21CA035

卵管鏡下卵管形成術用カテーテル

セッティング マニュアル

動画はこちらからご覧いただけます21CA035

1. 使用する物品の確認
術前に下記の物品が揃っているか確認してください。

2

21CA035

2. 使用する物品の確認装置にケーブル類を接続して電源を入れます。
患者

生食術者

3

21CA035

滅菌・消毒
F T の実施前に卵管鏡とF T 専用膣鏡/子宮鉗子を滅菌・消毒してください。
1. 卵管鏡の滅菌・消毒
 卵管鏡はエチレンオキサイドガス滅菌（60℃以下）、またはアルカリ 性グルタラール製剤等による浸漬滅菌・消毒を行ってから使用して下 さい。
 60℃を超えるような滅菌・消毒法（オートクレーブ滅菌等）は行わないで下さい。

2. FT専用膣鏡/子宮鉗子の滅菌・消毒
 通常の膣鏡、鉗子類と同様に滅菌・消毒を行って下さい。

＜2.25％ｗ／ｖグルタラール製剤による消毒方法例＞① 卵管鏡を洗浄しよくすすいだ後、滅菌タオルなどで卵管鏡に付いた水滴を 拭き取る。
② 卵管鏡をループ状にまとめ、消毒薬の入ったトレーに入れる。
③ 消毒薬に浸漬した後、卵管鏡を取り出し滅菌水でよくすすぎ、滅菌タオ ルなどで水滴を拭き取る。

<注意>
 卵管鏡の取扱には絶対に鉗子を使わないで下さい。
 上記の薬品による消毒方法は本品の耐性を確認 してありますが、その殺菌効果については薬品メー カーの添付文書等でご確認下さい。
 上記以外の薬品を使用される場合は、殺菌効果、 使用方法については当該薬品メーカーにご確認のうえ、本品の耐性については弊社担当にご相談下さい。
 消毒後は滅菌水で充分に洗浄して下さい。
 洗浄後は滅菌タオルやスポンジ等でグリンレンズの 水分を拭き取って下さい。

4

21CA035

事前準備
滅菌済みの覆布を敷いた台車に、下記物品を準備してください。
滅菌・消毒済みの卵管鏡

FTカテーテルキット

50mlの滅菌水（or 生理食塩液） を入れたビーカー

10mlシリンジ521CA0351. カテーテルのセットアップ
バルーン内のエア抜きをします。
＜方法＞① 10mlシリンジに滅菌水（生理食塩水）を6ml程吸い、② FTカテーテルの拡張ポートに接続します。
③ シリンジのプランジャーを数回引き、バルーン内のエアを抜きます。
①②拡張ポート③6

21CA035

2. カテーテルのセットアップ
FT拡張器に滅菌水（生理食塩水）を10ml程吸います。
＜方法＞① プランジャーロックボタンを押してロックを解除したまま、プランジャーを引いて、② FT拡張器に滅菌水（生理食塩水）を10ml程吸います。
③ 吸引後は、FT拡張器を上向きにして、内部のエアを排出します。
①②③7

21CA035

3. カテーテルのセットアップ
FT延長チューブ内のエアを抜き、拡張器・カテーテルと接続します
＜方法＞

拡張ポート

① FT拡張器にFT延長チューブを取り付け、② プランジャーを回し、チューブ内のエアを全て 排出し、③ FT延長チューブをFTカテーテルの拡張ポートに接続します。
①②延長チューブ

③821CA035

4. カテーテルのセットアップ
FT拡張器によりバルーン内圧を陰圧にします。
＜方法＞① プランジャーロックボタンを押しながら、プランジャーを引き、② 引き切った状態で、プランジャーロックボタンを離します。
①②921CA035

1. 還流ポンプのセットアップ
ポンプチューブセットを生理食塩液のバッグに接続します。
＜方法＞

ポンプチューブセットのびん針を生理食塩液（100ml以上）のバッグに差し込み輸液スタンドに掛け、チャンバー（点滴筒）内の水位を約半分 の位置に調整します。

10

21CA035

2. 還流ポンプのセットアップ
ポンプチューブセットを灌流ポンプにセットします。
＜方法＞① ポンプチューブの弾性部分（黄色のエラストマー部）を灌流ポンプのポンプヘッドに通します。
＜注意＞
輸液の流れる方向に注意してセッティングしてください。

①
輸液バッグ側カテーテル側11

21CA035

3. 還流ポンプのセットアップ
ポンプチューブセットを灌流ポンプにセットします。
＜方法＞② ポンプヘッド右側と左側の逆Ｖ字形の溝にチューブを合わせます。
③ ポンプヘッドのローディングレバーを右に倒し、チューブを固定します。
②③12

21CA035

4. 還流ポンプのセットアップ
ポンプチューブセットを灌流ポンプにセットします。
＜方法＞④ 左右のチューブ固定クランプレバーを内側に押しながら下げ、ロータの回転でチューブが移動しないように固定します。*この時、一番下までレバーが下がっていることを確認してください。

④13

21CA035

5. 還流ポンプのセットアップ
ポンプチューブセットを灌流ポンプにセットします。
＜方法＞⑤ フットスイッチを踏んでチューブ内のエアを排出します。
⑤スコープコントローラー

カテーテル端部

スコープコントローラーを上向きにして、カテーテル端部で水が確認出来るまでフットスイッチを踏んでください。

14

21CA035

1. カテーテルのセットアップ
内筒止めネジをゆるめ、内筒を完全に引いた状態で、内筒止めネジを締めなおしてください。
＜方法＞① 内筒止めネジをゆるめ、② 内筒を完全に引いた状態で、③ 内筒止めネジを締めます。
①⇒バルーンを伸ばすことでカテーテル内部のバルーンにあるしわをなくします。
内腔を確保することで、卵管鏡を入れ易くする為です。

②③15

21CA035

2. 卵管鏡のセットアップ
卵管鏡・アイピースアダプタ・光源ケーブルを接続します。
＜方法＞

卵管鏡にアイピースアダプタと光源ケーブルを接続します。

卵管鏡

アイピースアダプター

光源ケーブル

1621CA035

3. 卵管鏡のセットアップ
FTカテーテルの後端部に卵管鏡の先端部を挿入します。
＜方法＞

FTカテーテルの後端部に卵管鏡の先端部を挿入します。
＜注意＞
卵管鏡を挿入する前に…
6
 「内筒を完全に引いた状態」＋「内筒止めネジが締まっている」 か確認してください。（手順■-1）
4
 バルーン内圧が陰圧になっているか確認してください。（手順■-4）

卵管鏡先端部

カテーテル後端部

17

21CA035

4. 卵管鏡のセットアップ
卵管鏡の先端部がスコープコントローラー部を通過するように挿入し、灌流しながら慎重にスコープコントローラーを回して卵管鏡を進めてください。
＜注意＞ 卵管鏡の通り道以外に入らないように、慎重に卵管鏡の先端を 挿入してください。
 スコープコントローラーの回し初めに強い抵抗感を感じた場合は、卵管鏡の通り道以外に入っている可能性がありますので、一旦、卵管鏡を引き戻し、再度挿入を試みてください。

18

21CA035

5. 卵管鏡のセットアップ
灌流ポンプのフットスイッチを踏みながら、卵管鏡がカテーテルの先端から1cm出るまで、 ゆっくりと進めてください。
＜方法＞① FT灌流ポンプのフットスイッチを踏みながら、② スコープコントローラーを親指で回転させて、FT卵管鏡をゆっくりと進めます。
③ このとき、FTカテーテル先端から灌流液が流れ出ることを確認してください。
①②③19

21CA035

6. 卵管鏡のセットアップ
灌流ポンプのフットスイッチを踏みながら、卵管鏡がカテーテルの先端から1cm出るまで、 ゆっくりと進めてください。
＜方法＞④ モニター画像を確認し、灌流しながらスコープコントローラーで ゆっくり卵管鏡を進めてください。
⑤ 卵管鏡先端が外筒に入ると光を確認でき、同時にモニター画像ではバルーンの緑が確認できます。
⑥ 卵管鏡をカテーテルの先端から1cmほど出してください。
④⑤⑥1cm20

21CA035

1. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
ホワイトバランスをとります。
＜方法＞

ガーゼ等の清潔な白いものにFT卵管鏡の先端を軽く当て、ビデオシステムを操作し、ホワイトバランスを取ります。

21

21CA035

2. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
フォーカスの調整＜方法＞

モニターを確認してフォーカスがあっていない場合は、アイピースアダプターのフォーカスリングを回し、フォーカスを調整します。

22

21CA035

3. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
バルーンを4気圧で拡張します。
＜方法＞① プランジャーロックボタンを押して陰圧を解除し、② 拡張期のブランジャーを回し、バルーンを4気圧で拡張します。
③ 4気圧になったことを確認してください。
①②回す

③23

21CA035

4. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
バルーンが全長出るまで内筒を押し切ってください。
＜方法＞① 内筒止めネジをゆるめます。
② カテーテル内筒をゆっくりと押し進めてバルーンを前進させてください。
③ カテーテル内筒を押し切り、緑のバルーンに破れや水漏れがないこ とと、均一に拡張していることを確認してください。
①②③押す

固定

バルーン

24

21CA035

5. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
バルーンをFTカテーテル内に戻します。
＜方法＞① 灌流しながらカテーテル内筒をゆっくりと引き戻し、バルーンを カテーテル内に完全に収納します。
② 拡張器によりバルーン圧を陰圧にします。
③ 内筒を引き切った状態で内筒止めネジを締めてください。
①②③引く
固定

25

21CA035

6. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
FT卵管鏡を5cm引いた位置まで戻します＜方法＞

灌流しながら卵管鏡をカテーテル先端より5cmの位置まで、スコープコ ントローラーを回して戻してください26

21CA035

7. FTカテーテルと卵管鏡のテスト
外筒スライダーをカテーテル先端に向けて進めます＜方法＞

外筒スライダーをカテーテル先端に向けてゆっくりと進め、FTカテーテル先端をまっすぐにします。

27

21CA035

一般的名称：卵管形成術用カテーテル 販売名：FTカテーテルキット 医療機器認証番号：20700BZY00636
一般的名称：内視鏡用灌流・吸引装置 販売名：FT灌流ポンプ VS-4000 医療機器承認番号：21200BZZ00777 特定保守管理医療機器
一般的名称：内視鏡用部品アダプタ 販売名：FT卵管鏡（アイピースアダプタ） 医療機器届出番号：13B2X00388000016
一般的名称：軟性卵管鏡 販売名：FT 卵管鏡
医療機器承認番号：20700BZY00639 特定保守管理医療機器

本製品の詳細は、添付文書及び取扱説明書をご参照ください。
〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

https://www.terumo.co.jp/©テルモ株式会社

2021年6月