DB1000

デジタル指示調節計
DB1000は、指示精度±0.1％、制御周期約0.1秒、96×96mmのデジタル指示調節計です。
マルチ設定機能（ 8種類 ）、マルチレンジ入力機能など多彩な機能を標準装備しました。

■特 長●大きく見やすい5桁表示●電源電圧２４Ｖタイプを用意

測定値（PV）、設定値（SV）表示を大きく見やすい5桁表示

安全面で有利な電源電圧２４Ｖ（AC/DC）
タイプを用意しまを実現しました。1000℃以上でも0.1℃の表示が可能です。

した。
●オンオフサーボ出力タイプでモータフィードバック値の●高機能な運転画面と設定画面データ表示 が可能

従来から慣れ親しんでいるLCD（液晶表示器）を採用した

出力のON/OFF状態、制御出力値(MV)、運転画面と設定画面を継承し、さらに高品位かつ高機能にモータフィードバック値の同時表示を実現しました。

なりました。
●優れたPID制御性
位置形PIDアルゴリズムと速度形PIDアルゴリズムの2タイプのPIDアルゴリズムを搭載し、制御対象に合わせたPIDアル［オンオフサーボ出力タイプの運転画面］

ゴリズムの選択が可能です。

●マルチレンジ入力●Z制御（ザゼンソウ制御アルゴリズム）
2種搭載

直流電圧（最大10Vまで）、直流電流、熱電対、測温抵抗体

PID制御と比べて省エネルギーを優先したZECO（ゼットの各種測定レンジを搭載しています。

エコ）モードとオーバーシュートを抑制し立ち上がり速度を●2色のケースを用意優先したZRISE（ゼットライズ）モードの2種類のZ制御を

OA製品感覚のグレーと高級感を持ったブラックの2色から搭載した機種もご用意しました。

選択が可能です。

制御対象に合わせ切り替えて選択してください。

●国際安全規格・CE、UKCAマーキング適合品●従来品を継承した操作性

安全規格のCE、UKCAマーキング適合品です。

従来から慣れ親しんでいる設定画面を継承し、従来品とまた、ULおよびc-ULに認証されています。

変わらぬ操作で設定が可能です。
キータッチも向上し、優れた操作性を実現しました。
●高精度なリモート信号入力と伝送信号出力高精度（0.1%FS）
なアナログリモート信号入力とアナログ伝送信号出力が付加できます。

1

PC-115-7DB1000■測定レンジ■形 式
DB1□ □ □ □ □ □ □−□□□●マルチレンジ
入力信号
0 ：マルチレンジ
4 ：測温抵抗体4線式

測定レンジ

測定範囲
B
R

調節モード（第1出力）
1 ：オンオフパルス形PID式
2 ：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3 ：電流出力形PID式
5 ：SSR駆動パルス形PID式
6 ：電圧出力形PID式
8 ：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）

SK

E

＊
調節モード（第2出力）
0 ：なし
1 ：オンオフパルス形PID式※1
3 ：電流出力形PID式※1
5 ：SSR駆動パルス形PID式※1
6 ：電圧出力形PID式※1

J
熱 電 対TC（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
CR-AuFeN
PR5-20PtRh40-PtRh20

制御アルゴリズム
B ：PID制御
Z ：Z制御＋PID制御＊
通信インターフェイス（第1ゾーン）
0 ：なし
R ：RS-232C
A ：RS-422A
S ：RS-485
B ：設定値切替外部入力※2

PlatinelⅡ＊
伝送信号出力（第2ゾーン）
0 ：なし
1 ：4〜20ｍA
2 ：0〜1V
3 ：0〜10V
4 ：その他
B ：設定値切替外部入力※2

直流電圧

直流電流

UL
10mV
20mV
50mV
100mV
5V
10V20mA
JPt100＊
リモート信号入力（第3ゾーン）
0 ：なし
5 ：4〜20ｍA
6 ：0〜1V
7 ：0〜10V
8 ：その他
B ：設定値切替外部入力※2

測温抵抗体

旧Pt100
Pt50
Pt100

ケース色
G ：グレー
B ：ブラック●測温抵抗体 4線式

防水仕様と端子カバー＊
0 ：なし
1 ：防水仕様なし＋端子カバーあり
2 ：防水仕様あり＋端子カバーなし
3 ：防水仕様あり＋端子カバーあり

測定レンジ

測定範囲
JPt100Ω
JPt100

電源電圧
A ：100〜240VAC
D ：24VAC／24VDC

測温抵抗体

旧Pt100Ω
旧Pt100
Pt50
Pt-Co
Pt100

＊※1
※2

−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃
4.0〜 374.0K−200.0〜850.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃［規格一覧］
K、
E、
J、
T、
R、
S、
B、
N：IEC584（1977、1982）、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTMVol.14.03
U、L：DIN43710-1985、PR5-20：Johnson Matthey資料
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

オプション
調節モード（第1出力）が1、3、5、6に限り選択可
設定値切替外部入力は、他のゾーンと重複選択不可
第3ゾーン→第2ゾーン→第1ゾーンの順に指定

PC-115-7

0.0〜1820.0℃
0.0〜1760.0℃
0.0〜1200.0℃
0.0〜1760.0℃−200.0〜1370.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 300.0℃−270.0〜1000.0℃
0.0〜 700.0℃−270.0〜 300.0℃−270.0〜 150.0℃−200.0〜1200.0℃−200.0〜 900.0℃−200.0〜 400.0℃−100.0〜 200.0℃−270.0〜 400.0℃−200.0〜 200.0℃
0.0〜2310.0℃
0.0〜2310.0℃−50.0〜1410.0℃
0.0〜 280.0K
0.0〜1300.0℃
0.0〜1800.0℃
0.0〜1880.0℃
0.0〜1390.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 400.0℃−200.0〜 900.0℃−10 〜 10mV
−20 〜 20mV
−50 〜 50mV
−100 〜100mV−5 〜 5 V−10 〜 10 V
0 〜 20 mA−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 850.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃

2

■各部の名称

表 示 部
運転状態（RUN）
表示
運転中点灯します。

操 作 部
運転画面とモード0のモード画面の切替、および設定画面からモード画面への切替に使用します。
運転画面の切替、および設定画面の切替に使用します。

勾配（SLOPE）
表示
SVの勾配動作中点灯します。
警報待機（WAIT）
表示
待機状態中、警報解除時点灯します。

自動出力運転と手動出力運転の切替に使用します。
カーソル送りや項目選択に使用します。
設定値（または、設定項目）の降順、昇順に使用します。

リモート（REM）
表示
設定の登録に使用します。
実行設定値番号（NO.）
表示
エンジニアリングポート
エラー（ERR）
表示入力取込異常時点灯します。
オートチューニング動作（AT）
表示
オートチューニング動作中点灯します。
手動運転時（MAN1／MAN2）
表示
第1出力／第2出力が手動運転時点灯します。
測定値
（PV）
表示
設定値
（SV）
表示
警報動作
（AL1〜4）表示
運転および設定画面表示
（LCD）

3

PC-115-7

DB1000■入力仕様■調節仕様（第1出力、第2出力ともに同じ仕様）

R、
S、K、
E、
J、
T、
N、
PtRh40-PtRh20、
入 力 信 号 ：熱電対 B、
NiMo-Ni、U、L、C（WRe5-WRe26）、
PR5-20W-WRe26、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe
直流電圧 ±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
直流電流 0〜20mA
測温抵抗体 Pt100、JPt100、
旧Pt100、
Pt50、Pt-Co（4線式のみ）直流電圧6種、直流電流1種、測 定 レ ン ジ ：熱電対28種、測温抵抗体14種※詳細は「測定レンジ一覧」
を参照
精 度 定 格 ：測定レンジの±0.1%FS ±1digit

制 御 周 期：約0.1秒
出 力 形 式：オンオフパルス形、オンオフサーボ形、電流出力形、SSR駆動パルス形、電圧出力形
オンオフパルス形：出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
接点保護 小形CR素子を内蔵
オンオフパルス周期 1〜180秒
オンオフサーボ形：出力信号 オンオフサーボ導通信号
標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
最小負荷 5VDC 1mA以上
フィードバック抵抗 100Ω〜2kΩ
接点保護 小形CR素子を内蔵
電 流 出 力 形：出力信号 4〜20mA
負荷抵抗 750Ω以下
SSR駆動パルス形：出力信号 オンオフパルス電圧信号
出力電圧 ON電圧 12VDC±20%OFF電圧 0.8VDC以下
負荷電流 21mA以下
パルス周期 1〜180秒
電 圧 出 力 形：出力信号 0〜10V
出力インピーダンス 約10Ω
負荷抵抗 50kΩ以上※詳細は「精度定格の詳細規定」
を参照

E、J、T、N、PlatinelⅡ･･･
基準点補償精度 ：K、±0.5℃または、±20μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）±1.5℃または、±60μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：上記以外）
その他の入力信号･･･±1.0℃または、±40μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）±3.0℃または、±120μV相当のいずれか大きい方（周囲温度：上記以外）
入力取込周期 ：約0.1秒
分
解
能 ：約1／30000
直流電圧（±50mV以下）、測温抵抗体（3線バーンアウト ：熱電対、式）に限り、上限バーンアウトを標準装備
バーンアウト時、第1出力側の出力値は任意設定可能、第2出力側の出力値は0％、上限警報はON（上限バーンアウト時）※直流電圧（±100mV以上）、直流電流、測温抵抗体
（4線式）
は装備せず
入力インピーダンス ：熱 電 対 1MΩ以上
直流電圧 1MΩ以上
直流電流 約250Ω
許容信号源抵抗 ：熱 電 対 100Ω以下
直流電圧
（mV）
100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下
許容配線抵抗 ：測温抵抗体5Ω／1線以下（全線共通のこと）
測温抵抗体の測定電流 ：約1mA
直流電圧±20V、最大許容入力 ：熱 電 対±20V、直流電流±30mA、±7.5V、測温抵抗体 500Ω、±5V
最大コモンモード電圧：30VAC以下
コモンモード除去比：130dB以上（50／60Hz）（50／60Hz）
ノーマルモード除去比：50dB以上■設定仕様、
SV変化率※S V 関 係 ：SV8種（最大5桁設定）
調 節 関 係 ：PID8種 P 0〜999.9%
Ｉ ∞、1〜9999秒
D 0〜9999秒
A.R.Ｗ.（アンチリセットワインドアップ）
上限…0.0〜100.0％
下限…−100.0〜0.0％
出 力 関 係 ：出力不感帯
出力プリセット
出力リミッタ8種、出力変化量リミッタ8種
警報形態、
警報不感帯
警 報 関 係 ：警報値4点8種、※Z制御時は設定できません。

■表示仕様
表 示 素 子：第1表示部
第2表示部
表 示 内 容：第1表示部
第2表示部

PC-115-7

LEDLCD（バックライト付）
108×24ドット
PV5桁、SV5桁、ステータス表示など
MV、出力状態、設定画面など■警報仕様
警 報 点 数：4点
警 報 形 態：絶対値警報、偏差警報
出 力 信 号：リレー出力信号（a接点）
AL1とAL2でCOM共通、
AL3とAL4でCOM共通
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 3A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 1.5A以下
最小負荷 5VDC 100mA以上

4

■一般仕様■基準動作条件

定格電源電圧：一般電源仕様 100〜240VAC
24V電源仕様 24VAC／24V DC
定格電源周波数：一般電源仕様 50／60Hz
24V電源仕様 50／60Hz（24VAC）
最大消費電力：一般電源仕様 オプションなし 100VAC 10VA
240VAC 15VA
オプションあり 100VAC 15VA
240VAC 20VA
24V電源仕様 オプションなし 24VAC 10VA
24VDC 5W
オプションあり 24VAC 15VA
24VDC 10W
使用温度範囲：−10〜50℃
使用湿度範囲：20〜90％rh
停 電 対 策：EEPROMによる設定内容の保持（書換回数100万回以下）
端 子 ネ ジ：M3.5
絶 縁 抵 抗：一次端子と二次端子間 20MΩ以上（500VDC）
一次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）
二次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）

周 囲 温 度：23℃±2℃
周 囲 湿 度：55%rh±5%（結露しないこと）電 源 電 圧：一般電源仕様 100VAC±1%24V電源仕様 24VDC±1%
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±0.5%24V電源仕様 DC
取 付 姿 勢：前後±3°、左右±3°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：0m／s2
衝撃：0m／s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下左右空間のこと）
風：なし
外 部 ノ イ ズ：なし
ウォームアップ時間：30分以上■正常動作条件
周 囲 温 度：−10℃〜50℃（密着計装時は−10℃〜40℃）
周 囲 湿 度：20〜90%rh（結露しないこと）電 源 電 圧：一般電源仕様 90〜264VAC
24V電源仕様 21.6〜26.4VDC／AC
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±2%24V電源仕様 DC、50／60Hz±2%
取 付 姿 勢：前後±10°、左右±10°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：2m／s2
衝撃：0m／s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下空間のこと）
外 部 ノ イ ズ：なし
周囲温度変化率：10℃／hour以下※ただし、一次端子は、電源端子（100〜240VAC）、制御出力端子、警報出力端子とする。

耐電圧：一次端子と二次端子間 1,500VAC（1分間）
一次端子と接地端子間 1,500VAC（1分間）
二次端子と接地端子間
500VAC（1分間）※ただし、一次端子は、電源端子（100〜240VAC）、制御出力端子、警報出力端子とする。

外 郭 材 質：難燃性ポリカーボネート
色：グレー、またはブラック
取 付 方 法：パネル埋込取付
外 形 寸 法：H96×W96×D127mm※パネル面からの奥行寸法は120mm

質

量：オプションなし 約450g
オプションあり 約580g■輸送条件
周 囲 温 度：−20℃〜60℃（結露しないこと）周 囲 湿 度：5〜90%rh2
振動：4.9m／s（10〜60Hz）
衝
撃：392m／s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

■対応規格
E M C 指 令 ：EN61326-1適合

Class A
（CE、UKCA）※試験中、最大±10％、または最大±2mVのいずれか大きい方に相当する指示値や出力値が変動することがあります。

EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
全 ：EN61010-1、UL61010-1認証（UL）
CSA C22.2No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2（CE、UKCA）
環 境 規 制 ：RoHS
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
UL File No ：E214646
安■保管条件
周 囲 温 度：−20℃〜60℃
ただし、長期的保管周囲温度は10℃〜30℃とする。
（結露しないこと）周 囲 湿 度：5〜90%rh
振動：0m／s2
衝撃：0m／s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

5PC-115-7

DB1000■オプション仕様●オープンループ方式オンオフサーボ形
オンオフサーボ形PID式でコントロールモータのフィードバック抵抗を使用しないで時間制御を行います。

●伝送信号出力設定値、測定値、出力値などに比例した信号を出力します。

●出力スケーリング
制御出力をスケーリングします。

出 力 点 数 ：1点
出 力 信 号 ：4〜20mA（負荷抵抗400Ω以下）
0〜1V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）
0〜10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）
精 度 定 格 ：±0.1%FS
出 力 分 解 能 ：約1／30000●警報出力位相通電中に限り、4点の警報出力の出力位相を反転させます。
●開平演算
リニア入力に対し開平演算します。

●リモート信号入力※
外部接点によりリモートとローカルを切換、リモート時は外部信号で調節点の設定が行えます。
ただし、リモート信号入力用R／L切替の外部信号入力は、個別スイッチやリレー出力出力などの独立接点をご使用ください。
子器が複数の場合、異なる機器間のR／L COM同士を接続すると子器のリモートSV値に誤差が生じて正常動作しなくなります。
入 力 点 数 ：1点
入 力 信 号 ：4〜20mA（入力インピーダンス 約50Ω）
0〜1V （入力インピーダンス 約500kΩ）
0〜10V （入力インピーダンス 約100kΩ）
精 度 定 格 ：±0.1%FS ±1digit
外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）●出力リミッタOFF
マニュアル出力値が設定されている出力リミットに制限されません。
●下限バーンアウト
バーンアウト時にPV表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。
●メモリRAM格納
設定値を頻繁に変更する場合、設定値をRAMにバックアップするた
めに、書き込み回数制限がありません。
●後付オプション対応仕様
あらかじめオプション用のマザーボードと全端子を装着し、あとからオプションを追加しやすくしています。

※Z制御時は設定できません。

●防水仕様
パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。

●通信インターフェイス
RS-232C、RS-422A、またはRS-485により調節計の設定値、測定値を上位CPUへ伝送、上位CPUより各種パラメータ設定ができます。

●防湿処理
製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

通 信 点 数 ：1点
通 信 種 類 ：RS-232C、RS-422A、RS-485
通 信 速 度 ：2400／4800／9600／19200／38400bps
プ ロト コ ル：MODBUS（RTU）、MODBUS（ASCII）、PRIVATE
外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）●画面復帰OFF
設定画面から運転画面への自動復帰機能をOFFにします。
●端子カバー（コード：RZ-TC1）
安全のため端子部をカバーします。

●2出力形
正・逆動作の2種を出力し、冷却・加熱ができます。

●A/M外部切換（注文時にご指定ください）
外部信号により、マニュアル出力状態に切り換えます。

制 御 周 期 ：約0.1秒
出 力 形 式 ：オンオフパルス形、電流出力形、電圧出力形、SSR駆動パルス形で、任意組み合わせが可能
出 力 仕 様 ：第1出力と同じ
制 御 方 式 ：PID方式

入 力 点 数 ：1点
入 力 信 号 ：無電圧接点、オープンコレクタ出力
外部接点容量 ：5VDC 2mA※設定値切替外部入力と組み合わせて指定します。

●PID式電流・電圧出力●設定値切替外部入力
実行NO.
（SV）の選択ができます。

電 流 出 力 形 ：出力信号1〜5mA（負荷抵抗2.8kΩ以下）
電 圧 出 力 形 ：出力信号±10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）

入 力 点 数 ：4点
入 力 信 号 ：無電圧接点、オープンコレクタ出力
外部接点容量 ：5VDC 2mA●伝送信号出力（その他）
出 力 点 数 ：1点
出 力 信 号 ：1〜5mA（負荷抵抗1.6kΩ以下）
1〜5V （出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）
精 度 定 格 ：±0.3%FS（1〜5mA）±0.1%FS（1〜5V）
出 力 分 解 能 ：約1／30000●プリセットマニュアル
外部導通信号により、設定されているプリセット値に出力を切り換えます。
入 力 点 数 ：1点
入 力 信 号 ：無電圧接点、オープンコレクタ出力
外部接点容量 ：5VDC 2mA※●リモート信号出力（その他）入 力 点 数 ：1点
入 力 信 号 ：1〜5mA（入力インピーダンス 約200Ω）
1〜5V （入力インピーダンス 約100kΩ）
精 度 定 格 ：±0.3%FS±1digit（1〜5mA）±0.1%FS±1digit（1〜5V）※設定値切替外部入力と組み合わせて指定します。

●整合器内蔵形
2出力タイプで2出力制御方式が整合器演算動作となります。

※Z制御時は設定できません。

PC-115-76■端子板図
オプション端子112192635H

213202736C14212837L

M3M2M115222938

3線式・4線式測温抵抗体（B）端子

416233039RCmA（−）端子

517243140R26182532413342344391011835

電流・電圧・SSR駆動パルス（−）

3637コモン第３警報出力端子コモン

電流・電圧・SSR駆動パルス
（＋）

38H

39C40L41

第４警報出力端子

第２警報出力端子

7R1

第2出力端子オンオフパルス形

3第１警報出力端子

熱電対・mV・V・mA（−）端子
3線式・4線式測温抵抗体（B）端子

オンオフサーボ形

熱電対・mV（＋）端子
3線式・4線式測温抵抗体（A）端子

第１出力端子オンオフパルス形

V・mA（＋）端子
4線式測温抵抗体（A）端子

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス
（−）

4243

100-240V AC
24V AC/DC●オプション端子
通信インターフェイス（第１ゾーン）

伝送信号出力（第2ゾーン）

リモート信号入力（第3ゾーン）

1、2、3、45、6、7、8R

A

S

RD

RDA

SA

121926SD

RDB

SB

1320＋27SG

SDA

SG

14＋21−

SDB

15−SG

設定値切換外部入力B
第2※121926※13202728

SV81421282229

SV4152229162330

SV21623302431

SV11724312532

COM1825

32

R／L専用

R／L専用

R／L専用

17COM

COMCOM

18

R／L専用※COM

33

R：RS-232C

A：RS-422A

第3

第１

S：RS-485

34※R／L専用端子は、「●リモート信号入力（6ページ）」の説明をご確認ください。

33

他のオプションとの兼ね合いで上記の順に使用ゾーンを決めます34※プリセットマニュアル、またはA／M外部切換端子（オプション）■精度定格の詳細規定
入 力 種 類
B
R、S
N
K
E
J
T
U
L
熱電対
C（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
PlatinelⅡ
CR-AuFe
PR5-20PtRh40-PtRh20
直流電圧／直流電流
Pt100
旧Pt100JPt100
測温抵抗体
Pt50
Pt-Co

精 度 定 格例 外 規 定400℃未満：規定外／400℃以上800℃未満：±0.2%FS ±1digit
0℃以上400℃未満：±0.2%FS ±1digit−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±60μV相当値のいずれか大きい方−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方±0.1％FS±1digit−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±0.3%FS ±1digit

0K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit±0.2％FS±1digit 0℃以上100℃ 未満：規定外／100℃以上200℃ 未満：±0.5%FS ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±1.5%FS ±1digit／400℃以上800℃ 未満：±0.8%FS ±1digit±0.1％FS±1digit±0.1％FS±1digit

測定レンジが「−100℃以上100℃」の場合に限り、±0.15%FS ±1digit±0.15％FS±1digit 4K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit※基準動作条件における測定レンジ換算精度。さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
※K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584（1977、1982）、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015、W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
U、L：DIN43710-1985、PR5-20：Johnson Matthey資料

7

Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983)、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

PC-115-7

●圧着端子について
7以下 φ3.7以上

7以下 φ3.7以上

●丸形

●Y形

7以下

7以下

（つぶした状態にて）（つぶした状態にて）※絶縁チューブ付のものを使用してください。

■外形寸法

7961159691×91

取付金具1207115

91×91

88×88

端子カバー

120147●パネルカット

92 0.80120＋

92 0＋0.8120（96×Nー4）20＋

N：計器取付台数

92 0.80＋

単位：ｍｍ

安全に関するご注意

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-115-7

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年2月現在のものです。

8発行 2023.2

PDF
初版 2007.7