Spectrophotomètre

Un outil simple, pour une meilleure gestion des couleurs.
L’avènement d’une Nouvelle Génération de Spectrophotomètres.

Une liberté d’action accrue, grâce à la connexion sans fil
La connexion sans fil vous libère des câbles, vous permet d’utiliser
l’appareil plus librement et de mesurer où bon vous semble.
Une seule mesure pour M0, M1 et M2
Une seule mesure permet d’obtenir les données sous M0, M1et M2 ou dans d‘autres conditions d’illuminations non standardisées,pour une parfaite reproduction des couleurs dans toutes lesconditions d’éclairages.
Améliore la qualité de vos impressions
Contribue à fournir des travaux d‘impression à haute valeur ajoutéeen vous permettant d’étalonner les couleurs de vos périphériquesd’impression plus précisément et plus rapidement.

Améliorez l’efficacité de vos calibrations quotidiennes en choisissant où prendre vos mesures et contrôler vos
impressions, même directement à la sortie de la machine!
Impression

MesureTransfert des données automatiqueObtenez le meilleur rendu couleur de vos
périphériques d’impression grâce à MYIRO-1.

La céramique de calibration peut être rangée
sous l’appareil lors des mesures.

Les données sont transférées au travers de votre
réseau sans fil jusqu’à à l’ordinateur. Un logiciel
est requis.

Caractéristiques techniques

Diagramme Système
Spectrophotomètre
MY-1

Spectrophotomètre MYIRO-1
ModèleMY-1

Résolution spectrale

45°a:0° (illumination annulaire)*1
Conforme aux recommandations et normes CIE No. 15, ISO13655,DIN5033 partie 7, ASTM E 1164, et JIS Z 8722 (Condition A du modede mesure en réflexion)
Réseau holographique concave
Mode réflexion: 380 à 730 nm;
Mode éclairement: 360 à 730 nm
10 nm

Mi-largeur de bande

Environ 10 nm

Zone de mesureØ3.5 mm

Source lumineuse

LEDGamme photométrique

Réflectance: 0 à 150%; Densité:0.0D à 2.5D

Systeme d’éclairage/observation
Séparation spectrale
Gamme spectrale

Housse de rangement
MY-A03
Cable USB (2m)
IF-A41Règle
MY-A02Outil de configuration
du spectrophotomètre MY-CT1

Colorimétrie : Inférieure à σΔE00 0.05

Répétabilité

Boitier de Calibration
MY-A01(Lorsque l’étalon blanc de calibrage est mesuré 30 fois à des intervalles de10 secondes après avoir calibré le blanc)*Disponible au téléchargement sur le site web

Accessoires en option
Adaptateur de lumière ambiante
MY-A04

Inférieur à ΔE00 0.3

Vitesse de mesure(mode spot)(Moyenne pour les 12 céramiques de couleur BCRA Serie II comparées auxvaleurs mesurées par l’instrument de référence dans les conditions standards detest Konica Minolta)

Environ 1s

Dimensions

Observateurs standards

M0 (CIE Illuminant A), M1 ((CIE Illuminant D50) ,M2 (CIE Illuminant A avec Filtre UV), Illuminant personnaliséObservateur Standard 2°, Observateur Standard 10°

Témoin d’état

LED indiquant le status de l’appareil

Conditions de mesure*2

Interface de communication Wireless LAN (802.11 b/g/n)*3 ; USB2.0
Mesures en mode balayage La mesure d’une gamme de couleurs est supportée.

171(Les valeurs sous différentes conditions d’illuminations sont fournies en un seul scan)

Alimentation par port USB; Batterie interne rechargeable

Dimensions (L×P×H)

73 mm × 171 mm × 71 mm

PoidsEnviron 340 g

Conditions d’utilisation

10 à 35°C, 30 à 85% d’humidité relative sans condensation

Conditions de stockage

0 à 45°C, 0 à 85% relative d’humidité relative sans condensation

71

Alimentation(unité: mm)73

Accord inter-instrument

aux longueurs d’onde inférieures à 400nm est unidirectionnelle.
*12 L’illumination
M0, M1 et M2: conditions de mesure décrites dans l’ISO13655*3 Cet* instrument est compatible avec WPA2-PSK (WPA2-Personal).

• Les représentations sont fournies uniquement à titre d’illustration• Les caractéristiques et images fournies sont peuvent être sujettes à modificationsans préavisMESURES DE SÉCURITÉ
Pour une utilisation correcte et sûre, merci de prendre connaissance du manueld’instructions avant utilisation de l’instrument.
• Toujours connecter l’instrument sur le secteur selon la puissance spécifiée.
Une connexion inappropriée peut causer un incendie ou un arc électrique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site :www.myiro.com
201912-FRA