ご使用の前にセット内容セット内容と各部の名称ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。
a. 腰部モデル本体b. 性器部 ( 男性器 ) ユニットc. 弁

１台
１式
３点（１点は性器部ユニットに組み込み、２点は付属品）

bad

１点f. 浣腸用直腸部

１点（固定用クリップ大付）

efd. イルリガートルe. 潤滑剤 ( オリーブ油 )g. チューブ ※( 給水用 1 本・排水用 2 本）

１点計３本取扱説明書

g※３本のチューブのうち、導尿用の給水用と排水用チューブ ( 各 1 本 ) には、それぞれチューブコック１点が付属しており、浣腸用排水用チューブにはチューブコックはついていません。

c性器部ユニット各部名称尿道口部（固定用クリップ小付）性器部皮膚性器部カセット弁コード番号消耗品一覧膀胱部膀胱部カセット部品名11381-300導尿用交換弁 (男女共通）６個組11381-410性器部皮膚Ⅱ(男性用） １枚11381-510尿道口部Ⅱ(男性用）２個組11381-800潤滑剤 (男女共通）11381-300※固定用クリップは付属していません。

１点11381-510211381-80011381-410実習の準備準備 (導尿・浣腸）１ 給水用・排水用チューブの接続１. 腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。まず腰部モデル本体の大腿部を外側に開けるようにして隙間をつくり、手を差し入れて腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。

取り外した性器部ユニット膀胱部の後側にチューブの接続部が２箇所あります。

2. 膀胱部に排水・給水用チューブ ( 各 1 本 ) を取り付けます。２本のチューブはどちらもチューブコックのついているチューブを選び、チューブコックの位置を交互にします。
イルリガートルに接続チューブコック● 膀胱とチューブの接続チューブコックが膀胱部から遠い位置膀胱部のチューブ接続部 (２か所）給水用チューブチューブコック
膀胱部排水用チューブ排水用バケツ等に

3チューブコックが膀胱部に近い位置実習の準備準備 (導尿・浣腸）１ 給水用・排水用チューブの接続4. 1 本はチューブコックが膀胱部に近い側( 排水用 ) のチューブを接続します。

3. 1 本はチューブコックが膀胱部から遠い側( 給水用 ) のチューブを接続します。

チューブコックが膀胱部に近い側のチューブチューブコックが膀胱部から遠い側のチューブ5. 浣腸用直腸部に排水チューブ ( チューブコックのついていないチューブ ) を接続します。

排水チューブを接続する時は、片方の手で直腸部を持って行ってください。

6. 性器部ユニットに取り付けた 3 本のチューブをまとめて、本体の前側より中に通して、本体に性器部ユニットをはめ込みます。

本体部のセットは完了です。

４後片付け
1後片付け使用した水の排出1. 給水用チューブにあるチューブコックを閉じてください。イルリガートルと排水用チューブに水が残っている場合は廃棄してください。イルリガートルから給水用チューブを取り外してください。

2. 腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。
腰部モデル本体の大腿部を外側に開けるようにして隙間をつくり、手を差し入れて腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。

（浣腸用直腸部が取り付けられている場合）3. 浣腸用直腸部を取り外します。
直腸取付け部のクリップ(大)をはずします。膀胱部下部にあるフックから浣腸用直腸部を取り外し、性器部ユニットに接続していた直腸部をチューブごと取り外します。次に浣腸用直腸部から排水チューブを取り外します。浣腸実習を行った場合は、それぞれ洗浄した後、充分に乾燥させてください。チューブのチューブコックは、必ず開いた状態にして保管してください。

９後片付け２後片付け膀胱部及びチューブ内の水の排出1. 性器部ユニットの構成部品を取り外します。
（ア）性器部ユニットは性器部カセットと膀胱部カセットがツメ形状の接合部品で固定されていますので、取り外す時は性器部カセットを指で持ち上げて接合部分をはずします。

（イ）次に性器部カセットの端を少し持ち上げ隙間をつくり、膀胱部皮膚ごと膀胱部カセットを持ち、手前に引くようにして性器部カセットから取り外します。

( ウ）膀胱部カセットより性器部皮膚を取り外すと尿道口部のチューブが見えてきますので、弁とチューブを固定しているクリップ ( 小 ) をはずし、弁部よりチューブを抜き取ります。

2. 膀胱部を膀胱部カセットより取り出して、２本のチューブをはずします。作業は膀胱部に残った水がこぼれる可能性がありますので、洗面台など水が廃棄できる場所で行ってください。

10故障かな？
と思ったら修理依頼前の確認ご使用中にトラブルが発生した場合は、下の表にしたがって確認して下さい。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店もしくは㈱京都科学（TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071）までご連絡ください。

導尿症 状原 因対策・対処新しい弁と交換してください。

弁が消耗している。
水が漏れる。

弁と膀胱部の接続が不十分。

弁と尿道部の接続が不十分。

カテーテルを挿入しても水が出てこない。弁がすぐに消耗し使えなくなる。

弁と膀胱部や尿道部が確実に接続できているか確認し、セットし直してください。
弁と尿道部を固定するクリップが正しい位置にはまっているか確認してください。

膀胱部の水が少なくなっている。

水をイルリガートルに注入し、膀胱に水を溜めてください。

給水・排水用チューブの両方のチューブコックが閉じている。

チューブコックを開いてください。

指定外の潤滑剤を使っている。

指定した潤滑剤を使ってください。

推奨サイズより太いカテーテルを使っている。

推奨サイズのカテーテルをご使用ください。
推奨サイズは 14 〜 16Fr です。

原 因対策・対処

浣腸症 状グリセリン浣腸液のチューブが 7cm以上挿入できる。

性器部ユニットと浣腸用直腸部 との接続が不十分。

水が漏れる。

21性器部ユニットと浣腸用直腸部が確実に接続されているか確認し、セットし直してください。
直腸接続部を固定するクリップが正しい位置にはまっているか確認してください。Replacement ofconsumable parts１ Disassemble the unit1. Remove the genitalia unit from the torso manikin.
Make room between torso manikin and the genitalia unit by opening the thighs. Then take out thegenitalia unit from the torso manikin.

2. Detach the rectum unit for enema training. Loosen the metal clip by tucking small wings together withfingers and remove the rectum unit from the hook of the bladder reservoir. Detach from the connector.
CautionSupport and hold tubeconnector port whenremoving the rectum unit.

3. Disassemble the genital unit.
a) The genital organ frame and the bladder holder are fixed with two notches and nail shapedfasteners. To disengage the parts, lift the genital organ frame with fingers.

b) Remove the skin with the bladder holder from the outer frame.

37Replacement ofconsumable parts１ Disassemble the unitc) Peel the skin from the bladderholder.

d) Find the metal clip that holds the joint between the valve andthe urethral tube. Loosen the clip by tucking small wingstogether with fingers and pull out the carefully.

２ Replacement of the genitalia skin or the urethral tube1.Remove the urethral tube by pulling it with peeling the skin of the penis.
(Assemble the genitaria skin and the urethral tube as P33 shows.)Caution Replace the genitalia skin or urethral tube at this moment and assemble the part asP39-40 shows.

38モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

CautionDo not let ink from pens, newspapers, product manual or other sourcescontact the manikin. Ink marks on the manikin will be irremovable.

・本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。

・For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.

URL http://www.kyotokagaku.com●■ 本社・工場e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp●■ 東京支店〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地TEL：075-605- 2510（直通）FAX：075-605- 2519■(World Wide)〒113-0033東京都文京区本郷三丁目26番６号NREG本郷三丁目ビル2階TEL：03-3817-8071（直通）FAX：03-3817-8075■本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。
本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。
The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.
No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer.
Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions.
Please contact manufacturer with any discrepancies in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.
2017.12