EL3000 シリーズ
100mm 記録紙アナログ記録計（打点式）

EL3000 シリーズは、記録有効幅 100mm で 144 ×144mm サイズの打点式アナログ記録計です。
入力と電源の結線を行うだけですぐに記録を開始でき、操作も簡単です。
種類豊富なオプションを用意し、ご使用になる目的・用途に合わせた目盛板、入力範囲、機能を選択して記録計を構成することができます。

■特長●フリー電源入力
100V AC から 240V AC（50 ／ 60Hz）電圧範囲のフリー電源■形を採用しています。

式

E L 3D □□−□□□●温度目盛はリニア目盛

入力点数

熱電対入力、測温抵抗体入力の温度目盛は指示値の読み取り

1：1 点

性が良いリニア目盛です。

2：2 点●記録紙送り速さ 6 速標準装備

3：3 点

標準で記録紙送り速さ 6 速（5、10、20、40、80、160mm ／ h）

6：6 点の切換えが可能です。オプションで 5 速、時分切換えも用意し入力種類ています。

5：熱電対・直流電圧入力●警報設定（共通警報）を標準装備

7：測温抵抗体入力

全点共通で上下限警報を設定することができます。指針位置

熱電対バーンアウト付き・直流電圧により警報値を簡単設定。警報発生時には前面 LED が点灯し

＊1
分圧器内蔵入力（オプション）確認できます。

＊2
入力および目盛板（オプション）

警報出力をオプションで用意しています。

0：標準入力＋標準目盛板●CE、UKCA マーキング適合

1：標準外入力（電流入力、分圧器内蔵

安全規格の CE、UKCA マーキングに認証されています。

含む）＋標準目盛板●ユニット構造、軽量化

2：標準入力＋標準外目盛板

保守点検が容易なユニット構造を採用し、軽量化（従来比 50％）（電流入力、分圧器内蔵
3：標準外入力を実現しました。

含む）＋標準外目盛板●着脱式端子台を採用

警報出力（オプション）

結線が容易な着脱式端子台を採用しています。

0：なし
1：警報出力 2 点
チャートスピードおよびバーンアウト＊ 3（オプション）
0：標準 6 速＋バーンアウトなし
1：標準 6 速＋上限バーンアウト
2：標準 6 速＋下限バーンアウト
A：5 速時分切換え＋バーンアウトなし
B：5 速時分切換え＋上限バーンアウト
C：5 速時分切換え＋下限バーンアウト＊ 1：分圧器内蔵、熱電対・測温抵抗体バーンアウトのオプションは入力
種類「7」のみ＊ 2：2 重目盛まで対応可能
標準外入力、標準外目盛板は入力、目盛要指定＊ 3：バーンアウトは、熱電対入力、測温抵抗体入力に対して全点一括指定

1PR-105-5

EL3000 シリーズ
■入力仕様

■操作・設定仕様

スイッチ 種 類：POWER…計器電源の ON ／ OFF
AUTO CH…取 込みチャンネル切換え停止（1 点指示モード）
および記録紙停止
CHART SPEED…記録紙送り速さ切換え（全 OFFで記録紙停止）
SET − RUN…警報設定モード／通常モードの切換え…警報設定、指示調整時指針の移動
表
示：LED（緑）…電源 ON モニタ
LED（赤）…警報発生モニタ（全点共通 OR 出力モニタ）▲▼

測 定 点 数：1 点、2 点、3 点、6 点
基準レンジ種類：直流電圧…± 13.8mV、± 27.6mV、± 69mV、± 200mV、± 500mV、± 2V、± 5V
分圧器内蔵 ± 10V、± 25V、± 50V
直流電流…受信抵抗（250 Ω）外付けにて対応（オプション）
熱電対…K、E、J、T、R、B（オプション）
測温抵抗体…Pt100（1997）（測定電流 1mA）
＊熱電対、測温抵抗体はリニア目盛
入 力 指 定：単目盛（標準）、2 重目盛（オプション）
精 度 定 格：入力スパンの± 0.5％（基準動作条件にて、入力により例外規定あり）
標準外入力は基準レンジ・最小目盛幅参照
指 示 不 感 帯：入力スパンの 0.3％
基準点補償精度：K、E、J、T…± 1.0℃以下（23℃± 10℃）
± 2.0℃以下（0 〜 50℃）
（基準点補償内部の場合上記誤差を精度に加算）
温 度ドリフト：± 0.02％／℃（基準レンジ起電力換算）
測 定 周 期： 6 秒／点
指 示 分 解 能：約 1 ／ 2,000
バーンアウト：熱 電対入力、測温抵抗体入力において入力信号（オプション） の断線判定機能（全点一括で上限または下限指定）
バーンアウト検知…電圧印加（約 8V、1mA）方式（± 5V 以下）
許容信号源抵抗：熱電対入力、直流電圧入力
…1k Ω以下（バーンアウトなし）
直流電圧入力（± 5V を超える入力）…100 Ω以下
測温抵抗体入力…1 線あたり10 Ω以下（3 線共通）（± 5V 以下）
…約 8M Ω入 力 抵 抗：熱電対入力、直流電圧入力
直流電圧入力（± 5V を超える入力）…約 1M Ω
最大許容入力印可電圧：熱電対、直流電圧入力…± 10V DC 以下
直流電圧入力（分圧器内蔵時）…± 60V DC 以下
測温抵抗体…± 6V DC 以下
最大コモンモード電圧：30V AC
コモンモード除去比：120dB 以上（50 ／ 60Hz ± 0.1％）
ノーマルモード除去比：50dB 以上（50 ／ 60Hz ± 0.1％）■一般仕様

定格電源電圧：100−240V AC、50／60Hz（フリー電源）
電源スイッチ付き
消 費 電 力：最大12VA（100VAC）
最大20VA（240VAC）
使 用 条 件：基準動作条件…周囲温度範囲 21〜25℃
周囲湿度範囲 45〜65％rh
電源電圧 100V AC±1％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、前傾0°、後傾0°
ウオームアップ時間 30分以上
正常動作条件…周囲温度範囲 0〜50℃
周囲湿度範囲 20〜80％rh
電源電圧 90〜264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右0〜10°、前傾0°、後傾0〜20°
輸送条件（工場出荷状態において）…周囲温度範囲 −20〜60℃
周囲湿度範囲 5〜90％rh結露しないこと）
振動 10〜60Hz 4.9m/s2（0.5G）以下
衝撃 392m/s2（40G）以下
保管条件…周囲温度範囲 −20〜60℃
周囲湿度範囲 5〜90％rh結露しないこと）
絶 縁 抵 抗：2次端子と保護導体端子間…500V DC 20MΩ以上
1次端子と保護導体端子間…500V DC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間…500V DC 20MΩ以上
ただし1次端子…電源（L、N）、警報端子（メカリレー）
2次端子…測定入力端子
絶 縁 耐 圧：2次端子と保護導体端子間…500V AC 1分間
1次端子と保護導体端子間…1500V AC 1分間
1次端子と2次端子間…2300V AC 1分間
ただし1次端子…電源（L、N）、警報端子（メカリレー）
2次端子…測定入力端子
ケー ス：扉（枠）…ABS樹脂、前面板…ガラス
ケース…ABS樹脂
色：扉（枠）…黒色（マンセルN1.5相当）、前面板…透明
ケース…黒（マンセルN1.5相当）
取 付 方 法：パネル埋め込み取り付け質
量：約1.7kg
電源電圧変動：指示変動 0.2％以内（90〜264V AC、基準レンジ換算）■記録仕様
記 録 精 度：記録スパンの± 0.5％
記 録 方 式：各点各色インクパット打点記録
平 衡 時 間：入力スパン移動…約 2 秒
記 録 色：1 赤、2 青、3 緑、4 スミレ、5 紫、6 茶記 録 紙：折りたたみ式 全幅 114mm、全長 10m、有効記録幅 100mmh 標準）
紙 送 り 速 さ：6 速切換 5、10、20、40、80、160mm ／ （
紙送り速さ精度：± 0.1％以内（記録紙の目盛を基準）■指示仕様

アナログ 指 示：目盛板および指針
目 盛 板：最大 2 重目盛（最小分割 80 等分）■対応規格

EMC 指 令：EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）■警報仕様

安警 報 表 示：目盛板に貼り付けた警報指標と指針の位置で確認
警報発生時 LED 点灯（全点共通 OR 出力表示）
警 報 種 類：上下限警報
警 報 設 定：上限、下限個別設定（指 示機構指針による入力スパンに対する％設定、設定分解能 0.5％）
警 報 不 感 帯：入力スパンの 0.4％
警 報 出 力：1a 接点 2 出力（コモン共通）（抵抗負荷）、0.5A（誘導負荷）（オプション） 最大接点容量 2A

PR-105-5※試験中、最大±500μVに相当する指示値が変動することがあります。

全：EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2

環 境 規 制：RoHS（CE、UKCA）

環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）■メンテナンス入 力 補 正：全チャンネル一括のゼロ補正、スパン補正。
メモリークリア：指示調整値の初期化（ユーザ・メンテナンスエリア）

2

■オプション仕様●基準レンジ・最小設定目盛幅

オプション名

入力種類

内 容警報の接点出力が可能
警 報 出 力 警報リレー…各点個別メカリレーａ接点 2出力（コモン共通）
最大接点容量…250V AC 2A、30V DC 2A（抵抗負荷）
250V AC 0.5A、30V DC 0.5A（誘導負荷）を付属
直流電流入力 電圧入力に対応した受信抵抗（250Ω）

直流電圧±5Vを超え±50V以下の入力に対して分圧器（1／1000）
分圧器内蔵を内蔵（1ペン式は入力種類「7」のみ）
基準レンジ・最小設定目盛幅参照
最小目盛幅…直流電圧 10mV DC幅以上
熱電対 K 250℃幅以上
標準外入力
E、J、
T 200℃幅以上
R 800℃幅以上
測温抵抗体 100℃幅以上

直流電流K

標準外目盛板 標準入力目盛以外の目盛板
熱電対入力、測温抵抗体入力のセンサ断線判定機能
全点一括で上限または下限指定（1ペン式は入力種類「7」のみ） 並列運転不可

熱バーンアウト電

紙 送り速さ 5速切換え 5、10、20、40、80mm／min、h切換え
時 分 切 換えE

記 録 紙 16 m 全長15.6m記録紙J対●標準入力・記録紙番号
入力種類
直流電圧

熱K

電E対

JT
R目
0～
0～
0～1～T

盛
記録紙番号 最小目盛 入力コード
10mV EM-008
0.2
M1
20mV EM-519
0.5
M850mV EL42003
1M9
5V
EL420100.05
V6

測 温 抵 抗 体

0 ～ 250℃
0 ～ 300℃
0 ～ 400℃
0 ～ 600℃
0 ～ 800℃
0 ～ 1000℃
0 ～ 1200℃
0 ～ 200℃
0 ～ 300℃
0 ～ 300℃
0 ～ 400℃
0 ～ 200℃
0 ～ 300℃－50 ～ 150℃
0 ～ 1400℃
0 ～ 1600℃
0 ～ 100℃
0 ～ 150℃
0 ～ 200℃
0 ～ 300℃
0 ～ 500℃－20 ～ 80℃
－50 ～ 50℃
－50 ～ 150℃

EL05096EL05010EL05009
EL05081EL05121EL05157
EL05116EL05047EL05010EL05010EL05009
EL05047EL05010EL05007
EL05137EL05147EL05052
EL05034
EL05047EL05010EL05048EL05035
EL05006
EL05007

551010102020
555105552020
22
55102
25R
B
測温抵抗体

K2K3K4K6K8KAKC
E2
E3J3J4T2T3T5R4R6313A
323335383E3B

基準レンジ－13.8 ～ 13.8mV－27.6 ～ 27.6mV－69 ～ 69mV
－200 ～ 200mV－500 ～ 500mV－2 ～ 2V－5 ～ 5V－10 ～ 10V
－25 ～ 25V
－50 ～ 50V
4 ～ 20mA－200 ～ 330℃
－200 ～ 660℃
－200 ～ 1370℃－200 ～ 200℃
－200 ～ 380℃
－200 ～ 720℃
－200 ～ 900℃
－200 ～ 250℃
－200 ～ 500℃
－200 ～ 1200℃－200 ～ 280℃
－200 ～ 400℃
0 ～ 1240℃
0 ～ 1760℃
0 ～ 1820℃－140 ～ 150℃
－200 ～ 300℃
－200 ～ 650℃

最小目盛幅
10mV
17mV
35mV
100mV
250mV
1V
2.5V
5V
13 V
25 V
10mA
250℃
400℃
700℃
200℃
250℃
380℃
720℃
200℃
300℃
500℃
200℃
300℃
800℃
1480℃
900℃
150℃
200℃
400℃

K、
E、
J、
T、
R：IEC584、
JIS C 1602-1995
Pt100：IEC751、
JIS C 1604-1997
最小設定目盛：直流電圧…10mV DC幅以上
熱電対…K 250℃幅以上
E、J、
T 200℃幅以上
R 800℃幅以上
測温抵抗体…100℃幅以上●精度定格の例外規定
入力種類

測定範囲

精度定格

K、
E、
J、
T

－200 ～ －50℃

測定レンジの±1.0％

B0 ～ 400℃

規定なし

R

0 ～ 400℃

測定レンジの±1.0％

注）
精度定格は基準レンジ換算

K、
E、
J、
T、
R：IEC584,JIS C1602-1995
Pt100：IEC751（1995）、JIS C1604-1997

3PR-105-5

■端子板図

No. ALM No.

1 C 2

熱電対・直流電圧

警報出力端子部（オプション）

（＋）
（A）
端子（－）
（B）
端子（B）
端子
測温抵抗体

電源／保護導体端子部

測定入力端子部■外形寸法●パネルカット60

153149137

144

57138＋10138＋10●複数台取付時の最小取付間隔
200
144

127.3
17020024

単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PR-105-5

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

4

広 島
福 岡
北九州

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年5月現在のものです。

PDF

発行 2023.5

初版 2005.8