神奈川県温泉地学研究所観測だより，第 71 号，2021．

箱根火山周辺における地震計アレイの設置について～深部低周波地震の高精度の震源決定～藤松淳・本多亮（神奈川県温泉地学研究所）■ はじめにかはよくわかっていません。これらりが不明瞭で、通常の震源決定方法

近年、火山体の地下深部で発生すを明らかにするためのアプローチのでは精度よく震源を決めることがでる深部低周波地震が注目されていま一つとして、深部低周波地震の震源きません。気象庁一元化カタログにす。箱根火山では、噴火が発生したを高い精度で決めるということが考よると、箱根火山の深部低周波地震2015 年をはじめ、山体膨張や浅部えられます。深部低周波地震は規模の震源は、外輪山北側の深さ 25kmの群発地震活動が活発化する時期にが小さく、また、通常の地震よりも付近を中心に、深さ方向、水平方向深部低周波地震が増加することがわ

ゆっくりとした波を発するため、観ともに 10km ほどの拡がりをもっかってきました。今回、箱根火山に測点に記録される地震波の立ち上がて決まっています（図１）。この深おける深部低周波地震の実像に迫るため、発生している場所（震源）を高い精度で決めるための地震計を約90 点設置しました。ここでは、その概要について紹介します。
■ 箱根火山で発生する深部低周波地震
深部低周波地震は、以前から多くの活火山の地下で発生していることがわかっており、マグマなどの流体に深く係わって発生していると考えられてきましたが、噴火や浅部の火山活動と関連付けられた事例はごくわずかでした。しかし、より検知力の高い検出方法を用いた最近の国内外の研究により、噴火や浅部の火山活動に先行して深部低周波地震の活動が活発化する事例がいくつも報告されるようになりました。箱根火山でも、当所の行竹主任研究員（現・東京大学地震研究所准教授）の研究により、山体の膨張や浅部の群発地震活動が活発化する時期に、深部低周波地震が増加することがわ
か り ま し た。
（https://www.onken.
odawara.kanagawa.jp/volcanogeology/20200716-01.html）
一方で、その発生メカニズム、マグマ活動とどのように関連している

図 1 箱根火山における深部低周波地震の震源分布と設置した地震計の配置
観測だより 71 号，202119

部低周波地震の震源をより高い精度

固く安定した場所では地表面に設置、きるだけ電源を持たせるために通信で決めることにより、自然地震によ地盤が柔らかい場所では数十 cm 穴

機能は OFF にして現地収録としまる探査等で徐々に明らかになりつつを掘って埋設しました。電源はバッした。それでも 3 成分の地震計はある箱根火山の地下構造と高精度のテリーもしくは乾電池です。データ

半年、単成分の地震計は 1 年ほど震源を対比することで、その発生メを収録する機器には携帯電話回線をで電源が切れる計算で、半年から 1カニズムの解明に迫れるのではない利用した通信機能もありますが、で年に１度の頻度で電源交換のためのかと考えています。
■ 地震計アレイの設置
深部低周波地震の高精度の震源決定を目的として、2020（令和 2）年から 4 年間の予定で、東京大学地震研究所、産業技術総合研究所と共同研究を実施することにしました。
今回の共同研究では、アレイ観測と呼ばれる手法で震源決定を行います。
アレイ観測は、地震計を適当な間隔をおいて規則的に配置して行う観測で、深部低周波地震の震源から放出される地震波により、アレイ内の各地震計にはよく似た波形が時刻がわずかにズレて記録されます。この地震波の到着時刻の差から地震波の到

写真 1 地震計の設置例

来方向や見掛け速度、震源を推定す

道路沿いでは路肩に地震計センサーを接着しました。地震計センサー以外のることができます。さらに、このよ機器は全てプラスチック製箱に収納し、湿気対策のためビニール袋で梱包しうなアレイを複数のエリアに設置すました。

ることで、より高い精度で震源を決定することが可能になります。
2020 年 11 月に、箱根カルデラ北側の深部低周波地震の発生領域を取り囲む３つのエリアに、それぞれ約 30 点からなる地震計アレイを設置しました（図１）。設置した地震計を写真１、２に、また、地震計の種類や機器の設定等を表 1 に示します。本研究としては、上下、東西、南北の３つの成分の揺れを観測できる地震計が望ましいのですが、用意に限りがあるため、各アレイのうち5 か所程度ずつ 3 成分の地震計を用いるほかは、上下方向の揺れのみを観測する地震計を用いてアレイを構築しました。地震計センサーは、付

写真 2 地震計の設置例

近の状況に応じて設置方法を選択し、地盤が柔らかい場所では、数十 cm 穴を掘って地震計センサーを埋設しまし

コンクリートなどへの接着、地盤がた。

20

観測だより 71 号，2021

表 1 設置した地震計及び機器の設定等作業が必要になります。地震計のセンサー以外の機材（電源、データ収録機器、時刻校正用 GPS アンテナ）
は、全てプラスチック製の箱に緩衝材、除湿剤、防虫剤とともに収納し、湿気が入らないよう箱をビニール袋に入れました。箱を入れたビニール袋には地震の観測機器であることと連絡先を記載した札を貼り付け、最後に、周囲に木製の杭を打ち、杭と地震計アレイ
仙石原（計 31 点）地震計
３成分２Hz 計：５点

単成分２Hz 計：10 点

単成分 4.5Hz 計：16 点
南足柄（計 28 点）
足柄峠

（計 34 点）

電源、データ収録機器の設定等
電源、データ収録機器の設定等

３成分２Hz 計：５点

単成分２Hz 計：10 点

単成分 4.5Hz 計：13 点
３成分２Hz 計：６点
単成分２Hz 計：９点

・電源
・電源

３成分：バッテリー
３成分：バッテリー
単成分：乾電池
単成分：乾電池※半年～１年程度稼働可能※半年～１年程度稼働可能

・現地で・現地で SD
SD カードにデータ収録
カードにデータ収録※電源を持たせるため通信機能※電源を持たせるため通信機能 OFFOFF

単成分 4.5Hz 計：19 点

箱をひもで縛ってしっかりと固定しました。
■野 生動物による被害と対策
地震計を設置して１ヶ月ほど経過した頃から、「箱が動かされている」「箱がひっくり返ってビニール袋が破けている」さらには「バラバラになっている」といった情報が立て続けに寄せられるようになりました。
その度に祈る思いで現地に向かいましたが、残念ながら、いずれも寄せられた情報のとおりの光景を目にすることになりました（写真３）。地
震計が浮いてしまったり、信号ケーブルの断線、収納ボックスの破損、バッテリーの液漏れなどがみられた

写真 3 野生動物に襲われた観測点
この観測点では、箱が破壊され収納した機器が周囲に散乱していました。

ところでは機材の再設置が必要になりました。周辺住民や施設管理者の方の情報と被害の状況から判断すると、周辺に生息するイノシシをはじめとする野生動物の所業と思われます。私たちの設置機材・設置方法では特にイノシシに狙われたらひとたまりもないということを実感しつつも、再設置にあたって次のような対策を施しました（写真４）。
・野生動物の通り道を避けて設置（足跡など地面に残された痕跡から判断）
・固定杭の増強・木製柵の設置
・周囲を大きな石や丸太で囲む

写真 4 野生動物への対策を施して再設置した観測点・忌避剤、唐辛子の散布

木製柵や丸太で周囲を囲み、周囲に忌避剤、唐辛子を散布しました。

観測だより 71 号，2021

21

・防獣ライトの設置（山中のみ）■ おわりに神奈川県立ふれあいの村、足柄森林

仙石原地区の住民の方のお話しでは、今回の地震計の設置期間は３年間

公園丸太の森、星槎大学、箱根ラリッ

イノシシは力がとても強く、物置きを予定しています。この間に発生すク美術館、箱根湿生花園、箱根温泉に車がぶつかったと思うような激しる深部低周波地震の震源を高い精度供給株式会社には、本研究へのご理い音を聞くこともあり、また捕獲用で決めることで、箱根火山における解、ご協力をいただき心より感謝申の罠には掛からず周囲だけを荒らす深部低周波地震の発生メカニズムのし上げます。また、周辺住民や登山賢さも持ち合わせているということ解明を目指します。

者の方々からは、野生動物による被でした。幸いにも再設置から２ヶ月地震計は、箱根町、南足柄市の住害についてご連絡をいただきました。

ほどたった現時点で新たな被害の情宅や私有地、施設の敷地内、道路脇ご協力いただいている全ての皆様に報はありませんが、地震について調等に、許可をいただいて設置しまし感謝申し上げます。

べる前に、周辺に生息している野生た。箱根町、南足柄市の住民の方々

本研究は東京大学地震研究所共同

動物の生態について学ぶ必要があるをはじめ、県西地域総合センター森利 用（2020-G-14） お よ び JSPS 科のかもしれません。

林部、箱根町、南足柄市、静岡県小研費 JP20K04118 の助成を受けて山町、東京都港区などの関係自治体、実施したものです。

22

観測だより 71 号，2021