CUSTOM
ORDER CATALOG

車載機器用フィーリングテスター MODEL-1910/1 PUSH type
車載用プッシュタイプスイッチの操作力を計測する測定装置です。
荷重-変位の相関関係を計測し、パソコンにリアルタイムで波形データを表示出来ます。

標 準 仕 様最 大 負 荷200N

テストスピード

2〜300mm/min,可変

測定負荷分解能0.01N

負荷測定精度±0.2% F.S. of reading ±0.40N

変位検出方法サーボモータ出力パルス

最大測定範囲

145.00mm

位置決め精度±0.05mm以内

計 測 内 容荷重-変位-電圧 (電圧2ch) 荷重-変位-抵抗 (抵抗1ch)

車載機器用フィーリングテスター MODEL-1910/2 ROTARY type
車載用ロータリタイプスイッチの操作力を計測する測定装置です。
トルク-角度の相関関係を計測し、パソコンにリアルタイムで波形データを表示出来ます。

標 準 仕 様最 大 負 荷2000mN・m

テストスピード

6〜600 度/min. 可変

測定負荷分解能0.1mN・m

負荷測定精度±0.5% F.S. of reading ±10mN・m

変位検出方法サーボモータ出力パルス

最大測定範囲3600.00deg

位置決め精度±0.05deg（360deg範囲内に於いて）

計 測 内 容トルク-角度-電圧 (電圧2ch) トルク-角度-抵抗 (抵抗1ch)

車載機器用フィーリングテスター MODEL-1910/3 LEVER type
車載用レバータイプスイッチの操作力を計測する測定装置です。
荷重-角度の相関関係を計測し、パソコンにリアルタイムで波形データを表示出来ます。

標 準 仕 様最 大 負 荷200N

テストスピード

6〜600 度/min. 可変

測定負荷分解能0.01N

負荷測定精度±0.2% F.S. of reading ±0.40N

変位検出方法サーボモータ出力パルス

最大測定範囲±90.00度（可動範囲180deg）

位置決め精度±0.05deg（180deg範囲内に於いて）

計 測 内 容荷重-角度-電圧 (電圧2ch) 荷重-角度-抵抗 (抵抗1ch)

卓上型プッシュフィーリングカーブ試験機
各種プッシュ型スイッチの特性 [荷重 - 変位] のフィーリングカーブおよび代表値（ピーク・ボトム）を自動取得します。また、同時に接点・電圧特性も測定可能です。省スペース設計の為、あらゆる場所に設置して頂けます。

標 準 仕 様最 大 負 荷200N

テストスピード

0.1〜10mm/sec

荷 重 分 解 能

0.001N（50N用ロードセル使用時）

スト ロ ー ク

150mm

変位分解能0.001mm

外 部 入 力接点: 8ch/電圧: 8ch

電AC100V

源

卓上型ロータリーフィーリングカーブ試験機
各種回転体の特性 [トルク - 角度] のフィーリングカーブおよび代表値（ピーク・ボトム）を自動取得します。また、同時に接点・電圧特性も測定可能です。
省スペース設計の為、あらゆる場所に設置して頂けます。

標 準 仕 様最 大 負 荷2N・m

回 転 範 囲±400deg

テストスピード

0.1〜10deg/sec

トルク分 解 能0.1mN・m

角度分解能0.01deg

外 部 入 力接点: 8ch/電圧: 8ch

電AC100V

源

操作力ライフ試験機
各操作部品（スイッチ・レバー等）の動作耐久性を評価する試験機です。直動および回転のふたつの駆動部をひとつのユニットで制御出来ます。荷重（トルク）-変位（角度）設定された範囲にて、繰返し動作を行います。

標 準 仕 様最 大 負 荷回転：5N・m

直動：200N

最 大 速 度

回転：30rpm

直動：100mm/sec.

最大可動変位

回転：9999deg

直動：100mm

エレクトロニックステアリングロック耐久試験機
電気式のステアリングロック耐久試験機です。恒温槽の中に試料をセットして繰り返し耐久試験が行えます。ステアリングを回して左右のロックに対して負荷を加えたり、片側のみロックを解除しながら各ポジションの耐久試験が可能です。治具を変えて頂くことにより、ステアリングロック以外の耐久試験にも対応可能です。

標 準 仕 様恒温槽

チャン ネ ル 数

3温 度 範 囲-40℃〜+100℃

トルク検出部

QR型トルクメータ

試験槽内寸法

W100×D650×H700mm

操 作 設 定 部

タッチパネル方式

試験槽外寸法W２４０５×D１５９５×H１６０５mm

駆動動作制御部PLC/負荷、位置管理

電

プリセット 回 数999999（6桁）

テストスピ ード

9deg/sec. (1.5rpm)

電AC100VAC

源

源 ３相,AC200V

ハンドルクラクションFS測定器
操作力の測定（フィーリング測定）とクラクション出力のON/OFF点との相関を測定する装置です。クラクションに係わらず、外部出力をフィーリングカーブと同時に測定を行います。

標 準 仕 様最 大 負 荷１００N

テストスピード

１〜３００mm/min.

有効ストローク100mm

変位分解能0.001mm

電AC100V

源

ハンドルレザー摩耗試験機
主にハンドルに使用される革の摩耗試験に用います。錘による実負荷で摩耗試験を行い、別装置にて色落ちなどの可視試験や引張試験機を用いての伸び測定などを行います。革製品に限らず実負荷による摩耗試験としても対応可能です。
ISO11660 1993(E)準拠

標 準 仕 様負 荷（ 分 銅 ）５００g

テストスピード

１２〜６０rpm

試料テーブル□100mm,可変可先子□１５mm（取り外し可）寸法

W４２０×D２００×H２３０mm

電源

AC１００V〜２４０V

端ワイパーモータ変動負荷耐久試験装置
モーターへパウダーブレーキシステムにて負荷を加える耐久試験を行い、その時の電流変化量をモニタリングします。電流しきい値を設けて下回れば試験停止となります。耐久回数、負荷容量などを設定し、制御することができます。

サンバイザ耐久試験機
本機は5chが連動動作する車載用サンバイザの開閉耐久試験機です。設置状態から最大200度までの可動範囲を有し、固定治具の取り換えにより運転手側・助手席側の一方に対応します。また、横方向動作用の駆動部を1ch設置しています。

標 準 仕 様最大負荷 １００N・m

制御動

作 CW/CCW/STOP

作 動 速 度（ 時 間 ） 最大1Hz
移動量 最大200deg

角 度 分 解 能 1deg
寸法 W1785xD850xH1770 mm

電源 AC100V 15A

シフトレバーFS測定器
本機はシフトレバーの操作力を力と角度で波形グラフ化する装置です。シフト（力と角度）、セレクト（力と距離）の2方向の測定が可能です。ON点OFF点測定は、導通接点、電圧変化、CAN取込み等の追加が可能で、お客様の任意設定による合否判定もできます。

標 準 仕 様最大負荷 ２００N

回転アーム振り角度 ±50度
試料テーブル回転角度 360度（90度ノッチあり）
テ ス ト ス ピ ー ド 0.5〜5.0度/sec.
信電号

入力 接点、電圧、CAN等の取込み
源 AC100V

直立式2軸耐久試験装置
2本の軸が単動、連動、タイミング連動を自在に設定できます。軸に治具を取り付けて、テーブルに固定された試料への押し／引きの耐久試験を行います。実装状
態角度での試験を行う為に試験機自体が水平〜垂直に固定することができます。
別途オプションにて、恒温槽一体型、恒温槽内設置型などにも対応可能です。

標 準 仕 様チャンネル数２

最 大 負 荷５００N（１軸あたり）

スト ロ ー ク

１５０mm

試 料テーブル

水平から垂直方向へ任意の角度に可変可テストスピード

0.1mm〜２００mm/sec.

動作パターン

３種類（単動、連動、個別）

寸法

W１６００×D８００×H１０１０mm（水平時）

電源

AC100V １０A

恒温槽付回転耐久試験機
本機は回転体を速度・角度・回数により制御される5連式の繰り返し動作試験機です。各試験条件は操作パネルにて設定し、容易に操作が行えます。設置された恒温槽により指定された環境下での評価が可能です。

標 準 仕 様

恒温槽

最大負荷

２N・m

温 度 範 囲制御動作

CW/CCW/STOP

槽 内 寸 法W360xD200xH350 mm

動

作

速度

１０〜１０００rpm

温度変動幅±1℃

動

作

範

囲無制限

昇 温 時 間1℃/min.

角 度 分 解 能１deg-5〜115℃

寸 法 （ 筐 体 ） W605xD1135xH1980 mm
寸 法（ 制 御 盤 ） W400xD400xH300 mm
電 源 （ 筐 体 ） 三相AC200V 25A

大型トルク試験機

電 源（ 制 御 盤 ） 単相AC100V 15A

本機は、大型の自動車部品、電子部品などのトルク角度を測定する試験機です。
治具を変えることにより、一般的なトルク破壊試験、繰返し耐久試験など幅広い部品評価試験を行う事が出来ます。押し圧をクリープ荷重で制御しながらのトルク測定も可能です。ご用途に合わせて縦型/横型をご用意いたします。

標 準 仕 様最 大 ト ル ク

500N・mトルク値表示±500.0N・m

負荷テーブル回転スピード0.05〜2rpm

回±0.5%

転精度

回 転 角 度 表 示・設 定±0〜999.9°

回転テーブルの大きさ

Φ250mm

角 度 検 出 方 式

ロータリエンコーダ

電AC200V

源ロードカーブ測定装置
試料の位置調整機能が豊富で、様々な試料設置状況での測定に対応します。
※試料固定側：X/Y/仰角
ロードセル側：Z
最大16点までの電気的接点変化を荷重-変位と同時測定することができます。
抽出データ間の演算機能で、初期値、ピーク値、END値、各接点等の代表測定値間における変位差分取得を容易に行うことができます。

主用途
下記の電気部材、制御機器の操作力と電気的接点の相関測定です。
■ 各遮断器（配線、漏電）■ 電磁接触器■ 電磁開閉器■ 制御用スイッチ関連

クリープ試験機 3連独立式クリープ機構部および恒温槽部が3連独立にて機能する試験装置です。アームによる負荷機構を有し、錘の加増減およびレバー比のスパン調整にて負荷力を調整します。軽負荷につきましては、バランサ機構により対応します。すべての試験は独立制御された恒温槽内で実施可能です。

標 準 仕 様最 大 負 荷2000N

槽 内 寸 法W400×D300×H350mm

温 度 範 囲常温〜150℃

温 度 精 度

±1.0℃
（無負荷時）

外W2010×D900×H1585ｍｍ

寸法

質量約800kg

電源

単相 AC200V 50A

落錘試験機
本機は減速機付モータにて引上げられた錘を一定高さから落下させる装置です。
落下体は30kgおよび50kgの2種類へ対応します。各種操作は別置き制御盤上の操作パネルにておこないます。

標 準 仕 様駆 動 方 式

ブレーキ付モータ/ラック＆ピニオン

制 御 方 式PLC

操5インチカラータッチパネル

作盤

試 験 回 数

最大10万回落 下 高 さ

最大600mm

安 全 機 構インターロック式保護扉/非常用作動ブレーキ

外W700×D710×H2872ｍｍ

寸法

質量約600kg

電源

三相 AC200V 10A

トルクアナライザー
本機はタッピング式ビスの一定加圧（クリープ）荷重制御におけるトルク試験をおこなう試験装置です。加圧、回転動作制御およびトルクデータの収集は専用ソフト
ウェアにておこないます。破壊試験用の治具に置き換えることにより強度試験も実施可能です。

標 準 仕 様最大回転負荷200N・m

本 体 寸 法

最大加圧負荷2kN

本 体 質 量約800kg

駆 動 方 式

ACサーボモータ

電三相 AC200V 30A

制 御 方 式オリジナル制御基板

最大回転速度

120rpm（720deg/sec）

直 動 スト ロ ー ク

500mm

分0.01N・m/0.1deg

解能源

W2100×D800×H1600mm

引張疲労試験機
本機は引張方向の試験力により制御される繰り返し動作装置です。各条件は操作パネル（T/P）にて設定し、容易に操作がおこなえます。機器は筐体（試験機本体）および制御盤から構成されます。

標 準 仕 様最 大 負 荷500N分

負 荷 方 式

ACサーボモータリ ミ ット 機 能ソフトおよびハード

駆 動 方 式

ボールネジ、LMガイド

アナログ出力±10V/FS [試験力・変位]

制 御 方 式

PLC

操作パネル

5インチカラーモニタ

周0.01〜1Hz（0.1〜30mm/min）

筐 体 寸 法W350×D350×H600mm

スト ロ ー ク100mm

筐 体 質 量約55kg

制 御 波 形

正弦波・三角波

電AC100V 20A

制 御 チャン ネ ル

試験力[N]・変位[mm]

波

数

解能源

0.1N/0.01mm

水栓器具操作力試験機
本機は水栓ハンドルタイプの荷重-角度を測定する装置です。試験機動作は、荷重値または角度にて任意に設定が出来ます。動作は回転制御となり、試料回転軸上の非回転トルクメータにて回転時のトルク値を計測します。また別途データーロガーにて試料に実際の水または湯を流すことで、開栓角度あたりの水温を熱伝対を利用して同期測定することが可能です。動作は上下・左右の任意設定が可能です。

標 準 仕 様ト ル クレンジ

0.5N・m/5N・m

角度分解能0.1°

計 測 角 度

0〜720°

トルク分解能0.001N・m

電AC100V

源

万能試験機 HRシリーズ
引張・圧縮・曲げ試験を主な目的とした万能型試験機のベーシックモデルです。付属されるソフトウェアにより、多様な試験条件の設定および計測データの解析をおこないます。また、各試験に適した治具を各種取りそろえています。

標 準 仕 様モルHR-1000

最 大 負 荷

デ10kN

50kN

最 大 ス ピ ード

1000mm/min.

500mm/min.

最 小 ス ピ ード

1mm/min.

HR-5000

０.5mm/min.

ス ピ ード 精 度

±0.5%

荷重分解能

1/10000

荷 重 精 度±0.5％

変位分解能※10.005mm

電源

単相 AC200〜240V※1: 使用する伸び計により変位分解能は変わります。

歪ゲージ較正システム
本システムは、歪ゲージを貼った供試体に一定速度による負荷を加え本機のロードセル出力および供試体の歪ゲージ出力をPCシステムにてデータ収集します。計
測データはリアルタイム描画され、負荷特性の解析をおこないます。

標 準 仕 様最 大 負 荷50kN

テストスピード

0.5〜300ｍｍ/min.

有 効ストローク1150mm

有効試験幅620mm

有効試験奥行き500mm

電AC200V

源

金属8連曲げ耐久試験機
本機は金属板に一定の負荷を掛け、角度と距離を変えることにより、金属板にかかる負荷を変えることが出来ます。また、金属板に通電することにより破断検知を行う事も可能です。金属板を1度に8個測定することが出来、インバータ制御により速度を自由に変えることが出来ます。

標 準 仕 様テストスピード

MAX 20Hz（1200rpm）

試 験 回 数

99999999回

試験曲げ角度+30〜-30°（手動ねじ送りにて）片振り・両振り調整機能

揺 動 方 式連動

チャン ネ ル8CHワークサイズ

10mm× 60mm × T0.2〜1mm

Z 軸 （高 さ）

0-40mm

電AC200V源フレキシブル基板屈曲耐久試験機
本機は温風槽内にて屈曲耐久試験を行う装置です。試験条件は操作パネルにて行い、設定回数に達すると自動停止します。試料の180度曲げ状態のスライド耐久、曲げ状態の圧縮耐久、180度までの屈曲耐久試験が治具を変更する事により行えます。

標 準 仕 様温最 大 負 荷50N

温 度 範 囲常温〜100℃動

1軸

温 度 精 度

±2℃

作

軸

耐 久 ス ピ ード

6〜60回/分（往復）

耐 久 スト ロ ー ク±5〜25mm（原点中央）

耐久曲げ角度±18〜90度（原点中央）

耐 久 回 数999999

電AC100V

源

風槽

横型荷重試験機
FTN1-13Aをベースにした横型試験機です。長い試験ロッドを備えているため、外部に設けた環境槽内での試験に対応できます。引張・圧縮試験以外にも、剥離試
験など各種カスタマイズ対応が可能です。

標 準 仕 様最 大 負 荷２００N

ロードセルチャンネル

３チャンネル

変 位 分 解 能0０.1mm

テストスピード

５〜３００mm/min.

有効ストローク300mm

電AC100V〜240V

源

針管破損耐久試験機
本機は最大20Nまでの容量で、針管の耐久試験を行う装置です。針の曲げの振幅を簡単に設定出来、設定した回数の耐久試験を行います。

標 準 仕 様最 大 負 荷20N

スト ロ ー ク

1〜50mm

耐 久 回 数999999

耐 久 ス ピ ード

1〜90回/分

振最大±10mm

り幅

加力点部高さ0〜20mm

テーブルサイズ□80mm

電AC100V源

環境・恒温槽

メカトロニクス

荷重
変位
トルク

計測制御

ソフトウェア
画像処理

掲載製品以外にもお客様のご要望に沿った試験機の提案もさせて頂いておりますのでご相談ください。

URL https://www.aikoh.co.jp/〒136-0071／東京都江東区亀戸1丁目28-6 タニビル4階
TEL（03）5858-8816（代）FAX（03）5858-8836〒480-0053／愛知県長久手市作田2丁目210
TEL（0561）64-2331（代）FAX（0561）64-2332〒578-0984／大阪府東大阪市菱江2丁目15-7
TEL（072）966-9011（代）FAX（072）966-9017

2022013000