バッテリテスタ BT3554
BATTERY TESTER BT3554

鉛蓄電池の劣化診断をさらにスピーディーに測定から保存まで最速 約 2 秒、従来機種（3554）と比較して 60％短縮
タブレット・スマートフォンで 簡単レポート作成

現場に強いプロテクタ装着により持ちやすさと、現場での使用に耐える強さが向上。

ノイズリダクションテクノロジー搭載

UPS 稼働状態でも確実に測定

UPS 稼働状態（常時インバータ方式）

℃
直流電圧

温度

▶

バッテリ
コンバータ

交流電源

使用可能な国の最新情報は弊社
ホームページをご覧くださいBT3554-01, BT3554-11 においてインバータ▶ 分電盤

耐ノイズ性向上
ノイズ重畳時の比較

測定値 [mΩ]

0.510

0.500

0.490

200406080100

測定回数

ノイズリダクションテクノロジー

▼なし

0.510

測定値 [mΩ]20.5000.490
020406080100

測定回数

ノイズリダクションテクノロジー

薄暗い場所でも読取りやすいバックライト表示

あり

新型リードなら 狭い場所でも配電盤の奥でも。
電極端子へ測定リードをより接触しやくすく、多くのバッテリをより早く測定できる工夫したカタチへ。
L 字にしたこのカタチがその答えです。

ピン形リード L2020

BT3554-10, BT3554-11：
L2020 をセットしたお買い得モデルをご用意

用途で選べる測定リード
ピン形リード L2020￥26,000（税抜き）

先ピン 9465-90（L2020, 9465-10 用）

ピン形リード 9465-10
先ピン 9465-90￥20,000（税抜き）（L2020, 9465-10 用）￥4,700（税抜き）

A: 70mm（赤）,150mm（黒 , 最大 630mm）
B: 164mm, L:1941mm（赤）A: 45mm（赤）,105mm（黒 , 最大 515mm）
B: 176mm, L:1883mm（赤）温度センサ付クリップ形リード 9460

大型クリップ形リード 9467
￥20,000（税抜き）
A: 300mm
B: 116mm
L:1360mm
最大クリップ径：約 φ29mm

先ピン 9772-90（9772 用）

手元スイッチ 9466
￥3,300（税抜き）￥2,700（税抜き）￥4,700（税抜き）￥16,000（税抜き）
A: 300mm
B: 106mm
L:2268mm

ピン形リード 9772
￥22,000（税抜き）

キーを押す事で測定値のホールドや保存ができる
A: 45mm（赤）,105mm（黒 , 最大 515mm）
B: 173mm, L:1880mm（赤）ケーブル長：約 2m

ゼロアジャストボード Z5038￥4,000（税抜き）

プローブ長について

L2020,
L9465-10,9772 用LAB

A: 二股〜プローブ間 , B: プローブ長 , L: 全長

携帯用ケースに留めて使用する場合は、別途、面ファスナーが必要です。

スピーディにデータ保存、現場でレポート作成 / 報告
リードを端子に接触させるだけ

らくらくデータ保存

スイッチ操作をしなくても、測定値が安定したら自動的に保存できます。
リードを端子に接触させてからオートメモリによる保存まで最速 約 2 秒、従来機種（3554）と比較して 60％短縮 しました。

電圧端子へ接触、測定オートホールド
測定値が安定すると自動で測定値を HOLD します。

オートメモリ

自動

自動

オートホールド後、自動でホールドされた測定値を内データ番号部メモリへ保存します。

▶

▶

次の測定へ読み込んだデータを転送、現場から報告

現場でレポート作成

BT3554-01,BT3554-11 からタブレット・スマートフォン・PC に読み込んだ測定データは、帳票形式での閲覧のほかグラフ化して1 キュービクル分（最大 500 個）の状況把握ができます。さらに、現場にいながら瞬時にレポート作成が可能です。

専用アプリを用意

データ転送

Bluetooth®

▶

▶

対応機種：BT3554-01, BT3554-11※

レポート表示

リスト表示

BT3554 内 部 メ モ リ に 保 存 さ れ た デ ー タ を USB/
Bluetooth® 通信でタブレット・PC へ転送

USB

過去からのデータをトレンド表示 ※専用アプリの入手方法● タブレット・スマートフォン
iPhone®, iPad などの場合 App Store から、Android端末の場合 Google playTM からダウンロード。
®

®

TM

1 キュービクル分（最大 500 個）
事務所で解析 グラフ化してのトレンドや、選択したバッテリの表示が可能。
[ 選択表示例 ]■タブレット or スマートフォン向けアプリ (Google Play もしくは iOS 向けApp) を使ってデータ回収ができます。（BT3554-01, BT3554-11）"HIOKI" で検索、"GENNECT Cross" をダウンロード !!
※Android, Google Play, Google Play ロゴはGoogle Inc. の登録商標または商標です。
※iOS は , Cisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※iPhone, iPad, iPad mini, iPad Proおよび iPod Touch は , 米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Microsoft, Windows, Windows vista, および Excelは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
※Bluetooth® およびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※無線認証国は HIOKIホームページ内「製品情報 /仕様」をご覧ください。

●パソコン

付属 CD-R、弊社ホームページからダウンロード。

インタフェース仕様
USB

Bluetooth®
（BT3554-01 のみ）

通信スピード：USB2.0、コネクタ：USB miniB
Bluetooth® 4.0LE
通信距離：見通し約 10 m
対応 OS：AndroidTM 4.3 以上、iOS 10 以上
対応 Android TM 端末：
Bluetooth® low energy 対応端末
対応 iOS 端末：
Bluetooth® low energy 対応端末

トレンド表示は PC アプリのみの機能です。

※3価格
一般仕様

製品名：バッテリテスタ BT3554
形名（発注コード）®

Bluetooth 無線技術

標準付属リードBT3554
BT3554-10

──9465-10L2020

価格（税抜き）￥220,000￥232,000

製品名：バッテリテスタ BT3554-01
形名（発注コード）BT3554-01
BT3554-11

確度仕様

Bluetooth 無線技術○○®

価格（税抜き）標準付属リード9465-10
L2020￥240,000￥252,000(確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)

確度保証温湿度範囲：23℃±5℃、80％ rh以下、ウォームアップ時間：なし（不要）

抵抗測定確度
測定電流周波数：1 kHz±30 Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は 1 kHz±80 Hz
測定電流確度：±10％

レンジ
3 mΩ
30 mΩ
300 mΩ
3Ω※

最大表示3.100 mΩ
31.00 mΩ
310.0 mΩ3.100 Ω分解能1 μΩ
10 μΩ
100 μΩ
1 mΩ

測定確度±1.0%rdg. ±8dgt.※

測定電流160 mA
160 mA
16 mA
1.6 mA±0.8%rdg. ±6dgt.

ゼロアジャスト未実施の場合、次の値を加算
9465-10 使用時：±5 dgt.
L2020 使用時：±6 dgt.
9772 使用時：±1 dgt.
9460 使用時：±16 dgt.
9467 使用時：±5 dgt.
上記以外のテストリードや延長したリードを使用する場合はゼロアジャスト
実施後のみ確度保証

電圧測定確度レンジ
6V60 V

最大表示±6.000 V±60.00 V

分解能
1 mV
10 mV

測定項目

バッテリの内部抵抗測定（交流 4 端子法）
バッテリの端子電圧測定（DC 電圧）
温度測定（9460 使用時）

表示更新レート

約3回/秒

最大入力電圧DC ±60 V max（AC は入力不可）

使用場所

屋内使用 , 汚染度 2, 高度 2000m まで

使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
電源連続使用時間オートパワーセーブ
耐電圧

0℃〜40℃、80% rh 以下、結露しないこと-10℃〜50℃、80% rh 以下、結露しないこと
単３形アルカリ乾電池（LR6）×8
約 8.5 時間（アルカリ乾電池使用時）
約 10 分でオートパワーオフ（データ通信中を除く）
AC 1.5 kV 1 分間、測定端子一括 ― USB 端子間

適合
規格

安全性
EMC

寸法
質量

付属品

最大表示
60.0℃

分解能
0.1℃

測定確度
±1.0℃

コンパレータ機能

ピン形リード9465-10（BT3554, BT3554-01に付属）
ピン形リードL2020（BT3554-10, BT3554-11に付属）、ゼロアジャストボード、アプリケーションソフトウェアCD、パワーオンオプションシール、首掛けストラップ、単３形アルカリ乾電池（LR6）×8、ヒューズ、USBケーブル、携帯用ケース、取扱説明書、プロテクタ
電波使用上の注意（BT3554-01, BT3554-11）

ホールド

測定値ホールド（HOLD キー、EXT.HOLD 端子をショート）/ 測定値オートホールド（測定値が安定したら自動で測定値をホールド）

メモリ機能

測定値の保存・読出し・消去
保存内容：日付、抵抗値、電圧値、温度値、コンパレータしきい値、判定結果
保存データ数：6000（1 ユニットに 500 データ）
メモリ構成：1 ユニットに 500 データ（12 ユニット）

オートメモリ機能

測定値がホールドされると自動でメモリ保存

メモリ読出しメモリ上のデータを画面に順次読み出し、PC アプリにて読み出し可能

温度測定確度
測定範囲-10℃ 〜 60℃

約 199W×132H×60.6D mm（プロテクタ装着時）
約 937 g（電池、プロテクタ含む）BT3554/BT3554-10
約 947 g（電池、プロテクタ含む）BT3554-01/BT3554-11

機能仕様

測定確度
±0.08%rdg. ±6dgt.

EN 61010
EN 61326

設定値（抵抗：２レベル、電圧：１レベル）と測定値との比較判定
判定方法：次表の結果表示、ブザー音、ブザー音に連動して赤色バックライト点灯
設定保存：200 テーブル
警告判定値
不合格判定値▼▼▼

警告判定値抵抗値（低） 抵抗値（中） 抵抗値（高）WARNING
FAIL
電圧値（高） PASS
電圧値（低） WARNINGWARNING

FAIL※
良否判定のしきい値は、バッテリのメーカ、種類、容量などにより異なります。新品または良品のバッテリの内部抵抗 / 端子電圧をあらかじめ測定する必要があります。

開放形（液式）鉛蓄電池やアルカリ蓄電池ではシール形鉛蓄電池に比べ内部抵抗の変化が少なく、劣化状態の判断が困難な場合があります。

L2020, 9465 -10

4 端子測定における測定値について( 測定リードの違いによる測定値への影響 )（ピン間：0.65mm）9772（ピン間：2.5mm）−解説−
鉛蓄電池の測定など測定対象物によっては、使用する測定値の違いは使用する測定リードの電流印加ピン測定リードにより測定値に差が発生します。この測定と電圧検出ピンの距離 ( 寸法 ) に違いがあることから値の違いは使用する 4 端子測定プローブの先端形状起こる物理現象です。バッテリ端子部分の抵抗がバッや寸法に起因するもので、どのプローブを使った測定テリの内部抵抗に比べて相対的に大きいほど顕著に値もそのプローブに対する真値となります。

現れます。右図は鉛蓄電池を測定した場合の模式図

電位勾配

バッテリの劣化を抵抗値経時変化で判断する場合は、でピン間隔の違いにより検出電圧に差が発生するこ同じ寸法形状の測定リードを使用してください。とを示しています。

A＋端子

ー端子

＋端子

鉛蓄電池

ー端子
鉛蓄電池

等電位線

B

V( 検出電圧 )：A>B※Bluetooth® およびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
BT3554J9-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。