User’s Manual
No. 99MAH038B4
SERIES No. 543

ID-C112AX
ピーク検出機能付き
ABS デジマチックインジケータ

ユーザーズマニュアル
ご使用前にこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

本マニュアルで使用されているマーク
本マニュアルで使用されているシンボルマークの意味と、各シンボルマークに付随して記述される内容を以下に示します。

安全上のご注意
本マニュアルでは、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次の通りです。
 以下の表示は特定しない一般的な警告を示します。
取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し
ています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定されることを示しています。

注意

各種の注記について
正しい操作により、信頼性の高い測定データを得るための助けとなる各種の“注記”を、以下の区分に示す用語により示します。
本製品を使用する上で重要な情報を示す注記です。この内容を無視することはできません。
重要
この内容に従わない場合、本機の性能、精度を損なう可能性あるいは維持することが困難になる可能性があることを示します。

注記

本製品を使用する上で特に注意または補足すべき情報を示す注記です。
また、特定の操作に関してご留意頂きたい事柄も示します。

参考

本製品を使用する上で操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示す注記です。
また、参照すべき情報がある場合は、参照先を示します。

本マニュアルの記載内容は、お客様に事前予告なく変更することがあります。
Copyright  2014-2020 Mitutoyo Corporation.

No. 99MAH038B

All rights reserved.

i

電池に関するご注意

警告• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋－を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。

注意
注記• 本製品で指定されている電池以外は使用しないでください。
• 長期間（3 ヶ月以上）ご使用にならない場合は、本体から電池を取り出し、別々に保管してください。
• 電池の廃棄、又は保存の際には、絶縁テープで電池の＋ － 極を包むなどの処理をし、電池が他の金属や、電池と接触しないようにしてください。また、廃棄する際は各地
方自治体の条例や規制等に従ってください。
• 万一、内容物が目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに水で洗い流し、ただちに医師に相談してください。衣服に付着した場合は水で洗い流してください。

廃棄に関するご注意

警告ii• 本製品には液晶及びリチウム金属電池が使用されています。それぞれの廃棄にあたっては、各地方自治体の条例または規制などに従ってください。
• 液晶の内部には刺激性物質が含まれています。万一液状の内容物が誤って目や皮膚などに付着した場合、清浄な流水で洗浄してください。口に入った場合は、直ちに口内を洗浄して大量の水を与えて吐き出させた後、医師に相談してください。

No. 99MAH038B

使用上のご注意
以下の行為、状況は本製品の故障・誤動作の原因となりますのでお気を付けください。

重要注記

No. 99MAH038B

 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
 分解、改造しないでください。
 尖ったもの（ドライバー・ボールペンの先など）でキー操作をしないでください。
 直射日光のあたる場所、極端に熱い所・寒い所での使用、保管は避けてください。
 空気の希薄な場所や高圧の場所では、材料の劣化などによる故障の恐れがあります。
 湿気の多い場所での保管、水やクーラントの飛沫がかかる場所での使用は避けてください。
 電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。また、電気的ノイズの大きい場所での使用は誤動作の恐れがあります。
 ダイヤルゲージスタンドなどに確実に固定し、振動のない場所でご使用ください。
 スピンドルに対し、垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
 お手入れの際は、乾いた柔らかい布・綿棒などをそのまま、もしくは希釈した中性洗剤に浸してご利用ください。有機溶剤（シンナー・ベンジン）を使用すると変形や故障の原因となります。
 スピンドルの汚れは動作不良の原因になります。アルコールを含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、ご使用ください。
 温度変動が大きい場所では、構成部品や固定治具類の熱膨張により、誤差が生じます。
できる限り温度変動の少ないところでご使用ください。また、本製品を異なる温度の場所に移動して使用する際は、十分に温度に慣らしてからご使用ください。

iii

保証
本製品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店、あるいは弊社営業へご連絡ください。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
1 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷。
2 メインテナンス上、修理上又は取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷。
3 お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
4 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷。
5 ミツトヨによって指定され又は許可されているハードウェア又はソフトウェア以外のハードウェア又はソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷。
6 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷。
本保証は日本国内において適切に設置され、本マニュアルに記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明及び保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証又は取引過程、使用又は取引実務から生じる保証を含
みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本製品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意
本製品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラ
ムを含む）です。
本製品の輸出及び日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。

iv

No. 99MAH038B

目次
本マニュアルで使用されているマーク ...............................................................................................................i
電池に関するご注意 ...........................................................................................................................................ii
廃棄に関するご注意 ...........................................................................................................................................ii
使用上のご注意 .................................................................................................................................................iii
保証....................................................................................................................................................................iv
輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意 .......................................................................................iv
1

2

3

本製品について ...................................................................................................................................... 1-1
1.1

本製品の概要 ................................................................................................................................... 1-1

1.2

本製品の機能（やりたい事もくじ） .............................................................................................. 1-2

1.3

本体各部の名称と寸法 .................................................................................................................... 1-3

1.4

表示部詳細 ...................................................................................................................................... 1-4

1.5

本製品仕様 ...................................................................................................................................... 1-5

1.6標準付属品 ...................................................................................................................................... 1-6

1.7

オプション ...................................................................................................................................... 1-6

セットアップ .......................................................................................................................................... 2-1
2.1

電池のセット（交換）および初期設定 ........................................................................................... 2-1

2.2

表示部の角度調整............................................................................................................................ 2-2

2.3

スタンド、治具への取付け ............................................................................................................. 2-2

2.4

リフティング用レバーの取付け ...................................................................................................... 2-3

2.5

リフティングノブの取付け ............................................................................................................. 2-4

2.6

リフティング用レリーズの取付け .................................................................................................. 2-5

2.7

測定子の交換 ................................................................................................................................... 2-5

機能と操作方法 ...................................................................................................................................... 3-1
3.1

電源の ON/OFF ............................................................................................................................... 3-2

3.2

測定モード ...................................................................................................................................... 3-2

3.2.1

プリセット設定........................................................................................................................ 3-2

3.2.2

置数設定 .................................................................................................................................. 3-4

3.2.3

測定系(ABS/INC)の切換え ...................................................................................................... 3-6

3.2.4

表示値のゼロセット ................................................................................................................ 3-6

3.2.5

ピーク検出モードの切換え ..................................................................................................... 3-7

No. 99MAH038Bv

3.2.5.1

振れ幅検出モード”TIR” ..................................................................................................... 3-8

3.2.5.2

最大値検出モード”Max” .................................................................................................... 3-8

3.2.5.3

最小値検出モード”Min” ..................................................................................................... 3-8

3.2.6

表示値のホールド(データ処理装置と接続していない場合) .................................................... 3-9

3.2.7

表示値のデータ出力(データ処理装置を接続している場合) .................................................... 3-9

3.2.8

計数方向の切換え .................................................................................................................. 3-10

3.2.9

アナログバー指針のセンタリング ......................................................................................... 3-10

3.2.10単位系(inch⇔mm)の切換え(輸出仕様のみ).......................................................................... 3-10

3.3

設定モード ..................................................................................................................................... 3-11

3.3.1

TOL:公差判定機能 ................................................................................................................. 3-14

3.3.2

RES:最小表示量 .................................................................................................................... 3-16

3.3.3

CALC:演算機能 ..................................................................................................................... 3-18

3.3.4

SCALE:アナログバー目量 ..................................................................................................... 3-20

3.3.5

LOCK:キーロック .................................................................................................................. 3-22

3.3.6

OTHER:その他機能 ............................................................................................................... 3-24

3.4

3.3.6.1

PC(1):PC 通信 ................................................................................................................ 3-27

3.3.6.2

RULER(2):アナログバー表示 ......................................................................................... 3-30

3.3.6.3

FAST(3):FAST モード ..................................................................................................... 3-32

3.3.6.4

RESET(4):オールリセット ............................................................................................. 3-34

校正モード ..................................................................................................................................... 3-36

データ出力 .............................................................................................................................................. 4-1

4

4.1

ケーブルの接続 ............................................................................................................................... 4-2

4.2

出力コネクタ ................................................................................................................................... 4-2

4.3

出力データフォーマット ................................................................................................................. 4-2

4.4

タイミングチャート ........................................................................................................................ 4-3

5

エラー表示と対策 ................................................................................................................................... 5-1

サービスの窓口

vi

No. 99MAH038B

1

1.1

1

本製品について本製品の概要と、各部の名称と外観寸法、表示部の内容について説明します。

本製品の概要本製品には、下記に示す動作モードを有しています。
 測定モード・通常モード ：変動する測定値を直接表示する
・ピーク検出モード
・振れ幅検出モード ：変動する測定値の振れ幅を保持する
・最大値検出モード ：変動する測定値の最大値を保持する
・最小値検出モード ：変動する測定値の最小値を保持する
 設定モード：各種設定を行う
また、測定モードには、測定方法の異なる 2 つの測定系を有しています。
 測定系
・ABS 系：測定原点(プリセット値)からの距離・変位量を測る絶対値測定
・INC 系：ゼロセットした位置からの距離・変位量を測る比較測定

No. 99MAH038B

1-1

1.2

本製品の機能（やりたい事もくじ）
本製品では、以下に示す測定等を行う事ができます。
・測定関連
・測定結果を公差判定させる・絶対寸法で測定する・基準からの差を測定する（比較測定）
・振れ幅を測定する・最大値を測定する・最小値を測定する・表示値をデータ処理装置に出力する・表示設定関連
・表示値の最小表示量を変更する
・アナログバーの目量を変更する
・アナログバーを消す
・カウント方向を変更する
・表示値を固定する・アナログバーの中心を現在値に設定する
・その他設定関連
・キーロックを設定する
・PC から各機能設定をする・FAST モードを設定する
・全設定を工場出荷状態に戻す

1-2

P.3-14
P.3-6
P.3-6
P.3-8
P.3-8
P.3-8
P.3-9
P.3-16
P.3-20P.3-30P.3-10
P.3-9
P.3-10P.3-22
P.3-27
P.3-32
P.3-36

No. 99MAH038B

1.3

本体各部の名称と寸法
耳金付き裏ぶた
の場合

1
2

5

表示部回転 330°

6

3

(A)

(B)

7
4

8
9

結合部ねじ
M2.5x0.45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No. 99MAH038B

10

平裏ぶた
の場合

キャップ
出力コネクタ（キャップ付）
表示部
電池ホルダ
レバー取付け部（左右）裏ぶた
レリーズ取付け穴（キャップ付）
ステム
スピンドル
測定子

1-3

1.4

表示部詳細
4

5

18

17
14

7

19 15 12 16

6
7

20
10
9
11
25

8

8

23

22
6
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-4

21

24

2

3

左下キー
中央キー
右下キー
右上キー
左上キー
キーアシスト
カーソル
パラメータ
測定値表示
表示単位

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

26
13

データホールド
プリセット No.
比較測定
公差判定
アナログバー
アナログバー目量最小値検出測定
振れ幅検出測定
最大値検出測定
逆方向測定

21
22
23
24
25
26

ロック
下オーバーレンジ
上オーバーレンジ
電池電圧低下警報
FAST
演算式

No. 99MAH038B

1.5

本製品仕様
符号 *1
コード No. *1
最小表示量 *2
測定範囲
全測定範囲行き指示誤差
MPEE *3
戻り誤差 MPEH *3
繰返し精密度 MPER *3
ステム径
測定子
測定力 MPL
測定方向
保護等級 *4電源
電池寿命 *5(通常使用)
位置検出方法
応答速度
サンプリング回数 *6

ID-C112AX
543-300
0.001 / 0.01 mm
12.7 mm

ID-C112AXB
543-300B

0.003 mm0.002 mm0.002 mm
φ8 mm
超硬（結合部ねじ：M2.5x0.45）
1.5 N 以下
全方向
IP42 相当（但し、工場出荷状態に限る）
リチウム金属電池 CR2032 ×1 個
通常モード ：約 1 年
ピーク検出モード且つ高速サンプリングモード ON ：約 4.5 ヶ月
静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
無制限
通常モード：10 回/秒
ピーク検出モード：50 回/秒
EMC 指令:EN 61326-1
Immunity test requirements: Clause 6.2 Table 2
CE マーキング
Emission limit: Class B
RoHS 指令:EN IEC 63000
使用温度範囲
0 ℃~40 ℃
保存温度範囲
-10 ℃~60 ℃
裏ぶた仕様
耳金付き
平
本体重量
180 g
170 g
*1：平裏ぶたのものはコード No.に符番'B'が付き、それ以外は、耳金付きとなります。
*2：設定により切換えが可能です。
「3.3.2 RES : 最小表示量」をご参照ください。
*3：20℃、通常測定時の値です。
上記数値は、演算係数 A＝1、最小表示量 0.001mm 設定の場合です。設定された演算係数によって変わります。
*4：保護等級（IP-International Protection）表示は IEC 60529 / JIS C 0920 に基づきます。
*5：電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。上記数値は目安としてお考えください。
*6：スピンドルの移動速度が以下の速度を超えると、正しいピーク検出が行われない場合があります。
通常モード：10µm/秒
ピーク検出モード：50µm/秒

No. 99MAH038B

1-5

1.6

標準付属品
・
・ No.99MAH038B
・ No.99MAH039B
・ No.99MAH042M
・ No.421RAC717
・・ No.WA100

1.7

リチウム金属電池 CR2032(モニタ用)
取扱説明書(本書)
簡易マニュアル
商品規制説明書
誤使用の注意書
検査成績書
保証書

オプション
・ No.905338
接続ケーブル(1m)・ No.905409
接続ケーブル(2m)・ No.21EZA313
パラメータ・セットアップキット・ No.21EZA198
リフティング用レバー
・ No.21EZA105
リフティングノブ・ No.21JZA295
リフティング用レリーズ
・ ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子、継足ロッド・ ミツトヨ標準形(2 シリーズ)ダイヤルゲージ用各種裏ぶた・ ミツトヨダイヤルゲージ用各種カラーキャップ(防水タイプ)

1-6

No. 99MAH038B

2

2.1

2

セットアップ
電池のセット、スタンド・治具などへの取付け方法、付属品の取付け・交換方法を説明します。

電池のセット（交換）および初期設定
本製品は、リチウム金属電池（CR2032）1 個を使用します。
本製品は電池をセットしない状態で出荷されております。電池をセットしてからお使いく
ださい。
1. マイナスドライバーなどを使い、電池ホルダを取り外します。（電池交換の場合は、古い電池を取り出します。）
2. 図のように、電池を電池ホルダにセットします。
3. 電池ホルダを元通り取り付けます。
（”------“表示点灯）
4. 中央キーを押すと、プリセット設定に移ります。
5. 『3.2.1 プリセットとプリセット値の設定』を参照し、設定を行ってください。
6. 必要に応じて、測定モードの選択、各種機能の設定を行ってください。（「3.機能と操作方法」参照）(2)(3)

No. 99MAH038B

2-1

重要

注記

2.2

・ 電池ホルダを取り外す場合は、先の尖ったものを用いたり、無理にこじあけたりしな
いでください。電池ホルダが破損する場合があります。
・ 電池ホルダを手で外す場合は、爪を損傷する恐れがありますのでご注意ください。
・ 電池及び電池ホルダが正しく取り付けられていないと、破損や故障の原因となります。
・ 上記操作を行っても数値が表示されない場合は、電池をセットし直してください。
・ 3 ヶ月以上本製品をご使用にならない場合、電池の液漏れによる機器の破損の恐れがありますので電池を取り外し別々に保管してください。
・ 標準付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない
場合がございますのでご了承ください。

表示部の角度調整
表示部は、初期位置から時計回りに 90°(A)、反時計回りに 240°(B)まで回転します。
（回転範囲は「1.各部名称・寸法」参照）

重要

2.3

・ (A)、(B)にストッパが入っていますので、これを超えて回転させないでください。故障の原因となります。
・ 表示部を外したり、強く押し込んだりしないでください。故障の原因となります。

スタンド、治具への取付け
スタンドまたは各種治具等に固定してお使いください。

+0.02

φ8 +0.005

2-2

No. 99MAH038B

重要

注記

2.4

・ 止めねじなどでステムを直接締め付けて固定する方法は、できるだけ避けてください。
150N･cm 以上の締め付けトルクで固定した場合、スピンドルが動かなくなることがあります。
・ スピンドルが基準面と被測定面に対して垂直になるように固定してください。軸線（スピンドル）が基準面に垂直でない場合、測定値に誤差が加算されます。例えば、基準面から軸線の傾斜角度 ϕ の時の測定値 12mm あたりの誤差δ は、
ϕ = 1°: δ = 0.002mm
ϕ = 2°: δ = 0.007mm
ϕ = 3°: δ = 0.016mmとなります。
・ 治具などに取り付ける際は、ø8G7（＋0.005～＋0.02）程度の嵌合部を持つすり割り付きのホルダにてステムを固定する方法をお勧めします。

リフティング用レバーの取付け
リフティング用レバー（別売/No.21EZA198）がご利用頂けます。
1. 本製品のキャップを反時計方向に回して取り外します。
2. スピンドルが回らないように、ウエスなどを介してプライヤで固定し、スピンドル上
端のねじ(M2.5) を取り外します。
3. リフティング用レバーに付属しているストップねじを取り付け、レバー先端をストップねじに掛けながら、レバー取付け部（アリ板）にリフティングレバーを取り付けま
す。

キャップ

ストップ
ねじ

ねじ

リフティングレバー

重要 ・ 取り外したねじとキャップは紛失しないように保管してください。
・ ストップねじが緩んだ状態で使用すると、内部部品や測定物を損傷させる恐れがあります。
・ ストップねじを取り付けない場合は、必ず取り外したねじをスピンドル上端に取り付
けてください。内部部品や測定物を損傷する恐れがあります。

No. 99MAH038B

2-3

2.5

リフティングノブの取付け
リフティングノブ（別売/No.21EZA105）がご利用頂けます。
1. 本製品のキャップを反時計方向に回して取り外します。
2. スピンドルが回らないように、ウエスなどを介してプライヤで固定し、スピンドル上
端のねじ(M2.5) を取り外します。
3. リフティングノブをスピンドル上端に取り付けます。

キャップ

リフティングノブ

ねじ

重要

2-4

・ 取り外したねじとキャップは紛失しないように保管してください。
・ リフティングノブが緩んだ状態で使用すると、内部部品や測定物を損傷させる恐れがあります。
・ リフティングノブを取り付けない場合は、必ず取り外したねじをスピンドル上端に取り付けてください。内部部品や測定物を損傷する恐れがあります。

No. 99MAH038B

2.6

リフティング用レリーズの取付け
リフティング用レリーズ（別売/No.21JZA295）がご利用頂けます。
1. レリーズ取付け穴のゴムキャップを取り外します。
2. レリーズを穴の奥までしっかり取り付けます。

・ 取り外したゴムキャップは紛失しないように保管してください。

重要 ・ ゴムキャップを取り付ける際には、ねじ込むように取り付けます。
・ レリーズを取り付けない場合は、必ずゴムキャップを取り付けてください。
・ レリーズ以外のものを差し込んだり、過剰に力がかかると故障する恐れがあります。
・ レリーズが緩んだ状態でスピンドルを上下させると、内部部品を損傷させる恐れがあ
ります。

2.7

測定子の交換ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子、継足ロッドがご利用頂けます。
1. 図のように 2 本のプライヤ（1 本はスピンドル固定用）とウエスを使って、測定子側のプライヤを時計方向に回して、測定子を取り外します。
2. 同様に、交換する測定子、または継足ロッドを反時計方向に回して取り付けます。

重要No. 99MAH038B

・ 測定子の交換の時に、スピンドルを固定して測定子を回してください。スピンドルを固定しないと、本製品が破損する恐れがあります。
・ 測定子の変更に伴い、外観寸法・測定力の変化、測定方向の制限が生じる場合があります。また測定精度に測定子の器差（フラット測定子の直角度、ローラ測定子の芯振れなど）が累積します。

2-5

MEMO

2-6

No. 99MAH038B

3

3

機能と操作方法
本製品の機能と操作方法について説明します。

本製品は、その時の動作モードによって、各キーの機能が下記のように変化します。
●測定モード
キー
左下
中央
右下
左上
右上
●設定モード、置数設定
キー
左下
中央
右下
左上
右上

No. 99MAH038B※［長押し］：キーを 2 秒以上押す
短押し
長押し
PEAK (3.2.5)
PRESET (3.2.1)
START (3.2.5)
ABS (3.2.3)
ZERO (3.2.4)in/mm (3.2.10)
DATA (3.2.7)
HOLD (3.2.6)(輸出仕様のみ)
ON/OFF (3.1)(3.2.9)MENU (3.3)+/- (3.2.8)
短押し
SELECT /OK /EDIT/CANCEL
EXIT

長押し
－
－
－
－
－

3-1

3.1

電源の ON/OFF
電源 ON ：左上キーを押すと電源が ON になります。
電源 OFF：左上キーを 2 秒以上押すと電源 OFF します。
注記・ 電池投入直後のプリセット設定をする前に電源 OFF した場合、再度電源 ON すると”------”
表示点灯状態となります。
・ 表示値のホールド中に電源を OFF し、再度電源を ON すると、ホールドが解除された状態で起動します。
オート OFF 機能（節電機能）：電池の消耗を防ぐため、本製品を操作しない状態で約 20 分経つと、自動的に電源 OFF します。

注記

3.2

・ オート OFF 機能は無効にすることができます。（『3.3.6.3 FAST(3) : FAST モード』参照）

測定モード
本製品に搭載している測定モードの各種設定・操作について説明します。
測定モードについては、『1.1 本製品の概要』を参照してください。

3.2.1

プリセット設定
マスタ合わせを行う時にプリセット設定を行います。
プリセット値は、P1, P2, P3 の 3 個の設定ができます。
1. プリセット設定の開始
測定モードの時に左下キーを長く押してください。
“P□”(□はプリセット No.)が点滅表示を開始し、前回設定したプリセット値が表示されます。プリセット値を変更しない場合は、手順 4 に進んでください。
2. プリセット No.の選択
左下キーを押して、設定したいプリセット No.を選択してください。左下キーを押す
度に「P1→P2→P3」の順で切換ります。
3. プリセット値の入力
右下キーを押して、置数設定に入ります。設定方法は、『3.2.2 置数設定』を参照ください。
4. プリセット設定の完了
スピンドルを持ち上げ、測定子をプリセットしたい位置(測定原点)にセットしてください。次に、中央キーを押してください。プリセットが完了し、ABS 系で測定可能な状態になります。ピーク検出モードでは、最大値または最小値のスピンドル位置が測定原点に設定されます。

3-2

No. 99MAH038B

重要

注記

・ 本製品は、下死点から 0.2mm の範囲の繰返し安定性を保証しておりません。プリセッ
ト設定は、スピンドルを下死点から 0.2mm 以上持ち上げた位置で行ってください。
・ プリセット値は、最小表示量に連動して自動的に換算されます。換算誤差が発生する
ことがありますので、最小表示量の切換え後は、プリセット値を確認してください。
・ 途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。
・ スピンドル移動中は、プリセット設定の完了は出来ません。スピンドルが停止している状態で設定の完了を行ってください。
・ プリセット設定中は、左上キーでの電源 OFF は出来ません。
・ プリセット設定中にオート OFF となった場合は、変更内容は取り消されます。
・ 設定したプリセット値と測定原点は、電源を OFF にしても保持されます。ただし、電池を交換した時には、測定原点がクリアされますので、再設定してください。
・ 選択したプリセット No.のプリセット値がオーバーフローエラー（Err95）の場合、プ
リセット設定を完了出来ません。プリセット値を再度設定してください。
・ 本製品には、スピンドル衝撃緩和のために、ゴムダンパが取り付けられています。ダンパの弾性により、下死点において表示値が安定しないことがありますが、使用上問題ありません。
・ また、初期使用時に下死点においてスピンドルが重く感じられることがありますが、一度スピンドルを押し上げれば解消します。

プリセット設定（マスタ合わせ）を行う
測定モード
OK

PRESET

(1)

※長く押す

(4)

SELECT

SELECT

SELECT

(2)

(2)

(2)

EDIT

(3)
置数設定

No. 99MAH038B

3-3

3.2.2

置数設定
本製品では、「プリセット」、「公差判定機能」、「演算機能」の置数設定を共通のキー操作で行うことが出来ます。
置数設定を行う項目
機能

設定項目

プリセット
公差判定機能P1, P2, P3
上限値、下限値演算機能

演算係数：A●符号(＋/－)、桁の移動
中央キーを押すと、符号または桁が移動します。
●符号（＋/－）、数値の変更左下キーまたは右下キーを押すと、符号（＋/－）または数値が切換ります。
符号（＋/－）の場合
左下キー、または右下キーを押すと「＋⇔－」が切換ります。
数値の場合
左下キーを押す度に「0→9→8→・・・→1→0」の順で切換ります。
右下キーを押す度に「0→1→2→・・・→9→0」の順で切換ります。
●置数設定の終了
右上キーを押すと、置数設定を終了します。
置数設定の終了後は、置数設定に移る前の各機能設定に戻ります。

注記 ・
・

3-4

途中で設定を中止・取り消す場合は左上キーを押して下さい。
置数設定の終了後、置数設定に移る前の各機能設定を完了するまでは設定内容は一時的に保存されています。完了までに中止・取り消す操作を行った場合、設定内容
は取り消されます。

No. 99MAH038B

置数設定を行う「プリセット」「公差判定機能」「演算機能」各設定

No. 99MAH038B

EXIT

3-5

3.2.3測定系(ABS/INC)の切換え
本操作は、通常モード中にのみ行うことができ、ピーク検出モード中は操作出来ません。
ABS 系から INC 系への切換えは、中央キーを押します。
INC 系から ABS 系への切換えは、中央キーを長く押します。
・ ABS 系から INC 系へ切換えた場合は、表示値も同時にゼロセットされます。
注記・ スピンドル移動中は、INC 系への切換えは出来ません。スピンドルが停止している状
態で INC 系への切換えを行ってください。
・ ピーク検出モード中に切換えたい場合は、左下キーを数回押し、通常モードに切換えてから、操作を行ってください。
START/ZERO

ABS 系測定モード

ABS

INC 系測定モード

START/ZERO
ABS

3.2.4

長く押す

表示値のゼロセット
通常モード中に中央キーを押すと、表示値がゼロになります。
INC 系測定モード

START/ZERO

ABS

注記

3-6

・ スピンドル移動中は、ゼロセット出来ません。スピンドルが停止している状態でゼロセットを行ってください。

No. 99MAH038B

3.2.5ピーク検出モードの切換え
左下キーを押すと、通常モードとピーク検出モードを切換えることが出来ます。
振れ幅、最大値、最小値が保持されている状態で、左下キーを押し、”TIR”, “Max”, “Min”
を切換えると、保持されたそれぞれのピーク値を確認することが出来ます。
PEAK

PEAK

通常モード

最小値検出モード
参照：3.2.5.3

振れ幅検出モード
参照：3.2.5.1
PEAK

PEAK

最大値検出モード
参照：3.2.5.2

注記

No. 99MAH038B

・ ピーク検出モードでは、測定の対象に測定子を接触させた状態で測定を開始してくだ
さい。
・ 振動や衝撃などによる変位も検出しますので、測定時はご注意ください。
・ ピーク検出測定の開始後は、通常モードに切り換えるまでピーク検出を継続して行います。
・ ピーク検出モード中に、表示値のホールドが出来ます。（『3.2.6 表示値のホールド』
参照）
・ ホールド中にピーク検出モードを切換えることで保持している振れ幅、最大値、最小値の確認ができます。表示値のホールド中は、通常モードには移りません。

3-7

3.2.5.1

振れ幅検出モード”TIR”
変動する測定値の振れ幅（最大値―最小値）を保持します。
公差判定測定時には、振れ幅に対する公差判定結果を表示します。
1. 左下キーを押して、”TIR”と表示されるまで切換えます。
2. 中央キーを押すと、”TIR”表示が点灯し、振れ幅検出測定を開始します。
3. 測定値が最大値を超えた場合、または最小値を下回った場合、振れ幅を更新します。
振れ幅更新中は”Max”または、”Min”が点滅します。
4. 検出した振れ幅は、次に中央キーが押されるまで保持します。新たな振れ幅検出測定を開始する場合は、中央キーを押してください。
・ アナログバー目量を「Auto」に選択している場合は、最大値または最小値の指針が表
注記
示範囲外になった時に、指針が表示範囲内になるようにアナログバー目量が自動で切換ります。
・ 振れ幅検出モードにおける公差判定は、設定された上/下限値の幅(上限値-下限値)と振れ幅を比較して判定します。

3.2.5.2

最大値検出モード”Max”
変動する測定値の最大値を保持します。
公差判定測定時には、最大値に対する公差判定結果を表示します。
1. 左下キーを押して、”Max”と表示されるまで切換えます。
2. 中央キーを押すと、”Max”表示が点灯し、最大値検出を開始します。
3. 測定値が最大値を超えると、”Max”表示が点滅に変わり、最大値を更新します。
4. 検出した最大値は、次に中央キーが押されるまで保持します。新たな最大値検出を開始する場合は、中央キーを押してください。
・ 最大位置を任意の値に設定して、その位置を基準とした測定を行うことが出来ます。
注記『3.2.1 プリセット設定』を参照し、設定を行ってください。
・ アナログバーの最大値の指針が表示範囲外になった時にアナログバー指針のセンタリ
ングが自動で行われます。

3.2.5.3

最小値検出モード”Min”
変動する測定値の最小値を保持します。
公差判定測定時には、最小値に対する公差判定結果を表示します。
1. 左下キーを押して、”Min”と表示されるまで切換えます。
2. 中央キーを押すと、”Min”表示が点灯し、最小値検出を開始します。
3. 測定値が最小値を下回ると、”Min”表示が点滅に変わり、最小値を保持します。
4. 検出した最小値は、次に中央キーが押されるまで保持します。新たな最小値検出を開始する場合は、中央キーを押してください。
・ 最小位置を任意の値に設定して、その位置を基準とした測定を行うことが出来ます。
注記『3.2.1 プリセット設定』を参照し、設定を行ってください。
・ アナログバーに最小値の指針が表示範囲外になった時にアナログバー指針のセンタリ
ングが自動で行われます。

3-8

No. 99MAH038B

参考 ・ 各測定モードでの、表示値、公差判定表示例を示します。
上限値 8.000

10.000

c

a
5.000

0
0.000

下限値
-3.000d-5.000b

各測定モードの表示例
0
a
b
→
→
0.000
5.000
-5.000
通常
TIR
0.000
5.000
10.000
Max
0.000
5.000
Min
0.000

→

→

c
10.000d
0.000

15.00010.000-5.000

各測定モードの公差判定表示例（上限値 8.000、下限値-3.000 の場合）
0
a
b
c
d
通常
TIR
Max
Min

3.2.6

表示値のホールド (データ処理装置と接続していない場合)
測定モード中に右下キーを押してください。”H”が点灯し、表示値がホールド (固定) されます。ホールドを解除するには、再度右下キーを押してください。
・ 表示値のホールド中にデータ処理装置に接続した場合は、ホールドした値がデータ処
注記
理装置に出力され、ホールドが解除されます。
・ 表示値のホールド中もスピンドル位置の検出を行っています。

3.2.7

表示値のデータ出力 (データ処理装置と接続している場合)接続しているデータ処理装置へ表示値を出力します。
測定モード中に右下キーを押してください。接続しているデータ処理装置へ表示値が出力されます。
ケーブルの接続、ピンアサイン、出力フォーマット、タイミングチャートは、『4.データ出力』をご覧ください。

No. 99MAH038B

3-9

注記

3.2.8

カウント方向の切換え

注記

3.2.9

・ データ出力機能を利用する際は、接続するデータ処理装置の取扱説明書を良くお読み頂き、正しくご利用願います。
・ データ処理装置より出力要求(REQ)を入力する場合は、スピンドルが停止した状態で行ってください。スピンドル作動時に出力要求(REQ)を受けると間違った値を出力することやデータ出力が出来ないことがあります。
・ インターバルの短い出力要求(REQ)を受けた場合、データ出力が出来ないことがあります。

スピンドルの移動方向に対するカウント方向（＋/－）を切換えます。
通常モード中に右上キーを長く押してください。＋方向に切換えた場合、スピンドルを押し上げると表示値が＋方向にカウントします。－方向に切換えた場合、”▼”が点灯し、カウント方向が逆になります。
・ カウント方向の切換えを行っても、測定原点は変わりません。

アナログバー指針のセンタリング
アナログバー目量の設定により、指針が表示の範囲外になっている時などに、指針の表示
位置を目盛中央に移動します。メカ式ダイヤルゲージで、外枠を任意の目盛の位置にずらす事と同じ意味です。
各測定モードにて左上キーを押すと、アナログバー指針のセンタリングを行います。
・通常モード：現在の測定位置
・振れ幅検出モード ：振れ幅の中心位置
公差判定機能 ON 時は公差上/下限値の幅の中心位置
・最大値検出モード ：最大値
・最小値検出モード ：最小値
・ 振れ幅検出モード以外の公差判定機能 ON 時は、常に公差上/下限値の中心位置にセン
注記
タリングされるため、アナログバー指針のセンタリングを行うことが出来ません。

3.2.103-10単位系(inch⇔mm)の切換え (輸出仕様のみ)

No. 99MAH038B

3.3

設定モード
本製品は、設定モードにて下記パラメータの確認・設定が出来ます。
●設定モードの開始
測定モード中に、右上キーを押すと設定モードに移ります。
●パラメータの選択
1. カーソル（点滅表示）の位置が、現在選択中のパラメータを示しています。
2. 左下キーまたは、右下キー押すとカーソルが移動し、現在のパラメータ設定状態が表示されます。
・左下キーを押す度に「TOL→RES→…→OTHER→TOL」の順で、カーソルが移動します。
・右下キーを押す度に「TOL→OTHER→…→RES→TOL」の順で、カーソルが移動します。
3. 中央キーを押すとパラメータの設定に移ります。
●設定モードの終了
右上キーを押すと、設定モードを終了し測定モードへ戻ります。
注記 ・ 設定モード中は、各キーに対応したキーアシスト（『1.4 表示部詳細』参照）を行います。
・ 設定したパラメータは、電池の交換および電源 OFF にしても保持されます。ただし、キーロックを ON にした状態で電池の交換を行いますと、キーロックは OFF になります。
・ 設定モード中は、左上キーでの電源 OFF は出来ません。
・ 設定モード中にオート OFF となった場合は、設定中だった項目の変更内容は取り消されます。

No. 99MAH038B

3-11

測定モードMENU

OK

3.3.1 TOL
公差判定機能OK

3.3.2 RES
最小表示量
OK

EXIT
3.3.3 CALC
演算機能
OK
測定モード
3.3.4 SCALE
アナログバー目量OK

3.3.5 LOCK
キーロック
OK

3.3.6 OTHER
その他機能

3-12

No. 99MAH038B

パラメータ一覧
パラメータ

表示例

設定内容
公差判定の ON/OFF 選択
および公差値の設定

TOL（公差判定機能）“ON”または、”OFF”

表示値の最小表示量選択
RES（最小表示量）
現在設定中の最小表示量
演算機能の ON/OFF 選択
および演算係数の設定

CALC（演算機能）“ON”または、”OFF”

アナログバーの目量選択
SCALE（アナログバー目量）
現在設定中のアナログバー目量キーロックの ON/OFF 選択
LOCK（キーロック）“ON”または、”OFF”
その他機能の設定（『3.3.6 OTHER：その他機
能』参照）

OTHER
（その他機能）“other”

No. 99MAH038B

3-13

3.3.1

TOL：公差判定機能
公差判定機能は、測定値（表示値）と公差値（上限値、下限値）を比較して合否判定を行います。公差値は、ABS 系（P1,P2,P3）と INC 系で各々設定する事が出来ます。
●公差判定機能を ON にする、公差値を変更する
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”TOL”にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、公差判定機能の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
5. 中央キーを押すと、公差値（上限値、下限値）の設定に移ります。
上限値マークが点滅表示され、現在設定されている上限値が表示されます。
6. 左下キーを押すと下限値に切換ります。
（左下キーを押すごとに上限値と下限値が切換ります。）
下限値【マーク】（または、上限値【マーク】）が点滅表示し、設定中の下限値（または、上限値）が表示されます。
7. 公差値を変更する場合は、変更したい公差値を選択し、右下キーを押すと公差値の置数設定に移ります。
（『3.2.2 置数設定』参照）
8. 公差値の確認・変更が終わりましたら、中央キー押して下さい。公差判定が”ON”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
●公差判定機能を OFF にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”TOL”にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、公差判定機能の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”OFF”を選択します。
5. 中央キーを押すと、公差判定が”OFF”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。

重要

・
・

注記 ・
・
・
・

3-14

公差値は、現在の測定系（ABS 系（P1,P2,P3）、INC 系）に対して設定されます。
設定を行う測定系が選択されていることを確認してから、設定を行って下さい。
公差値は、最小表示量に連動して自動的に換算されます。
換算誤差やオーバーフローエラー（Err95）が発生することがありますので、最小表
示量の切換え後は必ず換算された値を確認して下さい。
途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。
振れ幅検出モードにおける公差判定は、設定された上限値と下限値の幅（上限値―下限値）と測定された振れ幅値を比較して判定します。
上限値＜下限値と設定した場合、公差上下限値設定エラー「Err 90」を表示します。
上限値＞下限値となる様に再度、設定して下さい。
上限値または下限値がオーバーフローエラー（Err95）の場合、公差判定機能の設定を完了出来ません。上限値または下限値を再度設定してください。

No. 99MAH038B

公差判定機能を ON にする、公差値を変更する
公差判定機能 OFF
測定モード

公差判定機能 ON
測定モード
EXIT

(1), (2)OK(3)
SELECT

(4)

OK

(5)
SELECT

OK

(6)

(8)

(7) EDIT
置数設定

公差判定機能を OFF にする
公差判定機能 ON
測定モード

公差判定機能 OFF
測定モード
EXIT

(1), (2)

TOL
RES
CALC

TOL
RES
CALC

(3)

OK

OK
SELECT(5)(4)

No. 99MAH038B

3-15

3.3.2

RES：最小表示量
表示値の最小表示量の選択が出来ます。
●最小表示量を選択する
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”RES”にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、最小表示量の選択に移ります。
4. 左下キーまたは右下キーを押すと、最小表示量が切換ります。
5. 中央キーを押すと最小表示量が設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
重要 ・ 最小表示量に連動して、プリセット値（P1,P2,P3）、公差値（上限値、下限値）が自動的に換算されます。換算誤差やオーバーフローエラー（Err 90）が発生することがありますので、最小表示量の切換え後は必ず換算された値を確認して下さい。

注記 ・

3-16

途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。

No. 99MAH038B

最小表示量を選択する
測定モード

測定モード

(1), (2)

(4)

EXIT
OK

（注）

(3)

TOL
RES
CALC

OK

(5)
（注）初期設定は、「0.001mm」
それ以降は、設定された最小表示量を表示

No. 99MAH038B

3-17

3.3.3

CALC：演算機能
演算機能は、スピンドル移動量を x とした演算式 f(x)=Ax を用いて内部演算を行い、結果を表示します。演算係数 A を設定することが出来ます。
●演算機能を ON にする、演算係数を確認、変更する
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”CALC”にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、演算機能の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
5. 中央キーを押すと、演算係数の設定に移ります。演算係数マーク”A”が点滅表示し、設定されている演算係数が表示されます。
6. 演算係数を変更する場合は、右下キーを押すと演算係数の置数設定に移ります。
（『3.2.2 置数設定』参照）
7. 演算係数の確認・変更が終わりましたら、中央キーを押してください。演算機能
が”ON”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
●演算機能を OFF にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”CALC” にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、演算機能の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”OFF”を選択します。
5. 中央キーを押すと、演算機能が”OFF”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。

注記 ・
・
・
・
・
・

3-18

途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。
演算処理の結果、表示値オーバーフローエラー（Err 30）となることがあります。
（『5.
エラー表示と対策』参照）
工場出荷時の演算係数の設定は、演算係数： A=1 となっています。
演算係数 A=0 に設定されている場合、演算機能の設定を完了出来ません。A≠0 になるように再度設定してください。
演算係数 A は、最小表示量を切換えても換算は行いません。
演算係数 A の設定可能桁数は右表のようになっています。

No. 99MAH038B

演算機能を ON にする、演算係数を変更する演算機能 ON
測定モード
EXIT

演算機能 OFF
測定モード(1), (2)

Ax

Ax

TOL
RES
CALC

TOL
RES
CALC

OK

(3)
SELECT

(4)

Ax

(5)

OK
OK

(7)

Ax

(6)

EDIT

置数設定

演算係数 A 設定可能桁数
A 小数点以上 2 桁、小数点以下 4 桁

演算機能を OFF にする演算機能 ON
測定モード

演算機能 OFF
測定モード
EXIT

(1), (2)
Ax

Ax

TOL
RES
CALC

TOL
RES
CALC

(3)

OK

(5)

OK

SELECT
Ax

No. 99MAH038B

(4)

3-19

3.3.4SCALE：アナログバー目量
アナログバーの目量（表示範囲：±20 目盛）の選択が出来ます。
●アナログバーの目量を選択する
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”SCALE” にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、アナログバー目量の選択に移ります。
4. 左下キーまたは右下キーを押すと、アナログバー目量が切換ります。
5. 中央キーを押すとアナログバー目量が設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
注記 ・ 途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。
・ アナログバー目量の初期設定（工場出荷時）は「Auto」ですので、必要に応じて変更して下さい。
・ アナログバーは表示値をもとにして表示されます。アナログバー目量を最小表示量
より低い分解能に設定した場合、アナログバーの値は不連続で変化します。

参考

3-20

・

アナログバー目量を「Auto」に選択した際は、下記の条件の場合に自動的にアナロ
グバー目量が切換ります。
1. 振れ幅検出モード時：振れ幅がアナログバー表示範囲内に入るアナログバー目量
2. 公差判定 ON 時：公差値がアナログバー表示範囲に入るアナログバー目量
3. 最小表示量切換え時：最小表示量と同じアナログバー目量No. 99MAH038B

アナログバー目量を選択する
測定モード

測定モード

(1), (2)

EXIT

(4)
OK

（注）

(3)
SCALE
LOCK
OTHER

（注）初期設定は、「Auto」
設定後は、設定された目量を表示

OK

(5)

アナログバー目量一覧(1) Auto (工場出荷時)
(2) 5
(3) 1
(4) 0.5(5) 0.2(6) 0.1

No. 99MAH038B

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001

3-21

3.3.5

LOCK：キーロック
キーの誤操作を防ぐために、一部のキー操作を無効に設定する事が出来ます。
●キーロックを ON にする（キー操作無効）
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”LOCK” にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、キーロックの ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
5. 中央キーを押すと、キーロックが”ON”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
●キーロックを OFF にする（キー操作有効）1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 設定モードにすると、”LOCK” にカーソルが表示されます。
3. 中央キーを押すと、キーロックの ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”OFF”を選択します。
5. 中央キーを押すと、キーロックが”OFF”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。

注記 ・
・
・
・

途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。
電源 OFF にしてもキーロックは OFF になりませんが、電池の交換を行いますとキーロックが OFF になります。
キーロックを ON に設定すると、設定モードではキーロック以外を選択出来なくなります。
キーロック項目は、PC 通信により個別にカスタマイズする事が出来ます。
（『3.3.6.1
PC(1)：PC 通信』参照）

キーロック設定を ON した時の無効になる機能●測定モード
キー
操作
キー名称
PEAK
短押し
左下キー
PRESET
長押し
ZERO
短押し
中央キー
ABS
長押し
短押し
DATA/HOLD
右下キー
長押し
―
短押し
左上キー
ON/OFF
長押し
短押し
MENU
右上キー
+/長押し

3-22

無効になる機能
○
○
○
○
―
―
○
―
―
○

備考
3.2.5
3.2.1
3.2.4
3.2.3
3.2.6
3.2.7
―
3.2.9
3.1
3.3
3.2.8

No. 99MAH038B

キーロックを ON にする
キーロック OFF
測定モード

キーロック ON
測定モード
EXIT

(1), (2)

SCALE
LOCK
OTHER

SCALE
LOCK
OTHER

(3)

OK

OK

(5)
SELECT(4)

キーロックを OFF にする
キーロック ON
測定モード

キーロック OFF
測定モード
EXIT

(1), (2)

SCALE
LOCK
OTHER

SCALE
LOCK
OTHER

(3) OK(5) OK
SELECT(4)

No. 99MAH038B

3-23

3.3.6OTHER：その他機能
その他機能では、「PC 通信」や「アナログバー表示」等の確認、設定が出来ます。
●その他機能の項目選択
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードに移ります。
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”OTHER” にカーソル（点滅表示）を移動させます。
3. 中央キーを押すと、その他機能の項目選択に移ります。
4. 左下キー、または右下キー押すと、その他機能の項目が切換ります。
・左下キーを押す度に「PC 通信→アナログバー表示→…→オールリセット→PC通信」の順で切換ります。
・右下キーを押す度に「PC 通信→オールリセット→…→アナログバー表示→PC
通信」の順で切換ります。
5. 中央キーを押すと選択した項目の設定に移ります。

注記 ・

3-24

途中で設定を中止・取り消す場合は、左上キーを押してください。

No. 99MAH038B

SCALE
LOCK
OTHER

OK

OK

3.3.6.1 PC (1)
PC 通信
OK

3.3.6.2 RULER (2)アナログバー表示OK

3.3.6.3 FAST (3)FAST モードOK

3.3.6.4 RESET (4)オールリセットNo. 99MAH038B

3-25

その他機能の項目一覧
その他機能(項目 No.)LCD 表示例

設定内容
各種設定を行う PC 通信のON/OFF 選択

PC(1)
PC 通信
1, PC

アナログバー表示のON/OFF 選択

RULER(2)アナログバー表示
2, RULERFAST モードの ON/OFF 選
択

FAST(3)
FAST モード
3, FAST

オールリセットの実行
RESET(4)オールリセット
4, RESET

3-26

No. 99MAH038B

3.3.6.1

PC(1)：PC 通信
本製品は、パラメータ・セットアップキット（別売）を用いて PC に接続し、専用ソフト
にて各種設定、測定モードの切換え等を行う事が可能です。
●PC 通信を ON にする
1. パラメータ・セットアップキットを接続します。
2. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
3. 左下キーまたは右下キーを押して”PC”と点滅表示するまで切換えます。
4. 中央キーを押すと、PC 通信設定に移ります。
5. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
6. 中央キーを押すと、”PC con”と表示され PC 通信状態になります。

注記 ・
・
・
・
・

PC 通信を中止する場合は、左上キーを押してください。
出力コネクタのキャップを取り外し、接続ケーブルを奥までしっかりと差し込んで下さい。
PC 通信中にパラメータ・セットアップキットを外さないで下さい。
PC 通信を終了しますと、測定モードに戻ります。
PC 通信の詳細については、パラメータ・セットアップキットに付属の取扱説明書をご参照下さい。

PC 通信を ON にする(4) OK
SELECT(5)(6)

No. 99MAH038B

OK

3-27

外部入力設定可能項目一覧
設定可能項目プリセット
測定系
カウント方向ピーク検出モード
公差判定

プリセット No.：P1 / P2 / P3
プリセット値：P1 / P2 / P3
ABS 系 / INC 系＋/‐（スピンドル押込み時）
OFF / 振れ幅検出モード / 最大値検出モード / 最小値検出モード
ON / OFF
各測定系（ABS 系（P1,P2,P3）、INC 系）の上限値 / 下限値

最小表示量

0.001 / 0.01

演算機能

ON / OFF
演算係数：A

アナログバー
目量

AUTO / 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 5

キーロック

ON / OFF
キーロック項目の設定（複数選択可）
・PEAK (ピーク検出モードの切換え)・PRESET (プリセット設定)
・ZERO (表示値のゼロセット)
・ABS (測定系の切換え)
・DATA/HOLD (表示値のホールド/データ出力)・→|← (アナログバー指針のセンタリング)・+/- (カウント方向の切換え)

アナログバー
表示
FAST
モード

パラメータロック

3-28

設定内容

ON / OFFON / OFFON / OFF
パラメータロック項目の設定（複数選択可）
・プリセット値設定：P1 / P2 / P3
・公差値設定：P1：上限値 / 下限値
P2：上限値 / 下限値
P3：上限値 / 下限値
INC：上限値 / 下限値
・演算係数設定：A・MENU キーNo. 99MAH038B

参考

・
・
・
・

パラメータロックは、各種設定を操作禁止にする機能で、PC 通信でのみ設定が可能です。
パラメータロックを ON にすると、選択されたパラメータロック項目の操作は本体側では出来ません。
パラメータロック中は、置数設定に入る為の右下キーのアシスト表示”EDIT”が表示されません。
MENU キーをロック設定すると、本体キー操作での PC 通信以外のパラメータの確認・設定ができません。各パラメータの確認・設定を行う場合は、PC 通信を行い、MENU キーのロックを解除してから行ってください。
パラメータロック中の表示例（プリセット設定）【パラメータロック無し】【パラメータロック状態】※パラメータロック中は「EDIT」は点灯しない

No. 99MAH038B

3-29

3.3.6.2

RULER(2)：アナログバー表示
アナログバー表示の ON/OFF の設定が出来ます。
●アナログバー表示を OFF にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”RULER”と点滅表示するまで切換えます。
3. 中央キーを押すと、アナログバー表示の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”OFF”を選択します。
5. 中央キーを押すと、アナログバーが非表示に設定され、「パラメータの選択（『3.3設定モード』参照）」に戻ります。
●アナログバー表示を ON にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”RULER”と点滅表示するまで切換えます。
3. 中央キーを押すと、アナログバー表示の ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
5. 中央キーを押すと、アナログバーが表示に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。

注記 ・

3-30

アナログバーを非表示にした状態で、アナログバー目量の設定（『3.3.4 SCALE：ア
ナログバー目量』参照）を切換えても、アナログバーは表示されません。

No. 99MAH038B

アナログバーを非表示にする

SCALE
LOCK
OTHER

OK

(5)

(3)

OK

SELECT(4)

アナログバーを表示する

SCALE
LOCK
OTHER

OK

(5)

(3)

OK

SELECT(4)

No. 99MAH038B

3-31

3.3.6.3

FAST(3)：FAST モード
FAST モードを”ON”にすると、より正確にピーク検出測定ができます。
FAST モード中は、オート OFF しません。
●FAST モードを ON にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”FAST”と点滅表示するまで切換えます。
3. 中央キーを押すと、FAST モードの ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”ON”を選択します。
5. 中央キーを押すと、FAST モードが”ON”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。
●FAST モードを OFF にする
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”FAST”と点滅表示するまで切換えます。
3. 中央キーを押すと、FAST モードの ON/OFF 選択に移ります。
4. 左下キーを押して、”OFF”を選択します。
5. 中央キーを押すと、FAST モードが”OFF”に設定され、「パラメータの選択（『3.3 設定モード』参照）」に戻ります。

3-32

重要

FAST モードを ON にしても、本製品の精度は変わりません。

注記 ・FAST モードを ON で使用すると、電池の消耗が大きくなります。
必要のないときは、FAST モードを OFF にしてご使用することをお勧めします。

No. 99MAH038B

FAST モードを ON にする

SCALE
LOCK
OTHER

OK

(5)

(3)

OK

SELECT(4)

FAST モードを OFF にする

SCALE
LOCK
OTHER

OK

OK

(5)

(3)
SELECT(4)

No. 99MAH038B

3-33

3.3.6.4

RESET(4)：オールリセット
本製品の全設定を工場出荷時の状態に戻します。
●オールリセットを実行する。
1. 測定モード中に、右上キーを押して設定モードにして、その他機能を選択します。
（『3.3.6 その他機能』参照）
2. 左下キーまたは右下キーを押して、”RESET”と点滅表示するまで切換えます。
3. 中央キーを押すと、オールリセット設定に移ります。
4. 左下キーを押して、”YES”を選択します。
5. 中央キーを押すと、確認のために”YES”が再び表示されます。
6. 中央キーを押すと、オールリセットが実行されます。
表示が一度消えた後、電池を入れた時の表示になります。

重要 ・オールリセットを実行しますと、オールリセット実行前の設定には戻せません。
工場出荷時の設定
設定項目
プリセット
測定系
単位系
カウント方向ピーク検出モード
アナログバー中心位置
公差判定
最小表示量
演算機能
アナログバー目量キーロック
アナログバー表示
FAST モード
パラメータロック

3-34

設定内容
プリセット No.（P1/P2/P3）：P1
プリセット設定値（P1/P2/P3）：全てゼロABSmm
スピンドル押込み時、プラス
OFF
ゼロ中心
OFF
公差値（上限値/下限値）：全てゼロ
0.001mmOFF
演算係数：A=1
AutoOFF
全キー機能：有効
ON
OFF
OFF

No. 99MAH038B

オールリセットを実行する

OK(3)
SELECT(4)(5) OKOK(6)

No. 99MAH038B

3-35

3.4

校正モード
校正モードでは、現在の各設定を記憶したままで、本製品の精度検査・校正に適した設定で測定ができます。また、本モードでは、データ処理装置からの出力要求(REQ)に対して表示値のデータ出力が出来ます。
校正モードの設定（校正モード開始時に自動で切換え）
設定項目
設定内容
測定モード
通常モード
測定系
INC 系
単位
mm
最小表示量
0.001mm
その他
公差判定機能：OFF
演算機能 ：OFF
キーロック：OFF
アナログバー表示：OFF
校正モードで使用可能なキー操作
キー
短押し
左下
中央
ゼロセット
右下
左上
右上
-

長押し
-

●校正モードの開始
1. マイナスドライバーなどを使い、電池ホルダおよび電池を取り外します。
2. 左下キーと中央キーを押しながら、電池ホルダを取り付けると、校正モードで起動します。
●校正モードの終了
電池ホルダを取り外すと、校正モードを終了します。
再度電池ホルダを取付けることで、測定モード（通常モード）を再開できます。
（『2 セットアップ』参照）
重要 ・ 本モードを使用した後の測定モードでは、プリセット設定（『3.2.1 プリセット設定』）が必要になります。ただし、その他の設定及び各パラメータは、本モードに入る前の状態で保持されています。
PEAK START/ZERO(2)+

電池ホルダを取付ける

(1)

3-36

校正モード

No. 99MAH038B

4

4

データ出力
データ出力の方法について説明します。

本製品は、接続ケーブル（別売/No.905338（1m）または No.905409（2m））を用いて、
デジマチックミニプロセッサ DP-1VR 等のデータ処理装置に接続し、測定値の転送や集計、記録を行うことができます。
・ 接続ケーブルは、弊社指定品をご使用ください。不適切なケーブルや、劣化したケー
注記
ブルをご使用になりますと、データ出力が出来ない場合があります。
・ データ出力の際は、各データ処理装置の取扱説明書をよく読んで、正しくご使用くだ
さい。

4.1

ケーブルの接続
出力コネクタのキャップを取り外し、図のような向きで接続ケーブルを奥までしっかりと差し込んでください。
キャップ

注記

No. 99MAH038B

接続ケーブル・ 外したキャップは、紛失しないように保管してください。
・ 接続ケーブルの出力端子の向きに注意して差し込んでください。
・ 接続ケーブルを使用しない場合は、必ずキャップを取り付けてください。

4-1

出力コネクタ

4.2

Pin No.
Indicator Cable
1
1

(5)
(1)
デジマチックインジケータ

1

2

9

ケーブル

10

Signal

I/O

GND

-

2*

2

DATA

O

3*

3

CK

O

4*

4

RD

O

5*

5

REQ

I

-

6-10

N.C.

-

CK, RD, DATA

*1IOL = 500μA(VOL = 6.05V)

3V

*2

20kΩ
REQ
470pF

CMOS IC

重要

4.3

・ 本製品とデータ処理装置側では電源が異なる為、データ処理装置側の出力方式は、必ずオープンコレクタ出力、またはオープンドレイン出力としてください。CMOS 出力
等は使用しないでください。

出力データフォーマット
小数点位置X. X. X. X. X. X
d1

d2

d3

全て"F"(1111)

d4

d5

d6
d7
MSD

符号
+ :0(0000)- :8(0001)

d8

d9

測定値

d10 d11 d12 d13
LSD
単位mm :0(0000)

2(0100)3(1100)※4 ビットを 1 ディジットとして、d1 から d13 までの 13 ディジットを出力します。
※各ディジットは、最下位ビット（LSB）から最上位ビット（MSB） の順に出力します。

4-2

No. 99MAH038B

4.4

タイミングチャート
RDRD

0.7 ms < T1 < 1.2 ms
100 µs < T2 < 200 µs
200 µs < T3 < 300 µs
100 µs < T4 < 200 µs
T5：接続するデータ処理機の性能で決まります。

REQ
REQ
DATA
DATA

CK
CK
T5

No. 99MAH038B

T1

T2

T3

T4

重要

・ スピンドル作動中に出力要求(REQ)を受けた場合や、インターバルが短い連続した出力要求(REQ)を受けた場合、データ出力が出来ないことがあります。

注記・ REQ は、CK が出力されるまで Low を保持してください。また、最終(52bit 目)の CKの出力が完了する前に High に戻してください。

4-3

MEMO

4-4

No. 99MAH038B

5

5

エラー表示と対策
エラー表示と、その対策について説明します。

本製品に何らかの異常が生じたときに、エラーを表示します。
対策の後、正常状態へ復帰しない場合は、弊社カスタマーサポートセンタ、営業所、サービスセンタ、または代理店までお問い合わせ下さい。
表示

No. 99MAH038B

内容

対策

電池電圧低下警報
・ 電池電圧が低くなっています。

・ 新しい電池に交換して下さい。

電池電圧低下エラー
・ 電池の消耗により測定を行うことができません。

・ 新しい電池に交換して下さい。

センサ信号合成エラー
・ センサ信号を合成する事ができません。

・ スピンドルが高速動作中に発生することがあります
が、測定には影響ありませんので、そのままご使用ください。
※ 静 止 状 態 で 発生 す る場 合
は、センサの故障が考えられます。弊社カスタマーサ
ポートセンタ、営業所、サービスセンタ、又は代理店までご相談下さい。

5-1

表示

5-2

内容

対策

表示値オーバーフローエラー
・ 表示値が表示可能桁数を超えました。

・ 表示値が表示可能桁数に戻ると自然解除します。
・ 中央キーを短押し、または長押しして下さい。
・ 設定モードに入り、最小表
示量を下げて下さい。
（3.3.2
RES：最小表示量を参照）
・ 設定モードに入り、演算係数を設定し直して下さい。
（3.3.3 CALC：演算機能を参照）

内部接続エラー・ 製品内部の接続に異常があります。

・ 製品の故障が考えられます。弊社カスタマーサポー
トセンタ、営業所、サービ
スセンタ、又は代理店までご相談下さい。

設定値書換え異常エラー
・ 何らかの原因により前回使用時から設定値が書き換わっています。

・ 中央キーを押すと、電池セット後の状態に戻りますので、『2.1 電池のセット（交換）および初期設定』を参照し、設定値を確認の上、再度設定を行ってください。

設定値保存異常エラー
・ 設定を保存することができませんでした。
・ 設定値を読み込むことができませんでした。

・ 電池を抜き、『2.1 電池のセット（交換）および初期設定』を参照し、再度設定を行ってください。
・ 電池の再セット後でも発生する場合は、電池を交換して下さい。
・ 電池を交換しても発生する
場合は、製品の故障が考えられます。弊社カスタマー
サポートセンタ、営業所、サービスセンタ、又は代理店までご相談下さい。

内部プログラム異常エラー
・ 内部のプログラムに異常が発生したため、測定を行うことができません

・ 製品の故障が考えられます。弊社カスタマーサポー
トセンタ、営業所、サービ
スセンタ、又は代理店までご相談下さい。

No. 99MAH038B

表示

No. 99MAH038B

内容

対策

公差上下限値設定エラー
・ 上限値＜下限値と設定されています。

・ 中央キーを押して、再度公差判定値を設定し、上限値＞下限値となるようにして下さい。（3.3.1 TOL：公差判定機能を参照）

プリセット値オーバーフロー
エラー・ プリセット値が表示可能
桁数を超えました。

・ 右下キーを押してプリセッ
ト値を設定し直して下さい。
・ 最小表示量を下げて下さい。
（3.3.2 RES：.最小表示量を参照）

公差上限値オーバーフロー
エラー
・ 上限値が表示可能桁数を超えました。

・ 右下キーを押して上限値を設定し直して下さい。
（3.3.1
TOL：公差判定機能を参照）
・ 最小表示量を下げて下さい。（3.3.2 RES：最小表示量を参照）

公差下限値オーバーフロー
エラー
・ 下限値が表示可能桁数を超えました。

・ 右下キーを押して下限値を設定し直して下さい。
（3.3.1
TOL：公差判定機能を参照）
・ 最小表示量を下げて下さい。（3.3.2 RES：最小表示
量を参照）

5-3

MEMO

5-4

No. 99MAH038B

営業・サービスの窓口
仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
つくば営業所
新潟営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所
八王子駐在所
富士駐在所
諏訪営業所
上田駐在所
浜松営業所
安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
岐阜営業所
金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

2021 年 1 月現在

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒984-0002
電話: (022) 231-6881
ファクス: (022) 231-6884
仙台市若林区卸町東 1-7-30（※） 〒984-0002
電話: (024) 931-4331
ファクス: (022) 231-6884
宇都宮市平松本町 796-1〒321-0932
電話: (028) 660-6240
ファクス: (028) 660-6248
宇都宮市平松本町 796-1（※）
〒321-0932
電話: (029) 839-9139
ファクス: (028) 660-6248
新潟市中央区新和 1-6-10 リファーレ新和 1 階 B 号室
〒950-0972
電話: (025) 281-4360
ファクス: (025) 281-4367
伊勢崎市宮子町 3463-13〒372-0801
電話: (0270) 21-5471
ファクス: (0270) 21-5613
さいたま市北区宮原町 3-429-1〒331-0812
ファクス: (048) 667-1434
電話: (048) 667-1431
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話: (044) 813-1611
ファクス: (044) 813-1610
川崎市高津区坂戸 1-20-1（※）
〒213-8533
電話: (03) 3452-0481
ファクス: (044) 813-1610
厚木市岡田 1-7-1 ヴェルドミール SUZUKI 105 号室〒243-0021
電話: (046) 226-1020
ファクス: (046) 229-5450
電話: (042) 620-5380
電話: (0545) 55-1677
諏訪市中洲 582-2〒392-001
電話: (0266) 53-6414
ファクス: (0266) 58-1830
電話: (0268) 26-4531
浜松市東区和田町 587-1〒435-0016
電話: (053) 464-1451
ファクス: (053) 464-1683
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072
電話: (0566) 98-7070
ファクス: (0566) 98-6761
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072
電話: (0566) 98-7070
ファクス: (0566) 98-6761
名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒466-0064
電話: (052) 741-0382
ファクス: (052) 733-0921
名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26（※） 〒466-0064
電話: (052) 741-0382
ファクス: (052) 733-0921
金沢市桜田町 1-26 ドマーニ桜田 〒920-0057
電話: (076) 222-1160
ファクス: (076) 222-1161
大阪市住之江区南港北 1-4-34〒559-0034
電話: (06) 6613-8801
ファクス: (06) 6613-8817
大阪市住之江区南港北 1-4-34（※）〒559-0034
電話: (078) 924-4560
ファクス: (06) 6613-8817
草津市大路 2-13-27 辻第 3 ビル 1F 〒525-0032
電話: (077) 569-4171
ファクス: (077) 569-4172
岡山市北区田中 134-107〒700-0951
電話: (086) 242-5625
ファクス: (086) 242- 5653
東広島市八本松東 2-15-20〒739-0142
電話: (082) 427-1161
ファクス: (082) 427-1163
福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒812-0016
電話: (092) 411-2911
ファクス: (092) 473-1470
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話: (044) 813-8236
ファクス: (044) 822-8140
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
電話: (044) 455-5021
ファクス: (044) 455-5019※営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

◆ 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ
電話: (0570) 073214
・受付時間：
・お願い：

ファクス: (044) 813-1691

弊社営業日 8:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30
測定機器商品（形状測定機、硬さ試験機、座標計測機器、画像測定機、光学機器ほか）に関するお問い合わせの場合は、該当商品のコード番号、シリアル番号をお手元にご用意ください。

App-1

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
ホームページ: http://www.mitutoyo.co.jp