本機のアフターサービスは、修理は行わず無償または有償での新品交換にて対応させていただきます。
尚、アフターサービスをご希望の際は、ご購入時に販売店で記入された保証書シールのご提示が必要となりますので、本取扱説明書に貼付の上、大切に保管してください。
保証期間はご購入時より2年間となります。
保証期間

保証対象の故障

保証期間内
保証期間外

無償新品交換−サービス対象
有償新品交換有償新品交換業務用

レーザー距離計はこんな時に便利！

テクニカルデータ

オフィスなどの改装工事に！
！

標準測定範囲 ※1
測定に適さない環境下での測定範囲 ※2
標準測定公差 ※1
最大測定公差 ※3
表示単位切替
最小表示値
レーザークラス
レーザー波長、出力

建築現場の測定に!!

പɤɅȩȞ௲ஒɉ˄ĜʎĜɁപɥ"˄ĜʎĜࢯᆋो ‫ݎ‬໘ᅙ

保証対象外の故障
サービス対象外サービスの提供はありません
サービスの提供はありません࿚ྈ!;!MLU . G15CPY

1．正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障した場合には、弊社規定に従い、アフターサービスの対象とさせていただきます。
※詳しくは問合せ窓口までお問合わせください。
2．故障等でアフターサービスの提供をご希望の場合は、お買上の販売店にお持ちいただくかタジマメンテナンスセンターまでご連絡ください。
3．サービス依頼品は弊社メンテナンスセンターで故障内容等の評価後、提供されるサービスをお客様にご連絡致します。内容によっては保証期間内外を問わず、サービスを受けられない場合がありますのでご了承願います。

ଲ‫ڙ‬ತცங

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくよう※ 保証期間内、保証対象の故障でも次の場合は有償またはサービス対象外となります。
● 保証書シールのご提示をいただけない場合● 保証書シールに販売店名・日付の記載がない場合や、ご購入先の訂正印なしに内容が書き換えられている場合● 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造などによる故障または損傷の場合●ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷● 火災、地震、風水害、その他天変地異や公害、煙害、異常電圧などによる故障および損傷● 故障以外の点検などといったご要望

オフィスや部屋の改装工事など、タジマF04を使えば簡単に・素早く・正確に距離が測定できます。
家具や机、間仕切りなどを避けて測定ができ、測定箇所を傷つける心配もありません。

高い天井までの距離や、今まで2人がかりで測定していた長い距離の測定も、1人で・素早く・安全に行うことができます。
見積り出しの時間なども大幅に短縮できます。

保証書シール貼付欄

お願い致します。
お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。

本製品付属の「保証書シール」をはがし、下の欄に貼付してください。
保証書シールにご購入日付、販売店名が記載されていることをご確認ください。
上記の記載がない場合はサービスの対象外となります。
詳しくは１ページの「アフターサービスのご提供について」をご覧ください。

付属品・収納ケース
・ネックストラップ・単4形アルカリ乾電池2本

販売店にて記入される保証書シールに年月日の記載がない場合は、本体記載の製造年月に3ヶ月を加算した月の1日を保証期間開始日とさせていただきます。
この保証は日本国内においてのみ有効です。
（THIS WARRANTY IS VALID IN JAPAN）

ここに保証書シールを貼付してください

0.05ｍ〜40ｍ ※50.05ｍ〜35ｍ ※5±2.0ｍｍ ※4±3.0ｍｍ ※4ｍ⇔ 10/33m（尺相当換算）
0.001ｍ ⇔0.001 10/33ｍ
クラス2635nm、＜1ｍＷ
約6ｍｍ／10ｍ
レーザースポット径
約45ｍｍ／40ｍ
自動電源ＯＦＦ
6分後
バックライト○
連続測定○
計算機能（＋/−）○
面積、容積測定○
ピタゴラス測定
2種類
アルカリ乾電池使用時 4,000回以上
電池寿命
Ｎｉ-ＭＨ電池使用時 5,000回以上
防塵・防水性能
ＩＰ40
外形寸法、重量（アルカリ乾電池含む）
116×47.3×29.3ｍｍ、約96ｇ
使用温度範囲0℃〜40℃
保管温度範囲−25℃〜70℃※1〜4 ISO 16331-1に基づき、それぞれ以下の条件下で適用されます。
※1 反射率100％（白塗りの壁）、強い光がないこと、温度25℃。
※2 反射率100％、約30,000ルクスの強い光があること。
※3 反射率10％〜500％、強い光があること、温度0℃〜40℃。
※4 公差は95％の信頼性で0.05ｍ〜10ｍで適用されます。
最大測定公差は10ｍから30ｍまで、0.1ｍｍ/ｍ悪化することがあります。
また30ｍ以上では、0.15ｍｍ/ｍ悪化することがあります。
※5 最短距離0.05ｍは測定基準位置を上部とした場合です。
■改良のため予告なく仕様・外観を変更する場合があります。

※この内容は上記に明示した期間・条件に基づき、アフターサービスのご提供をお約束するものです。
サービス内容など、ご不明な点がございましたらお気軽にタジマメンテナンスセンターまでお問い合わせください。
17：30

フリーFAX.0120-243324（平日12：00〜13：00／祝日・当社指定日を除く）（祝日・当社指定休日を除く）

54090

SZ12033200

1

本機を正しくお使いいただくために表示の説明

2

安全上のご注意「人が死亡または障害を負う可能性警告 誤った取扱いをすると、があること」を示します。

使用上のご注意■ 必ずこの取扱説明書を読んでからご使用ください。
■ 取扱い説明書で禁止されている方法、範囲外で使用しないでください。

誤った取扱いをすると、「人が障害を負う可能性、および物的損注意 害のみが発生する可能性があること」を示します。

禁止

製品が正しく理解されずに使用された場合、人的、物的および環境的損害強制をもたらす場合があります。
絵表示についてしてはいけないことを示す「禁止」です。

■ 光学器具で直接レーザー光を見ないでください。

必ず実行していただくことを示す「強制」です。

望遠鏡やルーペなどでレーザー光を直接見ると危険です。

強制■ レーザー光を直接のぞかないでください。
■ レーザー光路は目の高さを避けてください。

レーザー距離計タジマF04のご使用に際して注意■ レーザー光路に立ち入らないようにしてください。

使用用途使用の制限

本機が使用できる用途は①距離の測定ゴラスなど）に限定されます。

②計算機能（面積、体積、ピタ禁止■ レーザー光路に反射物を置かないでください。
■ レーザー光を他の人に向けないでください。

⇒「テクニカルデータ」を参照してください。
本機は人が通常に活動できる環境での使用に適しており、過酷な環境や爆発の危険がある環境では使用しないでください。

レーザークラス 本機は、可視レーザービームを機器前面から照射します。
この距離計は、次の規格に基づく、クラス2レーザーです。
・IEC60825-1：2007「レーザー製品の放射安全性」
・JIS C 6802：2005「レーザー製品の安全基準」
レーザークラス2/Ⅱ製品：
レーザービームをのぞき込んだり、他の人に向けたりしないでください。
通常は、まばたきを含む嫌悪反応により、目が保護されます
電磁波環境適合性 「電磁適合性」とは、電磁放射や静電気の放電がある環境で、機器が円（EMC）滑に機能する性能を有し、また、他の機器に電磁干渉を与えないことを意味します。本機は、最も厳しい規格および規制の条件に適合していますが、他の機器に干渉を及ぼす可能性があります。
このような場合は、お互いを遠ざけた状態で本機を使用してください。

禁止■ 幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。
障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。

警告■ 絶対に分解や改造をしないでください。
強制

本機を分解すると故障、感電の原因となります。
禁止■ 異常を感じたら本機を絶対に使わないでください。

■ 直射日光下など高温となる場所での使用・保管は行わないでください。
■ 結露したまま、本機をお使いにならないでください。
結露が確認されましたら、電源を入れずに結露が取れるまで放置してください。
その後電源を入れれば正常に作動します。
■ 濡らさないでください。
本機に防水性能はありません。万が一内部に水が入った場合は、お求めの販売店、またはタジマメンテナンスセンターに修理を依頼してください。
■ 必ず専用の距離計アクセサリーを使用してください。
タジマ（TJMデザイン）で取り扱う製品以外のアクセサリーを使用した場合、本機の性能と安全性を保証できません。
■ 使用しない場合は乾電池を取り出してください。
乾電池から液が漏れ出して、故障の原因となる場合があります。

強制い機械部品、設備の近くなどで測定する場合に、足場上で故意または無責任な行動をとらないでください。

禁止

建設現場、工場、道路上では測定スペースを十分に確保し、安全対策を講本機および使い切った乾電池を廃棄する場合、各自治体の規定に従って適禁止

切に廃棄してください。必ず本機を使用する権限のない人の手に渡らないようにしてください。

6

メッセージコード
すべてのメッセージコードはコード

警
告強制マークと合わせて表示されます。

原因

処置

204

計算エラー

はじめから測定をやり直してください

252

温度が高すぎる

距離計の温度を下げてください

253

温度が低すぎる

距離計の温度を上げてください

255

受信シグナルが弱すぎる
測定時間が長すぎる

256

受信シグナルが強すぎる

ターゲットプレート(別売)を使用してください

誤測定
周囲が明るすぎる■ はしごを使用している場合や、稼働中の機械の近く、保護されていな■ 本機および乾電池を家庭ごみと同様の扱いで廃棄しないでください。

5■ 本機は制御装置ではなく、測定センサーとして使用してください。
本機を距離の測定や、クレーン、建設機械、プラットフォームなどの動いている物体の位置の確定に使用している場合、予測しない事態により、誤測定が起こる場合があります。

● レンズが汚れた場合は、市販のレンズクリーナーで拭き取ってください。
● 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
シンナーなどの溶剤では絶対に拭かないでください。
● 必ず専用の収納ケースに入れて保管してください。
● 本体ストラップや収納ケースベルトが傷んでいたら、使用しないでください。ケースや本体が落下してケガをする恐れがあります。

257

じた上で使用してください。

本製品は業務用です。
管理者は、この機器を使用する全ての使用者が、取扱説明書に従って使用されるように徹底してください。
また、管理者はこの機器の使用に際しての安全について、説明、研修する責任もあります。
事故防止のため、現地の安全規則を熟知し、機器の安全が損なわれていると判断した場合、すぐにタジマメンテナンスセンターに連絡してください。

■ 本機に不具合がある場合、または落としたり、誤った使用をした場合は、距離が誤測定される可能性があります。
定期的に試験測定を行い、精度を確認してください。特に重要な測定の前後や測定中には試験測定を行ってください。また本機のレンズは清潔に保ち、本体に大きな機械的損傷がないことを確認してください。

日本測量器工業会発行「測量機器の安全確保のための表示に関するガイドライン」（第三版）に基づく表示■ 安全な測定環境を確認し使用してください。

責任の範囲
管理者の責任お手入れ・保管についてすぐに使用を中止して、お求めの販売店、またはタジマメンテナンスセンターに修理を依頼してください。

43■ 故意に人体に向けて使用しないでください。レーザー光は人体や目に有害です。万一、レーザー光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診断を受けてください。
■ 機器を固定した状態で使用してください。やむをえず手で保持して使用する場合は周囲に人がいないことを確認の上使用してください。
■ レーザー製品は、誤って使われることのないように、子供などの製品知識を持たない者の手に触れることのないように保管してください。
■ レーザー光が不意に目に入ると、目のまばたきによって不注意を生じ、思わぬ事故を誘発する恐れがあります。レーザー製品は、車を運転する人や歩行者の目の高さを避けて使用してください。
■ 測定時以外は電源を切ってください。

7258

測定範囲外

測定可能範囲で測定してください

260

レーザーが遮断されました

測定をやり直してください

上記以外のメッセージが表示された場合、電源のON／OFFを繰り返し行っていただき、同じメッセージが表示されるかチェックしてください。同じメッセージが表示される場合はタジマメンテナンスセンター（0120-470282）
へご連絡ください。

免責事項● 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対しては、当社は一切責任を負いません。
● 本機の精度確認を怠ったことによって生じた付随的な損害（事業の利益の損失・事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
● 火災・地震・第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他当社は一切責任を負いません。の異常な条件下での使用により生じた損害に対して、

8

アフターサービスのご提供について【重要】

ラベル表示各部の名称

操

本機の背面にあるラベルは安全管理などに必要な内容が記載されています。決してはがさないでください。

レーザー照射口
レンズ

クリア（消去）作

クリア／OFFキーを押して、最後の入力や測定値を消去します。 計算機能（面積や容積）を使用している場合は、測定値を1件ずつ、段階的に消去でき、再測定できます。

このアイコンが点滅している時は、レーザー光が照射されています。

警告■レーザー光を直接のぞかないでください。
■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

クリア／OFFキー

電源の入れ方ディスプレイ

ON／測定キー

連続測定
ON／測定キー

測定基準設定① ON／測定キーを長押しします。
連続測定モードに切り替わりリアルタイムの距離を表示します。測定物まで任意の距離に近付いたり、離れる際に使用します。

5.000m

電源のON／OFF
電池ボックスストラップ取付穴

能

測定基準は本体後端に設定されています。前端に変更する場合は、測定前に［測定基準／UNITS］キーを押してください。

お使いになる前に、電池ボックスに単4形アルカリ乾電池を2本正しく入れてください。

キーパッド

機

ON：ON／測定キーを押します。同時にレーザー光が照射されます。他のキーを押すまで、電池残量アイコンが表示されます。

測定後、間違いがないように、前端からの測定値が表示されている間は、測定基準マークが点滅します。
測定基準／
単位キー

7.342m

② ON／測定キーをもう一度押すと、最後の測定値がメインディスプレイに表示されます。

測定を終えると次の測定は、自動的に後端に設定されます。

OFF：クリア／OFFキーを長押しします。

キーパッドの名称

最後の測定値

クリア／OFFキー

ON／測定キー
測定基準／
単位キー
クリア／OFFキー＋／− キー
面積／容積／
ピタゴラスキーディスプレイの名称
電池残量表示レーザー「ON」表示測定基準（前方／後方）加算／減算＋／− キー

距離測定ON／測定キー

面積／容積 エラー表示

操作しない状態が3分間続くと、レーザー光がオフになります。その時点から更に3分後には機器の電源が自動的にオフになります。

測定単位（換算値）変更① ON／測定キーを押して、レーザーをオンにします。
② レーザー光で距離を測定する対象物を狙って、 ON／測定キーをもう一度押します。
③ 測定された距離が表示されます。

測定基準／UNITSキーを長押しすると、表示単位をm（メートル）から10/33ｍ（尺相当換算）に変更することができます。

クリア／OFFキー

ピタゴラス
測定基準／単位キー

尺相当換算単位
補助ディスプレイ（中間測定値など）測定した距離メインディスプレイ

面

注意(電源をONにして最初に測定した場合)

積

ピタゴラス測定時のテクニック

ピタゴラスの定理を使用して間接的な距離を計算によって算出することができます。

注意

推定距離を算出する機能です。
実測値とは異なります。

測定する辺が点滅する

ピタゴラス1･･･2点を使った測定注意
容

2回目（幅）の測定値
面積

面積の測定結果はm 2（平方メートル）表示のみです。
10/33m換算値で距離測定してもm2で結果表示されます。

面積／容積／ピタゴラスキー

2回目
2.848m測定する辺が点滅する

2回目の（幅）の測定値
面積注意

例）ピタゴラス1の場合
1回目の測定（max）

2回目の測定（min）

max.

min.

最小距離が、maxとして、ディスプレイ上に表示されます。

3回目の（高さ）の測定値
容積

体積の測定結果はm 3（立方メートル）表示のみです。
10/33m換算値で距離測定してm3で結果表示されます。

13

面積／容積／
ピタゴラスキー

測定する辺が点滅する

1回目
4.523m
2回目
3.664m① ピタゴラスキーを4回押します。
②のピタゴラスアイコンがディスプレイに表示されます。
測定する辺が点滅しますので、順に測定します。
2回目の辺の測定は測定物との距離が最短（＝90゜）である必要があります。

3.287m

1回目の測定値
3回目
3.718m

2回目の測定値
高さ1412■ 測定可能距離が短くなる
周囲に日光などの強い光がある場合や、反射の弱い対象物までの距離を測定する場合は、測定可能距離が短くなる場合があります。
この場合は、ターゲットプレート（別売）のご使用をおすすめします。

■ 測定対象最小距離が、minとして、ディスプレイ上に表示されます。

ピタゴラス2･･･3点を使った測定※「長さ」、「幅」を測定した際に、面積も途中、表示されます。

④ 結果が、メインディスプレイに表示されます。
面積／容積／
ピタゴラスキー

2回目の測定値
高さ減算の場合「−」を表示

こんなときには…

各辺の測定時に［ON／測定］キーを長押しす
ると、対象物までの最長（最短）距離を測定します。
測定箇所をなぞるように計測してください。
もう一度［ON／測定］キーを押すと最長（最短）距離を確定します。

1.763m

1回目の測定値① 面積／容積キーを2回押します。
② 容積アイコンがディスプレイに表示されます。
測定する辺が点滅します。
③「長さ」、「幅」、「高さ」を測定します。

ON／測定キー

測定する辺が点滅する
1回目
回目
3.350m積① ピタゴラスキーを3 回押します。
②のピタゴラスアイコンがディスプレイに表示されます。
測定する辺が点滅しますので、順に測定します。
③ 結果がメインディスプレイに表示されます。
2回目の辺の測定は測定物との距離が最短（＝90゜）である必要があります。

加算の場合「＋」を表示

11

ピタゴラス機能

1回目（長さ）の測定値(尺相当換算)10/33ｍ換算表示ができるのは距離測定時のみです。

109① 面積／容積キーを1回押します。
② 面積アイコンがディスプレイに表示されます。
測定する辺が点滅します。
③「長さ」と「幅」を測定します。
④ 結果が、メインディスプレイに表示されます。
面積／容積／ピタゴラスキー(メートル単位)① 1つ目の距離を測定します。
② 加算には［＋／−］キーを一度押し、次の距離を測定します。
この時、ディスプレイには［＋］表示が点滅します。
③ 減算には［＋／−］キーを二度押しし、次の距離を測定します。
この時、ディスプレイには［−］表示が点滅します。
この処理は、必要なだけ何回でも繰り返すことができます。
④ 結果はメインディスプレイに表示されます。最後の測定値も表示されます。
クリア／OFFキーを押して、最後の操作を取り消すことができます。

できるだけ凹凸のない平らな面を測定対象としてください。
レーザースポットの中心部分までの測定面が粗い場合（例：きめの粗い石膏など） 距離が表示されます。
測定面に透明度がある場合 誤測定の原因となりますので測定し（例：ガラス、アクリル板など） ないでください。
測定面が濡れている場合や 測定エラーとなる場合があります。
平滑または光沢がある場合 ※エラーについてはメッセージコード項をご覧ください。
測定面に傾きがあったり、測 測定可能です。
但し、レーザースポットを照射するのに定対象が球体の場合十分な表面領域が必要となります。

■ 材料を加工する際の寸法確認にご使用される場合
電池残量について本製品の測定精度は±2mmとなっています。
材料の寸法が短くなってしまうことを避けたい場合は、測定結果に余分の長さをプラスしてお使いいただくことをお薦めします。
個々の製品で機差が異なります。常に長すぎる場合は余分を差し引いてお使いください。

電池残量が少ない場合は電池残量表示アイコンが点滅します。
この場合はアルカリ乾電池2本を同時に交換してください。

15

16