No.99MAA024J

ユーザーズマニュアルja

デプスマイクロメータ■ 129シリーズ
DMC

3． 基点合わせ⑧② ③④⑨⑤重要• 測定する前に、必ず以下の手順で基点の確認、調整を行ってください。
• 本商品の基点合わせは、精密定盤などの平らな面上で行ってください。
• 本商品の基点合わせには、校正されたゲージ（ゲージブロックなど）をご使用ください。

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

注意• 基点合わせの前に、ゲージと本商品の測定面のごみや油などをきれいに取り除いてください。
• 基点合わせは、測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。
• 基点合わせの際は、下図のようにベースを基準面にしっかり押し当ててください。

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

⑦

本商品は測定面など鋭利に尖っている部分があります。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

⑩精密定盤

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

⑥• 本商品を測定以外の目的で使用しないでください。
• 分解、改造をしないでください。保証対象外となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• 水などが直接かかるような場所での使用は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかるような場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。

① スピンドル② ベース③ スリーブ④ シンブル⑤ ラチェットストップ⑥ クランプベース⑪⑦ キースパナ⑧ ロッド⑨ シンブルキャップ⑩ 六角スパナ⑪ スパナ

基準面
測定範囲が0〜25 mmの場合■基点の確認1 ゲージと本商品の測定面のごみやほこりを取り除く
2 シンブルを回転させて、測定面を精密定盤に軽く接触させる
3 ラチェットストップを3〜5回転させて、所定の測定力をかける
4 目盛を読み、読取値が零点またはゲージの寸法と一致していない場合は以下の手順で基点調• 使用後にはごみ、切粉などを取り除いて防錆油を塗布してください。
• 本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
• 電気ペンで番号などを書き込まないでください。

• 本商品は構造上、スリーブ（外筒）の基準線面と、シンブルの目盛線面が同一平面上にないため、2 つの線の合致点

OKNGNGが眼の位置によりずれが生じます。測定値の読み取りは、右図を参考にスリーブ（外筒）の基準線とシンブルの目盛

目次
1． 各部の名称 ........................................................................................................... 1ページ
2． 使用上のご注意.................................................................................................... 1ページ
3． 基点合わせ ........................................................................................................... 1ページ
4． 測定範囲の変更 ................................................................................................... 2ページ
5． 目盛の読み方 ....................................................................................................... 2ページ
6． 仕様 ...................................................................................................................... 2ページ
7． 有償メンテナンスについて .................................................................................. 2ページ

線の合致点の垂直上から行ってください。
• 眼の位置を右図のように変えた場合、実際には約 2 µm 程度の視差が生じます。

シンブルスリーブ（外筒）
基準線

■測定力

• ラチェットストップを使用し、必ず一定の測定力で測定してください。
• 適切な測定力は測定面を測定ワークに軽く接触させた後、

1． 各部の名称■ 128シリーズ
DMS

2． 使用上のご注意■視差①② ③④⑤

指でラチェットストップを約 3 回転〜5 回転させる程度の力です。過度な測定力は、誤差要因となりますのでご注意ください。

測定範囲が 25 mmより大きい場合

約3 回転〜5回転させる■使用後の注意と清掃• 使用後は、各部に損傷がないか確認し、スピンドル、ロッド、ベース全体を繊維の出ない柔らかい布を使用し清掃してください。

整を行う

■基点調整
●128シリーズ• 基点誤差が±0.01 mm以下の場合
1 基点の確認を行った状態でスピンドルをクランプで固定する
2 付属のキースパナをスリーブの基準線の裏にある穴に差し込み、スリーブを回転させて基準線をシンブルの零目盛に合わせる• 基点誤差が± 0.01 mm程度以上の場合
1 基点の確認を行った状態でスピンドルをクランプで固定する
2 シンブルが回転しないように指で固定しながら、付属のキースパナをラチェットストップ側面にある穴に差し込み、ラチェットストップをゆるめる
3 シンブルをラチェットストップの方向に押しながら回転させ、シンブルの目盛をスリーブの基準線に合わせる
4 シンブルが回転しないように注意しながら、シンブルをスリーブの方向に軽く押しながら、キースパナでラチェットストップを締める
5 クランプをゆるめる

シンブル
ラチェットストップ

2キースパナ• 油や切削油、液自体の固着、汚れがひどい場合、揮発性溶剤（清掃用アルコールなど）を繊維の出ない柔らかい布に含ませ清掃してください。
• 使用後には、ミクロール（パーツ No.207000）で、スピンドル、ロッド、ベースの防錆処理を行ってください。
• 水溶性切削油などが付着する場所で使用した場合は、清掃後必ず防錆処理を行ってください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。

⑥1⑦

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12023 年5月1日 発行
Printed in Japan● 129シリーズ• 基点誤差が±0.01 mm以下の場合

1 基点の確認を行った状態でロッドをクランプで固定する
2 付属のキースパナをスリーブの基準線の裏にある穴に差し込み、スリーブを回転させて基準線をシンブルの零目盛に合わせる• 基点誤差が±0.01 mm程度以上の場合
1 基点の確認を行った状態でロッドをクランプで固定する
2 シンブルが回転しないように指で固定しながら、シシンブル固定ナットンブルキャップを外す
シンブルキャップ
2
3 付属のキースパナをシンブル固定ナット側面にある穴に差し込み、シンブル固定ナットをゆるめる
4 シンブルをラチェットストップの方向に押しながら回転させ、シンブルの目盛をスリーブの基準線に合シンブルわせる

5 シンブルが回転しないように注意しながら、シンブ

ルをスリーブの方向に軽く押し、キースパナでシンブル固定ナットを締める
6 シンブルキャップを取り付け、クランプをゆるめる

キースパナ

3

• 基点誤差がマイナスの場合
6
1 シンブルを指で固定し、シンブルキャップを外す
2 取り付けられているロッドを抜く
ロッドカラー
4
3 付属の六角スパナでロッドカラーのセットねじ（2個）を締付ナットゆるめる
4 付属のキースパナをロッドカラー側面にある穴に、付4属のスパナを締付ナットにそれぞれ差し込む
5 矢印の方向に締め付けナットを締める》 ロッドカラーが矢印の方向に移動する（誤差分が移キースパナ スパナ動する）
6 「・基点誤差がプラスの場合」の手順 7〜9を行う
5
7 基点を再度確認し、さらに基点調整が必要な場合は上記1〜6 の手順を繰り返す

7． 有償メンテナンスについて商品の精度確認と維持のため定期検査をお勧めします。また、次のような不具合が発生した場合は、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。

4． 測定範囲の変更■ 129シリーズ（128シリーズは変更できません）

重要• ロッドはゆっくりと本体へセットしてください。ロッドを急激に落下させてセットすると破損の原因となります。

• ロッドの基点調整• ロッドがベースから突き出るまで、ロッドの差し込みは慎重に行ってください。

重要• ロッドカラーとロッド端面が接触する部分にごみなどが付着していると、基点誤差の原因となります。
• 温度ならし後に再度基点の確認を行ってください。
• 長時間ロッドを手にもって調整しますと、ロッドが膨張し、正確な基点調整ができなくなります。
ご注意ください。
• ロッドを付け替えた場合も必ず基点調整を行ってください。
• ロッドはゆっくりと本体へセットしてください。ロッドを急激に落下させてセットすると破損の原因となります。
ロッドは出荷時に基点調整済みですが、使用前に次の手順で基点の確認を行ってからロッドの基点調整の必要性を判断してください。
「・基点誤差が± 0.01 mm 以下の場合」もしくは「・基点誤
1 0〜25 mm のロッドを取り付けて、差が±0.01 mm程度以上の場合」の方法でデプスマイクロ本体の基点調整を行う「■基点の確認」を行う
2 使用する測定範囲のロッドに交換して、3 基点誤差がある場合以下の手順でロッドの基点調整を行う• 基点誤差がプラスの場合
1 シンブルを指で固定し、シンブルキャップを外す
キースパナ
2 取り付けられているロッドを抜く
3 付属のキースパナをロッドカラー側面にある穴に、付3
締付ナット属のスパナを締付ナットにそれぞれ差し込む
4 矢印の方向に締付ナットを約半回転ゆるめる
スパナ
5 付属の六角スパナでロッドカラーのセットねじ（2個）を ロッドカラー 3ゆるめる
6 ロッドカラーを締付ナットの端面まで移動させて、セッ4トねじを軽く締める
7 付属のキースパナをロッドカラー側面にある穴に、付属のスパナを締付ナットにそれぞれ差し込む
8 矢印の方向に締付ナットを締める
六角スパナ

7締付ナットロッドカラー

キースパナ スパナ

89 ロッドカラーのセットねじ（2個）をしっかり締める
10 ロッドを本体に差し込み、シンブルキャップをしっかり締める
11 基点を再度確認し、さらに基点調整が必要な場合は上記 1〜10 の手順を繰り返す

2

目盛の読み方は次の通りです。

①① スリーブ（外筒）の読み 17.5 mm
0.37 mm② シンブルの読み②17.87 mm
シンブルの読みはスリーブ（外筒）の基準線とシンブルの目盛線が合致している箇所を読み取ります。
通常上記のように0.01 mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001 mmまで読み取ることもできます。
約-1 µm

約-2 µm

スリーブ基準線

シンブル目盛線

スリーブ基準線

シンブル目盛線

6． 仕様

7締付ナット6

5． 目盛の読み方

ロッドカラー

5セットねじ1 シンブルを指で固定し、シンブルキャップを外す
2 取り付けられているロッドを抜き、適切なロッドを差し込む
3 シンブルを指で固定し、シンブルキャップをしっかり取り付ける• 最大許容誤差• 目量• 使用温度範囲• 保存温度範囲：±3 µm（128シリーズ）：0.01 mm
：5 °C〜40 °C：−10 °C〜60 °C

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2023 年5月1日 発行
Printed in Japan