MK-220
MK-220
設備診断器MK-220の仕様
入力信号

データ管理件数
振動ピックアップ信号

測定モード
測定周波数範囲
（初期値）
測定レンジ

1チャンネル
測定周波数範囲
測定モード
測定レンジ
（初期値）
加速度ACC（TH,OA） 5〜20kHz
加速度ACC（OA）
1k〜20kHz
500 m/s20-P（1m/s2≒0.1G）※1
加速度ACC（PEAK） 1k〜20kHz

加速度ACC（ENV）
速度VEL
変位DISP
測定モード
加速度ACC（TH,OA）
加速度ACC（OA）
加速度ACC（PEAK）
周波数フィルター 加速度ACC（ENV）

1k〜20kHz
5〜1kHz
5〜1kHz
HPF

500 mm/s 0-P※15000μmP-P
LPF

5、10、15、20、100、200、500、 1k、2k、5k、10k、1k、2k、5k、10k、15k、20kHz
15k、20kHz
100、200、250、
5、10、15、20、500、1k、2kHz
100、200、100、200、250、
500、1kHz
500、1kHz

速度VEL
変位DISP

ダイナミックレンジ 88dB以上
解析周波数レンジ 10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz（F.S）
Window関数
レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ
解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、分解能
1/3200、1/6400、1/12800※1

G、cm/s 表示可能

ソフト機能仕様

表示

一般仕様
表示
外部メモリー
メイン電源
連続動作時間
充電時間
本体保護構造使用温度範囲
保存温度範囲
外形寸法
質量

設備管理
最大10,000件
振動レベルデータ 最大10,000,000件
振動波形データ 最大30,000件
振動波形初期データ 最大10,000件×5モード
メモデータ
最大10,000,000件

コンパクトモニタリングユニット採取データ取込方式
ファイル形式

CSV形式※2※2 別売製品（コンパクトモニタリングユニット）からデータ取込し、簡易診断や精密診断が実施できます。

データ転送方式（MK-220〜パソコン間）
USB
メモリーカード

USBケーブル
1GB SDカード

データ表示・出力
振動データメモデータ
点検情報
データ登録管理

相対比較グラフ、相互比較グラフ、振動時間軸波形、振動周波数解析結果
振動周波数解析結果3次元表示、簡易/精密診断報告書
診断報告書・振動DCデータExcel®出力
相対比較グラフ、相互比較グラフ
点検スケジュール管理
IDコード、機器仕様、診断条件、点検ルート、スケジュール、機器保守記録、ベアリング台帳

動作環境

おまかせ診断、簡易診断、精密診断、振動レベル測定、振動解析測定、指定測定、オンライン測定
振動レベル、相対値・絶対値判定結果、傾向管理グラフ、絶対値判定グラフ、振動時間波形、周波数スペクトル、振動計測マスター、ベアリング仕様一覧

測定

MK-220MK-220データ管理ソフトの仕様

振動計測部

パソコン
OS
プリンター
ネットワーク

PC/AT100%互換機
CPU,RAM:OS推奨スペック以上
USBポートまたはSDカードリーダー/ライター
Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10Windows®対応プリンター
クライアント/サーバー型対応可能

TFTカラー液晶・バックライト付
1GB SDカード（カードスロットに収納）
充電池パック（リチウムイオン充電池）
2時間以上 ※充電池パック2個装着時は5時間以上
15時間以内 ※急速充電器（オプション品）使用時:約3時間
防塵防水構造 （IP65）
0〜50℃（40℃ 85%RHの水分量以下,非結露）-10〜60℃（40℃ 85%RHの水分量以下,非結露）
85W×30D×155H（mm）
約380g（充電池パック2個装着時）

標準付属品

オプション品設備診断器：

MK-220データ管理ソフト：

MK-220

設備診断器本体
振動ピックアップ
マグネット
充電池パック
SDカード 1GB
USBケーブル
キャリングケース
取扱説明書

MK-220PU-626E-C1-ND
MK-9002
MK-9502
NSD6-001GH
U2C-MF10BK
MK-9701A

MK-9805-J

1台1個1個1個1個1本1個
1部

ソフトCD

1枚

ユーザーズ
マニュアル

1部

振動ピックアップ
振動ピックアップ
充電池パック
急速充電器
USB充電用ACアダプター
SDカード 1GB
MK-220クライアントソフト
キャリングケース
12チャンネル切替ボックス
切替ボックス用接続ケーブル※特定計量器 対象外※Windows、
Excel は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

PU-616E-C1-ND
PU-601R-D
MK-9502
MK-9503
MK-9504
NSD6-001GH
MK-9805-J
MK-9701A
MK-8310C
CJ-01-9※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
東京支社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-MK-220-03A

ポータブル振動診断器 MAINTE PRO

兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
FAX.03‑5825‑5591
TEL.03‑5825‑7362（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

19.07.5000 K「おまかせ診断」機能を搭載した現場支援ツール

MK-220 はおまかせ診断

高解像度FFT

小型・軽量

デュアルオペレーション方式

トリガー計測IP65の防塵・防水性

2WAY表示初級者も安心の全自動診断

データはパソコンに転送し、保全業務を長で設備の異常原因を特定します。

特回転機械の振動を分析し、自動診断機能強力にバックアップします。

タッチパネルとシートキーの両入力に対応

最小0.00078Hzの分解能で異常要因の高度な解析が可能
固有振動数などの測定に最適

多様な周波数フィルター

以前使用していた機種に近い周波数フィルターを設定可能

オンライン測定

回転速度の自動検出

高速計測

ベアリング管理機能

高度解析機能ハーモニック、サイドバンド、オーダーなどの高度な異常要因分析が可能

旧モデルにも対応

1ch用の常時監視が可能

全モード同時計測し、測定時間を大幅に短縮

データ管理ソフトは、MK-210HEⅡと共通利用が可能

常時監視システムとの連携

コンパクトモニタリングユニット(別売）の測定データを管理ソフトで取込可能
オンライン設備診断システム（別売）へのデータ移行も可能

ベアリング係数（回転周波数を基にした係数）、ベアリング定数（ピッチ円径、玉径、玉数、接触角度）のどちらも管理可能※ は設備診断器の機能、 はデータ管理ソフトの機能です

計測機能

警報レベルを保存データから演算設定、測定スケジュールの作成や診断報告書作成などの保全業務を強力支援

雨天時や粉塵環境での測定も安心

画面は縦横表示切替が可能で各種グラフを見やすく表示

可変速設備の診断にも対応

多機能なデータ管理ソフト

持ち運び便利なポケットサイズ

診断機能

振 動レベ ル 測 定

指定測定オンライン 測 定

おまかせ診断

簡易診断

精密診断

条件設定

ベアリング台帳
ガイダンス表示
おおよその回転速度（高速/中速/低速）を入力するだけで、自動で ISO規格を参考にした基準や当簡易診断と精密診断を行い、異常が疑われる場合は、推奨する診 社独自基準に基づく絶対値判定
断アクションをガイダンス表示します。
を行います。

指定測定の測定結果画面全モードの振動値をリアルタイムでカラフルに表示します。

あらかじめ指定した順路で現場を回ることにより、効率よく測定できます。

定期的に自動で振動データを採取する機能です。1ch用の常時監視システムとしても使用できます。
※オプションのUSB充電用アダプターが必要です。

精密診断機能設備の部位毎に専用ロジックによる自動診断を行います。
・ベアリング診断
・ギア診断
・機構部診断・ポンプ・ファン／ブロワー診断 ・モーター診断■ギア診断■ポンプ・ファン/ブロワー診断■機構部診断■モーター診断

片当たり、軸芯ズレ、歯の摩耗、歯形誤差、局所異常■ベアリング診断

内輪キズ、外輪キズ、転動体キズ、保持器欠陥

アンバランス、
ミスアライメント、軸曲がり、架台剛性不良、軸摩耗、ガタ・ユルミ、据付不良

圧力脈動、一様摩耗、偏摩耗、局所異常
高周波振動、電源不平衡

振動解析測定データ転送方式
またはSDカード
USBケーブル

劣化予測グラフ

傾向管理グラフFFT三次元グラフ

社内ネットワーク最大12800ラインの高解像度で振動波形をリアルタイム解析します。
トリガー計測や、Window関数の設定により、解析に必要なデータを確実に採取可能です。

隠れた成分を表示
FFTグラフ

診断報告書