⾃動絶縁耐圧試験器

PIC SERIES
MODEL

耐圧試験 ⇔ 絶縁抵抗試験 (双⽅向)PIC-512
PIC-513
PIC-515
PIC-516リーク電流計付

PIC-515L

PIC-512A
PIC-513A
PIC-515A
PIC-516A
PIC-515LA【特 ⻑】

1台で耐圧試験、絶縁抵抗試験が可能

耐圧と絶縁の双⽅向⾃動試験が可能なオート試験モード装備
遮断電流設定は、AC 0.5-1-2-5-10-MAX(mA)
0.5秒〜10分 試験時間設定タイマ装備
絶縁抵抗試験部の測定電圧は、定電圧印加⽅式
絶縁抵抗試験部は、容量性被試験物のための良否判断遅延
回路内臓
OK／NG接点信号出⼒端⼦付(耐圧、絶縁を各々出⼒)
テスト／リセットが外部よりコントロール可能
PICシリーズは、電気機器及び電気部品の各種安全規格に基づく絶縁抵抗試験及び耐圧試験を1台で⾏うことが出来る試験器です。
試験⽅法は絶縁抵抗試験、耐圧試験を各々単独で使⽤する他、オート試験モードにて絶縁から耐圧、⼜は耐圧から絶縁と連続して⾏うことが出来ますので製造ラインにあわせてご使⽤になれます。

オート(AUTO)試験モード
絶縁抵抗試験及び耐圧試験を任意の順に試験が可能●スタート → 耐圧試験 → OK → 絶縁抵抗試験 → OK(終了)(TEST)(タイマ動作)(タイマ動作)●スタート → 絶縁抵抗試験 → OK → 耐圧試験 → OK(終了)(TEST)(タイマ動作)(タイマ動作)●試験途中NGとなった場合NGを表⽰し試験を中⽌します。

■標準品
MODEL

絶縁抵抗試験部

耐圧試験部

定格測定電圧

測定範囲

試験電圧

MAX 遮断電流

DC(V)

(MΩ)

AC(kV)

AC(mA)

PIC-512250／500

0.4〜200

PIC-512A

500／1000

4〜2000

PIC-513250／500

0.4〜200

PIC-513A

500／1000

4〜2000

PIC-515250／500

0.4〜200

PIC-515A

500／1000

4〜2000

PIC-516

250／500

0.4〜200

PIC-516A

500／1000

4〜2000■リーク電流計付標準品
PIC-515L

250／500

0.4〜200

PIC-515LA

500／1000

4〜20000〜22500〜3166

0〜51000〜6830〜5100

【主な仕様】
耐圧試験部
試験電圧

AC 0〜定格電圧まで連続可変遮断電流設定

AC 0.5−1−2−5−10−MAX (mA) (MAXの電流値は機種により異なります)

遮断電流確度表⽰値の±5％

変圧器容量

500VA

NG判定

測定値が遮断電流設定値以上の時NG表⽰

NG表⽰

NGランプ、NGブザー (⾳量調節可 ON／OFFスイッチ付)、NG信号 (メーク接点信号)、⾼圧出⼒遮断

タイマ設定時間

0.5秒〜10分 任意設定(1／10、秒／分レンジ切替) ON／OFFスイッチ付

OK表⽰

OKランプ、OK信号 (メーク接点信号)、⾼圧出⼒遮断

指⽰計JIS1.5級 120×100 (mm) ミラー付 平均値応答・実効値換算⽬盛

電圧計確度指⽰値の±5％

⾼圧印加⽅式ゼロクロススイッチによる零位同期スタート及び遮断

リーク電流測定 (PIC-515L、PIC-515A のみ装備)
指⽰計JIS1.5級 120×100 (mm) ミラー付 平均値応答・実効値換算⽬盛

リーク電流計AC1−10−100 (mA) F.S. 遮断電流設定ツマミと連動

電流計確度

指⽰値の±5％絶縁抵抗試験部

定格測定電圧
測定範囲

標準品

250／500 (V)

スケール内全域電圧印加⽅式

A タイプ

500／1000 (V)標準品

×1レンジ︓0.4 (MΩ) 〜20 (MΩ)×10レンジ︓4 (MΩ)〜200 (MΩ)

A タイプ

×1レンジ︓4 (MΩ)〜200 (MΩ)×10レンジ︓40 (MΩ)〜2000 (MΩ)

スケール内全域電圧印加⽅式

警報値設定

スケール内全域任意設定可能

NG判定

測定値が警報設定値以下の時NG表⽰

NG表⽰

NGランプ、NGブザー (⾳量調整可 ON／OFFスイッチ付)、NG信号 (メーク接点信号)、出⼒遮断

判定遅延時間約0.3秒

指⽰計

JIS1.5級 120×100 (mm)測定確度

指⽰値の±5％ (第 2 有効測定範囲指⽰値の±10％)

タイマ設定時間

0.5 秒〜10 分 任意設定 (1／10、秒／分レンジ切替) OK／OFFスイッチ付

OK表⽰

OKランプ、OK信号 (メーク接点信号)、出⼒遮断

出⼒極性

負極性

共通仕様部
試験モード

オート試験モード︓(耐圧)→(絶縁)、(絶縁)→(耐圧)マニュアル試験モード︓(耐圧)、(絶縁)

動作表⽰

試験項⽬別 テストランプ表⽰

外部制御

テスト／リセットが外部よりコントロール可能

電源電圧

AC 100V 50／60 (Hz)ヒューズ

30L10A ガラス管ヒューズ

消費電⼒

定格負荷時 600VA

⼨法・重量430(W)×250(H)×400(D) (mm) 約 27 (kg)

付属品

⾼圧プローブ HV-1 (使⽤電圧3 (kV )以下)、HV-2 (使⽤電圧6 (kV )以下)

信号︓0.1 秒〜0.5 秒のメーク接点信号435(W)×265(H)×455(D) (mm) (最⼤部⼨法)
電源コード、テスト／リセット⽤メタルプラグ (4P)

⾮接触防⽌機能について
耐圧試験は、被試験物に交流の⾼電圧を印加し、そのときに被試験物に流れるリーク電流が遮断電流値(規定値)以下ならば合格、以上ならば不合格と判定しております。
しかしながら、耐圧試験器と被試験物を接触している⾼圧プローブ類が断線していたり、あるいは治具等の接触不良が⽣じた場合は被試験物に規定の試験電圧が印加されないためリーク電流が流れないので絶縁不良の被試験物を合格と誤判定する場合があります。
これを防⽌するためにリーク電流の判定回路を上下限⽅式とし、⼀定値以下のリーク電流に対してNGとする回路等で対応が可能です。
⼜、被試験物の良品におけるリーク電流が⾮常に極⼩の場合は⾮接触防⽌のための特別なタッチセンサ回路を設ける必要があります。被試験物の条件に合わせボリュームにて感度を調整し設定を⾏います。
尚、本回路はオプション仕様ですのでご注⽂の際に、お申し付けください。

背⾯パネル外部⼊出⼒端⼦■OK／NG接点信号出⼒端⼦■TEST／RESETリモート端⼦

接点信号︓メーク接点信号

接点信号︓0.1 秒〜0.5 秒のメーク接点信号

端⼦形状︓8P ハーモニカ端⼦

接点容量︓DC 30V 1A (抵抗負荷時)

端⼦形状︓4P メタルコンセント(注) 接点信号は、無電圧(注) PUNC …耐圧試験(注) TEST …試験開始

INSU …絶縁抵抗試験

RESET …試験中⽌ (OK／NG解除)■お問い合わせ株式会社⽇本テクナート 埼⽟事業所〒335-0021 埼⽟県⼾⽥市新曽1950(TEL) 048-400-9010(E-mail) kkse@technart.com(FAX) 048-400-9011(URL) https://www.technart.com＊本カタログの記載事項は、改良のため、予告なく変更することがあります。