製品仕様■振動診断機能

振動診断
周波数範囲

簡易診断

精密診断

OS

Windows Embedded CE 6.0

Disp(変位)

5/10Hz～250Hz

5/10Hz～500Hz

外形寸法

165(W) × 119(H) × 40(D)mm

Lo(速度)

3/5/10Hz～1kHz

3/5/10Hz～5kHz

重量645ｇ バッテリ含む、センサ別

Md

(加速度)

3Hz～10kHz

3Hz～40kHz(加速度)10kHz～40kHz ※ENV処理 10kHz～40kHz ※ENV処理

算出データ

温度範囲

-5～50℃(85%RH、非結露)防塵防水

IP54相当使用環境

RMS（AVE)、PEAK、KURTSIS、回転数

FFT分析レンジ

20/50/100/200/500/1k/2k/5k/10k/20k/40kHz

FFT分解能400/800/1600/3200ライン

精密診断

液晶表示

5.7インチ 半透過型液晶タッチパネル（640×480ドット）

連続動作時間

約5時間

電源チャンネル数

1CH BNCコネクタ※オプション2CH増設可加速度センサ、音響マイク、電圧入力共用（ソフト切替）

アンプ内蔵加速度センサ

5mV/(m/s2)

アンプ非内蔵加速度センサ

5pC/(m/s2)

電圧信号入力

±30V

内部ゲイン

0/10/20/30/40/50dB

A/D分解能 / サンプリング

16bit / 102.4kHz

ACアダプタ（AC100～240V）

保存容量

32GB microSDカード内蔵

オート/固定切替

USB PORTTypeBミニ 1.1準拠 (ホストPC接続)
TypeA
2.0準拠 (USBメモリ接続)

ミニプラグ

AC OUT(±1V) / DC OUT(1V)/ イヤホン出力（振動音・音響音）

D-Sub （拡張用）

変換BOX/BNC変換コネクタ/放射温度計/LANコネクタ【その他】
ACアダプタ、ショルダーベルト、センサ収納ケース、取扱説明書、試験成績書、保証書、付属CD

ELESMART X

MCV-090標準センサ（探触棒付）

MCV-NAPX

リチウムイオンバッテリ（2本）

MCV-BATX

USBホストケーブル

MCV-PCC※ケーブル長が記載されていないセンサについてはカールケーブルを採用しており、最大伸長時は約2mとなります。

■オプション品（別売）
音響マイク

標準センサ用交換ケーブル

MCV-NAPXCAB-MB

マグネットホルダ

MH-241R

探触棒 / 延長探触棒(200㎜)

MCV-PRB / MCV-PRB-200

高感度センサSA53SCM-M6 Set

MCV-MIC

放射温度計セット（2種ケーブル付）

MCV-TMP

加速度センサ ※(-40～500℃)

電流クランププローブ

96001/Z(0～400A)

ワニ口電圧ケーブル

回転計セット(固定スタンド・ケーブル付)※変換BOX必要

2CH BNC、温度計、回転計、LANケーブル同時接続

BNC変換コネクタ※マグネットホルダ別売

SA13SC Set

高感度センサ用交換ケーブル

LN-04C ミニチュア-BNC

温度付振動センサ （5m)

ＴＳＣＡ50ＣＲ-2
ＴＳＣＡ50ＣＲ-U-2 （袋ナット式）※常時監視機能専用

延長用カールケーブル (2m)

LN-04C BNC-BNC

AC/DC出力BNCケーブル

MCV-ADC

LAN中継用RJ45コネクタ

MCV-LAN

電源

バッテリ充電器

MCV-CHGX

保護

液晶保護フィルム （5枚）

MCV-SHLX

管理ソフト

回転機械診断管理システム

MDM-360

MCV-VLT通信

MCV-PUL(6～99999rpm)

変換BOX

2CH BNC※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

■通信・出力部■標準構成品拡張

ELESMARTの多機能性を継承し、全てが進化！

リチウムイオンバッテリ2本

■入力部

各種測定

MCV-090

ELESMART X■本体

ファンクション

Hi
簡易診断

多機能ポータブル診断器

MCV-BOXMCV-CNV

安全にお使い頂くために※ELESMART/エレスマートは、日鉄テックスエンジ株式会社の登録商標です。
（登録第4999606号）
ご使用の前に取扱説明書をよく読み正しくお使い下さい。

本カタログ仕様は製品改良のため変更することがあります。

お問い合わせ日鉄テックスエンジ株式会社 電計事業本部■営業部〒100-0005

東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル TEL：03-6860-6630■商品ソリューション事業部 計測検査1部 診断ソリューショングループ〒805-8555 福岡県北九州市八幡東区前田大塚1320-4 TEL：093-288-5919

https://www.tex.nipponsteel.com
2019.4 090

現場の課題をこの1台でサポートします！
★ 特長・機能 ★
● 振動の簡易診断と精密診断を同時に実行● 低速回転設備の軸受診断が可能● 異常部位を自動的に特定● 長期間の測定が可能な常時監視機能を搭載● 視覚的に異常を捉えるカオス解析、リサージュ機能を標準装備● ２CH測定で同時観察が可能 （※オプション）● 上位ＰＣ、管理システムと連携したルート点検機能 （※オプション）● 視認性を改善した５.７インチ大画面液晶を採用● ３２GBメモリを標準搭載、大容量のデータ保存が可能● LAN接続による遠隔操作が可能 （※オプション）

ELESMART X
１．充実した測定機能

機能紹介

継承と進化ﾙｰﾄ対応①振動診断＜全１５機能標準装備＞

振動診断をはじめ、設備の各種診断・解析に必要な機能を多数取り入れました。
日常の設備点検から、設備の状態調査、一般的な波形解析まで、ご希望の用途に応じて、自在にご活用いただけます。

振振動パラメータ■簡易診断と精密診断を同時に実行
簡易診断で振動値の推移を観察し、振動値が上昇傾向にある場合は精密診断によって異常の原因を特定します。

Disp （変位）：Lo (速度)：Md （加速度）：
Hi (加速度) ：

◎簡易診断

◎精密診断

収集・解析機能

診断機能①振動診断（通常・低速）⑥データロガー②音響診断（軸受・ギア・リーク）⑦オシロ・リサージュ③アナログ診断⑧汎用ＦＦＴ分析（電圧・電流・温度・数値・五感）④モータ電流診断（ロータバー・ロータ偏心・ステータ）（2CH）【振動値算出】【周波数分析・異常部位識別】

時間波形から周波数分析を行います。
設備情報を入力しておくことで、異常部位の自動判定も可能です。

目的の異なる４種類の振動パラメータを一括で測定します。

（2CH）

軸振れ、変位量
アンバランス、ミスアライメント、ガタ
歯車異常、羽根異常軸受異常TIME
FFT⑨カオス解析

⑫間欠衝撃測定⑩固有振動数測定⑬区間電流測定⑪周波数占有率分析 ⑭サイクル時間測定

メンテ支援機能長期測定

精密診断の特長

簡易診断の特長⑮バランス修正⑤常時監視（2CH）※一部機能にはオプション機器の購入が必要となります。

・Lo,Md,Hi ３グラフ同時表示
・異常部位自動判定
・特徴周波数一覧表示
・２データ重ね合せ表示

・Disp,Lo,Md,Hi 一括表示
・簡易カオス解析同時測定 （※⑨参照）
・温度同時保存（※放射温度計別売）

２．ルート（巡回）点検による設備管理の高度化■低速モードを新規搭載
設備の測定条件や点検順序などを上位の管理システムから指示することで、点検作業の標準化＆効率化が可能です。※AP保全・工事 点検指示

C

現場点検

点検指示

データ管理

D

●適用例

100rpm以下の低速回転設備の軸受診断に対応しました。
回転数情報入力

低速モード選択

ﾃﾞｰﾀ確認 点検実施
判定

NEW

結果送信

高感度センサ取付（※推奨）

攪拌機、押出し機、搬送ロール、キルン
測定実施

結果表示

③アナログ 診断

ﾙｰﾄ対応

簡単操作

※「回転機械診断管理システム（別売）」等に対応しています。

４．選べる測定タイプ

３．現場環境に強いハードウェア

振動加速度センサは測定場所に応じて現場の要望に応える専用筺体を開発し、安心操作のタッチパネル方式を採用しています。取り替え可能な2Way方式です。
耐熱温度

液晶視認

動作時間

-5～50℃

屋内外
OK

連続5時間

探触棒（標準）

ﾙｰﾄ対応

②音響診断

マグネットホルダ（別売）音■高温・高所・危険箇所の点検に・レーザポインタ付の音響マイクを使用して設備の点検や音源の特定ができます。
・可聴音域に変換し、イヤホンで聴音できます。
測定モード
軸受Hi
ギアMd
リークＨｉ

CHANGE

※

ﾜ電電ｸ

温度

■振動以外のアナログデータを管理
測定モード
電圧(アナログ)測定
電流測定
温度測定
数値入力
五感判定

本機能をご使用頂くには、別途「音響マイク」（別売）が必要です。

※ 各モードをご使用頂くには、それぞれ対象の測定機器（別売）が必要です。

ﾙｰﾄ④モータ電流診断 対応
５．測定をアシストする便利な補助機能■モータの異常を電流のＦＦＴから診断【CSV出力】【センサチェック】【画面コピー】

振動加速度センサや音響マイクの良否を判定します。

表示中の測定画面をそのまま保存することができます。

【電卓】【PCモニタ表示】

一般的な四則演算と、設備の特徴周波数計算が可能です。

USBもしくはLAN経由でPCと接続し、画面表示・遠隔操作をすることができます。

CSV データやリストをUSBメモリに出力できます。

・電流クランププローブを使用してモータ電流のＦＦＴを測定し、中心周波数に対するサイドバンドの状態から異常の要因を分析します。
測定モード
ロータバー診断、ロータ偏心診断、ステータ異常診断※本機能をご使用頂くには、別途「電流クランププローブ」（別売）が必要です。

電ｸ
ロータバー診断

定期点検（人）から集中監視（自動化）へ★各枠内の右上に表示されたアイコンは、使用可能な測定機器を示しています。
【振：振動センサ各種】【音：音響マイク】【ワ電：ワニ口電圧ケーブル】【電ク：電流クランププローブ】【温度：放射温度計】⑤常時監視⑨カオス解析

NEW（簡易オンライン）

振ﾜ電音

ﾙｰﾄ対応

NEW

振電ｸ

電ｸ

ﾜ電音

■時間波形を変換し、一空間上で図形表現■簡易版オンライン監視機能を新たに搭載

個別傾向グラフ・振動、音響、各種電圧信号を一定期間監視します。

一括傾向グラフ・ＬＡＮ接続により、遠隔で表示・操作することができます。（※1）

・設備の異常や不安定な状態をアトラクター図の特徴から視覚的に把握できるため、設備状態の一次判断材料として有効です。

軸受正常例

軸受異常例

軌道が安定

軌道がばらつく差替

・１時間に１度、自動的に周波数分析を実施します。
・2CH同時に監視することができます。

ﾙｰﾄ⑩固有振動数測定

基本仕様

機能特長

・対象種類：振動/音響/電圧（アナロクﾞ）
・測定期間：最大31日間・測定周期：1/5/10/30分
・条件信号：ON/OFF(接点信号) ※2

・傾向管理グラフ2種（測定値・時間平均値）
・基準値自動設定（Caution/Damage）
・アラーム履歴表示 (50件)
・ＦＦＴ自動採取 (1回/時間)

振■設備の固有振動数を調査⑪周波数占有率分析 対応

振音■特定の周波数成分に着目

・対象設備をハンマで打撃することで、簡単に固有振動数を調べることができます。

・異常時に増大する周波数成分を監視できます。

※1 お客様のネットワーク及びＰＣ環境によっては、遠隔でご使用いただけない場合があります。
※2 条件信号をご使用頂くには、お客様で対象設備の運転接点信号をご用意いただいた上、別途「変換BOX、ワニ口電圧ケーブル」（別売）が必要です。

＜設備＞
①振動

＜事務所＞

ブロワ・ポンプ②音響⑫間欠衝撃測定・PC画面表示
・遠隔操作

ﾙｰﾄ対応

振音

■不定期に発生する振動・音響を捉える③アナログ（温度etc）
軸受④モータ電流歯車

・自信号の任意のレベルをトリガに測定できますので、断続運転する設備の振動管理や、突発的な衝撃を発生する設備のデータ採取に有効です。

自動測定⑤常時監視LAN

カップリング(イーサネット)⑬区間電流測定モータ

AC給電：常時監視診断活用例

ﾙｰﾄ対応

ﾙｰﾄ

ﾜ電電ｸ

⑭サイクル時間測定 対応■選択区間の電流を測定■パターン動作の時間を管理

・設備の起動電流等の過渡変化が確認できます。
・平均、最大電流値や電流面積を算出できます。

・同じ動作を繰り返す設備の動作時間を測定できます。

ﾜ電電ｸ

ﾙｰﾄ

⑥データロガー

振音

ﾜ電電ｸ⑧汎用ＦＦＴ分析 対応

振音

ﾜ電電ｸ

■各種信号の連続波形採取■各種信号のＦＦＴ分析

・最短102.4kHzの高速サンプリングで測定できます。
（102.4kHz時：最大60秒間）
・2CH同時測定が可能です。
・CSV出力により自由に編集できます。

・40kHzまでの幅広い周波数を自由に分析できます。
・CSV出力により自由に編集できます。
※ 本機能をご使用頂くには、別途「ワニ口電圧ケーブルまたは電流クランププローブ」（別売）が必要です。

※ 本機能をご使用頂くには、別途「ワニ口電圧ケーブルまたは電流クランププローブ」（別売）が必要です。

ﾙｰﾄ⑦オシロ・リサージュ 対応
リサージュ■オシロスコープ波形表示

振ﾜ電・電圧信号の変化をオシログラフで表示できます。
・2CH同時測定や重ね合せ表示ができます。

■リサージュ図形表示（2CH専用）

NEW

・２方向の変位もしくは速度信号を用いて、高速回転機械の軸の振れ回り挙動が観察できます。
※リサージュは2CH専用機能のため、「振動センサ2個（マグネット推奨）と2CH変換コネクタ（別売）」が必要です。

⑮バランス修正振■１面１条件でアンバランス設備を手軽に修正
・アンバランス状態の回転設備に対して、振動（変位）と回転パルスの位相から必要な修正おもりと取付位置を自動で算出します。
※

本機能をご使用頂くには、別途「マグネットホルダ、変換ＢＯＸ及び回転計」（別売）が必要です。