TAO project	

東京大学アタカマ天文台(TAO)6.5m望遠鏡
東京大学  大学院理学系研究科  天文学教育研究センター

高橋  英則峰崎  岳夫、小西  真広、TAOプロジェクトチーム

第5回光赤外線観測装置技術ワークショップ 2015年12月９日

＠東北大学

TAO Project Group東大天文センターの常勤スタッフ16名・特任助教ポスドク4名が中心
吉井
研究代表者

土居プロジェクトマネジメント

宮田
技術統括

諸隈

峰崎

本原

酒向

高橋田村

加藤

望遠鏡光学系

望遠鏡本体

望遠鏡焦点部

山頂施設

蒸着施設

インフラ

機器輸送組立小西
近赤外線装置上塚
中間赤外線装置

第３回TAO拡大技術検討会
2015年11月6日

TAO Project	
本日のお話p TAO6.5m望遠鏡計画の概要と特徴p 望遠鏡光学系の能動制御
p ミラーコーティングp 望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策

Brief Summary of the TAO project	
TAO  :  The  University  of  Tokyo  Atacama  Observatoryp 東京大学・理・天文センターを中心とした大型赤外線望遠鏡計画
p 現在はパイロット望遠鏡のmini-TAO  1mが山頂に．
p 将来的に口径6.5m光赤外線望遠鏡をチリ・チャナントール山山頂に建設．
p 抜群の赤外線透明度を活かして広範な分野のサイエンスを展開．
p 大学望遠鏡として若手育成を重視、サーベイ・萌芽的観測を推進．

チャナントール山

Image  credit  :  google

Brief Summary of the TAO project	
TAO望遠鏡建設予定地
p チリ共和国北部、チャナントール山山頂(標高5640m)
p 世界でもトップクラスの赤外線観測環境• 高い晴天率（82%）• 良好なシーイング(0.69”  @  V  band)• 低い可降水量(PWV〜0.85mm  median)Brief Summary of the TAO project	
最高の赤外線観測条件
これまで地上に届かなかった中間赤外線波長域の光が届く

大気透過率

近赤外線波長域のほぼ全域にわたり天体からの光が地上に到達する

波長History & Schedule	
調査計画フェーズ

1998 計画開始
2000
2002 山頂初登頂
2004

現地開発フェーズ

2006 アクセス道路開通

2008
miniTAO望遠鏡設置
2010

2012

建設
フェーズ

製作フェーズTAO望遠鏡主要部製作開始（H24補正予算）
2014

2016

2018

現地輸送

ファーストライト6.5m Telescope	
TAO  6.5m望遠鏡の概要
p 最大の特徴：大望遠鏡を5640mに建設• 赤外線観測性能の追求
ü 副鏡瞳光学系           ü エンクロージャ・望遠鏡の換気冷却• 保守運用の容易さ、作業安全   ü 第３鏡回転による迅速な装置切替ü 主鏡をセルから外さずに再蒸着  p TAO望遠鏡の仕様概要
光学系	

機械系	

R-­‐C	  カセグレン、F/12.2、視野 φ	  25分角	  焦点面	

ナスミスx2、ベントカセグレンx2	

主鏡	

口径6.5m	  ガラスハニカム軽量鏡	

副鏡	

赤外線観測用副鏡（副鏡瞳）	

架台	

Tripod-­‐Disk	  型経緯台	  静油圧軸受、フリクションドライブ	      6.5m Telescope	
TAO  6.5m望遠鏡本体

写真提供

Mirrors and Support systems	

写真提供

TAO Project	
本日のお話p TAO6.5m望遠鏡計画の概要と特徴p 望遠鏡光学系の能動制御（峰崎）p ミラーコーティングp 望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策

Active Optics	
望遠鏡光学系の能動制御
p 伝統的な小型望遠鏡­ 望遠鏡鏡筒を堅固に製作し、自重変形を抑制し主鏡副鏡光軸を保持­ 厚い主鏡と受動的な支持機構により、主鏡形状と位置を保持p 望遠鏡の大型化­­­­

望遠鏡鏡筒の受動的な重力変形を許す
主鏡副鏡の相対位置傾きを保持（セルリエトラス）
能動的に副鏡位置傾きを補正して光軸を保持
主鏡の重力変形をアクチュエータで支え、形状を保持

自重変形
Image  Credit：西村製作所

Figure  from  Pierre  Ed.  The  Design  and  Concept  of  Large  Optical  Telescopes

Active Optics	
望遠鏡光学系の能動制御
p 望遠鏡光学系の能動制御•••

能動的に副鏡位置傾きを補正して光軸を保持
主鏡の重力変形をアクチュエータで支え、形状を保持
望遠鏡を通った参照星の光学収差（波面誤差）を測定、そのデータに基づき副鏡光軸と主鏡形状を補正

参照星による望遠鏡の光学収差測定

主鏡形状の補正

副鏡の位置傾き補正
LBT  の望遠鏡制御シ
ステムブロック図(Axelrod  &  de  La  Pena  2004)

Active Optics	
望遠鏡光学系の能動制御
p 観測中の望遠鏡光学系収差測定­­­­

シャックハルトマンセンサーによる星像波面測定   各焦点に搭載、オフセットプローブを備える
焦点調整、コマ収差 →副鏡位置調整       高次収差→主鏡支持機構調整

3D view of AG/SH system (preliminary)
LBTの測定例

SH sideSide view

AG sideAG sideSH sideθ  motion
r motion
Fromtelescope

D～1.4mSH sensor

図画提供	    Active Optics	
6.5m主鏡の能動支持機構
p Truncated  hexapod  型固定点アクチュエータ          ・主鏡の位置決め、調整された光軸の維持

固定点アクチュエータの構造（写真は  LBT  のもの;  Ashby  et  al.  2008）

Active Optics	
6.5m主鏡の能動支持機構
p 空力アクチュエータによる能動支持        ・重力変形の補償、鏡面形状の制御；支持点数〜100

空力アクチュエータの配置（左）と支持構造（中、右；図は  LBTのもの;  Ashby  et  al.  2008）

Active Optics	
6.5m主鏡の能動支持制御
p 固定点アクチュエータに荷重がかからないよう、空力アクチュエータの支持力を制御

空力アクチュエータ

望遠鏡鏡筒
高度軸角度

支持力を指示
主鏡固定点部の荷重測定によるフィードバック制御ブロック図（LBT  のもの;  Ashby  et  al.  2008）

Active Optics	
6.5m主鏡の能動支持制御
p 観測中に天体光を使って主鏡鏡面形状を測定、形状誤差を補正するよう空力アクチュエータの支持力を制御

主鏡研磨後形状：RMS〜32nm

アクチュエータ支持力調整後：RMS〜19nm

LBTの測定例  (GMT  Conceptual  Design  Reports  より)

TAO Project	
本日のお話p TAO6.5m望遠鏡計画の概要と特徴p 望遠鏡光学系の能動制御
p ミラーコーティング（高橋）p 望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策

Mirror Coating for Telescope		
成膜装置の目的p 観測効率をあげるために、鏡面反射率を高くする。
（損失・背景放射を低減させる。）
p 定期的に反射面を再コーティングすることで、長期的に高反射率を保つ。
（観測効率を高める。）

Magellan  Telescope

Gemini  NorthMirror Coating System of TAO 6.5m		
TAO特有の条件
p 広い波長範囲（可視〜中間赤外線：0.3〜40um）に対応すること。
p 運用は高高度・低気圧環境での動作を保障。
p 設置環境の点から、作業の安全性・簡便性を考慮したもの。
p オールインワン（他への移動や機材・物資の搬入出を最小限にすること。）
p 副鏡・第３鏡の成膜にも対応すること。
p 主鏡をセルから出すことなく成膜を行うこと。
Ø 主鏡セルがチャンバーの一部を兼ねる。
Ø 蒸着は下向き！
主鏡主鏡セルMethod of Mirror Coating	
成膜方法
p 蒸着••••••

真空中で蒸着材料を加熱することで気化あるいは昇華させ、それを基板表面に付着させることで薄膜を形成する技術
Conventional（成熟した技術）
一様性のために大きなボリュームが必要
多層膜コートには複数の蒸発源が必要
蒸発源の配置（スプレーパターン）の計算が必要
蒸着材料の保持・加熱方法：「ボート式」「フィラメント式」…

p スパッタリング•••••

高い真空中におかれたターゲットにイオン化させた希ガスを衝突させ、ターゲット原子をはじき飛ばすことで、基板に薄膜を成長させる技術
チャンバーがコンパクト多層膜成膜が可能（容易）多様な手法：複極・マグネトロン、対向ターゲット、ミラートロン、イオンビーム、etc..
大面積、厚い成膜、旧膜の剥離がちょっと苦手．

Mirror Coating for Telescope		
アイディアインフォーメーションp マゼラン望遠鏡
Ø PMCがチャンバーの一部
Ø Inflatable  sealを使った真空分離Ø カート（移動昇降台車）p すばる望遠鏡
Ø 蒸着システム概念設計Ø スプレーパターンØ プレウェットフィラメントの製作
Ø フィラメントの配置
Ø フィラメントの取付端子Ø 運用・作業手順
Ø 衛生・安全管理

TAOでは蒸着を選択

p MMT,  LBT
Ø 山頂への運搬
Ø 付帯機器の仕様

p アリゾナ大学ミラーラボ
Ø PMCコンタクトØ 洗浄時の条件

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
蒸着に必要な設備p 蒸着装置
・金属蒸発装置
・イオンボンバード装置
・電源（高電力〜500kW）p 蒸着釜観測運用棟天井に設置
・チャンバー上部
主鏡セル（from  アリゾナ）・チャンバー下部・真空設備：ロータリーポンプ：クライオポンプ（液体窒素循環装置）：分子ターボポンプ
一体化（＠チリ）p 洗浄（蒸着面剥離）設備
・薬剤、洗浄水噴射装置
・洗浄液混合タンク
・廃液処理設備
・コンプレッサー
・配管（原水、純水、薬品）p 自走台車

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
フィラメントp 基板に乗せる金属を予めフィラメントに含浸しておく（プレウェッティング）p 基板が上下どちらでも蒸着可能p プレウェット量とスプレーパターンによって蒸着膜の厚みをコントロールできるp 大量の金属の含浸は難しい（ボート式に比べて）p フィラメントの保持方法に工夫が必要

蒸発源基板

膜厚分布

フィラメント式

ボート式

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
TAO用フィラメントの特徴
p ３本のタングステン撚り線p 「緩やかに」巻くことで含浸量を増大：>10-15%
p アルミ含浸量は元の〜80%をプレウェットp タングステンネットを巻くことで、Ø
均一な含浸→理想的なスプレーパターンの実現Ø
液適（液塊）の落下を防止p ワンタッチ取付けカートリッジØ
確実なフィラメントの固定を実現Ø
確実な導通を実現Ø
作業性の向上Mirror Coating System of TAO 6.5m		
成膜の制御
通電監視窓

フィラメント取付けカートリッジ

円形開口p 円形開口でスプレーパターンを制御。
p 複数フィラメントユニットの配置と鏡面までの高さをコントロールし、広範囲の一様な成膜を行う。
p スプレーパターンを制御する専用設置ユニット。
p トータル155本

開口配置の例（NTT  Telescope）

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
スプレーパターンテスト（基礎編）
設定・条件p 単一フィラメント、マスクなし
p フィラメントと蒸着面との距離：530mmp 真空度： 1.5 x 10-6 torr ← nominalp 蒸着前のAlの染み込み量：1.186g, 蒸着後残存量：0.03g.
→ 97.5% が蒸発．
Filament!

P2!

Kapton® tape!

P1!

Test glass!

D45!

▲蒸着テストのセッティング▲付加電流パターンMirror Coating System of TAO 6.5m		
スプレーパターンテスト（基礎編）
p あらゆる方向に均一に分布p 仕様を満たす面精度
Ra  =  0.75nm,  Rz  =  8.8nm

Single  filament  pattern

サンプルミラーの膜厚測定結果

Mirror Coating System of TAO 6.5m	
スプレーパターンテスト（実用編）

�分世りワタΖ�ΠモょウォフヱΙ【ルホ【Πムフモ≧iinn  44550000mmmmポ�Πリ【‥餐巷脆劫徐�むにれ�ェだ校錠∞Mirror Coating System of TAO 6.5m	
スプレーパターンテスト（実用編）
R450	

基準となるフィラメント	

設定・条件
p
p
p
p
p
p
p

フィラメント配置：右図
フィラメント本数：26本
フィラメントと蒸着面の距離：630mm
アルミ量（平均）：0.873g
蒸発したアルミ量：0.826g (95.7%)
印加電流：150→300A
電源：２系統1-­‐1	560	1-­‐2	460間
隔	460間隔	

1-­‐3	R110
0	2-­‐1	R1570	

2-­‐2	460間
隔	

560	

2-­‐3	3-­‐1	3-­‐4	3-­‐2	560	3-­‐3	R2130	460間
隔	4-­‐5	4-­‐1	460間隔（フィラメント支持具の間隔：450間隔）	

4-­‐2	4-­‐3	R2690	5-­‐1	460間隔	  （フィラメント支持具の間隔：450間隔）	

5-­‐6	5-­‐2	5-­‐3	5-­‐4	5-­‐5	560	

6-­‐7	6-­‐1	460間隔	  （フィラメント支持具の間隔：450間隔）	

560	

4-­‐4	6-­‐2	6-­‐6	6-­‐3	6-­‐4	6-­‐5	R3250	

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
スプレーパターンテスト（実用編）
1200	  1000	  800	  0	  100A	

300	  600	  600	  400	  900	  200	  0	  0	  500	  1000	  1500	  2000	  p 結果（膜厚分布）	 	 
・膜厚のコントロールはほぼOOKK！	 	 
・動径方向の不均一はフィラメントの位置を反映	 	 →鏡面とフィラメントの間隔を大きくすることで解消	 	 2500	  3000	  3500	  p 今後の実験で最適解を見つける．
・フィラメントと蒸着面の距離・フィラメントの数
・フィラメントの配置
・マスクの形状
・アルミの飛ばす量（印加時間）
・イオンボンバードの高さMirror Coating System of TAO 6.5m	
移動昇降台車p 望遠鏡下で主鏡セルをセットし、洗浄エリア、蒸着エリアへと運ぶ専用台車。
p 望遠鏡エンクロージャー床と観測運用棟２Fに敷かれた直線レール上を移動。
p 台車はチャンバー下部と一体。
p 最大定格付加重：40ton、最大負荷荷重：64tonp 4つの独立した昇降モータØ 同期して動くように制御
Ø 移動量（４つの高さの差）がある範囲を越えると自動的に停止。
Ø 独立に高さが可変

p ２つの独立した移動モータp 停止位置Ø 望遠鏡下Ø 蒸着エリアØ 洗浄エリア

にて位置検出し自動停止。
p ジャッキアップ位置床には重量センサーp ハンドセットで動作。
p 異常時は自動電源OFF。

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
Position 1 : Traveling w/o PMC 	
v チャンバーは３層構造．
v Infratable sealによって、高真空側（上部）と低真空側（下部）に分かれる．	 	 
v 蒸着上釜の中に、蒸着装置とイオンボンバード装置が設置される．

蒸着槽下釜＋移動昇降降台⾞車車

1400mm	Mirror Coating System of TAO 6.5m		
Position 2 : receiving PMC & washing process	
最⼤大ジャッキアップ量量  >  1688mm

主鏡セル

3088mm	

1664mm	

蒸着槽下釜＋移動昇降降台⾞車車 1400mm	

ジャッキアップ量量

1688mm	Mirror Coating System of TAO 6.5m		
Position 1 : Traveling w/ PMC 	
ドームおよび観測運⽤用棟の⼊入⼝口の⾼高さ  >  3064mm

主鏡セル

1664mm	

蒸着槽下釜＋移動昇降降台⾞車車

1400mm	Mirror Coating System of TAO 6.5m		
Position 3 : Coating process	
フィラメント、イオンボンバードの⾼高さはT.B.D.

蒸着槽上釜

⾼高真空側

3386mm	

Inﬂatable  seal
主鏡セル

1664mm	

蒸着槽下釜＋移動昇降降台⾞車車 1400mm	
低真空側ジャッキアップ量量+αmm	

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
Position 4 : Hibernation 	

蒸着槽上釜3386mm	

蒸着槽下釜＋移動昇降降台⾞車車 1400mm	

ジャッキアップ量量1664+α mm	

床に埋め込まれた負荷センサーにより、常にジャッキにテンションがかかるようにする。

4500mm	

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
芋道症刻拓惹レール（床沈沈めタイプ）
床に埋め込まれた重量量センサー（●）により、常にジャッキにテンションがかかるようにする。

Mirror Coating System of TAO 6.5m	
移動昇降台車p 最大定格付加重：40ton、p 最大負荷荷重：64tonp 4つの独立した昇降モータØ 同期して動くように制御
Ø 移動量（４つの高さの差）がある範囲を越えると自動的に停止。
Ø 独立に高さが可変

p ２つの独立した移動モータp 停止位置Ø 望遠鏡下Ø 蒸着エリア
Ø 洗浄エリアにて位置検出し自動停止。
p ジャッキアップ位置床には重量センサーp ハンドセットで動作。
p 異常時は自動電源OFF。

2015年年3⽉月納品済み

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
移動昇降台車
ハンドセット⾛走⾏行行モータ制御盤

上昇の様⼦子荷重計制御盤Mirror Coating System of TAO 6.5m	
大型鏡面洗浄装置p 蒸着作業の流れ

支踊造秩

芋道症刻造秩仁栗食酎造秩琉ぽ浄の≧仁栗葬仁栗渦ど∞

世禰曽沢繋薦織造秩

沢繋仁栗食酎造秩曽」禰衆庶舗亀汽琉ぽ浄の≧ハΠヱΙミパ【＼鈴泣造秩＼薯嵩造秩∞

薯嵩薦織

貿鴎錦でェ寿錦プΘ授エ嚇び

薦織錠徐�芋道

薦織…迫略察緊

曽禰

迫略搾伺父

迫略削薦だ竜び換藻蓑迫略とぞォ錠腰

問寺験宰食酎錠徐�芋道賃薯嵩薦織

ワタΖ�Πモ造酎

仁栗葬浄幅や拳腰歌賃薯嵩薦織

仁栗食酎造秩仁栗渦ど換藻食酎察緊

仁栗葬グ飾伊ょ也ふ藤禰寿錦プΘり仁栗葬浄幅でェ糞略

貿鴎錦デプヌΙΠ蕉徒珂幅�芋道寿錦プΘり貿鴎錦やり拳腰ダテΠヶΠリ【ャ蹄硬茄嚢

Mirror Coating System of TAO 6.5m	
大型鏡面洗浄装置p 目的と要求されること••••

蒸着前に古い蒸着膜を剥離蒸着面にムラ、ホコリなきよう洗浄
高高度での使用→シーケンサーによる半自動制御
インスペクションが出来る設備









 

Mirror Coating System of TAO 6.5m		
大型鏡面洗浄装置
p
p
p
p
p

剥離試験済み薬剤は水酸化ナトリウム（アルカリ）リング固定式
純水・薬剤噴射エアーも独立Mirror Coating System of TAO 6.5m		
山頂観測運用棟設置（案）ኞዀዐክዙ䴉㺦䂔㿓⣷㙪㺦㓖)))TAO Project	
本日のお話p TAO6.5m望遠鏡計画の概要と特徴p 望遠鏡光学系の能動制御
p ミラーコーティングp 望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策（小西）望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策
Magellan望遠鏡  (@La  Serena)  のデザインをベースとしているが、大きく異なる地理的条件において、何か問題が生じないだろうか？

地形  (標高  etc)
気象条件  (気温  etc)？
Image	  credit	  :	  google	

Magellan  Telescope望遠鏡エンクロージャーの設計と風雪対策
p 運用における雪氷の影響と、建物の形状・配置による気流の乱れを評価し、詳細設計を進める。
雪氷防災	  

国立極地研極地工学グループ (金先生)	  神奈川工科大学機械工学科 (山岸先生)	  風流体計算	  九州大学応用力学研究所 (内田先生)	  環境GIS研究所	  観測運用棟

エンクロージャー可動部

エンクロージャー固定部

極地研、防災研とTAOの共同研究「風洞実験中の吹雪境界層の実測」

雪風洞実験

於：独立行政法人防災科学技術研究所
雪氷防災研究センター 新庄雪氷環境実験所（山形県新庄市）
日時：2014年6月23-25日

1:350  建物模型
風下風
上調査項目
q 建物への着雪、周辺の吹き溜まりの影響q それらに対する、地形・風向の寄与q (建物周辺の風速分布)q 建物設計に反映させる必要があるか？

レーザー照射による可視化極地研、防災研とTAOの共同研究「風洞実験中の吹雪境界層の実測」

雪風洞実験
Case1:  西風  (80%卓越風)

Case2:  東風  (20%卓越風)

風	  風	  風	  風	  地形効果により、建物の風下側に吹き溜まりが発生・成長するが、建物の形状による悪影響は見られない。
à 建物設計は  (大きくは)  変更せず、運用のために吹き溜まる箇所を把握しておく。

風CFDシミュレーション

九州大学応用力学研究所・内田研究室、環境GIS研究所との共同研究p チャナントール山丸ごと＆山頂施設の3次元モデルを構築
p 九州大学・応用力学研究所のスーパーコンピューターを用いて気流場の時間変化を非定常解析
数値風況予測モデル®「RIAM-­‐COMPACT」	  p 調査項目
•   風が淀む（＝吹きだまる）箇所の有無・程度• 建物にかかる風圧の分布  à  建物強度
• 建物内部の風の通り具合  à  換気効率等p 調査範囲•
広域解析：地形の効果を知る•
山頂（建物）周辺解析：建物内外の気流を詳細に知る

風CFDシミュレーション【チャナントール山全域の気流解析】

九州大学応用力学研究所・内田研究室、環境GIS研究所との共同研究【山頂施設に及ぼす風圧係数分布】p 標高5,000mの平原から吹き上げてくる風  (西風)  は、••

1.2〜1.3倍に加速されて山頂に到達
その後剥離して吹き抜けていく。

p 5,000m平原での過去の瞬間最大風速は  65  m/s  @地上高約10m
à  山頂では最大85  m/s  と予想される。

p 0.5気圧における風圧は  3850  N/m2
à  建物の構造計算に反映。

風CFDシミュレーション

九州大学応用力学研究所・内田研究室、環境GIS研究所との共同研究【山頂施設周辺の気流解析】
エンクロージャー付近は「高床式」にしているおかげで、風が乱れずに比較的綺麗に流れている。
à  地面からのかげろうが望遠鏡のビームに入り込むことはないだろう。

エンクロージャーと付帯施設との間に十分な間隔が空いているので、エンクロージャーの両側を均等に風が流れている。
à  建物の配置に問題はなさそう。

風CFDシミュレーション

九州大学応用力学研究所・内田研究室、環境GIS研究所との共同研究p エンクロージャーの換気窓の個数を変えて、内部での気流の変化を検証  (西風を向かい風として受ける場合)。

上段12か所、下段12か所に設けた場合

下段12か所にのみ設けた場合

風CFDシミュレーション
上下段

九州大学応用力学研究所・内田研究室、環境GIS研究所との共同研究

下段のみ

どちらの場合でもエンクロージャー内の淀み  (滞留)  は十分に少ない。
à  上段の換気窓は廃止しても問題なさそう。

望遠鏡エンクロージャーの最終設計
p 結果• 風を横から受ける場合についても解析した結果、上段の換気窓を除いても内部の気流はあまり変化しないことが分かった。
• 上段は設置に手間がかからない2か所のみを残すデザインに決定。
• à全体として、上段2か所、下段12か所、＋観測床に13か所となる。

東	  西	  p 今後• 換気窓の開き具合とエンクロージャー内部の気流場の関係を解析、  運用に活用• 換気効率の導出

TAO6.5m Others Summary	p 望遠鏡本体、光学系
・国内＋アリゾナでの製作・試験・調整は順調に進行中
・2017年初めの輸出を目指すp エンクロージャ・鉄骨と駆動部の一部が完成
・2016年度国内で仮組、201７年度に輸出
p 現地施設
・山頂施設の設計完了、コスト削減案を策定中
・山麓施設は竣工、運用済み
・来年度にチリでの工事が本格化
p 観測装置
・性能評価試験中＠三鷹・2016年度〜すばる望遠鏡搭載予定

è 2016年6月まで国内で調整を進めるè 2018年のファーストライト(@チャナントール）を目指す

TAO6.5m 2017 Debut