矮新星のモニター観測伊藤芳春
聖和学園高等学校
１

はじめに昨年の「矮新星観測のススメ」（今田氏）の発表を受け今シーズンより観測を始めた。矮新星の研究は日本が世界をリードしている分野であり，プロ・アマが協力して研究を推進している。矮新星のカタログから約 40 星を選び出し，矮新星に望遠鏡を向けフィルターを交換して撮影する一連の作業を自動化した。
約 120 分で一通り撮影を終了できる。アウトバーストの場合は連続して測光を行った。AY Lyr，SS Cyg，
UV Per のアウトバーストを捉えることができた。
２

観測装置

望遠鏡は Celestron C14(口径 355mm，焦点距離 3910mm)にレデューサーを取り付けている。冷却CCD カメラは SBIG ST-9，望遠鏡に取り付けた時の視野は約 15 分角である。望遠鏡の制御には TheSkyX，CCD の撮影には CCDSoft，自動観測には Orchestrate を使っている。観測地は宮城県仙台市内である。
TheSkyX，CCDSoft，Orchestrate を立ち上げた後，Orchestrate の「connection」で TheSkyX とTelescope，Camera，Filter Wheel にチェックを入れることでこれらCommandArgumentsのソフトを統合することができる。一つの星の観測について ，

1SlewToObject

AY LyrOrchestrate のスクリプトを左表に示す。１番目のコマンドは矮新星

2SetFilter

Rc

AY Lyr に望遠鏡を向ける，２番目のコマンドは Rc フィルターにする，

3

TakeImage

60

３番目のコマンドは，60 秒露出をするという意味で，このような簡単

4

SetFilter

Vなスクリプトで観測を自動化できる。撮影画像は Fits ファイルで保存

5

TakeImage

60

されるが，ファイル名に SlewToObject で指定した変光星名が入るため

6

SetFilter

B

後の整理もしやすい。観測したい変光星を全て記述し，先頭または途中から開始することで自動観測することができる。一つの変光星の撮影にかかる時間は約 200 秒であり，約 2 時間で約 40 星を観測することができた。
３

観測対象
Misselt, K. A.の矮新星カタログ（1996）から観測可能な矮新星約 40 星を選び１０月より観測を開始した。

AY Lyr V0800 Aql EM Cyg FY Vul EY Cyg V1101 Aql CM Del V0503 Cyg
VW Vul FO Peg
CG CepV1081 Cyg

IP Peg DX And

HT Cas FN And

V0630 Cyg V0632 Cyg V1251 Cyg SS Cyg

V0630 Cas HP And

FO And TY Psc KU Cas

TZ Per WY Tri FS AndRU PegV0513 Cas V0452 Cas

RX AndTW Tri KT Per AR AndUV Per

AM Cas PY Per V0502 Cas(赤経順)矮新星の同定には左図の AAVSO の Variable Star Plotter(VSP)を利用した。星図の反転が容易で便利である。比較星の等級は，ここのデータを使用した。予めパワーポイン
トに AAVSO の星図（左図）と下図の撮影済みの画像を張り付けておき比較できるようにした。星が込み合って同定が難しい場合には，SIMBAD を利用した。SIMBAD の「Queryby identifiers」に 変光星名を入れ「Submit ID」をクリックして基本的なデータを確認し，「CDS Simplay」をクリックす
ると写真星図（左下図）が表示され，さらに目的の星がゆっくり明滅するため同定しやす
く下の欄に星の等級も表示され便利である。
等級の測定には AIP4WIN Ver.2.2を使用していたが Windows８上では，Ver.2.4.1 を使用した。
自動導入の位置精度
自動導入の精度は，TheSkyX の0250500

0250500

TPoint を使用したが調整不足のためか現在のところ赤経方向のずれが大きい。赤緯が大きいほど赤経方向のずれが大きくなり，高緯度の場合視野から外れることがあった。右上図は撮影された目的
星の CCD 上の位置で数値はピクセルである。赤い四角は視野の中心，黄色い三角は目的性の平均の位置である。CCD の視野は 15 分角あり，赤経方向の誤差は 2.4 分，赤緯方向の誤差は 0.7 分となった。
４ 観測結果10 月 11 日よりモニター観測をスタートした。自宅ベランダで観測するため晴れていればほぼ毎日観測することができる。今年の 10 月～11 月は晴天に恵まれたが，12 月は天気が悪かった。
10 月

111711 月

412 月

5 21 23 27

51924 25 28

7 10 1118281930 ７夜
21 2229 ６夜

2324 27 １２夜

観測 2 回目の 10 月 17 日に AY Lyr のアウトバーストを捉えることができた。その後 10 月 22 日には SS Cyg，11 月 22 日には UV Per のアウトバーストを捉えるなどモニター観測としては決して変化のない単調な観測ではなかった。
AY Lyr〔Mag:12.5-18.4B Period：24 Type:UGSU Spec:pec（UG）〕
2014 年 10 月 17 日にアウトバースト検出，10 月 30 日には元の明るさに戻る。

上の CCD 画像は，静穏時とアウトバースト時の画像。
左グラフはは AY Lyr のアウトバーストの光度曲線。
（ただし 16 等級付近の点は 16 等級以下の明るさとであることを示す）

SS Cyg〔Mag:7.7-12.4V Period：0.27513 Type:UGSS Spec:K5V+pec（UG）〕
2014 年 10 月 24日にアウトバースト検出，11 月 7 日には元の明るさに戻っていた。左図は SS Cygの光度曲線。

UV Per〔Mag:12.5-18.4B Period：24 Type:UGSU Spec:pec（UG）〕
2014 年 11 月 22 日にアウトバースト検出，12 月 14 日には元の明るさに戻っていた。
左図は UV Per の静穏時とスーパーアウトバースト時のCCD 画像。左下の図は UV Per の光度曲線。
５ まとめ
望遠鏡で自動導入し撮影することはほぼ満足のいく成果を出すことができた。短期間ではあったが AY
Lyr，SS Cyg，UV Per のアウトバーストを検出することができた。今後も観測を継続することにした。導入する際の赤経方向のズレや特に赤道儀を反転した時のズレが大きいので改善をしていきたい。アウトバーストの確認は前に撮影した画像と見比べて確認しているがこの点も改善していきたい。

参考文献
今田 明，矮新星観測のススメその２，平成 25 年度連星系・変光星・低温度星研究会（2013）
K.A.Misselt ， Secondary
Fields,PASP108(1996)

PhotometricStanndardsinSelected

Northern

Dwarf-Nova