แคลมป์มิเตอร์ไฟฟ้า

KEW 2060BT / 2062 / 2062BTรูปร่างของก้ามปูที่เน้นความปลอดภัยและการใช้งาน
KEW 2062/2062BT

KEW 2060BTกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง

1000A rms

1000V rms
ฮาร์โมนิกสูงสุดถึง ลําดับที่ 30แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง

● ฟังก์ชันการวัดหลากหลาย: กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟ ฮาร์โมนิก และการตรวจจับเฟส
● LCD สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่หรือกําลังไฟและพาวเวอร์แฟกเตอร์พร้อมกันได้่ งมือทดสอบ● แต่ละระดับของฮาร์โมนิกสามารถแสดงบนจอ LCD ของเครือ
● ฟังก์ชันการสื่อสาร Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่านั้น)ฟังก์ชันการวัดต่างๆ〜A กระแสไฟฟ้า AC, ความถี่V แรงดันไฟฟ้า AC, ความถี่W กําลังไฟ○การวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ากําลังไฟ ฮาร์โมนิก
และการตรวจจับเฟส

〜DATA
HOLD

○True RMS: ระบุค่าที่ถูกต้องจากรูปคลื่นที่บิดเบี้ยว

การแสดงข้อมูลค้างไว้
ฮาร์โมนิก

○ฟังก์ชันของ PEAK, MAX, MIN, AVG
พร้อมใช้งานง่ายต่อการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว
ในแหล่งจ่ายไฟ

การตรวจจับเฟสSETUP○LCD สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่หรือพาวเวอร์แฟกเตอร์
พร้อมกันได้ตั้งค่าช่องเสียบอินพุตสามารถ
ใช้ได้สูงสุดถึง 3 ช่องตั้งค่าสายทดสอบตามการ
กําหนดค่าการเดินสายไฟการวัดกําลังไฟการวัดกําลังไฟบนระบบการเดินสายไฟใดๆ ก็ได้

* เช่น: 3P4W

S(L2)

T(L3)

สีแดงโหลด

แหล่งกําเนิด

R(L1)

N

สีดํา
KEW 2060BT,KEW 2062 และ KEW 2062BTสามารถทํางานกับระบบเฟสเดียว 2 สาย / เฟสเดียว 3สาย และการวัดแบบสมดุลและไม่สมดุลของระบบไฟสามเฟส 3 เส้น / ระบบสามเฟส 4 เส้นจอแสดงผลคู่สามารถแสดงพารามิเตอร์ต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น W และ PF, W และ องศา, W และ VA, W และVar, V & A ฯลฯตัวแปรต่างๆ เช่น กําลังไฟฟ้าที่ใช้จริง/กําลังไฟฟ้าที่สูญเสีย/กําลังไฟฟ้าปรากฎ พาวเวอร์แฟกเตอร์ความแตกต่างของเฟส (1P2W เท่านั้น) ซึ่งจําเป็นสําหรับการวัดกําลังไฟสามารถวัดค่าได้

สามารถวัดกําลังไฟแบบ 3 เฟสทั้งหมดได้ในขั้นตอนง่ายๆ

ด้วยการตั้งค่าอัตราส่วน CT และ VTและการวัดด้านรองของหม้อแปลงไฟฟ้า จะได้ค่าด้านหลักได้การวัดฮาร์โมนิก

NโหลดLแหล่งกําเนิดสามารถวัดค่าฮาร์โมนิกของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าซึ่งทําให้เกิดความล้มเหลวต่างๆ ในการใช้งานได้สามารถวัดและแสดงฮาร์โมนิกของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้สงู สุดถึง
ลําดับที่ 30ปัจจัยความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมจะอยู่ในสองประเภทคือ THD-R และTHD-Fแต่ละระดับของฮาร์โมนิกสามารถแสดงบนจอ LCD ของเครือ่ งมือทดสอบสามารถแสดงทัง
ค่ากระแสไฟฟ้
า(หรือค่าแรงดันไฟฟ้า)และอัตราส่วนเนื้อหา
้บนหน้าจอเดียวกันได้รู ปร่างของก้ ามปู ที่เน้ นความปลอดภั ยและการใช้งานมีตัวเลือกก้ามปูสองขนาดให้เลือกตามสภาพแวดล้อมการทดสอบ○KEW 2060BT มีรูปร่างก้ามปูที่ได้รบั การออกแบบใหม่สําหรับใช้จับยึดที่บัสบาร์นาดใหญ่ ก้ามปูขนาดใหญ่สุดพร้อมรูปทรงหยดน�าสามารถจับยึดบัสบาร์ขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
(ขนาดตัวนํา 75mm, บัสบาร์ 80 x 30mm สูงสุด)○KEW 2062 และ KEW 2062BT มีก้ามปูรูปทรงหยดน�าและขนาดที่สะดวก
สําหรับใช้ในสํานักงานขนาดเล็กและโรงงาน(ขนาดตัวนํา 55mm)

รูปถ่าย:2060BTก้ามปูรูปทรงหยดน�าช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากอันตรายในการสัมผัสกับบัสบาร์การตรวจจับเฟสเฟสบวกและเฟสลบสามารถยืนยันได้ด้วยเสียงกริง่ สัญญาณและจอแสดงผลโดยไม่ต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อสายตัวนํา
R (L1)T (L3)Nสีดําสีเหลืองสีแดงโหลดแหล่งกําเนิด

S (L2)KEW Power＊โปรดค้นหา“KEW Power＊”อาจมีค่าธรรมเนียมการสื่อสารเรียกเก็บแยกต่างหากสําหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

*Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth® SIG. Inc. Android™ เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือ เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของGoogle Inc. iOS เป็นเครือ่ งหมายการค้า หรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Technology Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆดาวน์โหลดบน

Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่านัน้ )○แอปพลิเคชันเฉพาะ "KEW Power＊" รองรับทั้ง Android™ และ iOS○จอ LCD สามารถตรวจสอบได้ที่อุปกรณ์สมาร์ท○สามารถจัดเก็บค่าที่วัดได้และกราฟด้วยการกดปุ่ม
○สามารถแสดงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ในการแสดงผลรูปคลื่น สามารถค้นพบ การมีอยู่ของฮาร์โมนิกได้ง่าย○ค่าเกณฑ์ของค่าที่วัดได้แต่ละค่าสามารถตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชัน และตัดสินว่าผ่านและ ไม่ผ่านได้

แอป iOSแอปพลิเคชันสําหรับ iOSซอฟท์แวร์ iOS ฟรี "KEW Power*"พร้อมให้ดาวน์โหลดบน "App Store"

แอป ANDROID บนแอป Android™

แอปพลิเคชันสําหรับ Android™
ซอฟท์แวร์ Android ฟรี "KEW Power*"พร้อมให้ดาวน์โหลดบน "Google Play Store"

● อุปกรณ์เสริม● ข้อมูลจําเพาะ KEW 2060BT / 2062 / 2062BTการเชื่อมต่อสายไฟการวัดและพารามิเตอร์ACVช่วงความแม่นยําตัวประกอบยอดคลื่น
ACA

2060BT
2062/2062BT
1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถี่, กําลังไฟฟ้าที่ใช้จริง, กําลังไฟที่สูญเสีย, กําลังไฟฟ้าปรากฎ, พาวเวอร์แฟกเตอร์ (cosθ), มุมเฟส, ฮาร์โมนิก(THD-R/THD-F), การหมุนเฟส1000V±0.7％rdg±3dgt(40.0 ถึง 70.0Hz)
1.7 หรือน้อยกว่า

±3.0％rdg±5dgt(70.1 ถึง 1kHz)

ช่วงความแม่นยํา
ตัวประกอบยอดคลื่น
ความถี่
ช่วงการแสดงผล
ความแม่นยํา
กําลังไฟฟ้าที่ใช้จริงช่วง
ความแม่นยํา
กําลังไฟฟ้าปรากฎ

40.00/400.0/1000A (3 ช่วงอัตโนมัติ)±1.0％rdg±3dgt(40.0 ถึง 70.0Hz) ±2.0％rdg±5dgt(70.1 ถึง 1kHz)
3 หรือน้อยกว่าในช่วง 40.00A/400.0A, 3 หรือน้อยกว่า 1500A ในช่วง 1000A

ช่วงความแม่นยํา
พาวเวอร์แฟกเตอร์

40.00/400.0/1000kVar±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

ช่วงความแม่นยํา
กําลังไฟฟ้าที่สูญเสีย

40.0 ถึง 999.9Hz±0.3％rdg±3dgt

7290 ชุดสายทดสอบแรงดันไฟฟ้า

40.00/400.0/1000kW±1.7%rdg±5dgt (PF1, คลื่นไซน์, 45 ถึง 65Hz)
40.00/400.0/1000kVA±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)-1.000 ถึง 0.000 ถึง +1.000ช่วงการแสดงผล
±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)
ความแม่นยํามุมเฟส (1P2W เท่านั้น)-180.0 ถึง 0.0 ถึง +179.9
ช่วงการแสดงผล
±3.0°ความแม่นยํา
RMS ฮาร์โมนิก(อัตราเนื้อหา)ลําดับที่ 1 ถึง 30ลําดับการวิเคราะห์
±5.0％rdg±10dgt (1 ถึง 10th) ±10％rdg±10dgt (11 ถึง 20th) ±20％rdg±10dgt (21 ถึง 30th)ความแม่นยําฮาร์โมนิครวม THD-R/THD-F
0.0% ถึง 100.0%ช่วงการแสดงผล±1dgt เทียบกับผลลัพธ์ที่คํานวณของค่าที่วัดได้แต่ละค่า
ความแม่นยํา
ACV 80 ถึง 1100V(45 ถึง 65Hz)ลําดับเฟสMAX/MIN/AVG/PEAK, การแสดงข้อมูลค้างไว้, Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่านั้น), ไฟแบ็คไลต์, ปิดอัตโนมัติฟังก์ชันอื่นๆ
ทั่วไปBluetooth®5.0 (2060BT และ 2062BT เท่านั้น)ส่วนติดต่อการสื่อสารLR6(AAA)(1.5V)×2แหล่งจ่ายไฟ
เวลาในการวัดแบบต่อเนื่อง
ประมาณ 58 ชั่วโมง
Φ75mm สูงสุด (บัสบาร์ 80mm×30mm)ขนาดตัวนํา
Φ55mm สูงสุด
ขนาด / น�าหนัก283(L) × 143(W) × 49(D) mm / ประมาณ 590g (รวมแบตเตอรี)่ 247(L) × 105(W) × 49(D)mm / ประมาณ 490g (รวมแบตเตอรี)่
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, 2-2（EMC）, IEC 60529（IP40）
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องCAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V ระดับมลพิษ 2CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT II 1000V ระดับมลพิษ 2อุปกรณ์เสริม
7290 (ชุดสายทดสอบแรงดันไฟฟ้า) 9198 (กระเป๋าหิ้ว) LR6(AAA) × 2, คู่มือการใช้งาน

● แนวทางการเลือกเครือ่ งวัดพลังงานไฟฟ้า2060BTแคลมป์มิเตอร์ไฟฟ้า
2062

2062BTเครือ่ งวัดพลังงานไฟฟ้า เครือ่ งวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟ6315

6305● หมวดหมู่ การวัด (CAT)รูปประกอบแสดงตัวอย่างของหมวดหมู่การวัดเครือ่ งมือวัดที่ออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมหมวดหมู่ CAT IV สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมของหมวดหมู่ CAT III, CAT II และ CAT Oการเดินสายไฟภายในสายไฟขาเข้า

O:วงจรการวัด
โดยไม่มีหมวดหมู่
การวัดซ็อกเก็ตตัวอย่างของหมวดหมู่
การวัด

CAT IVหมวดหมู่
การวัด

300Vเฟสปกติไปยังแรงดันไฟฟ้าสายดินข้อควรระวัง

ลักษณะภายนอก

แรงดันไฟฟ้า［V］
กระแสไฟฟ้า［A］
กําลังไฟ［W］
ความถี่［Hz］
พลังงาน［Wh］
ฮาร์โมนิกไฟเกิน
ตกชั่วขณะ
กําลังไฟการขัดจังหวะคุณภาพภาวะชั่วคราว
กระแสไฟไหลเข้า

9198 กระเป๋าหิ้ว✓✓✓✓✓✓✓
✓✓✓
✓
✓

✓✓

✓

ขนาดตัวนํา

Φ75mm

Φ55mm

Φ55mm

หน่วยความจําจํานวนของช่องสัญญาณอินพุตส่วนติดต่อการสื่อสาร

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

4ch (V3,A1)

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

คําเตือนด้านความปลอดภัย:✓✓✓✓✓ความแตกต่างขึ้นอยู่กับการใช้เซ็นเซอร์แคลมป์เสริมSD การ์ด6ch (V3,A3)
USB,Bluetooth®

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ความแตกต่างขึ้นอยู่กับการใช้เซ็นเซอร์แคลมป์เสริมSD การ์ด
7ch (V3,A4)
USB,Bluetooth®

ค่ าแรงดั นไฟฟ้าที่ตามหลั งหมวดหมู่-คื อขีดจํ ากั ดของแรงดั นไฟฟ้าระหว่างเฟสไปยังสายดิ น ไม่ใช่ขีดจํ ากั ดของแรงดั นไฟฟ้าระหว่างเฟสไปยังสายดิ น ดั งนั้ น ในกรณี ของเครือ่ งมือวัดที่เป็นไปตาม CAT IV 300V สามารถใช้งานได้ ท่ีวงจรไฟฟ้าสูงสุดถึ ง 520V สําหรับแรงดั นไฟระหว่าง
เฟสกั บเฟสที่สายไฟระบบ 3 เฟสที่เชื่อมต่ อด้ วยการเชื่อมต่ อแบบสตาร์

บางประเทศกํากับควบคุมความสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับคลื่นวิทยุของผลิตภัณฑ์ที่มี
ฟังก์ชัน Bluetooth® โปรดยืนยันกับผู้จัดจําหน่ายของคุณก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ของเราว่ามี
ฟังก์ชัน Bluetooth® หรือไม่

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสัง่ ซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LC_2060BT_2062_2062BT_2_1_Nov23_SS_th