DuxCycler マニュアル(Ver 1.0)

PCR Thermal Cycler“DuxCycler”
ユーザーマニュアル

内容物⼀覧（ご使⽤の前にご確認ください）
品名数量

DuxCycler本体

1

ACアダプター1

電源ケーブル

1

USBメモリ

1

USBケーブル1

安全上のご注意（別紙）1

ユーザーマニュアル（本書）1

ご使⽤前に本マニュアルおよび、別紙 ｢安全上のご注意｣ を必ずお読みください。
裏⾯が保証書となっておりますので、お読みになったあとは⼤切に保管してください。

北海道システム・サイエンス株式会社

⽬ 次
1. 製品仕様 --------------------------------------------------------------------------- 1
2. 各部の名前と機能 ------------------------------------------------------------------ 2
3. 製品のセットアップおよび操作① DuxCyclerのセットアップ ------------------------------------------------------ 5② プロトコルの新規作成・編集 --------------------------------------------------- 6③ PCRの実⾏ ---------------------------------------------------------------------- 9
4. トラブルシューティング --------------------------------------------------------- 10

１. 製品仕様
仕様

DuxCycler

外形⼨法

150（W）x 150（D）x 150（H）mm

重量2.5 kg

検体容量 / サイズ

25 ウェル / 0.2 ml チューブ

⼊⼒電圧

AC 100〜240 V , 50/60 Hz

加熱⽅法

ペルチェ

冷却⽅法

ペルチェ , 空冷

温度精度± 0.2 ℃

温度均⼀性

± 0.2 ℃

蓋部温度

25 〜 110 ℃

動作温度

20 〜 40 ℃

動作湿度

20 〜 80 %OS

Windows

1２. 各部の名前と機能① 正⾯① 開閉ボタン② インジケーターランプ①開閉ボタン

ふたを開けるためのボタン。
機器の状態を⽰します。

②インジケーターランプ

緑 :機器がONの状態 / PCR稼動準備完了

⻘ : PCR稼働中
⾚ : PCR稼動エラー

2

② リッド部分③ リッドヒーター④ ヒートブロック

反応チューブを加熱し、蒸発を防ぎます。
③リッドヒーター【注意】稼働中はリッドヒーターが⾮常に⾼温になるので（最⾼110℃）、指を⼊れないでください。
反応チューブを置きます。

④ヒートブロック【注意】ブロックは最⾼で99℃に達するため、触れないでください。

3

③ 後⾯

⑤ 通気⼝

⑦ 電源スイッチ⑥ 電源ケーブル接続部⑤通気⼝⑧ USBポート

ユニットの内部を冷却するための通気⼝です。
【注意】通気⼝をふさがないでください。

⑥電源ケーブル接続部

アダプターを使⽤し、コンセントと接続します。

⑦電源スイッチ

機器をON/OFFする電源スイッチです。

⑧USBポート

USBケーブルを使⽤し、パソコンに接続します。

4

3. 製品のセットアップおよび操作① DuxCyclerのセットアップ
1. 電源ケーブルを本体に接続します。
※ 接続前に電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

2. USBケーブルを使って本体とパソコンを接続します。
3. 電源ケーブルをコンセントに接続します。
4. 本体の電源スイッチをオンにしてください。
5. USBメモリからDuxCyclerアイコン（）をクリックしてプログラムを起動します。

※ パソコン内にDuxCycler（.exe）を保存してご利⽤いただくことができます。
（保存⽅法︓Copy and Paste）

6. DuxCycler Lancher ウィンドウに本体のシリアル番号が表⽰されていることを確認してください。機器は最⼤8台まで接続できます。
※ プログラムの実⾏には、お使いのパソコンにJavaがインストールされている必要がございます。インストールされていない場合はインターネットよりJavaを⼊⼿、もしくは付属のUSBにJavaインストーラーを収録しています（Windows 32bit版、Windows 64bit版）ので、OSに合わせてご使⽤ください。
本体のシリアル番号

シリアル番号別にPCRを実⾏接続されている全てのDuxCyclerでPCRを実⾏［ DuxCycler Lancher ウィンドウ ］

5

② プロトコルの新規作成・編集
1.

機器のシリアル番号を選択し、実⾏ボタン（①）をクリックすると、プロトコル管理画⾯が表⽰されます。

2.

「Protocol Manager」（②）をクリックしてプロトコルの新規作成・編集を⾏います。

➊❷［ DuxCycler Lancherウィンドウ ］［ プロトコル管理画⾯ ］

3.

プロトコル新規作成・編集画⾯が表⽰されたら、「Create New」（③）をクリックして、プロトコルを新規作成します。

❸［ プロトコル新規作成・編集画⾯ ］

6

4.

グラフィック内の値（④）をダブルクリックすると、温度および時間の編集ができます。
※ 時間は秒単位で⼊⼒します。たとえば3分の場合180（秒）と⼊⼒してください。

温度設定

４

時間設定

［ 温度と時間の編集 ］

5.

ステップを挿⼊するには、「Insert Step」（⑤）をクリックします。
画⾯左上の「Before / After」（⑥）を切り替えることで、選択したステップの前後どちらに挿⼊するかを選択することができます。
ステップを削除するには、ステップを選択し「Delete Step」（⑦）をクリックします。

６７５［ ステップの挿⼊・削除 ］

7

6.

繰り返しステップを挿⼊するには、「Insert Goto」（⑧）をクリックします。

7.

Gotoのステップ番号と繰り返し回数は、グラフィック内の値（⑨）をダブルクリックすることで新しい値が⼊⼒できます。

４
ステップ番号❾

繰り返し回数８８［ 例︓ステップ2を10回繰り返す場合 ］

8.

プロトコルの編集が終わったら「Save Protocol」（⑩）をクリックし、名前を付けて保存します（⑪）。
編集内容を保存せずに終了する場合は「Cancel」（⑫）をクリックしてください。

11
10［ 作成したプロトコルの保存 ］

812

③ PCRの実⾏
1.

PCRプロトコルを実⾏する場合はプロトコル管理画⾯の「Protocol Manager」（⑬）をクリックし、プロトコル編集画⾯を開きます。

2.

「Existing Protocols」（⑭）から実⾏するプロトコルを選択し「Use Selected」（⑮）をクリックします。

14
15

13

［ プロトコル管理画⾯ ］

3.

［ 作成したプロトコルの選択 ］

管理画⾯でリッドヒーターの温度を⼊⼒し（⑯）、「Start」（⑰）で実⾏します。
（途中でPCRを中⽌する場合は「Stop」（⑱）をクリックしてください）

4.

プロトコルを再編集する場合は該当プロトコルを選択し「Edit Selected」（⑲）
をクリックします。また、作成したプロトコルを削除するには該当プロトコルを選択し「Remove Selected」（⑳）をクリックします。

16191718［ プロトコル選択後の管理画⾯ ］［ プロトコルの再編集・削除 ］

920

4. トラブルシューティング
以下の内容を確認しても問題が解決しない場合は弊社までご連絡ください。
状況
電源が⼊らない

確認事項
・電源ケーブルが外れていませんか。
→電源ケーブルを装置の背⾯に挿し込みます。
・主電源が⼊っていますか。
→オフの場合は主電源スイッチを⼊れます。

DuxCyclerがパソコンで認識されない

・USBケーブルはきちんと接続されていますか。
→ケーブルを挿し直してください。
・ご使⽤のパソコンはUSB2.0対応でしょうか。
・他のUSBデバイスを使⽤して、USBポートが認識されているか確認してください。
・ ソフトウェア要件に合わせて、Javaをインストールしてください。Javaのインストーラーは、下記URLまたは付属USBよりご利⽤ください。
https︓//www.java.com/ja/download/

緑⾊のLEDが点灯しない

・DuxCyclerの電源が⼊っているか確認してください。
・Windowsのコントロールパネルのデバイスマネージャを確認してください。
→USB HIDデバイスのプロパティダイアログボックスに「（DuxCycler PCR System）」と表⽰されます。
表⽰されない場合は他のUSBポートまたは他のパソコンでお試しください。

⻘⾊のLEDが点滅している・DuxCyclerを再起動してください。

電源は⼊るがLEDが点灯し・LEDが切れている可能性がございますのでご連絡くだない

さい。

10

＜お取扱いについて＞1.

ユーザーマニュアルや注意ラベルに従った正常な使⽤状況で故障した場合は、北海道システム・サイエンス
株式会社までお問い合わせください。

2.

保証期間内のサポートをお受けになる場合には、販売店または北海道システム・サイエンス株式会社にご連絡の上、本保証書に必要事項をご記⼊いただき、商品とあわせて下記住所へご発送ください。

3.

保証期間内であっても次の場合には保証対応はいたしかねますので、ご了承ください。
A) 使⽤上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
B) お買い上げ後の移動に伴う落下などによる故障および損傷。
C) ⽕災・地震・⽔害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
D) 本書のご提⽰が無い場合。
E) 本書のお買い上げ年⽉⽇、お客様情報などの記⼊が無い場合。
F) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
G) 本書は⽇本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

※ 本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ 保証期間終了後の修理等、アフターサービスについてご不明な点は、北海道システム・サイエンス株式会社までお問い合わせください。

〇お願い
⼀度ご使⽤になった製品は、返品をお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

＜保証書＞
品名または型番
Serial №
お買い上げ年⽉⽇

保証期間お買い上げ⽇から12ヶ⽉

お客様情報
ご住所
お名前
TEL

販売店
住所
販売店名
TEL

北海道システム・サイエンス株式会社R-200713-01〒001-0932
札幌市北区新川⻄2条1丁⽬2-1
︓0120-613-190
TEL︓011-768-5901 FAX︓011-768-5951
E-mail:goods@hssnet.co.jp URL: https://www.hssnet.co.jp