テスト ソリューション
在庫から入手可能 幅広いカタログラインナップ
ソフトウェアでフルサポートできるUSB & Ethernet 制御
短納期でのカスタム開発
２０２４年０６月０１日

コンテンツ1

コンテンツその他 ：パネルマウント構造

75Ωテストシステム

カスタム テストシステム

ソフトウェア サポート2

トップに戻る

メカニカル
スイッチボックス• ラボや生産ライン向けの高性能メカニカルスイッチ群• コンパクトで堅牢なパッケージ• APIを備えたイーサネット、 USB でシンプルな自動化を実現• SPDTから SP8T までのスイッチ構成• DC ～ 50 GHzの周波数カバー範囲• SMA / 2.92 mm / 2.4 mmコネクタ• フロントパネルのLEDで各スイッチの状態を表示• 低挿入損失、高アイソレーション、高定格電力
3

メカニカルスイッチボックス（最大26.5 GHz）
DC～18 GHz スイッチの代表的性能

DC～26.5 GHz スイッチの代表的性能

トップに戻る
Model Name
RCM-3SPDT-75F
RC-2MTS-12N
RC-1SP6T-A12
RC-2SP6T-A12
RCM-1SP8T-12
RCM-2SP8T-12
RC-2MTS-18
RC-3MTS-18
RC-1SPDT-A18
RC-2SPDT-A18
RC-4SPDT-A18
RCM-6SPDT-18
RC-8SPDT-A18
RC-1SP4T-A18
RC-2SP4T-A18
RCM-3SP4T-18
RC-1SP6T-A18
RC-2SP6T-A18
RC-2MTS-26
RC-3MTS-26
RC-1SPDT-A26
RC-2SPDT-A26
RC-4SPDT-A26
RC-8SPDT-A26
RC-1SP4T-26
RC-2SP4T-26
RC-1SP6T-26
RC-2SP6T-26
RCM-1SP8T-26
RCM-2SP8T-26

Frequency
Connectors
DC-2150 MHz F-type (75Ω)
N-typeDC - 12 GHz

DC - 18 GHz

DC - 26.5 GHz

Type
SPDT
DPDT

Termination
TerminatedTransfer

SP6T

Terminated

SP8T

Terminated

DPDT

Transfer

SPDT

Terminated

SP4T

TerminatedSP6T

Terminated

DPDT

Transfer

SPDT

Terminated

SP4T

TerminatedSP6T

Terminated

SP8T

Terminated

SMA

SMA

SMA

Count
3
2
1
2
1
2
2
3
1
2
4
6
8
1
2
3
1
2
2
3
1
2
4
8
1
2
1
2
1
2

4

トップに戻るメカニカル スイッチ ボックス（最大50 GHz）
DC～40 GHz スイッチの代表的性能
Model Name

RC-2MTS-40
RC-3MTS-40
RC-2SPDT-A40
RC-4SPDT-A40
RC-8SPDT-A40
RC-2SPDT-40
RC-4SPDT-40
RC-1SP4T-40
RC-2SP4T-40
RC-1SP6T-40
RC-2SP6T-40
RC-2SP6T-40R
RC-2MTS-50
RC-3MTS-50
RC-2SPDT-50
RC-4SPDT-50
RC-8SPDT-50
RC-1SP4T-50
RC-2SP4T-50
RC-1SP6T-50
RC-2SP6T-50

Frequency

Frequency

SwitchType

Termination

DPDT

Transfer

Terminated
SPDT
DC - 40 GHz

2.92 mm

Unterminated
SP4T

SP6T

TerminatedTerminatedUnterminated

DC - 50 GHz

DPDTTransfer

SPDT

Unterminated

SP4T

TerminatedSP6T

Terminated

2.4 mmSwitch
Count
2
3
2
4
8
2
4
1
2
1
2
2
2
3
2
4
8
1
2
1
2

DC～50 GHz スイッチの代表的性能

5トップに戻る

新発売： ZKシリーズ - TTLメカニカルスイッチ• メカニカルSPDT、SP4T、SP6T、SP8Tスイッチ• TTL制御基板を内蔵• +24 V DC 電源• 5V TTL レベルでスイッチの状態を設定 (DC12 / DC24Vではなく)• マイコン / 組み込みシステムからの制御をサポート• ライトパイプ接続によるLED状態インジケータ• シンプルなライトパイプ（φ1光ファイバー）を使用し、LED光をパネルに誘導• 電気的設計が不要• 自動テストシステムへの統合に最適
Model Name

Switch TypeFrequency

ZK-MSP8TA-12
ZK-MSP6TA-12
ZK-MSP4TA-18
ZK-MSP2TA-18

SP8T
SP6T
SP4T
SPDT

DC-12 GHz
DC-12 GHz
DC-18 GHz
DC-18 GHz

Insertion
Loss (Typ)
0.4 dB
0.25 dB
0.5 dB
0.3 dB

Isolation
(Typ)
90 dB
90 dB
80 dB
80 dB

Power Rating(Cold Switching)
20W
20W
20W
20W

6

トップに戻る

モジュラー
スイッチシステム• ラボおよび生産ラインにも対応できる柔軟なメカニカルスイッチシステム• 必要なメカニカルスイッチ構成を確実に特定可能• ラックマウント型と据え置き型が選定可能• 必要に応じてスイッチモジュールの追加や交換が可能• 自動テストのセットアップへの柔軟で迅速な対応• 業界をリードする堅牢で高性能なスイッチオプション• ソフトウェアとアプリケーションでフルサポートされるイーサネットとUSB制御
7

トップに戻る

モジュラー スイッチ システム• シャーシの選択：• コンパクトな据え置き型ボックス - 最大6台のスイッチ• 3Uラックシャーシ - 最大12台のスイッチ• 5Uラックシャーシ - 最大24台スイッチ• スイッチの選択：• 高信頼性メカニカルスイッチ• SPDTからSP8Tまでのスイッチタイプ• 最大50 GHzの周波数オプション

Switch Type

SPDT

DPDT

SP4T

容易な設定とメンテナンス：• Mini-Circuitsは、数百万サイクルの寿命を持つ超高信頼性メカニカルスイッチを使用しています。
• 非常に多くのテストアプリケーション（半導体テストなど）で使用する場合、スイッチはこの寿命を超え、最終的に劣化する可能性があります。
• 交換用モジュールはMini-Circuitsから入手可能です。
• お客様のシステムを再構築するために、異なるスイッチタイプも用意されています。
• 充実したサポート。

SP6T

SP8T

Frequency
DC-2150 MHz (75Ω)
DC-18 GHz
DC-26.5 GHz
DC-40 GHz
DC-40 GHz
DC-50 GHz
DC-18 GHz
DC-26.5 GHz
DC-40 GHz
DC-50 GHz
DC-18 GHz
DC-26.5 GHz
DC-40 GHz
DC-50 GHz
DC-12 GHz
DC-18 GHz
DC-26.5 GHz
DC-40 GHz
DC-40 GHz
DC-50 GHz
DC-12 GHz
DC-26.5 GHz

Termination
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Reflective
Absorptive
Reflective
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Reflective
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive

Connectors
F-typeSMA
SMA
2.92 mm
2.92 mm
2.4 mm
SMA
SMA
2.92 mm
2.4 mm
SMA
SMA
2.92 mm
2.4 mm
SMA
SMA
SMA
2.92 mm
2.92 mm
2.4 mmSMA
SMA

8

モジュラースイッチシステム - オンライン構成

トップに戻る• RCM シリーズ (据え置き型): www.minicircuits.com/WebStore/rcm.html• ZTM シリーズ (3U シャーシ): www.minicircuits.com/WebStore/ztm.html• ZTM2 シリーズ (5U シャーシ): www.minicircuits.com/WebStore/ztm2.html

9トップに戻る

メカニカル
スイッチラック• モジュラープラットフォームがお客様のニーズに合わない場合は、カスタム
スイッチ構成とすることも可能• 超スリム / ロープロファイルシャーシで、多用なラックキャビネットに対応• 超高密度スイッチ構成• カスタム制御、コネクタまたはスイッチタイプ• シャーシ内で相互接続されたスイッチによる統合システム• 当社のアプリケーションエンジニアチームが、お客様に最適なソリューション
を開発可能• お客様の貴重な開発時間 / リソースを削減
10

トップに戻る

薄型メカニカルスイッチラック• ラックの高さが制限される場合のカスタムスイッチラック構成• 高信頼性メカニカルスイッチ• APIとGUIによるイーサネットとUSB制御

ZT-16SPDT-A18• 16個のSPDTメカニカルスイッチ• DC～18 GHz• 薄型、高さ2Uのラックシャーシ• LEDスイッチ状態インジケータ

ZT-2SP16T-18• 2 x SPDT + 4 x SP8T メカニカルスイッチ• DC～18 GHz• Mini-Circuitsの141シリーズケーブルを使用し
2 x SP16Tスイッチに容易に実装可能• 薄型、高さ2Uのラックシャーシ• LEDスイッチ状態インジケータ

11TTL制御スイッチラック - ZT-375-TTL

トップに戻る• 5 x SP4T + 5 x SPDTメカニカルスイッチラック• DC～18 GHz、吸収型スイッチ• TTL制御• スイッチ状態をLED表示• 電源内蔵の3Uラック シャーシ

なぜ TTL?
• USB / イーサネット / GPIBの代替• 低コストで制御可能• PC / ソフトウェアが不要• DC電圧を直接印加可能• マイクロコントローラーシステムとの統合• より高速（ソリッドステートスイッチ使用時）

12トップに戻る

ソリッドステートスイッチ• 高速スイッチング時間と万全の信頼性• SPDTからSP16Tモデルまで在庫あり• 最大67 GHzの周波数範囲• 機械式スイッチに匹敵する100 dBの高いアイソレーション• 信号の選択性が重要な高感度試験などの用途に最適• USBおよびイーサネット制御• 制御システム設計を簡素化するシリアルデイジーチェーンオプション
13

ソリッドステートスイッチ － デイジーチェーン制御

トップに戻る• Mini-Circuitsの斬新なデイジーチェーン スタッキングアプローチを使用した制御システムの簡素化• シリアル制御インターフェースを介して複数のデバイスを接続• 最初のデバイスの単一のイーサネットまたはUSBインターフェースを介してチェーン全体にアクセス• チェーンの各デバイスは個別にアドレス指定可能• 再起動または “refresh ”コマンドを発行するだけで、変更後にアドレスが自動的に割り当てられる• 標準GUI、またはオートメーション用APIを使用して制御

発売中：• ソリッドステートスイッチモジュール• プログラマブル減衰器モジュール• 信号発生器• ラックマウント型マルチチャンネルアッテネータ• メカニカル＆ソリッドステート スイッチ ラック• カスタム統合テストシステム

14

トップに戻る

新規リリース － eSB & RCSシリーズ スイッチ@67 GHz• 1.85mmコネクタで67GHzまで動作• 低損失と長いスイッチング寿命を備えた超高信頼性、• イーサネット＆USB制御バージョン• デイジーチェーン制御インターフェース
Model Name

Frequency

Switch TypeeSB-1SP2T-A673

100 MHz - 67 GHz

SPDT (Absorptive)

eSB-1SP4T-A673

100 MHz - 67 GHz

SP4T (Absorptive)

RCS-1SP2T-A673

100 MHz - 67 GHz

SPDT (Absorptive)

RCS-1SP4T-A673

100 MHz - 67 GHz

SP4T (Absorptive)eSB シリーズ• USB + デイジーチェーン• 卓上型アプリケーションに最適• LED状態インジケータ

Insertion Loss
2 dB @ 18 GHz
7 dB @ 67 GHz@ 18 GHz
10 dB @ 67 GHz
2 dB @ 18 GHz
7 dB @ 67 GHz
4 dB @ 18 GHz
10 dB @ 67 GHz

Isolation

Transition Time

Input Power

Control Interface

45 dB

600 ns+24 dBm

USB + Daisy-Chain

45 dB

600 ns+24 dBm

USB + Daisy-Chain

45 dB

600 ns+24 dBm

USB + LAN + Daisy-Chain

45 dB

600 ns+24 dBm

USB + LAN + Daisy-Chain

RCS シリーズ• LAN + USB + デイジーチェーン• システム統合に最適

15

8.5GHzソリッドステート スイッチファミリーへのアップグレード

トップに戻る• 7.2GHzへの拡張はこの市場で需要が高まっている• Wi-Fi 6E (7.125 GHz)
• 5G FR1バンド n104 (7.125 GHz)• 8.5GHzまで拡張された4モデル• 拡張温度範囲：-10～+60˚C• 完全互換性• 形状 / 取付 / 機能の互換性• 6 GHzまでスペック変更なし

Model Name

Low (MHz)High (GHz)

Switch Type

Switch Count

USB-4SP2T-852H

10

8.5

SPDT

4

U2C-1SP4T-852H

2

8.5

USB-2SP4T-852H

10

8.5

USB-1SP8T-852H

10

8.5

SP8T

1

USB-1SP16T-83H

1

8

SP16T

1

SP4T

1
2

16

トップに戻る

TTL制御ソリッドステートスイッチ

TTL-1SP4T-183• PINダイオードソリッドステートスイッチ、100 MHz～18 GHz• 低挿入損失• 高入力電力： ホット＆コールド スイッチングおよび終端用として、+30 dBm• TTL制御• 超高速スイッチング、定常状態までのスイッチング時間、100 ns typ• USB / イーサネット通信なしで、処理遅延なし (msオーダ)• PC / ソフトウェアの費用なし – シンプルなマイクロコントローラからの制御• 4G / 5GデバイスおよびICテストの主な要件に対応

Model Name

Frequency

TTL-1SP4T-183

0.1 – 18 GHz

TTL-1SP8T-183

0.1 – 18 GHz

Switch Type
SP4T
(Absorptive)
SP8T(Absorptive)

Insertion Loss

Isolation

Switching Time

Input Power

Control

4 dB @ 18 GHz

60 dB

100 ns+30 dBmTTL

6 dB @ 18 GHz

60 dB

100 ns+30 dBm

TTL

TTL-1SP8T-183

17

トップに戻る

ソリッドステートスイッチ － 最大67 GHzまでのワイドレンジ• 在庫モデル• 長いスイッチング寿命による超高信頼性• 高速スイッチ遷移による高いアイソレーション• イーサネット、USB、TTL、SPI、I2C、およびデイジーチェーンの制御オプション
Model Name
U2C-1SP2T-63VH
USB-4SP2T-852H
USB-2SP2T-DCH
USB-1SP2T-183
USB-1SP2T-34
USB-1SP2T-A44
USB-1SP2T-673
eSB-1SP2T-A673
RCS-1SP2T-A673
USB-SP4T-63
U2C-1SP4T-852H
USB-2SP4T-852H
TTL-1SP4T-183
USB-1SP4T-183
USB-1SP4T-34
eSB-1SP4T-A673
RCS-1SP4T-A673
USB-1SP8T-852H
TTL-1SP8T-183
USB-1SP8T-183
USB-1SP8T-34
USB-1SP16T-83H

Low (MHz)
10
10
DC
100
100
100
100
100
100
1
2
10
0.1
100
100
100
100
10
0.1
100
100
1

High (GHz)
6
8.5
8
18
30
43.5
67
67
67
6
8.5
8.5
18
18
30
67
67
8.5
18
18
30
8

Switch Type

SPDT

SP4T

SP8T
SP16T

Switches
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Termination
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Reflective
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
Absorptive
AbsorptiveLoss
4.0 dB
2.0 dB
1.4 dB
2.0 dB
2.8 dB
3.5 dB
4.0 dB
4.0 dB
4.5 dB
1.0 dB
3.7 dB
2.5 dB
4.0 dB
4.0 dB
4.5 dB
6.0 dB
6.5 dB
4.0 dB
5.7 dB
4.5 dB
5.0 dB
7.5 dB

Isolation
110 dB
80 dB
50 dB
65 dB
60 dB
50 dB
35 dB
45 dB
45 dB
50 dB
80 dB
85 dB
65 dB
65 dB
60 dB
45 dB
45 dB
80 dB
60 dB
65 dB
80 dB
100 dB

Transitions
700 ns
250 ns
10 µs
50 ns
5 ns
10 ns
5 µs
600 ns
600 ns3 µs
250 ns5 µs
100 ns
20 ns
10 ns
600 ns
600 ns
250 ns
100 ns
50 ns
25 ns
5 µs

Power
+36 dBm+30 dBm+35 dBm+25 dBm+24 dBm+24 dBm+27 dBm+24 dBm+24 dBm+27 dBm+30 dBm+30 dBm+30 dBm+25 dBm+24 dBm+24 dBm+24 dBm+30 dBm+30 dBm+25 dBm+24 dBm+30 dBm

Control Interfaces
USB + I²C + SPI
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
LAN + USB + Daisy-ChainUSB
USB + I²C
USB + Daisy-Chain
TTL
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
LAN + USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
TTL
USB + Daisy-Chain
USB + Daisy-Chain
USB + TTL + Daisy-Chain

18

トップに戻るプログラマブルアッテネータ• コンパクトなプログラマブル アッテネータ• 広い減衰範囲と細かなステップサイズにより、正確な信号レベル制御が可能• USBおよびイーサネット制御インターフェース• 伝送損失、信号フェージング、クロストーク、電力レベル校正のシミュレーショ
ンに最適• 強力なGUIとAPIで手動制御と自動掃引 / ホップシーケンスをサポート
19

トップに戻る

新規リリース － 最大67GHzまでのプログラマブルアッテネータ• ミリ波まで動作するプログラマブルアッテネータ• 43.5 GHz、2.92 mm コネクタ
• 50 GHz、2.4 mm コネクタ
• 67 GHz、1.85 mmコネクタ• USB、イーサネット、デイジーチェーン制御オプション付き、コンパクトパッケージ• ローカル減衰量読み出し用LCD内蔵 eDATモデル

Model Name

Frequency

Attenuation Range

Step SizeeDAT-67G-30

10 MHz - 67 GHz

0 to 31.5 dB

0.5 dBeDAT-67G-60

10 MHz - 67 GHz

0 to 63 dB

0.5 dB

RCDAT-50G-30

100 MHz - 50 GHz

0 to 31.5 dB

0.5 dB

RCDAT-44G-63

100 MHz - 43.5 GHz

0 to 63 dB

0.5 dB

RCDAT-44G-30

100 MHz - 43.5 GHz

0 to 31.5 dB

0.5 dB

Insertion Loss
5.5 dB @ 40 GHz
11.5 dB @ 67 GHz
9.5 dB @ 40 GHz
14 dB @ 67 GHz
7.5 dB @ 40 GHz
8.8 dB @ 50 GHz
12 dB @ 40 GHz
12.3 dB @ 43.5 GHz
8.5 dB @ 40 GHz
9.5 dB @ 43.5 GHz

Input Power

Control Interface+26 dBm

USB + Daisy-Chain+26 dBm

USB + Daisy-Chain+22 dBm

USB + LAN + Daisy-Chain+22 dBm+22 dBm

USB + LAN + Daisy-Chain
USB + LAN + Daisy-Chain

20

トップに戻る

マルチチャンネル プログラマブル アッテネータ• 4-8個の独立したアッテネータをコンパクトなパッケージに収容• チャンネル間クロストークの高いアイソレーション• 全チャンネルを単一のインターフェースで制御• マルチチャンネル、マルチデバイス試験システム• セルラーハンドオーバー試験やMIMO検証に最適
Model Name
RC4DAT-6G-30
RC4DAT-6G-60
RC4DAT-6G-95
RC4DAT-8G-95
RC4DAT-8G-95PE
RC4DAT-8G-120H
RC8DAT-8G-95
RC8DAT-8G-95PE

Low
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
1 MHz
100 MHz
1 MHz
1 MHz

High
6 GHz
6 GHz
6 GHz
8 GHz
8 GHz
8 GHz
8 GHz
8 GHz

Channels
4
4
4
4
4
4
8
4

Attenuation
0 - 30 dB
0 - 63 dB
0 - 95 dB
0 - 95 dB
0 - 95 dB
0 - 120 dB
0 - 95 dB
0 - 95 dB

Step Size
0.25 dB
0.25 dB
0.25 dB
0.25 dB
0.25 dB
0.05 dB
0.25 dB
0.25 dB

Input Power
23 dBm
23 dBm
23 dBm
28 dBm
28 dBm
23 dBm
28 dBm
28 dBmControl
LAN + USB
LAN + USB
LAN + USB
LAN + USB
LAN (POE) + USB
LAN + USB + Daisy-Chain
LAN + USB
LAN (POE) + USB

機能アップデート• パワーオーバーイーサネット - RC4DAT-8G-95PE & RC8DAT-8G-95PEモデル• 電源＋制御の単一接続• イーサネットは非常に長いケーブル長をサポート• リモートテスト / 信号レベル制御システムへの統合に最適• PCやAC電源不要

21

トップに戻るプログラマブル アッテネータ• イーサネット、USB、RS232、およびSPIの制御オプション• 67GHzまでの周波数オプション• ソフトウェアによる減衰量制御• 自動ホップ / 掃引 / フェードシーケンスの設定

Attenuation
Range (dB)
0 - 630 - 120
0 - 120
0 - 300 - 600 - 900 - 110
0 - 300 - 600 - 900 - 1100 - 120
0 - 300 - 600 - 90Step
Size (dB)
1
0.25
0.25

0.2 - 8 GHz

RUDAT-13G-60
RUDAT-13G-90

Model Name

Frequency

RCDAT-3000-63W2
RUDAT-4000-120
RCDAT-4000-120
RUDAT-6000-30
RUDAT-6000-60
RUDAT-6000-90
RUDAT-6000-110
RCDAT-6000-30
RCDAT-6000-60
RCDAT-6000-90
RCDAT-6000-110
RCDAT-6G-120H
RCDAT-8000-30
RCDAT-8000-60
RCDAT-8000-90

0.05 - 3 GHz
1 MHz - 4 GHz
1 MHz - 4 GHz

RCDAT-8G-120H

1 MHz - 6 GHz

Control
USB & Ethernet
USB & RS232
USB & Ethernet
USB & RS232

0.25+20 dBm
USB & Ethernet

0.05+23 dBm

USB & Ethernet

0.25+28 dBm

USB & Ethernet

0 - 1200.06+23 dBm

USB & Ethernet& Daisy-Chain

0.01 - 13 GHz

0 - 600 - 900.5+23 dBm

USB, SPI & RS232

RCDAT-18G-63

0.1 - 18 GHz

0 - 630.25+24 dBm

RCDAT-30G-30

0.1 - 30 GHz

0 - 300.5+24 dBm

RCDAT-44G-30

0.2 - 6 GHz

Input
Power
+33 dBm+20 dBm+20 dBm

1 MHz - 8 GHz

0.1 - 43.5 GHz

0 - 300.5

0 - 63+22 dBm

一般的な用途RCDAT-44G-63+22 dBm• 伝送損失シミュレーション• LTE / 4G / 5Gネットワークインフラ• IoT / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E• 減衰特性の循環試験

RCDAT-50G-30

0.1 - 50 GHz

0 - 300.5+24 dBmeDAT-67G-30
eDAT-67G-60

0.01 - 67 GHz

0 - 31.5
0 - 630.5+26 dBm

USB & Ethernet& Daisy-Chain & TTL
USB & Ethernet& Daisy-Chain
USB & Ethernet& Daisy-Chain
USB & Ethernet& Daisy-Chain
USB &Daisy-Chain

22

トップに戻る

マルチ-チャネル アッテネータ ラック• 薄型ラックマウントシャーシ• 最大8 GHz、1システムあたり最大48チャンネルまで動作するモデル• L、S、Cバンドのほとんどの無線テストアプリケーションに対応

Selected Catalog Models

デイジーチェーン コントロールスタッキング
Mini-Circuitsのデイジーチェーン スタッキングインター
フェースを使用すれば、複数のユニットを1つのシステ
ムに構成でき、USBまたはイーサネット接続1つで数百個のアッテネータチャンネルを制御できます

Model NameZTDAT-8-6G30S
ZTDAT-8-6G63SR
ZTDAT-8-6G95S
ZTDAT-8-6G95SR
ZTDAT-12-6G30S
ZTDAT-12-6G95S
ZTDAT-12-6G95SR
ZTDAT-16-6G63S
ZTDAT-16-6G9543
ZTDAT-16-6G95N
ZTDAT-16-6G95S
ZTDAT-24-6G95S
ZTDAT-8-8G95S
ZTDAT-16-8G95S

Frequency

Chans
8

Attenuation
0 - 30 dB
0 - 63 dB
0 - 95 dB
0 - 30 dB

1 - 6000 MHz12

0 - 95 dB
0 - 63 dB16

1 - 8000 MHz

24
8
16

0 - 95 dB
0 - 95 dB
0 - 95 dB

Rack
1U
1U
1U
1U
1U
1U
2U
1U
2U
2U
1U
2U
1U
1U

Connectors
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
4.3-10N-Type
SMA
SMA
SMA
SMA

Panel
Front & Rear
Rear
Front & Rear
Rear
Front & Rear
Front & Rear
Rear
Front & Rear
Front & Rear
Front & Rear
Front & Rear
Front & Rear
Front & Rear
Front & Rear

Control

USB & LAN &Daisy-Chain

USB & LAN &Daisy-Chain

23

トップに戻る

高周波 マルチ-チャネル アッテネータ• 43.5GHzまでシリーズを拡大• より高い周波数のRCDATモデルを活用• RUDAT-13G-60 (13 GHz)
• RCDAT-18G-63 (18 GHz)
• RCDAT-44G-63 (43.5 GHz)• MCLの継続的な改善努力• RCDAT-44G-63〜12 dB 挿入損失 @40 GHz• RCDAT-40G-30〜15 dB 挿入損失 @40 GHz• MCLの容易な統合への努力• デイジーチェーン / RS232制御
Model NameZTDAT-8-44G63K
ZTDAT-8-18G63S
ZTDAT-4-18G63S
ZTDAT-8-13G60S
ZTDAT-4-13G60S

Channels
88484Frequency
0.1-43.5 GHz

Attenuation
0-63 dB

Insertion Loss
16 dB @ 44 GHz

0.1-18 GHz

0-63 dB

9 dB @ 18 GHz

0.01-13 GHz

0-60 dB

11 dB @ 13 GHz

24

トップに戻る

スイッチ＆アッテネータ
マトリクス

FeatureSingle input to single output (per path)
Single input to multiple outputs (per path)
Multiple inputs to multiple outputs (per path)
Bi-directional
Adjustable path loss
Insertion loss
Power rating

Blocking
Yes
No
No
Yes
No
LowestHighestNon-Blocking
Yes
Yes
No
Yes
No
MediumMediumFull Fan-Out
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
HighestMedium• あらゆる試験環境において、信頼性と再現性の高いシグナルルーティングを実現• ブロッキング、ノンブロッキングおよびフルファンアウト構成が可能• イーサネットとUSB制御により、ソフトウェアでの自動化が容易• 高信頼性で高性能なメカニカルスイッチとソリッドステートスイッチの組み合
わせ25

ブロッキング スイッチ マトリクス

トップに戻る• 主な機能• 入出力ポートのスイッチ（双方向）• 複数のパラレル パス（それぞれが「1対1」接続）• 機械式スイッチを使用した最も広い帯域幅• テスト環境における干渉の最小化• 最小の挿入損失• 最高のアイソレーション
Example 8x8 blocking switch matrix connection options

一般的なアプリケーション• 信号経路とスイッチングの自動化• 衛星通信• 5G FR1 / LTE / MIMO信号のスイッチング• 製造テストにおける複数のDUT間の切り替え• 複数のDUT間で試験計装を共有• 2ポートVNAの複数DUTまたはマルチポートDUTへの拡張

26

トップに戻る

ブロッキングスイッチマトリクス• 最大24 x 48の幅広いカタログ構成をウェブサイトで入手可能• ご要望に応じて、特注ポートと周波数の組み合わせも開発可能• イーサネット、USBおよびデイジーチェーンの制御オプション• ソフトウェアAPIにより自動テストシステム開発を大幅にスピードアップ

ZT-8X8B• 8 x 8 ブロッキングスイッチマトリクス• ソリッドステートデザイン、10～6000 MHz• 3U高さ、SMAコネクタ• 9dB typの挿入損失 / 60 dB typのアイソレーション

ZT-8X8B-1835• 8 x 8 ブロッキングスイッチマトリクス• メカニカルデザイン、DC～18 GHz• 4U高さ、3.5mmコネクタ• 2dB typの挿入損失 / 100 dB typのアイソレーション

27

2xnブロッキング スイッチ マトリクス － VNA拡張

トップに戻る• 広帯域2 x 16ブロッキングスイッチマトリクス、DC～18 GHz• 2つのアクティブパスによる低挿入損と高アイソレーション• 2ポートVNAの拡張に最適• 複数の2ポートDUTのVNAテストを自動化• マルチポートシステムのテストに2ポートVNAを使用• チャンネル数の多いMIMOシステムのテスト• 2 x 8、2 x 10、2 x 12、2 x 16および2 x 32
• 75Ωスイッチマトリクスも使用可能
ZTVX-16-18-S• 2 x 16 ブロッキングスイッチマトリクス• メカニカルデザイン、DC～18 GHz• 高さ2U、SMAコネクタ• 2 dB typの挿入損失 / 90 dB typのアイソレーション• 入力電力 +30 dBm• 全ポート内部終端

28

DC電源付き ブロッキング スイッチ マトリクス

トップに戻る• マトリクスは、特定の要件に合わせてカスタマイズ可能• 一般的な要件• 特定の入出力ポート数• コネクタタイプ• 定格電力• 直流配線
ZTVX-12-12DC-S• 内部DC電源付きカスタム2 x 12ブロッキングスイッチマトリクス• DC～12 GHz• 12個のバイアスティーで12個のRF入力にDCを供給• 各DC電源のオン / オフを切り替えるソフトウェア機能• スイッチマトリクスにより、入力ポートに接続されたアンプセットに DC電源を供給可能• 制御 / 電源接続の簡素化• 現場での操作ミスのリスクを低減

29

ノンブロッキング スイッチ マトリクス

トップに戻る• スイッチとパワースプリッタ / コンバイナで構成される双方向マトリクス• ファンイン： 入力ポートにスイッチ、出力にコンバイナ• ファンアウト： 入力ポートにスプリッタ、出力にスイッチ• 多 対 １、１ 対 多の構成
• １つのポートを反対側の複数のポートに同時接続可能
Example 8x8 blocking switch matrix connection options

一般的なアプリケーション• 送信機 / 受信機のテスト• 高コストの信号源 / シミュレーターを複数のテストベンチで並列共有• セルラーハンドオーバー試験30

トップに戻るノ ンブロッキング スイッチ マトリクス• 最大80 x 30の幅広いカタログ構成品をウェブサイトで入手可能• 業界をリードするMini-Circuitsの最大67 GHzまでのカタログスイッチおよびスプリッタにより、マトリクスをあらゆるアプ
リケーションにカスタマイズ可能• イーサネット、USBおよびデイジーチェーンの制御オプション• ソフトウェアAPIにより、自動テストシステム開発が大幅にスピードアップ

ZT-8X8NB•••••

8 x 8 ノンブロッキングスイッチマトリクス
ソリッドステート設計、600～6000 MHz
3U高さ、SMAコネクタ
15 dB typの挿入損失 / 100 dB typのアイソレーション
イーサネット +USBコントロール

ZT-20X6NB
•
•
•
•
•

20 x 6 ノンブロッキングスイッチマトリクス
ソリッドステート設計、600～6000 MHz
5U高さ、N型コネクタ
17 dB typの挿入損失 / 100 dB typのアイソレーション
イーサネット +USB +タッチスクリーンコントロール

31

フルファンアウト / 完全ノンブロッキングマトリクス

トップに戻る• プログラマブルアッテネータとパワースプリッタ / コンバイナで構成される双方向マトリクス• 多対多の構成• スイッチマトリクスに類似しているが、個々のパスに複数の状態がある。
• 「オン」（0 dB減衰）• 「オフ」（最大減衰）• その中間の減衰• すべての入力をすべての出力に同時に接続可能

一般的なアプリケーション• トランシーバーテスト• セルラーハンドオーバシミュレーション• eNodeBの特性評価

32

トップに戻る

フルファンアウト / 完全ノンブロッキングマトリクス• 8 x 8、16 x 8、および24 x 8のカタログ構成が可能• 最大192のプログラマブルアッテネータを備えた複雑なマトリクス• イーサネットとUSBのコントロールインターフェイスを装備したコンパクトなラックシャーシに収容• 強力なソフトウェアによるGUIとAPIで、各アッテネータを個別または一括設定が可能• 実際のテストシナリオをシミュレートする、自動掃引およびホップシーケンスの設定

ZT-8RFX8-6E• 8 x 8 完全ノンブロッキングスイッチマトリクス• 0.5～7.2 GHz• 0～63 dB減衰 / パス
• 3U高さ、SMAコネクタ• 28 dB typの挿入損 / 90 dB typのアイソレーション• イーサネット +USBコントロール

ZT-24RFX8• 24 x 8 完全ノンブロッキングスイッチマトリクス• 0.5～6 GHz• 0～63 dB減衰 / パス
• 5U高さ、SMAコネクタ• 36 dB typの挿入損 / 96 dB typのアイソレーション• イーサネット +USBコントロール
33

トップに戻る

メッシュネットワーク
エミュレータ• 無線メッシュネットワーク機器の特性評価用テストシステム• 各内部パスにプログラマブルアッテネータ• シグナルルーティング用の広帯域スプリッタ / コンバイナ• ワイヤレスメッシュデバイスの研究開発および認定試験に最適• 最大 8GHz までの4～16ポート構成• コンパクトな筐体
34

トップに戻る

メッシュ ネットワーク テストシステム• すべての外部ポートは、無線メッシュ構成をシミュレートするために相互接続されている• 各内部パスのプログラム可能な減衰器により、他のペア間の通信に影響を与えることなく、デバイスのペア間で個別にパスロスを変化させることが可能• 以下のシミュレーションが可能• 受信感度• デバイス間の通信距離の変化• 干渉信号がある場合の性能• デバイスのデータ中継能力
メッシュネットワークのテストアプリケーション
•
•
•
•
•
•
•

ワイヤレス「スマート」デバイスの研究開発テスト
Bluetooth、Zigbee、Z-Wave、Wi-Fi & Wi-Fi HaLow、IoT
DECT NR+
ISMバンド防災システム
軍用無線の認定 / 受入試験
UHF / VHF帯マンパック / 車両システム
PMR / TETRA

35

メッシュ ネットワーク テストシステム －トップに戻る

ZTMN-1695B-S• 16ポート メッシュネットワーク、0.5～7.2 GHz• 各パスの減衰量の設定範囲は0～95 dB• 40 dB typの挿入損失• 軍用UHF / VHFバージョンは2024年にリリース予定• 120の内部パス / プログラマブル減衰器• コンパクトな筐体

Mini-Circuits (5U)
Competitor (19U)36

トップに戻る

メッシュ ネットワーク テストシステム
ZTMN-0895A-S• 8ポート メッシュネットワーク• 28の内部パス / プログラマブルアッテネータ• UHF/VHF帯域（30～3000 MHz）

Parameter
Frequency
Insertion Loss
Return Loss

Attenuation Range
Input PowerZTMN-0695C-S• 6ポート メッシュネットワーク• 15内部パス / プログラマブルアッテネータ• 2000～8000 MHz• Wi-Fiバンド（Wi-Fi 6Eを含む)

Parameter
Frequency
Insertion Loss
Return Loss
Attenuation Range
Input Power

Conditions

Min
30

Typ

Max
3000

33
10
0.25 dB steps
0.5 dB steps
Per path

090

Conditions

Min
2000

90
95
+27

Typ

Max
8000

30
17

1-7200 MHz
7200-8000 MHz
Per path

0
0

95
90
+25

Unit
MHz
dB
dB

dB
dBm

Unit
MHz
dB
dB
dB
dBm

37

トップに戻る

セルラーハンドオーバー試験システム• プログラマブルアッテネータとパワースプリッタ / コンバイナの組み合わせ• 各スプリッタ出力はパスロスが可変• ワイヤレスデバイス、アンテナシステム、ノードの「実環境」のシミュレーションが可能• 送信中の無線デバイスとノード間のパスロスの変化• 無線デバイスが圏外に移動した場合の、ノードからノードへのハンドオーバー• 複数の無線信号や干渉が存在する場合のデバイス性能の検証
Model Name
ZT-279
ZT-278
ZT-217
ZT-217-S

ZT-217 & ZT-217-S

Frequency
500 - 6000 MHz
500 - 6000 MHz
600 - 6000 MHz
600 - 6000 MHz

Inputs2
4
3
3

Outputs
4
32
20
20

ZT-279Attenuation
0 - 95 dB

Height
1U
3U
4U
4U

Connectors
SMA
SMA
N-typeSMAControl
USB & Ethernet & Daisy-Chain

ZT-27838

トップに戻る

信号発生器• 信頼性と再現性に優れた低コストの信号源• CWおよびパルス出力信号• 自動掃引、ホップ、パルスシーケンスの設定• 優れた位相ノイズ• USBとイーサネットによるソフトウェア制御39

トップに戻る

新発売 : 44GHz信号源 － SSG-44G-RC• 100 MHz～44 GHz信号源• 優れた位相ノイズ：-102 dBc / Hz @ 100 kHz（40 GHz）
• -45～+17 dBmの出力電力範囲• 高出力（+14 dBm）@44 GHz• コンポーネントテストアプリケーションに最適• 周波数 / パワー掃引およびホップオプション付きCWおよびパルス出力• 0.5µs幅/2µs周期までのパルスシーケンス• USB + イーサネット + デイジーチェーン• デイジーチェーン追加ユニットをマルチチャンネル信号発生器に接続
Frequency
GHz
1
10
20
30
40
44

1 kHz
-98
-77
-72
-68
-65
-65

Phase Noise (dBc/Hz @ Offsets)
10 kHz
100 kHz
1 MHz
-123
-133
-127
-102
-114
-109
-96
-108
-102
-93
-104
-96
-90
-102
-96
-90
-101
-100

10 MHz
-138
-128
-122
-116
-114
-117

一般的な用途• 5G FR1 & FR2、Wi-Fi 6E、ミリ波無線インフラ
ストラクチャ
• 半導体ハイパワーバーンイン＆寿命試験• 広帯域LOソース• 卓上型信号発生器• 自動製造テストシステム

40

トップに戻る

15GHz信号発生器 － SSG-15G-RC• 高品質10 MHz～15 GHz信号源• 優れた位相ノイズと高調波除去（-25 dBc typ）
• -50～+15 dBmの出力電力範囲• 組み合わせが容易で手軽なコンパクトモジュール• 周波数 / パワー掃引およびホップオプション付きCWおよびパルス出力• 0.5µs幅/2µs周期までのパルスシーケンス• デイジーチェーンによるUSB + イーサネット制御• 安全なSSH通信をサポート
Frequency
MHz
10
100
1600
5000
10000
15000

100 Hz
-130
-108
-83
-75
-69
-66

Phase Noise (dBc/Hz @ Offsets)
1 kHz
10 kHz
100 kHz
-135
-140
-146
-127
-137
-137
-103
-112
-112
-94
-103
-102
-90
-96
-96
-89
-92
-92

1 MHz
-147
-159
-138
-129
-123
-116

一般的な用途• Wi-Fi 6E & DFS（ダイナミック周波数シミュレーション）• 5G FR1 & FR3テスト• 卓上型信号発生器• 広帯域LOソース• 高速RF & マイクロ波ATE

41

トップに戻る

30GHz信号発生器 － SSG-30G(HP)-RC• 低コスト信号発生器SSG-15G-RCの上に構築• 周波数エクステンダー内蔵• 手軽な価格の10 MHz～30 GHz信号源• SSG-30GHP-RC• 高出力：-38～+27dBm• SSG-30G-RC• -47～+23 dBm• 改善された高調波除去特性
Frequency
MHz
50
800
1600
3200
5000
10000
15000
20000
30000

100 Hz
-116
-91
-83
-81
-75
-69
-66
-63
-60

Phase Noise (dBc/Hz @ Offsets)
1 kHz
10 kHz
100 kHz
-130
-140
-143
-109
-118
-118
-103
-112
-112
-97
-106
-106
-94
-103
-102
-90
-96
-96
-89
-92
-92
-84
-90
-90
-83
-86
-86

1 MHz
-157
-144
-138
-129
-129
-123
-116
-117
-110

一般的な用途•••••

5G FR2 バンド n257、n258、n261
K&Kuバンドレーダー
卓上型信号発生器
広帯域LOソース
マイクロ波＆ミリ波無線テスト

42

トップに戻る

広帯域信号発生器• 信頼性と再現性に優れた手軽な信号源• CWおよびパルス出力信号• 自動掃引、ホップ、パルスシーケンスの設定• 優れた位相ノイズ• USBとイーサネットによるソフトウェア制御

Model Name
SSG-6000RC
SSG-6001RC
SSG-15G-RC
SSG-30G-RC
SSG-30GHP-RC
SSG-44G-RC

Low (MHz)
25
1
10
10
10
100

Frequency
High (GHz)
Resolution (Hz)
6
3-6
6
3-6
15
0.1
30
0.1-0.230
0.1-0.2
44
1

Low (dBm)
-65
-70
-50
-47
-38
-40

Output PowerHigh (dBm)
Resolution (dB)
+14
0.25
+15
0.25
+15
0.1
+23
0.5
+27
0.5
+17
0.5

Control
USB & Ethernet
USB & Ethernet
USB & Ethernet
USB & Ethernet
USB & Ethernet
USB & Ethernet & Daisy-Chain

43

トップに戻るパワーセンサー• あらゆる試験要件に対応し、低予算で手軽に利用できるパワーセンサー• パルス、変調、マルチトーンおよびCWの信号測定• 最高40 GHz、ダイナミックレンジ80 dBのコストパフォーマンスモデル• イーサネット＆USBでリモート＆ローカル操作• スタンドアロンでも測定できるLCDスクリーン• 標準在庫44

トップに戻る

新発売 － PWR-18RMS-RC• 50 MHz～18 GHzをカバーする手軽な価格のRMSパワーセンサ• -60～+20 dBmの入力電力範囲• 80 dBのダイナミックレンジでRMS（実効値）電力測定• 広帯域変調信号およびマルチトーン信号の測定• 適度なデューティサイクル（>2%）のパルス信号の測定• 0.5msまで短縮可能な測定時間• スタンドアロン 電力測定用のLCDスクリーンを内蔵• イーサネットおよびUSB制御• 取り外し可能な保護ジャケット - ラボベンチやATE統合に最適

ご参考に：• パルス信号や変調信号のさらなる解析（ピーク測定、プロ
ファイリング、統計解析など）を必要とするアプリケーションには、PWR-18PWHS-RCをご検討ください。

45

新発売（2024年4月）－ PWR-18PWHS-RC

トップに戻る• 50 MHz～18 GHzをカバーする高性能ピーク＆アベレージ パワーセンサー• 広い入力電力範囲• 平均電力測定：-60～+20 dBm• ピーク電力測定： -40～+20 dBm• 最短13nsまでの分解能で、変調およびパルスプロファイルをトレース• 最大30 MHzの帯域幅で変調信号を測定• 毎秒8,000万回のサンプリングタイム• 測定レートは、毎秒120,000回• サンプルのピーク、平均、統計（クレストファクタ / デューティサイクル）解析• スタンドアロンで電力測定が可能なLCDスクリーン内蔵• 外部トリガ入出力およびビデオ出力オプション• USBおよびイーサネット制御
ご参考に：• より広い変調帯域幅やマルチトーン信号の測定が必要な場合には、PWR18RMS-RCをご検討ください。

46

トップに戻るパワーセンサー選択ガイド
どのような測定がしたいですか？

測定する信号の種類は？

• 平均電力• 単純な基準電力レベル• ピーク電力、平均電力、統計的解析• デューティサイクル、クレストファクター、周期の計算．．．
• パルス / 変調プロファイルのトレース• CW - 連続波 / シングルトーン / 正弦波• 基準レベルの測定 / システムの校正• パルス• レーダーアプリケーションの測定• 変調• 実運用システム（LTE、5G、Wi-Fiなど）の測定• マルチトーン• 非線形信号 / 高調波の総電力

ミニサーキットPWR互換マトリクス
主な仕様は何ですか？
•
•
•
•

周波数
ダイナミックレンジ
速度制御

PWR-xGHS
PWR-xFS
PWR-6RMS-RC
PWR-18RMS-RC
PWR-8P-RC
PWR-8PW-RC
PWR-18PWHS-RC
PWR-40PW-RC

CW
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

PulsedSignal Types
Multi-Tone>10% duty>2% duty
3.5 µs resolution
35 ns resolution
13 ns resolution
35 ns resolution

Yes
Yes

Modulated

Yes
Yes
100 kHz BW
10 MHz BW
30 MHz BW
10 MHz BW

Measurement Type
AveragePeak / Statistical
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

47

トップに戻る

ピーク＆アベレージパワーセンサーシリーズ

なぜビデオ帯域幅の拡大が重要なのか？
• 精度の向上（パワーエンベロープの変動に迅速に対応• より広帯域の変調信号を捕捉• より微細な分解能でパルス / 変調信号をトレース• 高速パルスや変調信号分析用の高性能センサー• サンプルの、ピーク、平均、統計（クレストファクター / デューティ
サイクル）分析• 変調 / パルスプロファイルを時間と共にトレース• ビデオ出力と外部トリガーオプション• USBおよびイーサネット制御

Model Name
PWR-8P-RC

Frequency
Low (MHz)High (GHz)108

PWR-8PW-RC (NEW)10

8

PWR-18PWHS-RC (NEW)50

18

PWR-40PW-RC

500

40

Dynamic Range
Low (dBm)
High (dBm)-60+20

TRISE 𝑜𝑟 FALL =0.35
3𝑑𝐵 𝐵𝑊(ℎ𝑧)Video Bandwidth
100 kHz
10 MHz30 MHzSampleRate (/s)
500kResolution
3.5 µs
35 ns
13 ns

Video BandwidthInternal
Video Out
100 kHz
10 MHzControl

LCD

USB & Ethernet

No-60-60 (avg)-40 (peak)

+20

20M

10 MHz30 MHzUSB & Ethernet

No

+20

80M

30 MHz30 MHzUSB & Ethernet

Yes

-20

+20

20M

10 MHz30 MHzUSB & EthernetNo

48

トップに戻る

実効値パワーセンサシリーズ
LTE 信号測定精度の競合他社比較

Mini-CircuitsのPWR-6LRMS-RCは、変調信号測定用の低価格センサーです。 PWR-6LRMS-RCの測定精度を、定評あるテスト機器メーカーの高価なモデルと比較検証するために、簡単なテストを実施しました。 テスト信号は、Keysight製 N5182A信号源を用いて以下のように構成しました。

• 手軽な価格の、電力のRMS（実効値）測定用のセンサー• 変調およびマルチトーン信号の測定• 適度なデューティサイクル（≥2%）のパルス信号の測定• USBおよびイーサネット制御• スケジュールされたテストシーケンスとCSVデータレポート• 周波数と温度の自動補正• 信号• 1C LTE 5 MHz• 64QAM、1リソースブロック、高チャネル、FDD• 周波数 : 2 GHz• PAR : 9.7 dB• 出力： -33～+2 dBm

Model Name
PWR-6LRMS-RC
PWR-6RMS-RC
PWR-18RMS-RC (NEW)Frequency
Low (MHz) High (GHz)
50
6
50
6
50
18

Dynamic Range
Low (dBm) High (dBm)
-45
+10
-35
+20
-60
+20

Measurement
Speed (ms)
30
30
0.5

Control
USB & Ethernet
USB & Ethernet
USB & Ethernet

LCD
No
No
Yes

Power Difference (dB)

0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-32

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

Reference Pout (dBm)
テストでは、 Mini-CircuitsのPWR-6LRMS-RCの精度が基準測定
値の±0.06dB以内であることが確認されました。

49

トップに戻るCWパワー センサー シリーズ
• 低価格な、CW / シングルトーン信号の平均電力測定用センサー• ラボ試験や試験システムの校正に最適• FCPM-6000RCはLCDスクリーン内蔵で電力と周波数の両方を測定可能• 補正周波数を自動的に検出して設定• 優れた性能と価格のバランス• 生産試験システムへの設置に最適（信号レベルの校正）• スケジュールされたテストシーケンスとCSVデータレポート• 周波数と温度の自動補正• 基準校正 / ゼロ調整不要
Model Name
PWR-2.5GHS-75
PWR-4GHS
PWR-6GHS
PWR-6LGHSFCPM-6000RC
PWR-8GHS
PWR-8GHS-RC
PWR-8FS

Frequency
Low (MHz)High (GHz)
0.1
2.5
0.009
4
1
6
50
6
1
6
1
8
1
8
1
8

Z0 (Ω)
75
50
50
50
50
50
50
50

Dynamic Range
Low (dBm)
High (dBm)
-30
+20
-30
+20
-30
+20
-45
+10
-30
+20
-30
+20
-30
+20
-30
+20

Measurement
Speed (ms)
30
30
30
30
30
30
30
10

ご参考に：
変調信号、パルス信号、マルチトーン信号、
または高速応答や広いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションには、MiniCircuitsのRMSまたはピークセンサをご検討く
ださい。

Control

LCD

USB
USB
USB
USB
USB & EthernetUSB
USB & Ethernet
USB

No
No
No
No
Yes
No
No
No

Frequency
Measurement?
No
No
No
No
Yes
No
No
No

50

トップに戻る高性能ケーブル• 67GHzまでのオプション• システム相互接続と精密テスト• 堅牢な設計と構造
51

トップに戻る

40GHzまでの適合相互接続ケーブル
047 Series (0.047”)• セミリジッド（手で曲げる）に代わる、低コストの代替品• システム内の短い相互接続に最適• 曲げ応力を軽減するアンチトルクナット• コネクタ接合部の最小限の保護• 最大限の柔軟性を提供しますが、繰り返しの接続サイクルは想定していません• 動作温度 -55 ～ 105°C• >100 dB のシールド効果• 直径最小• 最小曲げ半径3mm• SMA & SMP (18 GHz)086 Series (0.086”)• 最小曲げ半径6mm• BNC (3 GHz)• MCXおよびMMCX（6 GHz）
• SMA & SMP（18 GHz）
• 2.92 mm（40 GHz）

141 Series (0.141”)• 最小の挿入損失• 最小曲げ半径8mm• BNC (3 GHz)• SMAおよびNタイプ（18 GHz）

52

トップに戻る

50GHzまでのフレキシブル相互接続ケーブル
FL47 Series (0.047”)• 低コストのフレキシブル相互接続ケーブル• システム内の短い相互接続に最適• 曲げ応力を軽減するアンチトルクナット• -55～105℃の動作温度• >100 dB 以上のシールド効果

18-26.5 GHz Assemblies

33-50 GHz Assemblies• 最小直径• 最小曲げ半径5 mm• 2.92 mm & SMPM (40 GHz)• 2.4 mm（50 GHz）

FL86 / FL086 Series (0.086”)• 最小曲げ半径6 mm• SMA & Nタイプ（18 GHz）
• 3.5 mm（26.5 GHz）
• SMP & SMPM（33 GHz）
• 2.92 mm（40 GHz）
• 2.4 mm（50 GHz）

FL141 Series (0.141”)• 最小挿入損失• 最小曲げ半径10mm• SMA & Nタイプ (18 GHz)53

トップに戻る

26.5GHzまでの高精度テストケーブル• 頑丈でフレキシブルなテストケーブル - 外部テスト接続に最適• 100dB以上のシールド効果を実現する3重シールド• 屈曲に対する位相と挿入損失の優れた安定性• 20,000回の屈曲と5,000回の嵌合サイクルで認定済み• 長さ0.3～7.6m内の標準アセンブリを在庫

CBL シリーズ• 優れた耐久性• 低損失• 最小曲げ半径25mm• -55～+105˚C• SMA & Nタイプ（18 GHz）

ULCシリーズ• 柔軟性の向上• 低コスト• 最小曲げ半径19mm• -55～+85˚C• SMAおよびNタイプ（18 GHz）

FLC シリーズ• 柔軟性と帯域幅の向上• 低損失、2.6 dB @ 26.5 GHz (1m)
• 最小曲げ半径20mm• 動作温度 -55～+85• SMA（26.5 GHz）

54

極細フレキシブル相互接続 - SLCシリーズ

トップに戻る• 非常にフレキシブルなテストケーブル• 屈曲に対する性能変化が最小• 最小曲げ半径6mm• SMAコネクタで18 GHzまでの性能安定• 広い温度範囲：-55℃～+125• 優れたシールド効果を発揮する二重シールドケーブル• 100,000回の屈曲に耐える性能• 直径1.57mm/1.19mm（ジャケット付き / ジャケットなし）

55広温度範囲テストケーブル － TMPシリーズ

トップに戻る• 広温度範囲 -55°C～+105°C• 40GHzまで使用可能な、高精度テストケーブル• 2.92 mm コネクタ
• ステンレスコネクタによる、長い嵌合サイクル寿命• トリプルシールドによる優れたシールド特性• 低挿入損失• 全周波数範囲にわたり、優れた位相安定性対、屈曲性• 優れた温度特性、環境試験での使用に最適

56

トップに戻る

高周波、高精度テストケーブル － T40/T50シリーズ• 屈曲に対する優れた位相安定性を備えた低損失ケーブル• 広帯域性能、DC ～ 50 GHz• 優れた挿入損失• 動作温度 +18°C ～ +28°C• ラボ用設計• 優れた耐久性と信頼性• 50 GHzシリーズ、2.4 mmコネクタ付き• 40 GHzシリーズ、2.92 mmコネクタ付き

T50-2FT-VMVM+

Frequency (MHz)57高周波、エコノミーテストケーブル － Eシリーズ

トップに戻る• TシリーズおよびTMPシリーズに代わるエコノミータイプ• 使用温度範囲 -40°C～+70°C• 67 GHzシリーズ、1.85 mmコネクタ付き• 50 GHzシリーズ、2.4 mmコネクタ付き• 40 GHzシリーズ、2.92 mmコネクタ付き• ストレインリリーフ用アンチトルクナット• 耐電力：• 57W @ 1 GHz• 6W @ 67 GHz• 最小曲げ半径 10 mm

58

高精度VNAテストケーブル － VNAXシリーズ

トップに戻る• 精密なVNA測定アプリケーションのための堅牢で安定したテストケーブル• NMDコネクタ / VNAと直接嵌合するための堅牢なコネクタ タイプ• 耐久性と柔軟性に優れたシールド構造• 耐クラッシュおよび耐トルク• 屈曲時の振幅と位相の安定性• 動作範囲：+18°C～+28°C• 67 GHz、1.85 mmコネクタ付き（NMDを標準装備）• 50 GHz、2.4 mm コネクタ付き（NMDを標準装備 ）• 40 GHz、2.92 mm コネクタ付き（NMDを標準装備）

59

トップに戻る

アクティブ
スプリッタ ラック

• Lバンド信号分配• 信号損失を克服するアクティブゲイン
• ご要望に応じてカスタム構成も可能
60

16系統 アクティブスプリッタ ラック － ZT-161RS

トップに戻る• ラックマウント型 16系統パワースプリッタ、高利得(～22 dB)• L-バンドカバレッジ (900～2250 MHz)• テスト環境内でのGPSおよびタイミング信号の分配に最適• 高さ2Uのラックシャーシ• AC電源動作

61

8系統 アクティブスプリッタ ラック － ZT-338

トップに戻る• ラックマウント型 8系統パワースプリッタ（ユニティーゲイン仕様）• L-バンドカバレッジ (900～2250 MHz)• テスト環境内でのGPSおよびタイミング信号の分配に最適• 高さ1Uのラックシャーシ• AC電源動作62

トップに戻る

パネルマウント構造• ケーブルの引き回しや接続をすっきり整理して管理• パッチパネル / コネクタアダプタ• パワースプリッタ、方向性結合器、固定減衰器…
• ご要望に応じてカスタム構成も可能です63パッチパネル（コネクタアダプタ）

トップに戻る• 最もシンプルなZTラック• スリムなラックパネルに取り付けられたコネクタアダプタ• 複雑なラックマウントテストシステムに便利なアクセサリー• 外部ケーブル相互接続に構造を追加• 異なるコネクタタイプを嵌合する便利な方法• 外部コンポーネントを取り付けるためのプラットフォーム• 高コストのテスト機器用コネクタセーバー

ZT-396• 1Uパネル• 16 x SMAメス - SMAメス• DC～18 GHz

ZT-226• 2Uパネル• 24 x Nタイプメス-Nタイプメス• DC～11 GHz

64

トップに戻る

スプリッタ / コンバイナ / カプラパネル• 広帯域パッシブパワースプリッタ / コンバイナ / カプラ• MCLのカタログをご活用ください。
• ご要望に応じたカスタム構成が可能

ZT-392• 1Uパネル• 4 x 4系統スプリッタ / コンバイナ、0.6～6 GHz• 定格入力電力30W• 広帯域で23 dB typのアイソレーション

ZT-393• 1Uパネル• 2 x 8系統スプリッタ / コンバイナ、0.6～6 GHz• 定格入力電力30W• 広帯域で23 dB typのアイソレーション

65

トップに戻る

固定アッテネータ パネル• Mini-Circuitsの数千種類の受動部品カタログから選択可能• パワースプリッタ / コンバイナ• 方向性カプラ• ハイパワー固定減衰器• アクセサリをラックに統合してテストセットアップを簡素化

Model Name
ZT-275
ZT-358
ZT-354Frequency (GHz)
Low
High
DC
18
DC
18
DC
18

Attenuation (dB)
30
20
10

Attenuators
Power (W)20
20
20Connectors
SMA
SMA
SMA

Count
10
10
10

Rack
Height
2U
2U
2U

66

トップに戻るハイパワー
テストシステム• 最大100Wのハイパワーラックマウントアンプ、スプリッタおよび統合テスト
システム• HTOL（高温動作寿命）、バーンイン、RFストレス試験• EMC / EMI & 信頼性試験67

トップに戻る

ハイパワーアンプ• 堅牢なラックマウント型パワーアンプ• バーンイン / HTOL（高温動作寿命）テストに最適• 温度監視、冷却、保護機能内蔵• P3dBでオープン / ショート出力負荷に耐える• 最大100W飽和出力

Model Name
HPA-25W-272+
HPA-50W-63+
HPA-272+
HPA-100W-63+

Frequency(MHz)
20 - 2700
700 - 6000
700 - 2700
2500 - 6000

Gain
(dB)
50
56
48
58

PSAT
(W)
25
50
100
100

Rack
Height
2U
3U
3U
3U

68

トップに戻る

ハイパワーパッシブシステム• 定格100Wまでのラックマウント型スプリッタ• ハイパワーアッテネータ / ロードボックス• ハイパワースイッチシステム• 冷却および温度の統合監視が可能• ご要望に応じてカスタム構成も可能

ハイパワーテストアプリケーション• HTOL（高温動作寿命）• 一般的なバーンイン / RFストレス試験• EMC / EMI試験

Frequency Power Rack
Description(MHz)(W) Height
ZT-184500 - 6000 30
3U 10 x 4-way splitter / combiner panel
ZT-10HPS-272
700 - 2700 100
2U 10-way high power splitter
ZT-16HPS-63W-S 700 - 6000 100
2U 16-way high power splitter
ZT-20HPS-63-S
2500 - 6000 100
2U 20-way high power splitter
ZT-337DC - 6000 100
3U 4-channel 30 dB higher power attenuator
ZT-234
1 - 3000
100
4U High power switch / attenuator system
Model Name

69

HTOL（高温動作寿命）／ バーンイン試験システム

トップに戻る• HTOL試験システム一式をお客様のご要望に合わせて構成可能• IC、アンプ、フィルター、トランシーバーメーカーの信頼性 / 寿命試験に最適• テスト信号を多数のDUTチャンネルに並列分配するRFスプリッタ システム• スプリッタの損失を圧倒させる高出力信号源• オプションでDUTの入力または出力電力レベルをモニター可能
HTOL-700-2700-1W
完全なHTOLシステム、各1Wで80並列DUT（700～2700MHz帯）：• SSG-6000RC信号源（25～6000 MHz）
• ZAPD-2-272+スプリッタ• ソースを2つのパラレル パスに 分割• 2 x HPA-272+ パワー アンプ• 700～2700 MHz、100 W 飽和出力
• 2 x ZT-10HPS-272+ スプリッタ• 10系統、700～2700 MHz、100W入力• 2 x ZT-184スプリッタ アレー• 20 x 4系統、80出力

70トップに戻る

75Ωテストシステム• スイッチシステム＆マトリクス• スプリッタ / 分配ラック• パワーメーター71

75Ωメカニカルスイッチボックス － RCM-3SPDT-75F

トップに戻る• 3 x メカニカルSPDT吸収 / 終端スイッチ• DC～2150 MHz• 高アイソレーション、70 dB typ• 低挿入損失、0.2 dB typ• 75Ωへの優れた整合• ソフトウェアGUIとAPI付属 – 容易な自動化• イーサネットネットワークによるリモートコントロール

72

トップに戻る

75Ωスイッチマトリクス － ZTVX-8-75-N• 75Ωシステムの自動製造テスト用 2 x 8スイッチマトリクス• 標準的な2ポートVNAを、マルチポートまたはマルチデバイステスト用に拡張してセッ
トアップするのに最適• 19インチラックシャーシ、高さ3U、奥行き20インチ• 75Ω N型コネクタ• 2x10、2x12、2x16も利用可能

Parameter
Operating Frequency
Insertion Loss
Return Loss
Isolation
Input Power

Value
Comments
5-2500 MHz
7.5 dB typ@ 5-1800 MHz
8.5 dB typ@ 1800-2500 MHz
20 dB typA ports
25 dB typ
N ports
80 dB typ+25 dBm max

73

CATV マルチチャンネル ダイプレクサ － ZT-249

トップに戻る• 8チャンネルの、75Ω CMTSテスト アプリケーション用に開発されたテストラック• CATVのアップストリーム、ダウンストリームの経路を共通の接続に統合• 2つの異なる周波数標準を切り替え可能• アップストリーム 5～85 MHz / ダウンストリーム 102～1220 MHz• アップストリーム25～204 MHz / ダウンストリーム258～1220 MHz• 19インチラックシャーシ、高さ4U、奥行き20インチ• 75Ω F型コネクタ

Parameter
Value
Conditions
High Pass Frequency 102-1220 MHz Switch state = COM<>1
258-1220 MHz Switch state = COM<>2
Low Pass Frequency
5-85 MHz
Switch state = COM<>1
5-204 MHz Switch state = COM<>2
Input Power+10 dBm max Into "T" port
+20 dBm max Into "U" or "D" port
Insertion Loss
7 dB typ
Relevant pass band on active path
Rejection
45 dB Typ
Rejection of high pass band at "D" port
45 dB Typ
Rejection of low pass band at "U" port
Return Loss
15 dB typ"T" port
15 dB typ"U" and "D" ports, in diplexer pass
band

74

75Ωスプリッタ パネル

トップに戻るMini-Circuitsのパネルマウント構造は、複雑で大量のテストセットアップを、ケーブルの引き回しや接続をすっきりと整理して管理することが可能。 複数のコネクタアダプタ、パワースプリッタ、方向性カプラ、その他必要不可欠なRFコン
ポーネントやテストアクセサリーをテストシステム内に効率的に統合することができる。 ご要望に応じカスタム構成も可能。
• 例：高さ1U、独立した8系統スプリッタ / コンバイナ 4台で構成される、ラックマウントパネル。
• 75Ω F型コネクタ• 600～2450 MHz• 9.5 dB 標準挿入損失• 25 dB 標準アイソレーション* Similar model shown75

トップに戻るカスタム
テストシステム• 標準納期12週間• USBとイーサネットコントロール• フルソフトウェアサポート• RFテストを100% 実施
764チャンネル Wi-Fi ダイプレキシング アンプ － ZT-228

トップに戻る• 4チャンネルアンプ• 各入力に入力ダイプレクサ• Wi-Fi 5.7～5.9GHz（ハイパスポート）• Wi-Fi 2.4～2.5GHz（ローパスポート）• 各チャンネルで 17dB のゲイン
• バンド間アイソレーション 60dB
• ACメイン電源付き、1Uラックシャーシ

77

カスタムスイッチマトリクス － ZT-276

トップに戻る• カスタム統合スイッチマトリクス• 36個の相互接続メカニカルスイッチ• DC～18 GHz、高さ6U• デュアルコントロール インターフェース• GUIソフトウェアインターフェース• フロントパネルのプッシュボタンコントロール

78

トップに戻る・Windowsシステム用に提供されるグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)・顧客プログラミング / 自動化が容易・提供されるプログラミング例
イーサネット制御：
HTTPおよびTelnetプロトコルをサポート (SSHサポートはご要望に応じて利用可能)
ほとんどのプログラミング環境との互換性
ネットワーク経由でのリモート自動化が可能

ソフトウェア サポート

USB制御:
Windows用のActiveXおよび.Net DLLを提供
ほとんどのWindowsベースのプログラミング環境に対応
USB割り込みコマンドコード
Linuxオペレーティングシステムに適用可能
最も一般的なプログラミング環境との互換性
Python, LabVIEW, MatLab, C#, VB…

79

トップに戻る

ありがとうございました
www.minicircuits.com
testsolutions@minicircuits.com

ご用命はミニサーキットヨコハマ（株）へお願い致します✓ ミニサーキットヨコハマ(株)は、Mini-Circuits本社から"ミニサーキット"の社名の使用を許された
日本で唯一のMini-Circuits製品の正規専門代理店です。
✓ Mini-Circuits社の日本での販売開始以来、同社製品を扱ってきた国内最長の販売履歴をもつ専門代理店です。
✓ 米国Mini-Circuits社の在庫状況を日本に居ながらにして確認でき、弊社国内在庫は即納可、
米国メーカー在庫も1～2週間で納入できます。
✓ カタログ製品は1個からご注文頂けるなど、小ロット受注も承ります。
✓ カスタマイズのサポートやサンプル品のご提供などサービスも充実しています。
website:日本代理https://mcl-yokohama.co.jp
店ミ
ニサーキッ
ト
ヨ
コ
ハマ株式会社

日本代理店 ミニサーキットヨコハマ株式会社© Mini-Circuits Yokohama, Ltd. All rights reserved© Mini-Circuits Yokohama, Ltd. All rights reserved

website: https://mcl-yokohama.co.jp
mail: sales@mcl-yokohama.co.jp

mail: sales@mcl-yokohama.co.jp