標準構成品
取扱説明書

ローテーティングレーザー

RL-H4C

クラス 3R レーザー製品･ このたびはトプコン製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
･ この取扱説明書は、実際に機械を操作しながらお読みください。常に適切な取り扱いと、正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。
･ ご使用前には、標準品が全てそろっているかご確認ください。C「標準構成品」･ 製品の外観・仕様および本書の内容は、改良のため、予告なく変更されることがあります。
･ 掲載のイラストは、説明を分かりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。

格納方法

ご購入の際は、下記の品がすべて揃っていることを確認してください。

充電池タイプ1 ローテーティングレーザー RL-H4C . . . . 1 台
2 レベルセンサー LS-80L . . . . . . . . . . . . . . . 1 個
3 バッテリーホルダー DB-74C . . . . . . . . . . 1 個4 バッテリーパック BT-74Q . . . . . . . . . . . . 1 個5 AC-DC コンバーター AD-15 . . . . . . . . . . 1 個6 単 3 乾電池 *1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 個
7 ホルダー６型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 個8 格納ケース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 個
9 取扱説明書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 枚10 保証書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 枚表示の意味

C 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
C 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。

図記号の意味J

この図記号は注意（警告を含む）を促す事項があることを示しています。
J の中や近くに、具体的な注意内容が書かれています。

D

この図記号は禁止事項があることを示しています。
D の中や近くに、具体的な禁止内容が書かれています。

I

この図記号は必ず行っていただきたい事項があることを示しています。
I の中や近くに、具体的な指示内容が書かれています。

X 全体について

C 警告

D

炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。

G分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。

E

格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。

C 注意

D

格納ケースを踏み台にしないでください。すべりやすくて不安定です。転げ落ちてケガをする恐れがあります。

D

格納ケースの掛け金・ハンドルが傷んでいたら本体を収納しないでください。ケー
スや機器が落下して、ケガをする恐れがあります。

LS-80L（LS-80A/80B/90 ）ホルダー 6 型
RL-H4C
AD-15

BT-74Q*1), 2), 3)
ご購入時に添付されている乾電池は、初期動作確認用です。
早めに新しいアルカリ乾電池に交換してください。

免責事項について( LS-B10/B10Ｗ）･ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 本機器の使用または使用不能から生じた付随的な損害（データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

安全にお使いいただくためにこの取扱説明書や製品には、製品を安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたいことが表示されています。
その内容と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

ご使用後は下記の通り格納してください。

乾電池タイプ1 ローテーティングレーザー RL-H4C . . . . .1 台
2 レベルセンサー LS-80L . . . . . . . . . . . . . . .1 個
3 バッテリーホルダー DB-74 . . . . . . . . . . . .1 個4 単 1 乾電池 *2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 個
5 単 3 乾電池 *3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 個
6 ホルダー６型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 個
7 格納ケース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 個
8 取扱説明書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 枚
9 保証書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 枚

単 3 乾電池
単 1 乾電池

・LS-80A/80B/90, LS-B10/B10W も収納可能です。（LS-70 は収納できません。）
・ホルダー 6 型以外のホルダーは収納できません。

X 三脚について使用上のお願い

C 注意

始業または操作時には、本機の機能および性能が正常に作動していることを確認してからご使用ください。

E

機械を三脚に止めるときは、定心かんを確実に締めてください。不確実だと機械が落下して、ケガをする恐れがあります。

E

機械をのせた三脚は、蝶ねじを確実に締めてください。不確実だと機械が倒れ、ケガをする恐れがあります。

D

三脚の石突きを人に向けて持ち運ばないでください。人に当たり、ケガをする恐れがあります。

E

三脚を立てるときは、脚もとに人の手・足がないことを確かめてください。手・足を突き刺して、ケガをする恐れがあります。

E

持ち運びの際は、蝶ねじを確実に締めてください。ゆるんでいると脚が伸び、ケガをする恐れがあります。

C 警告

DD
D

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

D

充電器に衣服などを掛けて充電しないでください。
発火を誘発し、火災の恐れがあります。

E

バッテリーを保管する場合は、ショート防止のために、端子に絶縁テープを貼るなどの対策をしてください。
そのままの状態で保管すると、ショートによる火災やヤケドの恐れがあります。

端子をショートさせないでください。大電流による発熱や発火の恐れがあります。
傷んだ電源コード・プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。火災・感電の恐れがあります。

長期間の保管について1ヶ月以上ご使用にならない場合は、電池を取りはずし保管して下さい。電池は装着状態で長期間放置しておくと液漏れする場合があり、故障の原因となります。

レーザー製品を安全にお使いいただくためにC 警告･ 取扱説明書に書かれた手順以外の操作や調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらす恐れがあります。
･ 本製品には、「JIS レーザー製品の放射安全基準」に従って、下のようなラベルが貼られています。レー
ザー製品を安全にお使いいただくために、ラベルに書かれた内容に従って、正しくお使いください。

レーザー射出口（ここからレーザーが出ます）

水にぬれたバッテリーや充電器を使わないでください。
ショートによる火災・ヤケドの恐れがあります。

ラベル貼り付け位置

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

E
D

バッテリーを他の機器や他の用途に使用しないでください。発熱・発火による火災・ヤケドの恐れがあります。
バッテリーの充電には、専用の充電器を使ってください。
他の充電器を使うと、電圧や＋－の極性が異なることがあるため、発火による火災・ヤケドの恐れがあります。
指定されているバッテリー以外使わないでください。火災・破裂・発熱の原因となります。

H

バッテリーを火中に投げ込んだり、加熱したりしないでください。
破裂してケガをする恐れがあります。

･ レーザー光を直接のぞきこまないでください。目障害の危険があります。
･ レーザー光を凝視しないでください。目障害の危険があります。
･ 万一レーザー光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診察処置を受けてください。

C 注意

C 注意

D

ご使用後は機械の清掃をしてください。
･ 雨がかかったときは、水分をよく拭きとってから格納ケースに収納してください。
･ 機械の汚れは、埃をよく払ってから柔らかい布で拭いてください。
格納ケースの汚れは、布に中性洗剤か水を含ませて拭いてください。エーテル、ベンジン、シンナー、その他の溶剤は使用しないでください。

本製品は、「JIS レーザー製品の放射安全基準 (JIS C 6802:2005)」で定められた「クラス 3R」レーザー製品です。レーザー製品を安全にお使いいただくために、次のことにご注意ください。

X 電源についてDD
D

保管上のお願いバッテリーからもれた液に触らないでください。薬害によるヤケド・カブレの恐れがあります。

･ 始業点検、一定期間ごとの点検・調整を行い、正常なレーザー光が射出される状態で使用してください。
･ 測定時以外は電源を切ってください。
･ 廃棄する場合は、レーザー光を出さないように通電機能を破壊するなどの処置をしてください。
･ レーザー光が不意に目に入ると、まばたきによって不注意状態を生じ、思わぬ事故を誘発する恐れがあります。車を運転する人や歩行者の目の高さを避けて使用してください。

各部の名称と機能
照準器
保護ガラス
回転ヘッド

バッテリー残量表示ランプ：赤色

ここからレーザー光が出ます。

点滅：バッテリーの残量がわずかです。（１分間表示）
点灯：使用不可能です。
（５分間表示後、自動電源停止）

スロープランプ：緑色（エラー発生時：赤色）

電源スイッチ

C「勾配を設定するには」（裏面参照）

電源スイッチを押すごとに ON/OFF を繰り返します。

スロープキー
勾配を設定します。
自動整準中およびマニュアルモードでは機能しません。
C「勾配を設定するには」（裏面参照）

マニュアルモード ON ランプ
表示ランプ：赤色
自動整準は機能しません。

精度切換スイッチ
検出精度は普通精度（±2mm) と高精度 (±1mm) との２段階あり、検出精度切換スイッチを押すごとに切り換えることができます。
また、検出精度は、表示部で確認できます。
（電源 ON 時は普通精度です）

電源ランプ / 自動整準ランプ：緑色
速い点滅：自動整準中です。C「自動整準機能とは」遅い点滅：光軸が水平に近づいています。
点灯：整準完了です。

セイフティーロック OFF ランプ
表示ランプ：赤色
セイフティーロック機能は作動しません。

電源スイッチ

セイフティーロック OFF キー

操作パネル

表示部 C「レベルセンサー表示部」（裏面参照）
表示部は、レベルセンサーの表と裏にあります。受光表示または、受光ブザー音に従ってレベルセンサーを上下に動かして基準位置を見つけます。レベルセンサー上面は、指標から 40mm ですので、40mm シフトした位置でのマークもできます。

電源スイッチを押すごとに ON/OFF を繰り返します。

OFF：2 回連続して押します。
ON：1 回押します。
C「セイフティーロック機能とは」（裏面参照）

指標

受光部
受光部側を RL-H4C に向け受光させます。

バッテリーホルダー着脱ノブ

ブザー音スイッチ

バッテリーホルダーマニュアルモード ON キー

充電コネクター（充電池タイプのみ）

ON：2 回連続して押します。
OFF：1 回押します。

マニュアルモードについて

受光ブザー音は、ブザー音スイッチを押すことで、弱 / 強 /OFFの切り換えができます。
（スイッチを押すごとに、弱 / 強 /OFF を繰り返します）

ブザー窓

ハンドル
キャップ付きRL-H4C

このモードに入ると、自動整準完了後、レーザーが回転しているときに本体の姿勢が変化しても、自動整準機能が作動しません。このとき、セイフティーロック機能も作動しません。また、スロープキーも機能しません。

自動整準機能とは自動整準機能は、電源を ON にすると自動的にレーザー光の位置を精度内に入れる機能です。

レベルセンサー
LS-80L・自動電源停止（オートカットオフ）機能
レーザー光を受光しなくなってから約 30 分で自動的に電源がOFF します。（再び使用するときは、再度電源スイッチを押してください）

電源の取り扱い
RL-H4C（乾電池タイプ）電池交換方法
1 バッテリーホルダー着脱ノブを "OPEN" 側に回して、バッテリーホルダーDB-74 を取りはずします。のイラストに合わせて、バッテリーホルダーに挿入します。*1), 2), 3)
3 本体に挿入し、着脱ノブを "LOCK" 側に回します。

2 新しいアルカリ乾電池(単1型4本)を*1)電池は４本同時に新品と交換してください。また、古い電池と新しい電池を混同して使用しないでください。
*2)本製品はアルカリ乾電池をご使用ください。
（出荷時には動作確認用乾電池が同梱されています。）市販のニッカド電池またはニッケル水素電池もご使用できますが、使用時間はアルカリ乾電池と異なります。
*3)電池は一般に低温になると一時的に性能が低下しますが、常温に戻ると回復します。

･ 乾電池をバッテリーホルダー DB-74 から外し、バッテリーパック BT-74Ｑ を使用することもできます。
但し、バッテリーホルダー DB-74 では、バッテリーパック BT-74Ｑ を充電することはできません。
バッテリーホルダー DB-74C をご使用ください。

LS-80L 電池交換方法
1 裏面の電池ふたを①の方向に押しこみ、②の方向にスライドさせます。電池ふたが持ち上がったところで取り上げてください。

2 電池ボックス内から電池を取り外し、新しい電池（単 3 アルカリ乾電池 2 本 ) を装着し収納します。

3 電池ふたをはめ込み、押して閉じます。

RL-H4C（充電池タイプ）
電源の取付方法
1 バッテリーホルダー DB-74C にバッテリーパック
DB-74

BT-74Q を挿入します。

2 本体に挿入し、着脱ノブを "LOCK" 側に回します。

BT-74Q

DB-74C･ バッテリーパック BT-74Q をバッテリーホルダーDB-74C から外し、乾電池を使用することもできます。

充電方法
1 AC/DC コンバーター AD-15 のプラグをバッテリーホルダー DB74C に接続します。
または、AD-15 をバッテリーパック BT-74Q に接続します。

2 コンセント (AC100V) に AD-15 を接続します。
3 充電は約 13 時間で終了します。バッテリーホルダーまたはバッテプラグ

リーパックからプラグを抜きます。

4 コンセントから AD-15 を抜きます。
･ ランチャージについて右図のように、電源を本体に装着した状態で充電しながら、本体を使用することができます。
･ 充電は室温＋ 10 ℃～＋ 40 ℃で行ってください。
･ AC/DC コンバーター AD-15 以外で充電をしないでください。
･ 電源の寿命を維持するためになるべく所定の充電時間を守ってください。
･ 電源は使用しなくても自己放電しますので、使用前に必ず充電してください。
･ 長時間使用しない場合でも、3 ～ 6 ケ月に 1 度は、完全に充電し、30 ℃以下のところで保存してください。一度でも過放電状態になると性能が低下し、充分な充電ができなくなりますので特にご注意ください。

AD-15

操作のしかた基本操作
1 本体を三脚もしくは平らな面に設置します。

2 電源スイッチを ON にします。

を選択します。

5 基準位置表示 “---” が点灯するように、レベルセンサー検出幅

レベルセンサー表示部

3 レベルセンサーの電源をONにします。 6 指標位置をマークします。レベルセンサー
4 精度切換スイッチを押して、検出精度上面は、指標から 40mm ですので、40mmローテーティングレーザー
セィフティーロック表示＊ 1

シフトした位置でのマークもできます。

レベルセンサーを上下します。

高精度基準位置より高いことを表示します。
（ブザー音：ピッピッピッ）

点滅したときは、ローテーティングレーザーのバッテリー残量不足です。

2. 勾配の設定(2) 使用可能ですが予(3) 電池切れです。電池交換してください。

バッテリー残量警告表示

確認します。

3 再度、電源を ON にします。自動整準を再度始め、終了するとレーザーが射出します。

4 レーザーが正しい高さになっているかを必ず確認してから作業を再開してください。
3 個のランプが同時点滅し、回転ヘッドが低速回転する

手順（勾配の設定）

キー操作順序ランプの表示（右図参照）
自動整準中：ランプ Ｂ（緑色）が点滅
自動整準完了後：ランプ Ｂ（緑色）が点灯ます。

2 「スロープキー」を１回押すと、押したキーの方向にレーザー光が傾斜し続けます。

勾配設定して本機を用いるときは勾配設定方向に正確に本機を設置することが必要です。
本機上面の照準器を使い、下記の方法で勾配方向に正確に本機を設置してください。

(1)十分使用可能です。

基準位置より低いことを備の電池をご用意く表示します。
ださい。
（ブザー音：ピー、ピー、ピー）

1 電源スイッチを一度 OFF にします。
2 本体が正しい位置に設置されているか、1 電源を ON します。自動整準が完了すると勾配設定が可能になり 「電源スイッチ」

1. 本体の設置

3 再度「スロープキー」を押すとレーザー光の傾斜はストップし自動整準完了後「スロープキー」

ランプ Ｅ（緑色）が速い点滅「スロープキー」

ランプ Ｅ（緑色）が点灯ます。
（但し、スロープキーを再度押さないときは、レーザー光は水平に設定されます。）

4 「スロープキー」を押し、勾配の調整をします。

1 勾配設定方向と平行線上にターゲットを設置しランプ位置
E：スロープランプ「スロープキー」

このとき、「スロープキー」を押し続けている時間の長さによりレーザー光が傾斜する速度を変えることができます。
この速度はランプの点滅の速さで確認できます。

ます。

2 その平行線上に本機を設置します。
（このとき、三脚の錘球を用います。）
3 概略に本機をターゲット方向に合わせます。
4 照準器をのぞきながら、ターゲットの中心を正確に照準できるように本機を合わせこみます。

±

復帰のしかた･ 作業者の接触等により本体の設置状態（高さ）が急激に変化した場合、作業精度を守るため自動整準機能を停止し、右記の 3 個のランプが同時に点滅して作業者に知らせる機能です。
･ この機能は、自動整準機能が作動しレーザーが射出して１分後から作動します。
･ マニュアルモード時にセイフティーロック機能は作動しません。

勾配を設定するには±セイフティーロック状態

衝撃が加わる

衝撃を検知したとき、作業者に知らせる機能です。
（セイフティーロックは、ハイアラートとも呼びます）

X 軸方向（C「点検と調整法」）のみ勾配を設定できます。

普通精度基準位置を表示します。
（ブザー音：ピー）

上記の＊ 1 および＊ 2 の機能は、ローテーティ
ングレーザーからの警告信号をレベルセンサーが検知する機能です。この検知機能を停止させることができます。ブザー音スイッチを押しながら電源スイッチを押してください。再度電源を入れ直すと検知機能が通常に働きます。

セイフティーロック機能とはLS-80L

検出精度が普通精度の状態

ローテーティングレーザー
バッテリー残量警告表示＊ 2

現場使用例

精度表示

検出精度が高精度の状態

点滅およびブザー音により、ローテーティングレーザーがセィフティーロッ
ク状態であることを示します。

「スロープキー」を押していない時：ランプ Ｅ（緑色）が点灯「スロープキー」
ランプ Ｅ（緑色）
レーザー光の動き
短く押す：遅い点滅：遅い↓↓↓
長く押す
：速い点滅
：
速い

5 設定した勾配を解除するには「電源スイッチ」を OFF します。 「電源スイッチ」

全てのランプが消灯

スロープキー

A：バッテリー残量表示ランプ
B：電源ランプ /自動整準ランプ
C：マニュアルモード
ON ランプ

電源 OFF 前の勾配に再設定するには1 電源を OFF する前の勾配を再設定するには、「スロープキー」（左右どちらでも可）を押しながら電源を ON します。
勾配が維持され、上記の手順 4 と同様に勾配を調整することができます。（「スロープキー」を押さずに電源を ON すると、レーザー光は水平に設定されます。)

D：セイフティーロック
OFF ランプ・勾配設定後にマニュアルモードを ON にすると、設定された勾配位置で固定されます。このとき、スロープキーは機能しません。
マニュアルモードの ON/OFF については「各部の名称と機能」を参照してください。

ターゲット

セイフティーロック
OFF キーマ ニ ュ ア ル モ ー ド 電源スイッチ
ON キー

・勾配を設定して作業を行う際は、定期的にレベルセンサーの基準位置を確認してください。

点検と調整法
1. レーザー光の傾斜誤差

Ｘ 軸調整法
1 本体の X1 方向を壁側に向けセイフティーロック OFF キーを押しながら、電源スイッチを押します。
セイフティーロック OFF ランプが点灯し、マニュアルモード ON ランプが点滅します。（X 軸を選んでいる状態です）

傾斜誤差については、お客様にて点検・調整が可能です。

23456789壁レベルセンサー

点検法
1 約 50m 離れた壁に向かって三脚を据え付け、脚頭が水平になるように調整し、本体の X1 方向が壁に向くように取り付けます。
電源スイッチを入れます。自動整準が完了します。
レベルセンサーを高精度モードにします。
レベルセンサーで壁のレーザー光の中心を検出し、マークします。（Ｘ1）
本体の電源を切ります。
三脚の定心桿を緩め、本体を 180°回転し、定心桿を締めて固定します。壁に本体の X2 面が向きます。本体を回転させるとき、機械の高さがズレないようにしてください。
再度、本体の電源を入れます。自動整準が完了します。
レベルセンサーで壁のレーザー光の中心を検出し、マークします。(Ｘ2)
このとき、マークした2つのレーザー光の高さの差（Ｘ1とＸ2の差)が5mm以下であれば、調整の必要はありません。もし、差が 5mm 以上であれば右記の調整法に従ってください。
Ｙ 方向についても、同様に点検を行ってください。

X1 のレーザー光2 セイフティーロック OFF キーを押して Ｘ 軸調整を確定させます。マニュアルモード ON ランプが点灯します。

X134567

X1 のレーザー位置自動整準が完了し、レーザー光が出力されます。
レベルセンサー LS-80L を使い、レーザー光の高さを壁にマークします。
本体を 180°回転させ、X2 方向を壁側に向けます。
手順 3 と同様にして、レーザー光の高さを壁にマークします。
スロープキーを押し、手順 3 と手順 5 の位置の中心にレーザー光の高さがくるように調整します。
セイフティーロック OFF キーを押し、高さを記憶させます。
このとき、セイフティーロック OFF ランプが点滅します。記憶が完了すると、自動的に電源が切れます。
以上で X 軸の調整は完了しました。

Y 軸調整法
1 本体の Y1 方向（操作パネル側）を壁側に向けセイフティーロック OFF キーを押しながら、電源スイッチを押し50mます。セイフティーロック OFF ランプが点灯し、マニュアルモード ON ランプが点滅します。（X 軸を選んでいる状態です）

2 スロープキーの右キーを再度１回押します。

自動整準ランプが点滅します。（Y 軸を選んでいる状態です）

もし差が 40mm( ± 90") 以上あるときは、調整範囲を超えています。お求めの販売店または、当社までご連絡ください。

Y2X2 のレーザー光

3 セイフティーロック OFF キーを押して Y 軸調整を確定させます。

X245678X2 のレーザー位置

X1X2X1

自動整準ランプが点灯します。
レベルセンサー LS-80L を使い、レーザー光の高さを壁にマークします。
本体を 180°回転させ、Y2 方向を壁側に向けます。
手順 4 と同様にして、レーザー光の高さを壁にマークします。
スロープキーを押し、手順 4 と手順 6 の位置の中心にレーザーの高さがくるように調整します。
セイフティーロック OFF キーを押し、高さを記憶させます。
このとき、セイフティーロック OFF ランプが点滅します。記憶が完了すると、自動的に電源が切れます。
以上で Y 軸の調整は完了しました。

50m
セイフティーロック OFF キーを押して高さを記憶させるとき、セイフティーロック OFF ランプが速い点滅をして電源が切れない場合は、調整範囲を超えています。お求めの販売店または当社までご連絡ください。
ハンドル
途中で調整を中止したいときは、電源スイッチを押します。

Y1

操作パネル

2. レーザー光の円錐誤差

水平回転の円錐誤差の点検は、必ず前項目の水平回転の傾斜誤差の点検・調整を終了してから行ってください。

約 40m

点検法
1 約 40m 離れた 2 つの壁の中央に三脚を据え付け、Ｘ、Ｙ どちらか一方の軸が壁に向くように本体を設置します。
2 それぞれの壁において、レベルセンサーを高精度モードにしてレーザー光の中心をマークします。
3 一度電源を切り、壁 A から 1 ～ 2m 離れたところに三脚と本体を移動します。

円錐誤差

このとき、本体の方向は変えないでください。再度電源を入れます。

基準水平面
壁B

壁A

壁A

壁B

4 再度、それぞれの壁においてレーザー光の中心をマークします。
5 壁 A においてマークした 2 つの位置の距離、および壁 B においてマークした 2 つの位置の距離を測ります。このとき、測定した 2 つの距離の差が 4mm 以下であれば正常です。
もし差が 4mm 以上あるときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

エラー表示

性能

エラーが表示された場合は、下記の通り対処してください。（ランプの表示については、上記「ランプ位置」を参照してください。
）

ランプの表示

エラー

原因対処

方法

B, C, D が交互に点滅

整準範囲外エラー

本体が傾き過ぎて設置されています。

本体を水平にしてください。

A が点灯

バッテリー残量不足エラー

電池残量が不足しています。

アルカリ乾電池を４本同時に新しいものと交換、またはバッテリーパックを充電してください。

B, C, D が同時点滅

セイフティーロックエラー

本体の設置状態が急激に変化しました。 電源を切り、再度電源を入れ本体を整準してください。

D が速い点滅

傾斜誤差調整エラー

調整可能な範囲をこえています。

再度調整しても回復しないときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

E（赤色）が点灯
B, C, D が交互に点滅

勾配範囲外エラー

勾配設定可能な範囲をこえています。

反対側のスロープキーを押して、勾配を調整してください。

A, B, C, D が同時点滅

内部エラー

内部の故障です。

電源を切り、再度電源を入れてください。回復しないときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

上記の対処を行ってもエラー表示するときは修理が必要です。お求めの販売店または当社までご連絡ください。

http://www.topcon.co.jp

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。
ご不要になりましたニッケル水素電池は大切な資源です。
廃棄せずにリサイクル協力店またはお買い求めの販売店にお渡しください。

RL-H4C光源: 半導体可視レーザー (635nm)
対物出力: 2.4mW レーザー安全規格：JIS Class 3R
整準範囲: ± 5°
精度: ± 10"（1mm/20m）
マニュアル勾配可能範囲 : ±５°( 本体が 0°面に設置されている場合）

寸法
レーザー高さ: 177(L) × 196(W) × 217(H)mm: 187mm( 機械底面からレーザ中心までの高さ )質量 ( アルカリ乾電池タイプ ) : 2.4kg（アルカリ乾電池を含む）( 充電池タイプ ): 2.6kg（BT-74Q を含む）
三脚取付ねじ: JIS B7907 測量機用三脚ねじ

本体が設置された面の傾きにより勾配範囲は増減します。

回転数
使用範囲

: 600r.p.m: 直径 約 2ｍ ～ 800ｍ（LS-80L 使用）

電源／使用時間: 単 1 アルカリ乾電池４本またはニッケル水素バッテリーパック BT-74Q(7000mAh)
充電時間：約 13 時間（AD-15 使用）
使用時間： 約 100 時間（アルカリ乾電池使用、+20 ℃）
約 60 時間 (BT-74Q 使用、+20 ℃）

防水性および耐じん性
使用温度範囲
保存温度範囲: JIS C0920 保護等級 IP66（耐水形、防じん形に準拠）: － 20 ℃～＋ 50 ℃
: － 30 ℃～＋ 60 ℃

LS 警告表示: RL-H4C セイフティーロック表示（LS-80L の液晶上に警告表示）
RL- H4C 電池残量警告表示（LS-80L の液晶上に警告表示）

LS-80L
検出範囲
検出精度
受光表示
電源使用時間
自動電源停止時間
防水性および耐じん性
使用温度範囲
保存温度範囲寸法
質量: 50ｍｍ: 高精度：± 1mm: 普通精度：± 2mm: 液晶（表裏２面）およびブザー: 単 3 アルカリ乾電池 2 本: 約 120 時間（アルカリ乾電池連続使用）: 約 30 分: JIS C0920 保護等級 IP66
（耐水形、防じん形に準拠）: － 20 ℃～＋ 50 ℃
: － 30 ℃～＋ 60 ℃
: 146(L) × 76(W) × 26(H)mm: 0.19kg（アルカリ乾電池を含む）

31365 90021