更新：2021/09/30

T&Dオプションカタログ-入力モジュール・電源・アタッチメントほか-

入力モジュール

TCM -3010----------- p.2

PTM -3010----------- p.2
VIM -3010------------ p.2

AIM -3010----------- p.3

PIC-3150------------ p.3

PMP-3200---------- p.3
TR-3C30------------ p.4

ミニチュアプラグ

TC-K01--------------- p.4

TC-J01--------------- p.4
TC-T01--------------- p.4

TC-S01--------------- p.4

データロガー用メンテナンスセット

TR- 00P1------------ p.5

TR- 00P2------------ p.5TR- 00P3------------ p.5

RTR- 05B2---------- p.5

RTR-500B1--------- p.5
RTR-500A2--------- p.5

壁面アタッチメント

TR-5WK1------------ p.7

TR- 05K3------------ p.7

TR-5GK1------------ p.7
TR- 05K3L----------- p.7

AT-50K1------------- p.7
TR- 07K2------------ p.7

通信ケーブルと外部警報接続ケーブル
US -15C-------------- p.8

TR- 6C10- ----------- p.8
TR- 07C-------------- p.8

TR- 4C10------------ p.8AC0101--------------- p.8

AT-76K1------------- p.7
AT-32K1------------- p.7

AC アダプタと電源ケーブル

ソフトウェア CD

SO -15C1------------ p.9

AD - 06A1------------ p.6

アンテナ

AD - 05A3------------ p.6

CEL- 0151----------- p.8

AD - 05A2------------ p.6

AD - 05A4------------ p.6

AD - 0620------------ p.6
AD - 05A1------------ p.6

BC- 0204------------ p.6

SO-B1---------------- p.9

CSR- 0011----------- p.8

ワイヤレスドングル

RTR-300------------ p.9

入力モジュール

熱電対モジュール

14.554.5

7827TCM-3010

塩化ビニール被覆
ケーブル

ポリカーボネート[単位: mm ]

対象センサ
測定範囲
測定分解能

PTモジュール

冷接点補償精度
熱電対測定精度-40～10℃：±0.5℃  10～40℃：±0.3℃  40～80℃：±0.5℃
K, J, T タイプ±0.3℃±読み値の0.3%
S タイプ±1℃±読み値の0.3%※センサの誤差は含みません。

温度 -40～80℃
湿度  90％RH以下 結露しないこと
熱電対センサ用ミニチュアプラグ
センサ接続部を使用のこと
ケーブル延長3mまで可その他(専用延長ケーブルTR-3C30）
動作環境

14.547.8

78

27

PTM-3010

熱電対センサK, J, T, Sタイプ
Kタイプ：-199～1370℃
Jタイプ：-199～1200℃
Tタイプ：-199～400℃
Sタイプ：-50～1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)
K, J, Tタイプ 0.1℃
約0.2℃
Sタイプ

測定精度 ※

価格 7,500円(税込 8,250円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-TC
生産終了機種：RTR-505-TC

3端子
3-M3.5 角座金付ネジ

ポリカーボネート

塩化ビニール被覆ケーブル

価格 6,000円(税込 6,600円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-Pt
生産終了機種：RTR-505-Pt

電圧モジュール

動作環境
付属品

ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）

その他※センサの誤差は含みません。

19.4

46

4端子
電線差込型

価格 6,000円(税込 6,600円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-V
生産終了機種：RTR-505-V

測定範囲 電圧0～22V
400mVまで0.1 mV
800mVまで0.2 mV
999mVまで0.4 mV
測定    3.2 V まで    1 mV
分解能    6.5 V まで    2 mV
9.999V まで    4 mV     22 V まで  10 mVモジュール温度-40～10℃ :±1 mV    +読み値の0.5%
測定精度  10～40℃  :±0.5mV +読み値の0.3%  40～80℃  :±1 mV    +読み値の0.5%2

温度-40～80℃
湿度   90％RH以下 結露しないこと

保護カバー(端子台の保護用)

78

3.427
11.7

VIM-3010

Pt100, Pt1000  3線式 / 4線式4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。
-199～600℃測定範囲(センサの耐熱温度範囲内にて)測定分解能 0.1℃
モジュール温度
測定精度 -40～10℃：±0.5℃+読み値の0.3%※  10～40℃：±0.3℃+読み値の0.3%  40～80℃：±0.5℃+読み値の0.3%
対象センサ[単位: mm]3.3

ポリカーボネート

塩化ビニール被覆
ケーブル[単位: mm]

3V～20V, 100mAまでスイッチ可能プレヒート1秒分解能で1秒から999秒まで機能
コンデンサ負荷は330µF以下
動作環境
その他

温度 -40～80℃
湿度   90％RH以下 結露しないこと

ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）

入力モジュール

AIM-3010

4-20mAモジュール

19.4

78

27

46

4端子
電線差込型

価格 6,000円(税込 6,600円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-mA
生産終了機種：RTR-505-mA[単位: mm]

入力電流- 0～20mA  
範囲
40 mAまで動作可能
測定分解能 0.01 mA
モジュール温度-40～10℃ : ±0.1mA   +読み値の0.3%
測定精度  10～40℃：±0.05mA+読み値の0.3%  40～80℃：±0.1mA   +読み値の0.3%パルス入力ケーブル

塩化ビニール被覆ケーブル

入力抵抗100Ω ±0.3Ω

その他

ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）

動作環境

温度-40～80℃
湿度   90％以下 結露しないこと

100

1400

3.4PIC-3150

ポリカーボネート

M3.5圧着端子

塩化ビニール被覆ケーブル[単位: mm]

価格 2,500円(税込 2,750円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-P
生産終了機種：RTR-505-P

PMP-3200

デマンド監視に！

パルス検出ケーブル
35

2000

512018256

価格 7,800円(税込 8,580円)
対応機種：RTR505B, TR-55i-P
生産終了機種：RTR-505-P

入力
出力

電源センサ

分割クランプ式電流センサ

パルス幅10～30msec

パルス検出電流最小パルス間隔
信号出力
パルス幅

動作環境

付属品

その他

塩化ビニール被覆ケーブル

変換部

CT10～40mA[単位: mm]

窓径φ6OFF 電流0.5mA以下 両極対応

パルス幅×2 または30ms以上で大きい方
負論理パルス3 msec～9ms

Hi：電源電圧×0.7 以上

Lo：1V 以下

3.6V   データロガー本体より供給
温度-10～50℃
湿度 10～90％  結露しないこと

電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
ケーブル延長3mまで可（専用延長ケーブルTR-3C30 ）

電力需給用複合計器50,000パルス/ kWh, CT方式に対応しています。
取引用電力メータへの取り付けは電力会社様へ依頼してください。

3

入力モジュール

TR-3C30

入力モジュール延長ケーブル
3000
3.4

40.9

塩化ビニール被覆ケーブル

耐熱温度価格 3,500円(税込 3,850円)

防水性能

対応センサ/
入力モジュール
使用条件

防まつ形 生活防水

温度センサ: TSB-1351
温湿度センサ: SHB-3101 (生産終了品HHB-3101)入力モジュール: TCM-3010, PTM-3010, VIM-3010, AIM-3010, PIC-3150,                                          PMP-3200
温度センサ１本につき9mまで延長可能
温湿度センサ / 入力モジュール１本につき1本使用可能

熱電対モジュールTCM-3010とセンサの接続用プラグ
83.2

11.9

ミニチュアプラグ-25～60℃[単位: mm]2.4＋20－816.2

価格  各2,000円(税込 2,200円)
TCM-3010

型     番TC-K01
TC-J01
TC-T01
TC-S01

熱電対センサ＋使用金属材質
－K

クロメル

T

銅

JS

4

ケーブル固定用
ゴムブッシュ付属アルメル[単位: mm]   

色

黄ハウジング
材質
耐熱温度

NYLON66

200℃

鉄

コンスタンタン

黒NYLON66

200℃

銅

銅

緑

NYLON66

200℃

コンスタンタン青

NYLON66

200℃  

メンテナンスセット（データロガー専用）

TR-00P1

メンテナンスセット

TR-00P2

TR-00P3

リチウム電池RTR-05B2

対象機種：
RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42
生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52
価格 1,000円(税込 1,100円)
パッケージ内容:ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ

対象機種：TR45
価格 1,400円(税込 1,540円)
使用可能な機種※：
RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42
生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ※TR-00P1も同時に交換することをおすすめします。
電池寿命約4年

RTR-500B1

電池寿命約4年

大容量バッテリパック

RTR-500A2

対象機種：
RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42
生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507
価格 6,000円(税込 6,600円)
使用環境温度: -40～80℃
防水性能：データロガーに準ずる
パッケージ内容:
メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース

ニッケル水素電池内蔵で約4日間のバックアップ※

アタッチメントフック(取り外し可)φ331

大容量バッテリパック用電池セット

対象機種：
RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR41 / 42※
生産終了機種:RTR-501L / 502L / 503L / 505L / 507SL/ 507, RTR-5シリーズ
価格 4,000円(税込 4,400円)
パッケージ内容:
メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500※TR41/42は大容量バッテリパック（RTR500B1）を利用する場合

外部電源アダプタ

対象機種：
RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42生産終了機種: RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507
価格 6,000円(税込 6,600円)
入力電圧：DC 6Vバックアップ電源：ニッケル水素電池（内蔵/停電時用）
充電方式：トリクル充電
使用環境温度: 0～60℃
防水性能：なし
パッケージ内容:
ACアダプタAD-06A1, ケース, ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング
アタッチメントフック( 取り外し可 )

1462

47

対象機種：
RTR501B / 502B / 503B / 505B / 507B,
TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42
生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 507,
RTR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, TR-51 / 51A/ 52
価格 2,000円(税込 2,200円)
パッケージ内容:
メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS14250,ケースφ4ケース

低温電池セット※ ニッケル水素電池の充電量によって異なります。内部温度が2～3℃上昇するためRTR-501, TR41には使用できません。

[mm]

5φ4φ314624731[mm]電 源

AD-06A1

ACアダプタ入力

DC 6V,  500mA

ケーブル長1.8m

周波数

対応機種

TR-76Ui / 76Ui-S, RTR-576 / 576-S付属
価格 2,500円(税込 2,750円)

AD-05A3

入力

DC 5V,  1A

データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC, TR-57DCi
データロガー:
TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)

ケーブル長

1.5m

周波数

対応機種
価格 2,500円 (税込 2,750円)

データロガー:
TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb, TR-71nw/ 72nw/ 72nw-S / 75nw※, MCR-4V, MCR-4TC
生産終了機種
データロガー:
TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wf-H / 75wf, TR-72nw-H※TR-7wb/nwシリーズで使用すると本体が発熱します
TR-71wb, TR-71nw, TR-71wfの場合は、内蔵センサの測定値が大幅に上昇しますので、外付け温度センサで測定してください。

ACアダプタAD-05A4

AC 100-240V

入力

AC 100-240V

DC 5V,  3A

出力

DC 5V,  1A

ケーブル長1.2m

ケーブル長1.8m

50 / 60Hz

周波数

データ収集機:RTR500BM
生産終了機種：RTR-500MBS-A
充電器：RTR-600BD

対応機種

外部電源ユニット
電源

電池寿命

ケーブル長
対応機種

50 / 60Hz

データ収集機: RTR500BW

価格 2,500円(税込 2,750円)

生産終了機種
データ収集機:RTR-5W, WS-2
データロガー:
TR-7Wシリーズ, WDR-3, WDR-7,

価格 7,500円(税込 8,250円)

50 / 60Hz

出力

対応機種

価格 2,500円(税込 2,750円)

AC 100-240V

出力

ACアダプタ入力

USB Mini-Bタイプ

50 / 60Hz

生産終了機種
データ収集機:RTR-50, RTR-57C, TR-57C, RTR-500AW / 500NW, RTR-500C
データロガー:
TR-76Ui-H, RTR-576-H, TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズ

周波数AD-0620

AC 100-240 V

出力

ACアダプタAD-05A2

ACアダプタAD-05A1

単1アルカリ乾電池(LR20)×3

入力

AC 100 7VA

周波数50 / 60Hz

出力

約１年※
1.8m

DC 5V, 0.5A

ケーブル長 1.5 m

データ収集機:RTR500BC

対応機種

生産終了機種
データ収集機:RTR-500C
データロガー:
RTR-7シリーズ

ワイヤレスドングル: RTR-300価格 1,500円(税込 1,650円)※ 中継機として使用し、15分ごとにモニタリングを行った場合

BC-0204

バッテリ接続用アダプタ
ミニ平型ヒューズ
2A / 32V

赤（プラス）黒（マイナス）
AWG #20
赤赤黒黒

価格 2,500円(税込 2,750円)

2000

電源の条件
その他

対応機種

L型DCプラグ

電圧 入力：DC 9～38V, 出力：DC 5V
電流 MAX 2A

条件に合うバッテリを別途用意してください。
データ収集機: RTR500BM

6[単位: mm]

壁面アタッチメント

TR-5WK1

TR-05K3708666.6106

価格 2,000円(税込 2,200円)

TR-5GK1

17.8[mm]

対応機種：RTR500BW
生産終了機種：WDR-3, WDR-7,
WS-2, RTR-5W, RTR-500NW /500AW
付属品:
本体固定用ネジ,  壁面固定用ネジ x 2,  両面テープ
材質: ポリカーボネート※価格 1,500円(税込 1,650円)

70

アルミ

66.6
4340

AT-50K1

対応機種：
TR41 / 42, TR-51i / 52i / 55i, RTR501B / 502B / 503B / 505B / 507B
生産終了機種：RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 507,
RTR-51A / 52A / 53A, RTR-52Pt, RVR52, TR-51S / 52S, TR-51/51A/52
付属品:
壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質:  ポリカーボネート※

68.4

Oリング
（ゴム）

価格 3,000円(税込 3,300円)[mm]TR-05K3L

73.3

ポリウレタン

51.7

[mm]

対応機種：
RTR500BM
生産終了機種：RTR-500MBS-A
付属品:
本体固定用Oリング,壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質:アルミ

価格 2,000円(税込 2,200円)

51.7[mm]対応機種：
RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 *1
生産終了機種：RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L
付属品:
壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質:  ポリカーボネート※*1: TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプ
タ装着時に利用可能です

TR-07K2

クロロプレンゴム
アルミ

7552

Oリング
（ゴム）

9079[mm]

25 35[mm]価格 3,000円(税込 3,300円)

対応機種：RTR500BC
生産終了機種：RTR-500C
付属品:
本体固定用Oリング,  壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質:アルミ

価格 1,000円(税込 1,100円)

AT-76K1AT-32K1
68.860

価格 3,000円(税込 3,300円)

50.7[mm]対応機種：
TR-76Ui / 76Ui-S, RTR-576 /576-S
生産終了機種：TR-76Ui-H, RTR576-H
付属品: 壁面固定用ネジ x 2
材質:アルミ価格 800円(税込880円)※ポリカーボネートは-30℃以下では強い衝撃を受けた際に亀裂が入る恐れがあります。

7対応機種：
TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb, TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw, TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S
生産終了機種：TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズ
付属品:
壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質: ポリカーボネート※

対応機種：RTR-322
付属品：壁面固定用ネジ×2

アンテナ

CSR-0011

LTEアンテナ

CEL-0151

価格 2,300円(税込 2,530円)
アンテナ高135 mm
SMAコネクタ
対応機種：RTR500BM

延長アンテナ

価格 2,800円(税込 3,080円)
アンテナ高88.5 mm
ケーブル長1.5m
RP-SMAコネクタ
対応機種：RTR500BM

通信ケーブル

US-15CUSB Mini-B 通信ケーブル

シリアル通信ケーブル

TR-6C10

価格 1,500円(税込 1,650円)
ケーブル長1.5m

PCとの通信用

TR-57DC i 付属
価格 2,500円(税込 2,750円)
ケーブル長1.0m

データ収集機とデータロガーの通信用
RTR-500DC
TR-57DCi⇔ RTR-574/576⇔TR-74Ui/76Ui/73U, (生産終了機種 TR-71Ui/72Ui, TR-71U/72U)

生産終了機種⇔ 生産終了機種 TR-71U/72U
RTR-57U

TR-74Ui/76Ui/73U,
生産終了機種⇔ (生産終了機種 TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U, TRTR-57U71S/72S)

TR-07C

シリアル通信ケーブル

シリアル通信ケーブル

TR-4C10

価格 3,800円(税込 4,180円)
ケーブル長1.5m
D-sub9ピンコネクタ

価格 2,500円(税込2,750円)
ケーブル長1.0m

データ収集機とデータロガーの通信用

PCとデータロガーの通信用※
PC ⇔ TR-74Ui / 76Ui / 73U
PCとデータ収集機の通信用※
PC ⇔ RTR500BC, TR-57DCi, RTR-500DC, 生産終了機種 RTR-500C

TR-57DCi,⇔ 生産終了機種 VR-71, TR-71S / 72S(生産終了機種 RTR-57U)  
生産終了品 TR-57U⇔ 生産終了機種 VR-71

生産終了機種 TR-57C⇔ 生産終了機種 TR-71U / 72U

生産終了機種 RTR-57C※ 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。

⇔ 生産終了機種 VR-71, TR-71S / 72S

外部警報接続ケーブル

AC0101①白②黒③黄④灰1,000円 (税込1,100円)

対応機種
使用条件

日本圧着端子PAP-04V-S

AWG ＃221000

RTR500BM / RTR-576※ (生産終了品: RTR-500MBS-A)
TR-76Ui※"RTR500Bシリーズヘルプ"または"TR-76Ui 操作ガイド"をご参照ください。
https://www.tandd.co.jp/manual/※Sタイプ, Hタイプ含む

8[単位: mm]ソフトウェアCD

SO-15C1

TR-7wb/nw for Windows
ソフトウェアセット

SO-B1

価格 2,000円(税込 2,200円)
パッケージ内容:
CD-ROM
USB Mini-B通信ケーブル（US-15C）
ソフトウェア:TR-7wb/nw for Windows
T&D Graph

ドングル

ease専用ワイヤレスドングル

電源USB電力(5V)

無線通信距離約50m(見通しの良い直線において)無線通信規格本体動作環境

価格 1,000円(税込 1,100円)
パッケージ内容: CD-ROM
ソフトウェア:
RTR500BW for Windows
RTR500BC for Windows
RTR500BM for Windows
RTR-600 設定ユーティリティ
T&D Graph
T&D Data Server

RTR500Bシリーズの専用標準ソフトウェアをダウンロードできない場合にお求めください。

TR-7wb/nwシリーズの専用標準ソフトウェアをダウンロードできない場合にお求めください。

RTR-300

RTR500B Series Software

価格 3,900円(税込 4,290円)
対応機種：RTR-322

特定省電力無線(ARIB STD-T66)

温度: 0～50°C
湿度: 90%RH以下(結露しないこと)

9