PTT-100 カタログ
シール強度測定器

この確認方法

測定結果をデータ化

充電池仕様モデル

PTT-100LB

JIS 規格対応
PTT-100LB は、JIS 規格に対応しています

PTT-100 / PTT-100LB変えてみませんか ?

パソコンで保存・管理できます

AC 電源仕様モデル

PTT-100

シール強度測定器

PTT-100の機能
PTT-100LB

シール強度を設定した条件で測定。
測定データはパソコンを利用して維持・管理できます。
POINT

1

POINT

2

POINT

3

2021年モデルは4POINT

軽量・コンパクト

低価格

簡単操作

ＰＣでデータ管理

小型で軽量ですのでプラスチックフィルム専用

簡単な操作で測定がで持ち運びが簡単に行えます。

ですので、一般的なシール強度測定きますので、専門的な知識は不要です。

USB 接続でパソコンへデータを転送器と比較して低価格です。

測定器を使わないシール強度の測定・・・・シール片を人が手で引っ張り確認する・シールチェッカー（浸透液）
で漏れがないか確認すると言う「人間の都度の感覚に頼る」方法が主流でした。
しかし、包装への高い信頼性を求める社会的な背景からシールの確実性、信頼性がより高く求められています。

（PTT-100LB は、USB メモリ書き出しも可能）、

・	測定精度を±0.4%から±0.2%へ向上
・	平 均値の算出方法を国際規格
EN868-5に対応
・	シール幅測定機能を追加しました

専用ソフトで データを維持管理できます。

PTT-100の名称はPeel Tensile Tester 100Nと言う意味から付称しました。

パソコンと連携し、測定データを活用プラスチックフィルムに特化した測定器
PTT-100は、より高いシールの信頼性を求められるお客様の声にお応えすべく、高額となりがちな測定器から必要な機能だけを抽出し、簡単な操作でお使いいただけるプラスチックフィルムに特化した“シール強度測定器”です。
富士インパルスシーラーは、インパルスシール方式を採用し加熱・冷却工程を持つことでシール強度の高いシーリングを実現することが可能ですが、PTT100を併せてお使いいただくことで、より一層シールの信頼性を高めていただけると考えています。

便利な機能を多数装備
PTT-100は以下の機能を備えています。
■ 複数の試験パターンを最大 5 件まで登録できます。
また、試験条件や判定基準の異なる試験片においての設定条件
変更を簡単に行うことができます。
例）PATTERN1
チャック間距離： 25 mm
引っ張り速度： 300 mm/min
試験終了判定： AUTO
シール強度判定条件 ： MAX U 100.0 L 0.0
シール幅判定条件： 0.5 N 6 mm

PTT-100とパソコンをUSBケーブルで接続し、収集した測定データを転送し、管理することができます。
PTT-100LBは測定データをUSBメモリに出力することも可能です。
パソコンに取り込んだ測定値データは、製品に附属する測定データ管理アプリケーションソフト『PTT-Master』を使 用して、パソコンでデータの維持・管理を行うことができます。

PTT-100

JIS 規格対応：充電池仕様 PTT-100LB の特徴
充電池仕様モデルの PTT-100LBは、AC 電源仕様モデルと共通の特徴に加えて以下のような特徴を持ちます。お使いいただく環境に応じて、充電池仕様モデルをお選びください。
・ 電源の無い作業場所での設置、シール強度測定ができます。
・	USB TypeAコネクタを装備、USBメモリにデータ出力ができます。
・	JIS 規格対応仕様（チャック間距離：50mm）・	ACアダプタを附属、充電がなくなってもAC 電源で継続使用する事ができます。
PTT-100LB■	始業時など、測定精度を簡単に点検できる「日常点検機能」を搭載します。
■	測定の終わりを自動判定し、1 列、2 列シール以外の複雑なシール面測定にも対応します。手動での測定も可能です。
■	試験カウンターを表示。サンプル数が多い場合の識別に大変便
利にご活用いただけます。
2

シール強度測定器：PTT-100カタログ

USB

Type A

USB

Type Bシール強度測定器

PTT-100の使い方
PTT-100LB
簡単操作でシール強度を測定。
保存した測定データをパソコンへ USB 接続で転送し、専用ソフトでデータを活用できます。
PTT-100LBは、USBメモリへのデータ書き出しも可能です。

1 シール強度測定用 試験片 を作成
シール強度を測定したい試験袋に製品附属の『フィルムカット治具』
で簡単に試験片を重ねて治具のガイド窓に沿ってカッターなどで切り、測定用試験片を作成します。
■ フィルムカット治具
シール部合わせマーク「START」ボタン

シール線
チャック間 25 mm 用ガイド窓

2

SET UP ボタン を押す

コントロールパネルの“SET UPボタン”を押します。
PTT-100 上部の“チャック部”が設定した試験片の間隔に自動でセットされます。
「SET UP」ボタン

3※ PTT-100とパソコンを接続したまま測 定を行うと、測 定 毎 にデータが転送されます。

チャック間 10 mm 用ガイド窓

試験袋

試験片 をセット

5 パソコンと USB 接続し、データを転送
PTT-100

USB
USB

PTT-100LB

USB
USB

作成した試験片をPTT-100 上部の“チャック部”に挟み込み固定します。PTT-100 附属品の『試験片セット治具』を使用すると容易に“チャック部”へ挟み込み固定することができます。
GBGB

●●
●●

■ 試験片セット治具
試験片セット治具『USBケーブル（製品に附属）』でパソコンとPTT-100を接続します。
試験片

チャック部

4 START ボタン を押して測定開始
コントロールパネルの“STARTボタン”を押すと製品正面から見て左側のチャック部が左に移動し、フィルムを引っ張り、シール強度を測定します。
測定したシール強度データはPTT-100の内部メモリに保存されます。※

パソコンに取り込んだ測定データは、製品附属のアプリケーションソフト『PTT-Master』をパソコンで起動させ、測定データを転送したり、保存、維持・管理することができます。
PTT-100LBは、USBメモリに測定データを書き出し、パソコンにデータを取り込むことが可能です。
測定データ管理アプリケーションソフト『PTT-Master』は、測定したデータをパソコン画面上でグラフ表示や表形式表示し、データの維持・管理を行うことができます。
また、『PTT-Master』は同じ試験サンプルを複数検査する場合などに重宝する「平均値」「最小値」「標準偏差」等を表示する機能を備えています。
転送される「シール強度測定記録データの明細」は次ページの「主な仕様」をご覧ください。
シール強度測定器：PTT-100カタログ

3

主な仕様
■ シール強度測定記録データの内容① 試験日、時刻② 最大引っ張り力、平均値、シール幅③エラー番号

PTT-100④ 作業者名（8 文字まで）⑤ 引っ張り力（シール強度）データ

PTT-100LB

製品名

PTT-100■ データ管理アプリケーションソフト
PTT-Master

PTT-100 LB

測定レンジ

100 N

計測単位

荷重単位：N（ニュートン） 変位量単位：mm

最小表示桁

0.1 N

引っ張り速度

200 mm/min または 300 mm/min

測定精度

対応機種：USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、Windows® 8.1/10が動作するPC/AT 互換機±0.2% of FULL SCALE

データ出力

USBポートUSBポート、USBメモリ

内部メモリ容量

最大記録データ件数 =120 件

使用温度範囲 / 湿度範囲
電源 / 消費電力+ 5 〜 40 ℃ / 30 〜 80 %RH
AC100 V

50/60 Hz

外形寸法

5W

AC100 V 50/60 Hz 40W/35W 、DC24V（充電池使用時）

幅 364 x 奥行 260 x 高 198 mm

質量約 8 kg

対応規格

約 9 kg※10N 未満では有効数字は3 桁未満となります。
PTT-100 、PTT-100LBは、通常 弊社受注後出荷までの期間が 2 週間の製品（準標準品 A）です。

ASTM F88/F88M※および EN 868-5で要求されるシール強度測定方法に準拠■ 主な使用用途
1. 食品の包装現場
ボイル、レトルト殺菌などを行う前のピックアップ検査。
2. 医療の包装現場
オートクレープ（高温・高圧下）で滅菌処理を行う前の滅菌バッグのシール強度検査。
3. 製袋工場
袋が適正シール強度で製袋加工されてるかシール強度検査を行い、ロット毎にデータ管理を行う。

オプション■ フィルムカット用 2 連ハサミ
試験片の作成が容易に行えます。15 mm
幅カット専用です。

商品構成①②①シールしたフィルムを2 連ハサミで15 mm幅にカットします。
PTT-100

PTT-100LB
各品は等比率で表示していません③⑤④
チャック間距離10mm 用① PTT-100または PTT-100LB 本体②データ管理ソフト；PTT-Master CD-ROM③ USBケーブル

チャック間距離25mm 用②通常のハサミで試験片に適した長さ（高さ）でカットして試験片を作成します。

④フィルムカット治具⑤試験片セット治具（2 種類）

富士インパルス株式会社
富士インパルス販売株式会社

取扱特約店

https://www.fujiimpulse.co.jp/
富士インパルス販売株式会社
本店 東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL. (04)7178-6402 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18

TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719

福岡営業所 福岡ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2-3-42

TEL. (092)589-5530 FAX. (092)589-5540

総販売元

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただきますようお願いします

0018z. 2021.09. -･- 4.02.1Jβ