクリ
APG1916
取扱説明書

第 1.1.0 版 2021 年 7 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 APG1916－ 目 次－
１．

安全上の注意・免責事項................................................................................................................................................................................................................................... 3２．

概要...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4２．１．

特徴.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 4２．２．

仕様.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 5３．

外観...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6３．１．

コネクタピン配置........................................................................................................................................................................................................................................ 7

３．２．

RS-485 ケーブル................................................................................................................................................................................................................................. 10

３．３．

ソフトウェア............................................................................................................................................................................................................................................... 11４．

設定.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12４．１．

RS-485 接続............................................................................................................................................................................................................................................ 12４．２．

NI USB-485 ドライバ インストール............................................................................................................................................................................... 13４．３．

PC ソフトウェアのインストール............................................................................................................................................................................................. 19５．

PC ソフトウェアの説明 ................................................................................................................................................................................................................................ 21

５．１．

画面...................................................................................................................................................................................................................................................................... 21

５．２．

操作...................................................................................................................................................................................................................................................................... 22５．３．

初期化データに関して ........................................................................................................................................................................................................................ 25

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

１． 安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下「弊社」）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。製品をご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。

製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はできません。
強い衝撃や振動を与えないでください。
分解、改造はしないでください。
水や結露などで濡らさないでください。濡れた手での操作もおやめください。
発熱、変形、変色、異臭などがあった場合には直ちにご使用を止めて弊社までご連絡ください。

注意事項
製品の使用温度範囲は室温とし、結露無いようにご使用ください。
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
製品は高精度な精密電子機器です。静電気にはご注意ください。
製品は、ほこりの多い場所や高温・多湿の場所には保管しないでください。
携帯電話やトランシーバー等、強い電波を出す機器を近づけないでください。
電気的ノイズの多い環境では誤作動のおそれがあります。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

本書は、製品とアプリケーションの取り扱いについて記載したものです。
※本書の記載内容は予告なく変更することがあります。

3

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

２．

概要

テクノエーピー社製 APG1916（以下本機器）は、１６チャンネルを備えた高速アンプディスクリです。チャンネル毎にゲインの切り替えとスレッショルドのレベル設定が可能です。設定は、PC より RS-485（半２重）を経由して行えます。最大３１枚の基板を制御できます。ライズタイム（立ち上がり時間）が、1.5nsec 以下と極めて早い立ち上がり特性を備えます。

２．１．

特徴

・ １６チャンネルを独自にゲイン、スレッショルドレベル、オフセットの設定を行える・ ライズタイム（立ち上がり時間）が、1.5nsec 以下と極めて早い立ち上がり特性
・ コンパレーター入力の波形をモニター出力（１６チャンネルから１チャンネルを選択する）
・ 各種設定は RS-485 経由で PC から設定（設定内容は内部メモリに保存）
以下に本機器の内部信号処理ブロックを示します。

図 1 内部信号処理ブロック4

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

２．２．
（１）

仕様

入力部

・ 入力インピーダンス５０Ω

・ 入力カップリング

AC/DC （出荷時に選択します）

・ 入力保護

±１００V、１μsec

・ コネクタ３４ピン MIL コネクタ（型式：オムロン XG4A-3434）

（２）

アンプ部

・ BandWidth

250MHz ( Gain : x10)

・ 立上がり時間

1.5nsec 以下

・ Gain 切替

ｘ5 ｘ10 ｘ25 ｘ50

・ オフセット調整

12bit DAC コントロール 0～±1V（３） ディスクリ部・ Maximum Rate・ スレッショルド（４）

125MHz12bit DAC コントロール 0～±1V

出力部

・ 信号レベル

LVDS 信号・ コネクタ３４ピン MIL コネクタ（型式：オムロン XG4A-3434）（５）

モニター出力部

・ 出力インピーダンス

50Ω

・ コネクタLEMO 社製 00.250

（６）

通信部

・ RS-485（半２重）

ノード数最大３２（接続可能枚数３１枚）

・ コネクタヒロセ DF11 ４ピン ライトアングル（型式：DF11-4DP-2DS）・ アドレス設定

基板上のロータリースイッチにて設定（0～255）（７） 全般・ 電源電圧+5.3V, -5.3V

・ 消費電流1400mA, 1400mA

・ サイズ

114(W)ｘ178(H)ｘ12.5(D) コネクタを除く

・ 環境条件

0～40℃(結露なきこと)

・ 電源コネクタ

ヒロセ DF11 6 ピン ライトアングル（型式：DF11-6DP-2DS）

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

３．

外観

CN3

CN2
CN1

CN4CN5SW1
DIPSW1P1SW2
図 2 外観（１） ＣＮ１ 信号入力コネクタ（２） ＣＮ２ ディスクリ出力コネクタ（３） ＣＮ３ モニター出力コネクタ（４） ＣＮ4 電源コネクタ（５） ＣＮ5 RS-485 接続コネクタ（６） DIPSW1(RS-485 終端スイッチ)（７） SW2(RS-485 装置 ID 上位 4bit)（８） SW1(RS-485 装置 ID 下位 4bit)（９） P1 マイコン書き込みコネクタ

ピン配置は表 1 を参照願います
ピン配置は表２を参照願います
出力ＣＨは、ＲＳ－４８５経由で設定します+5.3Ｖ, -5.3Ｖを接続します
オンにすると 120Ωで終端します
16 進数で設定します
16 進数で設定します※保守用です6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

３．１．
（１）

コネクタピン配置

信号入力コネクタピン配置 ＣＮ１ XG4A-3434（オムロン）

表 1 ＣＮ1 コネクタピン配置
ピン番号

機能11ch2

GND32ch4GND

53ch

6

GND

74ch

8

GND

95ch

10

GND

116ch

12

GND

137ch

14

GND

158ch

16

GND

179ch

18

GND

1910ch20GND2111ch22

GND2312ch24

GND2513ch26GND2714ch28GND2915ch30GND3116ch

32

GND

33

NC

34

NC
7

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916（２）

信号出力コネクタピン配置 ＣＮ2 XG4A-3434（オムロン）

表 2 ＣＮ2 コネクタピン配置
ピン番号

機能

1DP12

DN1

3DP24

DN2

5DP36

DN37DP48

DN49DP510

DN511DP612

DN613DP714

DN715DP816

DN817DP918

DN919DP1020DN1021DP1122

DN1123DP1224

DN1225

DP1326

DN1327

DP1428DN1429DP1530

DN1531

DP1632

DN1633

GND34GND

注１） 今回のロットではＤＰとＤＮが反対に出力されています。（基板上のジャンパー抵抗の入れ替えで変更可能）
8株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916（３）

電源コネクタピン配置 ＣＮ４ DF11-6DP-2DS（ヒロセ)

表 3 ＣＮ4 コネクタピン配置
ピン番号

機能

1+5V

2+5V

3GND

4GND

5-5V

6-5V

（４）

ＲＳ－４８５コネクタピン配置 ＣＮ５ DF11-4DP-2DS(ヒロセ)

表 4 ＣＮ5 コネクタピン配置
ピン番号

機能1A2B

3GND

4GND

（５）

マイコン書き込み用 Ｐ１ DF11-6DP-2DS（ヒロセ)※保守用です。通常は使いません。

表 5 P1 コネクタピン配置
ピン番号機能1

RESET_N

2

MODE

3D+3.3V

4GND

9

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

３．２．
（１）

RS-485 ケーブル

PC 側接続ケーブル

添付するＰＣソフトウェアは本ケーブル専用となります。
使用には添付するＣＤからドライバーソフトのインストールとドライバーの設定が必要となります。
詳細はＮＩ ＵＳＢ－４８５ドライバーインストールを参照願います。

（２）

485 変換-基板 接続ケーブル（３）

電源 接続ケーブル

10

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

３．３．

ソフトウェア

以下の CD-ROM を使用して windows PC に制御ソフトウェアをインストールして使用します。
(詳細に関してはＰＣソフトウェアのインストールを参照願います)

写真 1 CD-RMO

図 3 操作画面

11

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

４．

設定

４．１．
（１）

RS-485 接続

基板毎に固有のアドレスを設定します。
最大で３１台接続できます。設定値は 01h(1)～1Fh(31)を設定します。
割り当ては固定です。ＰＣが０番、他は以下のようになっています。（出荷時設定）
表6
製造番号（基板上にシール貼り付け）

アドレス割当A465-001

０１ｈ

A465-002

０２ｈA465-003

０３ｈA465-004

０４ｈA465-005０５ｈ

A465-006０６ｈ

注1） ＰＣの制御ソフトウェアの都合上基板の割り当ては番号の小さいほうから順に設定します。
注2） 基板の設定データはＰＣソフトウェア(ini ファイル)と各基板のマイコンのフラッシュメモリに格納されいます。基板のＩＤを出荷時設定と変えてしまうと、ini ファイルとマイコンデータの対応が取れず、出荷時の調整結果が反映されない場合があるので、ＩＤを変更せずの使用願います。
（２）

基板の終端スイッチをＯＮ／ＯＦＦします。ＰＣからもっとも離れている基板をＯＮに、それ以外を OFF に設定します。PC 側のターミナルＯＮはドライバーソフトの設定で行います。NI USB-485 ドライバーインストールのセクションを参考願います。

図 4 終端スイッチを ON/OFF12

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

４．２．
（１）

NI USB-485 ドライバ インストール

添付ドライバーＣＤのインストール
NI USB-485 添付のドライバーＣＤをドライブに挿入し、インストールソフトが起動するのを待ちます。起動しない場合は autorun.exe を実行します。

INSTALL NI-Serial を選択します。

はい（Ｙ）を選択します。（管理者権限で実行しないと出る場合があります。）

13

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

NEXT を選択します。

NEXT を選択します。

NEXT を選択します。

14

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

最新版を確認する場合、チェックを入れます。

NEXT をクリックします。

ここで古いバージョンの LabView がインストールされていた場合、このメッセージが出てインストールができない場合があります。この場合は古い LabView をアンインストールする必要があります。

15

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

同意して NEXT をクリックします。

同意して NEXT をクリックします。

NEXT をクリックします。

16

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

NEXT をクリックします。

NEXT をクリックします。

NI Update Service にチェックを入れるかどうかを聞いてきます。どちらかをクリックします。

ＰＣを再起動します。

（２）

ドライバーの設定
次に、NI USB-485 ケーブルをＵＳＢポートに刺し、認識するまで待つ。最初は時間がかかります。
コントロールパネルのデバイスマネージャーを起動します。

17

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

認識すると COM ポートとして表示されます。選択してプロパティを表示します。

上記のように設定します。
次に、“Advanced”ボタンをクリックする。

“2 Wire Auto” にし、“Bias Resistor Enabled” にチェックを入れる。
ＯＫをクリックして終了する。
本設定で確認したＣＯＭ番号はＰＣソフトウェア設定上必要な情報ですのでメモしてください。
また、ＵＳＢポートの刺し口を変更しますと番号が変わってしまう可能性がありますので、そのつど確認願います。
以上で終了です。

18

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

４．３．

PC ソフトウェアのインストール

以下、添付のインストールＣＤから、ＰＣアプリケーションのインストールを行います。管理者権限で実行してください。
（１）

インストールの開始
添付のインストールＣＤをドライブに挿入し、setup.exe を実行します。

（２）

インストール先の設定必要に応じてインストールするディレクトリを指定します。通常はデフォルトのままです。
次へ(N)を選択します。

（３）

インストーラの実行を開始
次へ(N)を選択します。

19

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916（４）

インストールの完了終了(E)を選択します。

※ アンインストール
・コントロールパネル→プログラムと機能を選択します。
・表示されたプログラムの一覧から APG1916 を選択します。

・アンインストールするか確認画面が表示されるので、はい(Y)を選択します。

20

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

５．

PC ソフトウェアの説明

５．１．

画面

・COM Port

デバイスマネージャーで確認したＣＯＭ番号

・

アドレス最大値:ボード(基板)のＩＤの最大値

ボード設定
・

ボードアドレス通信を行うボード(基板)のＩＤ(アドレス最大値まで)

・

設定送信:設定値をボード(基板)に送信します(設定中 LED が点灯します）

・

設定読取

設定値をボード(基板)から読み取ります(読込中 LED が点灯します）

・設定記憶

送信した設定値をボード(基板)に記憶します。

設定値
・

Gain

チャンネル毎のゲイン設定値(x5,x10,x25,x50)

・Offset(Volt)

チャンネル毎のオフセット設定値(-1V～+1V)

・Threshold(Volt)

チャンネル毎のスレッショルド設定値(-1V～+1V)

・

MonCh

モニター信号出力を行うチャンネル

・

MonOffset(Volt)

チャンネル毎のモニター信号出力のオフセット設定値(-57mV～+57mV)

21

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

５．２．
（１）
・（２）

操作

起動
スタートボタン→TechnoAP→APG1916 を選択するか、デスクトップのアイコンを選択して実行します。

COM Port 接続・PC ソフトウェア起動時に自動的に COM Port で指定された COM 番号に接続します。

・COM Port 接続に失敗すると、以下のエラーが表示されます。

・

エラーが発生した時は COM Port の設定を確認して、ファイル→再接続を選択、または Ctrl+R キーを押します。

（３）
・（４）

アドレス最大値
通常 6 のまま使用します。
ボードアドレス・通信を行うボボード(基板)のＩＤを設定します。

・

ボードアドレスを変更すると、PC ソフトウェアで記憶していた対応するボード(基板)の設定値が表示されます。

・表示される設定値は PC ソフトウェアで記憶していた値で、実際にボード(基板)に設定値と異なる場合があります。

22

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

（５）

設定送信

・

画面に表示されている設定値をボード(基板)に送信します。

・

送信した設定値で動作します。

・

設定記憶を行なわずに電源を切断すると、次回以降電源を投入したときに前回設定記憶を実行したときの設定値に戻ります。

（６）
・
（７）

設定読取
ボード(基板)に設定されている設定値を受信して画面に表示します。
設定記憶・ボード(基板)に設定されている設定値をボードに記憶します。

・

次回以降電源を投入したとき、記憶した設定値を読み取って動作します。

（８）

設定値

・

表示される設定値は PC ソフトウェアで記憶していた値です。

・PC ソフトウェアを終了したときの設定値をファイルに保存します。

・

設定値を変更後に設定送信→設定記憶を行わずに PC ソフトウェアを終了した場合、実際にボード(基板)に設定値と異なる場合があります。

・

Gain

チャンネル毎のゲイン設定値(x5,x10,x25,x50)のいずれかを選択します。

・Offset(Volt)

チャンネル毎のオフセット設定値(-1V～+1V)の範囲で 1mV 単位で設定します。

・Threshold(Volt)

チャンネル毎のスレッショルド設定値(-1V～+1V)の範囲で 1mV 単位で設定します。

・

MonCh

CN3 にモニター信号出力を行うチャンネルを設定します。

・MonOffset(Volt)

チャンネル毎のモニター信号出力のオフセット設定値(-57mV～+57mV)の範囲で 1mV 単位で設定します。

23

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916（９）

画像を保存(Ctrl+I)

・

ファイル→画像を保存を選択、または Ctrl+I キーを押します。

・

PNG 形式で画面を保存します。保存したいファイル名を指定して OK を選択してください。

（１０） 終了(Ctrl+Q)
・ファイル→終了を選択、または Ctrl+Q キーを押します。

・PC ソフトウェアを終了します。

・

画面に表示されている設定値をファイルに保存します。

24

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

５．３．

初期化データに関して設定データはＰＣソフトウェアから設定記憶を実行することにより、基板上のマイコンのデータフラッシュ部に書き込まれ、電源立ち上げ時に設定データが反映されます。

出荷状態では、各チャンネルの offset(volt)値は、あらかじめコンパレータ入力において０Ｖなるように、オフセット値が書き込まれています。コンパレータ入力でオフセットを調整する場合、この値に加算した値を設定します。
MonOffset(Volt)はチャンネルを切り替えてモニター出力するためのマルチプレクサのオフセット補正値です。この値は、出荷時の設定のままで使用願います。
各基板の設定を初期値に戻す場合、下記の手順を実行します。
（１） ボード(基板)のＩＤが表 6 のように設定されていること確認します。
（２） インストールディスクから config.ini ファイルをコピーし、以下のディレクトリに上書きします。（前もって現在のini ファイルを上書きするまえに別のディレクトリにバックアップしてください）C:\TechnoAP\APG1916\ (デフォルトでインストールした場合)（３） ボード(基板)の電源を入れ、ＰＣアプリを起動します。
（４） 各ボード(基板)アドレスを表示し、設定記憶ボタンをクリックします。（６枚分）（５） PC アプリ、基板の電源を切り、終了します。

25

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APG1916

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

26

e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー