注意MW10モデル表面に印刷物などが直接触れないよ
うにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

心臓病診察シミュレータ “ イチローḪ ”● 監修 / 指導：公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

取扱説明書

目次

はじめに
■ ご使用の前に / 特長 / 実習項目・・・・ P.1■ 安全上のご注意・・・・・・・・・・・ P.2-3■ 構成品・・・・・・・・・・・・・・・ P.4■ 部分名称と機能・・・・・・・・・・・ P.5

準備■ユニットの組み立て・・・・・・・・・ P.6-8

実習■ 実習項目・・・・・・・・・・・・・ P.9-P.10■ ユニットとコントロール PC の起動・・・ P.11
■ エラーチェック機能・・・・・・・・・ P.12
■ ソフトウェアの起動 / 無線接続の確認・・ P.13
■ ソフトウェアの起動 / ユニットの選択・・ P.14
■ 基本操作画面・・・・・・・・・・・・ P.15
■ 複数台操作・・・・・・・・・・・・・ P.16

後片付け
■ ソフトウェアの終了・・・・・・・・・ P.17

トラブルシューティング■ トラブルシューティング一覧・・・・・ P.18
■ 起動に失敗した場合・・・・・・・・ P.19
■ 起動したいユニット番号が選択できない場合・・・・・・・・・・・ P.20
■ 実習中にエラーが発生した場合・・・ P.21
■ 有線への切替方法・・・・・・・・・ P.22

はじめにご使用の前に特長 / 実習項目■ ご使用の前にこのたびは、当社の「心臓病診察シミュレータ “ イチローⅡ ”」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品は、胸部診察の実践に向けたトレーニングモデルで、実際の患者さんへ行う診察手技が総合的に学習できます。

■ 必ずお読みください
本来の目的以外にはご使用にならないでください。また、取扱い説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 特長
・脈をとりながら実際の聴診器で聴診が可能です。
・一度に最大で 5 台のユニットの遠隔無線操作が可能です。
・演習や試験に便利な再生リストを作成できる機能を備えています。
・エラーチェック機能により、異常・故障を自動で確認します。

■ 実習項目・頸静脈左右２箇所での視診・動脈 8 箇所の触診
・心音の聴診・心尖拍動 3 箇所で視診 / 触診・心電図：88 症例の心電図を表示

1

はじめに安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上で正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■ 誤ったご使用により生じる危険や損害の程度を表すマークです。

警告

誤った取り扱いによって、火傷やケガ、火災や感電の可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いによって、モデルやパーツの変形、破損が想定される内容を示しています。

■ 守っていただく事項の種類を表すマークです。
してはいけない「禁止」の内容です。左図では「分解禁止」を示しています。
必ず実行して頂く「強制」の内容です。左図では「必ず守る」を示しています。

警告
モデル本体や制御ボックスが熱くなったり、煙が出た時は速やかに電源を抜いてください。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となります。販売店又は㈱京都科学までご連絡ください。

やけど・ケガ・絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因となります。

電源プラグに付いたほこりは定期的に取り除き、根本まで確実に差し込んでください。

モデル本体や機器類、電源プラグに水や洗剤をかけないでください。

火災の原因となります。

火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

火気類を近づけないでください。
本体の変形や変色、電気系統のショートなど火災の原因になります。

感電の原因になります。

指定する電源（AC100V）以外では使用しないでください。

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜いてださい。
コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで火災や感電の原因になります。

故障や火災の原因になります。

絶対に分解したり改造をしないでください。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、傷つけるなどしないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

火災・感電・ケガの原因になります。

2

はじめに安全上のご注意

注意

モデルの移動の際は注意してください。

本装置に衝撃や圧力を加えないようにしてください。

・ラング 2 を移動される際には、取っ手をしっかり持って移動を行ってください。ボディを持って移動すると危険です。
・段差のある所では必ず 2 人以上で移動してください。

モデル本体や機器類などに衝撃を加えないようにしてください。破損の原因になります。

表面が変色する場合があります。

ボールペンやサインペンで書き込まないでください。
サインペン、ボールペン等でモデル本体に書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

長期間使用されない場合や経年変化でモデル本体が変色することがありますが、ご使用には差し支えはありません。

モデルの汚れはよくしぼった布等でふき取ってください。

他のソフトウェアはインストールしないでください。

モデル本体の汚れは水や中性洗剤を使用し、よくしぼった布等で拭き取ってでください。その後、十分に乾燥させてください。

コンピュータに他のソフトウェアのインストールはしないでください。誤作動の原因になる場合があります。

高温多湿を避けて保管してください。

コンピュータの終了には注意してください。

使用後は、高温多湿の場所や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
変形や変色、故障の原因になります。

コントロール PC を終了させずに、本体の電源を切ると故障の原因になります。

静かな場所で使用してください。
実習は聴診器を使用しますので、本装置はできるだけ静かな場所に設置してご使用ください。

3

はじめに構成品■ 構成品
ご使用前に、構成品がすべて揃っていることをご確認ください。

BCA

A : メインユニット ( 成人男性モデル一体型） 1 式( ユニットに内蔵 )外部スピーカ1点
PC/ キーボード / マウス
1式
コンプレッサーユニット
1式
LAN ケーブル
1点コントロール PC 用電源ケーブル 1 点
B : 液晶モニター
1点
C : コントロール PC
1点
D : 電源ケーブル ( ユニット用）
1点
E : LAN アダプター
1点
F : 胸部シート
1点
G : 保管用カバー
1点
H : テキスト4冊
ヘルプファイル ( ソフトウェア内蔵 )
取扱説明書

FDEHG

※構成品の仕様・外観など予告なく変更されることがあります。予め御了承ください。

4

はじめに

部分名称と機能■ ユニット
液晶モニター

モデル本体

メイン電源スイッチ

制御部
側面

パソコン
キーボード
マウス
外部スピーカ電源プラグ■ コントロール PC
タッチパネルコントロール PC
電源スイッチ※コントロール PC の取り扱いに関しては、同梱のコントロール PC 取扱説明書をご覧ください。

電源ケーブルポート
充 電 を 行 う 際 に、 電 源
ケーブルをつなぎます。

※ 構成品の仕様・外観など予告なく変更されることがあります。予め御了承ください。

5準備

ユニットの組み立て※ユニットを組み立てる必要がある場合のみ、この手順に従って組み立ててください。

■ 制御部の結合1ユニットの扉を開けます。

押すと開きます押すと開きます↓2

はじめに制御部を分離します。
ユニット内部の接続金具 A のレバーを引いて分離します。

Ａ

レバーを手前に引く

3

ケーブル 2 本 ( 電源 / 空気 ) をユニット内部に通します。

6

準

備

ユニットの組み立て

4

ケーブル 2 本を接続します。

5

扉を閉め、ユニットを、ゆっくりと突き合せて結合します。
カチッと音がするまで押し込んでください。

■モニターの設置
1

モニターポールを天板の穴に通し、六角レンチで固定します。

7

準

備

ユニットの組み立て

2

モニターをポールのホルダーに差し込み、ネジを締めます。

3

モニターの電源ケーブルと映像ケーブル (HDMI) を接続します。

電源ケーブル4

映像ケーブル

これでモニターが設置できました。

※電源・映像ケーブルの仕様は、モニターにより異なる場合があります。詳しくはモニターに附属の取扱説明書をご覧ください。

8実

習実習項目

■ 実習箇所

頸動脈頸動脈

頸静脈

頸静脈

気管支音

心音聴診箇所
ＰＡA 大動脈弁部位
P 肺動脈弁部位
三尖弁部位
T
僧帽弁部位
MＴ

心尖拍動
Ｍ

肺胞音

正中動脈

正中動脈

腹式呼吸
橈骨動脈

橈骨動脈
大腿動脈

■トレーニングモード
心臓病診察シミュレータ “ イチローⅡ ” には「MODE 1 」と「MODE 2」の 2 つのモード設定があり、モードを切り替え心臓病診察のトレーニングを行います。

MODE 1 (36 cases)
心臓病患者の診察手技を総合的にトレーニングします。
実際の患者を診ているようなリアルなタイミングで再現されます。
①心音の聴診④動脈の触診②心電図の確認⑤頸静脈の視診③呼吸（肺音の聴診、腹部運動の確認）⑥心尖拍動の触診

MODE 2 (52 cases)
様々な症例の心音及び心電図の特長を学習します。
①心音の聴診②心電図の確認

9

実

習実習項目

■ 聴診
4 つのスピーカーから心音を発生します。症例シミュレーション
画面の心電図を見ながら聴診すると、高い学習効果が得られます。聴診部位は以下の４箇所で、それぞれ症例によって特長のある心音を聴診できます。
心音聴診箇所

A 大動脈部位
P 肺動脈部位
T 三尖弁部位
M 僧帽弁部位

POINT

胸部シートは鎖骨に位置を合わせてお使いください。
聴診部位の目安を学ぶことができます。

■ 心電図
88 症例の心電図を表示します。心電図 (ECG)、頸動脈波 (CAP)、頸静脈波 (JVP)、心尖拍動図 (ACG)のモニタリングができます。一時停止すると記録紙と同様のグリッドが表示できます。

■ 視診・触診
気管部、肺胞部における肺音の聴診と腹部の動きがシミュレーションされます。
呼吸性の分裂音や心雑音、Rivelo-Carvallo 現象（三尖弁閉鎖不全）などの学習に用いる事ができます。

10

実

習

重 要

ユニットとコントロール PC の起動

必ず下記の手順を守って、起動操作を行ってください。
手順通りでないと、ユニットを起動することはできません。

1

電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

2

ユニットのメイン電源を入れてください。
2メイン電源スイッチ: スイッチ ON の状態: スイッチ OFF の状態

コンセント
1

側面

電源ケーブル3

コントロール PC の電源を入れてください。

コントロール PC電源スイッチ※電源スイッチの位置はコントロールPC の種類により異なる場合があります。詳しくは PC に附属の取扱説明書をご確認ください。

ご注意

コントロールＰＣの充電が十分にされていることを確認してから電源を入れてください。
充電がされていない場合は、コントロールＰＣに電源ケーブルを挿したままでも操作を行うことができます。
11

実

1

習

エラーチェック機能

エラーチェック機能
イチローⅡのソフトを起動すると、自動的にエラーチェックが作動します。

2

脈

心音と肺音

心尖拍動

完了

エラーチェックの結果エラーチェックが終わると、画面が表示されます。エラーチェックの結果をご確認ください。
全て「Normal」でなければ、販売店もしくは㈱京都科学までお問い合わせください。

ご注意

エラーチェック中は、コントロール PC の操作は行わないでください。
12

実

1

ソフトウェアの起動
無線通信の確認

習

無線通信の確認
無線が選択されていることを確認します。※通常は無線が優先で選択されています。

POINT

ソフトウェアのご使用方法の詳細 ( ヘルプメニュー）は、画面右上のご覧いただけます。

13

マークを押すと実

2

ソフトウェアの起動
ユニットの選択習

ソフトの起動
トップ画面で「イチローシミュレーション」もしくは「プレイリストメーカー」を選択します。

ご注意

次の画面に移行するまでに少し時間がかかる場合があります。

ソフトウェア■ イチローシミュレーション
操作全般を行う際に使用します。

■ プレイリストメーカー
症例を組み合わせて、プレイリストを作成するためのソフトです。
リスト化には下記の方法があります。
１）予め、プレイリストメーカーで、症例と症例の再生時間を設定し名前をつけて保存する。
２）シミュレーション時に記録ボタンを押して記録を行う。
その後、プレイリストメーカーでリストを呼び出し編集を行う。

3

操作を行うユニットの選択
コントロールＰＣで操作を行うユニットを選択します。選択する前は全てグレーの状態です。
ユニット 1 〜 5 から該当するユニットを選択したら、「ＯＫ」をタップしユニットを起動してください。

ボタンが示すユニットの状態選択したユニット
既に他のコントロール PC とつながっており選択できないユニット
選択していないユニット選択できる状態のユニット
マーク無し

ご注意画面は、複数台 5 台を接続し操作する場合の画面表示です。ユニット番号はコントロールPC に接続されている台数分しか表示されません。

14

選択できない状態のユニット

実

習

1

基本操作画面シミュレーションソフト
外部スピーカの音量設定
脈圧 / 心尖拍動の設定
ボディ本体の肺音の音量設定
コントロール PC 画面表示項目設定
症例解説
ヘルプ
シミュレーションソフトウェアの終了

プレイリストへの記録
呼吸音・波形表示の制御
症例名

メインモニタの画面表示 ON/OFF

ユニット番号
モード
複式呼吸(ON/OFF)

心尖拍動の ON/OFF
心拍数：タップすると心拍数の変更ができます
血圧表示：タップすると血圧表示の変更ができます

症例

呼吸数
体温表示：タップすると体温表示の変更ができます

経過時間：タップすると実行時間の変更ができますメインモニタへの表示・非表示の切替

2

プレイリストメーカー
プレイリストを開く

リストの削除
新規プレイリストの作成
症例解説
上書き保存

症例をリストに追加

シナリオ名

ヘルプ
プレイリストメーカーの終了

保存

症例の順序を上げる
症例の順序を下げる
症例選択

選択した症例を複製リストの症例名

再生時間

選択した症例を削除

リストに関するメモ

15

実習

複数台操作

複数台操作
●イチローⅡは最大 5 台までのユニットの複数台操作が可能です。
複数台同時操作では、同じ条件での操作と個別の条件設定操作を行う場合とでは操作方法が異なります。設定方法は画面右上のマークを押し、ヘルプメニューでご確認ください。

複数操作を行う場合、複数のコントロール PC から同じユニットは選択できません。

ご注意例）コントロール PC(B) が先にユニット３、ユニット５を選択し起動している場合、コントロールPC(A) からユニット３、ユニット５を選択することはできません。
選択するには、コントロール PC(B) の電源を落とし、ユニット３、ユニット５との接続を切る必要があります。

コントロール PC (A)コントロール PC (B)

初めに選択
後から選択
16

後片付け

1

ソフトウェアの終了

ソフトの終了
画面右上の「ホーム」ボタンをタップします。
「終了しますか？」と表示されますので、「はい」を選択します。

シミュレーションソフト

2

プレイリストメーカー

コントロール PC 電源を切る
トップ画面右上の「ＥＸＩＴ」ボタンをタップします。
「終了しますか？」と表示されますので、「はい」を選択します。

3

メイン電源のスイッチを切る
ユニット側面のメイン電源スイッチを切ります。

側面

メイン電源スイッチ: スイッチ ON の状態: スイッチ OFF の状態
17

トラブルシューティング

トラブルシューティング一覧

症状

無線通信ができない・不安定

無線による起動ができない考えられる原因

対策・対処

複数の無線通信機器がある。もしくは、電波を出す機器が近くにあり混線している→起動に失敗した場合 (P.19) へ

厚い壁や金属でコントロールＰＣとユニットが隔てられているユニットから離れて操作をしている

障害となっているものを取り除いた環境で操作してください

使用したいユニットの電源が接続されていない電源ケーブルを確実に接続してください

ユニットのメイン電源がついていないユニットのメイン電源を入れてください

無線の混線などに影響を受けている→起動に失敗した場合（P.19) へ
そのほか起動したいユニット番号が選択できない

コントロール PC とユニットの番号が対応していない

コントロール PC と対となるユニットを使用してください。

ユニットのメイン電源がついていないユニットのメイン電源を入れてください

使用したいユニットの電源ケーブルが接続されていない

電源ケーブルを確実に接続してください

無線の混線などに影響を受けている→起動したいユニット番号が選択できない場合(P.20) へ

そのほか

症例再生中に通信エラーで終了し無線通信ができなくなった場合

無線の混線などに影響を受けている→実習中にエラーが発生した場合 (P21) へ

呼吸音の音量設定が 0 になっている→呼吸音の音量設定 を行ってください
設定方法：ソフト内のヘルプファイル参照

音声ケーブルの接続ができていない→お問い合わせ ください

心音の音量設定が 0 になっている→心音の音量設定を行ってください
設定方法：ソフト内のヘルプファイル参照

音声ケーブルの接続ができていない→お問い合わせ ください

外部スピーカの音量設定が 0 になっている→外部スピーカの音量設定 を行ってください
設定方法：ソフト内のヘルプファイル参照

音声ケーブルの接続ができていない→お問い合わせ ください

心尖拍動の設定が OFF になっている
心尖拍動の強さが弱く設定されている→ＯＮに設定する。強さの設定を調整してください
設定方法：ソフト内のヘルプファイル参照

エアチューブの接続ができていない→お問い合わせ ください

ボディから呼吸音が聞こえない

ボディから心音が聞こえない

外部スピーカから音が聞こえない

心尖拍動が再現できない18

トラブルシューティング

起動に失敗した場合起動に失敗した場合ーご注意ー
複数台操作の場合は、使用するタブレット PC の番号と同じ番号のユニットの電源が接続され、ユニットのメイン電源も ON になっていることを確認してください。タブレット PC と同じ番号のユニットの電源が入っていないと、複数台操作はできません。

■ 症状 :
下記のような画面が何度も表示され改善しない場合■ 考えられる原因と対策 1：
１、使用したいユニットの電源が接続されていない→電源を接続してください
２、ユニットのメイン電源が ON になっていない→電源を入れてください
３、無線の混線などに影響を受けている可能性があります→下記の対策 2 を行ってください↓■ 対策 2：
キャンセルボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。

19有線への切り替え方は P.22 参照

トラブルシューティング

起動したいユニット番号が選択できない場合

起動したいユニット番号が選択できない場合
ーご注意ー
複数台操作の場合は、使用するタブレット PC の番号と同じ番号のユニットの電源が接続され、ユニットのメイン電源も ON になっていることを確認してください。タブレット PC と同じ番号のユニットの電源が入っていないと、複数台操作はできません。

■ 症状：
下記画面で、起動したいユニットの番号が選択できない場合

通信したいユニットの通信マークが表示されていない■ 考えられる原因と対策 1：
１、使用したいユニットの電源が接続されていない→電源を接続してください
２、ユニットのメイン電源が ON になっていない→電源を入れてください
３、無線の混線などに影響を受けている可能性があります→下記の対策 2 を行ってください↓■ 対策 2：
キャンセルボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。

20

有線への切り替え方は P.22 参照

トラブルシューティング

実習中にエラーが発生した場合

実習中にエラーが発生した場合■ 症状 :
下画面が出て、ソフトウェアが閉じる■ 考えられる原因 :無線の混線などに影響を受けている可能性があります。

↓■ 対策：
OK ボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。

21

有線への切り替え方は P.22 参照

トラブルシューティング

有線への切替方法

1 トップ画面左上のボタンを押し、有線モードにします。

2 下画面の通りに、コントロール PC に LAN ケーブルを接続してください。

LAN ケーブル

ー注意事項 1 ー・有線での通信は、単数操作のみとなります。
・有線での複数台操作は、それぞれのコントロール PC から行ってください。

ー注意事項 2 ー・有線で接続した、次回以降の起動は、LAN ケーブルが接続されていても、自動的に無線モードに切り替わります。( 無線が通常の設定になっています。)
・有線で通信を行いたい場合は、逐次、有線への切替設定を行う必要があります。
22

注意MW10モデル表面に印刷物などが直接触れないよ
うにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

心臓病診察シミュレータ “ イチローî ”● 監修 / 指導：公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。
2017.12■本社・工場〒 612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
TEL：075-605-2510（直通）FAX：075-605-2519

URL

http://www.kyotokagaku.com

E-mailrw-kyoto@kyotokagaku.co.jp■東京支店〒 113-0033

東京都文京区本郷三丁目 26 番６号
NREG 本郷三丁目ビル 2 階TEL：03-3817-8071（直通）FAX：03-3817-8075