‫مختبر العزل الرقمي‪/‬االستمرارية‬‫‪KEW 3551 / 3552 / 3552BT‬‬‫‪ 6‬نطاقات اختبار مقاومة العزل‬‫محمية بالكامل ضد‬‫اتصال عرضي بالدارة الحية!‬‫حالة العزل‬‫يتيح المؤشر حكم النجاح‪/‬‬‫الفشل بشكل أسرع‬‫عالي‬‫(نجاح)‬‫منخفض‬‫(فشل)‬‫من السهل تحديد المقاومة المنخفضة أو العالية عن‬‫طريق لون اإلضاءة الخلفية لشاشة ‪.LCD‬‬‫من الممكن تعيين قيم مرجعية مختلفة لكل مقاومة‬‫عزل على التوالي‪)3552 / 3552BT( .‬‬‫‪ ‬أسرع سرعة قياس في العالم (‪ 0.5‬ثانية)‬‫‪ 6 ‬نطاقات متاحة للعزل‬‫اختبار مقاومة (‪)50/100/125/250/500/1000 V‬‬‫‪ ‬قياس العزل يصل إلى ‪40GΩ‬‬‫‪ ‬اختبار العزل التشخيصي‪PI, DAR :‬‬‫باستخدام تطبيقنا‪ ،‬يمكن أخذ القياسات وحفظها‬‫آليا‪ ،‬مما يقلل من ضرورة أخذ المالحظات في‬‫الحقل‪ 3552BT( .‬فقط)‬‫*يرجى االتصال بنا لالستفسار عن شراء ‪.3552BT‬‬‫نموذج قياسي‬‫‪KEW 3551‬‬‫مع دالة الذاكرة‬‫‪KEW 3552‬‬‫مع الذاكرة وتقنية ®‪Bluetooth‬‬‫دالة االتصاالت‬‫‪KEW 3552BT‬‬‫إضاءة ‪ LED‬وإضاءة خلفية الشاشة‬‫اختبارات العزل التشخيصي‬‫تسهيل العمل في موقع‬‫‪Polarization Index‬‬‫‪PI‬‬‫قيمة مقاومة العزل ‪ 10‬دقائق بعد البدء‬‫‪=PI‬‬‫مضيء بشكل خافت‪.‬‬‫قيمة مقاومة العزل ‪ 1‬دقيقة بعد البدء‬‫‪PI‬‬‫المعايير‬‫من ‪ 4.0‬إلى ‪2.0‬‬‫جيد‬‫‪ 4.0‬أو أكثر‬‫األفضل‬‫‪ 2.0‬إلى ‪1.0‬‬‫تحذير‬‫يعمل مستشعر اإلضاءة‬‫‪ 1.0‬أو أقل‬‫سيء‬‫على تشغيل‪/‬إيقاف‬‫إضاءة خلفية شاشة‬‫‪Dielectric Absorption Ratio‬‬‫‪DAR‬‬‫‪ LCD‬وإضاءة ‪.LED‬‬‫قيمة مقاومة العزل ‪ 1‬دقيقة بعد البدء‬‫‪=DAR‬‬‫قيمة مقاومة العزل ‪ 15‬ثانية بعد البدء‬‫‪DAR‬‬‫المعايير‬‫‪ 1.25‬إلى ‪1.0‬‬‫جيد‬‫‪ 1.4‬أو أكثر‬‫األفضل‬‫وظيفة نقل الذاكرة‪/‬البيانات‬‫‪ 1.0‬أو أقل‬‫سيء‬‫(متوفر على ‪)KEW3552/3552BT‬‬‫يمكن نقل الذاكرة الداخلية التي تصل إلى ‪1000‬‬‫قياس إلى جهاز كمبيوتر بواسطة المحول االختياري‬‫‪.8212-USB‬‬‫توفير أقصى قدر من تعدد االستخدامات مع الوظائف التالية‪.‬‬‫‪ ‬قياس مقاومة العزل (‪ 6‬نطاقات)‬‫‪ ‬قياس الجهد الكهربي ‪AC/DC‬‬‫‪ ‬اختبار االستمرارية ‪ ،@200mA‬مقاومة منخفضة‬‫اتصال ®‪Bluetooth‬‬‫(‪)KEW 3552BT‬‬‫نقل البيانات المقاسة مباشرة‬‫إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية‬‫المتوافقة أو الهواتف الذكية‪.‬‬‫توفير الوقت ‪ -‬سهولة إنشاء‬‫التقارير‪.‬‬‫متوفر في موقع التنزيل مجانا‪.‬‬‫النموذج المناسب لتلبية احتياجاتك‬‫نموذج‬‫‪ 6‬نطاقات‬‫مقاومة العزل‬‫‪KEW 3551‬‬‫‪‬‬‫‪KEW 3552‬‬‫‪‬‬‫‪KEW 3552BT‬‬‫‪‬‬‫الذاكرة‬‫كمبيوتر‬‫اتصال‬‫‪‬‬‫‪‬‬‫‪‬‬‫‪‬‬‫®‪Bluetooth‬‬‫*يرجى االتصال بنا لالستفسار عن شراء ‪.3552BT‬‬‫‪ ‬مواصفات ‪KEW 3551 / 3552 / 3552BT‬‬‫مقاومة العزل‬‫‪‬‬‫‪ ‬الملحقات‬‫جهد االختبار‬‫‪50V‬‬‫‪100V‬‬‫‪125V‬‬‫‪250V‬‬‫‪500V‬‬‫‪1000V‬‬‫نطاقات القياس‬‫(النطاق التلقائي)‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪100.0MΩ‬‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪200.0MΩ‬‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪250.0MΩ‬‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪400.0/500.0MΩ‬‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪400.0/2000MΩ‬‬‫‪/20GΩ*1‬‬‫‪4.000/40.00/‬‬‫‪400.0/4000MΩ‬‬‫‪/40GΩ*1‬‬‫قيمة متوسطة‬‫‪2MΩ‬‬‫‪10MΩ‬‬‫‪100MΩ‬‬‫‪200MΩ‬‬‫أول مدى قياس فعال‬‫دقة‬‫مدى القياس الفعال الثاني‬‫‪7261A‬‬‫اختبار السلك باستخدام‬‫مشبك تمساحي‬‫‪7260‬‬‫اختبار السلك باستخدام‬‫مفتاح التحكم عن بعد‬‫دقة‬‫التيار المقدر‬‫إخراج تيار الدائرة القصيرة‬‫من ‪ 0.100‬إلى ‪ 10.00MΩ‬من ‪ 0.100‬إلى ‪ 20.00MΩ‬من ‪ 0.100‬إلى ‪ 25.00MΩ‬من ‪ 0.100‬إلى ‪ 50.0MΩ‬من ‪ 0.100‬إلى ‪ 500MΩ‬من ‪ 0.100‬إلى ‪1000MΩ‬‬‫‪±2%rdg±2dgt‬‬‫‪ 0.050‬إلى ‪0.099MΩ‬‬‫من ‪ 10.01‬إلى ‪ 100.0MΩ‬من ‪ 20.01‬إلى ‪ 200.0MΩ‬من ‪ 25.01‬إلى ‪250.0MΩ‬‬‫‪ 50.1‬إلى ‪500MΩ‬‬‫من ‪ 501‬إلى ‪2000MΩ‬‬‫من ‪ 1001‬إلى ‪4000MΩ‬‬‫‪±5%rdg‬‬‫من ‪ 1.0‬إلى ‪1.1mA‬‬‫‪@0.05MΩ‬‬‫‪@0.1MΩ‬‬‫‪@0.125MΩ‬‬‫‪@0.25MΩ‬‬‫‪@0.5MΩ‬‬‫‪@1MΩ‬‬‫‪ 1.5mA‬كحد أقصى‬‫‪/Ω‬إستمرارية*مكعبة‬‫‪9121‬‬‫شريط الكتف‬‫‪8017A‬‬‫امتداد طويل‬‫‪5MΩ‬‬‫نطاق المقاومة‬‫‪9173‬‬‫حقيبة حمل‬‫‪40.00/400.0/4000Ω‬‬‫دقة‬‫‪±2.5%rdg±8dgt‬‬‫جهد الدائرة المفتوحة‬‫‪(5V‬من ‪ 4‬إلى ‪)6.9V‬‬‫تيار القياس‬‫‪ 200mA‬أو أكثر‬‫الجهد‬‫‪ ‬الملحقات االختيارية‬‫النطاق‬‫‪ AC 2.0‬إلى ‪(600V‬من ‪ 45‬إلى ‪ DC -2.0)65Hz‬إلى ‪ -600V +2.0‬إلى ‪+600V‬‬‫دقة‬‫‪±1%rdg±4dgt‬‬‫عام‬‫المعايير المعمول بها‬‫‪8212-USB‬‬‫محول ‪ USB‬مع‬‫"‪KEW Report‬‬‫(البرنامج)"‬‫‪8016‬‬‫برود نوع الخطاف‬‫‪7243A‬‬‫مسبار على شكل ‪L‬‬‫(‪)1,650mm‬‬‫واجهة االتصال‬‫‪USB*¹, Bluetooth ® *²‬‬‫البعد ‪ /‬الوزن‬‫‪ / 97(L)x156(W)x46(D)mm‬حوالي ‪(490g‬بما في ذلك البطارية)‬‫مصدر الطاقة‬‫‪LR6/R6(AA)(1.5V) x 4‬‬‫الملحقات‬‫الملحقات االختيارية‬‫‪9187‬‬‫حقيبة الحبل‬‫‪9186A‬‬‫حقيبة حمل‬‫ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ‪:‬‬‫‪IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V‬‬‫)‪IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40‬‬‫‪(7260‬اختبار السلك مع مفتاح التحكم عن بعد)‪(7261A ،‬اختبار السلك مع مشبك التمساح)‪،‬‬‫‪(8017A‬برود تمديد طويل)‪(9173 ،‬حقيبة الحمل)‪(9121 ،‬حزام الكتف)‪ ،LR6(AA)x4 ،‬دليل التعليمات‬‫‪(7243A‬مسبار على شكل حرف ‪(8016 ،)L‬نو ع الخطاف)‪،‬‬‫‪(8212-USB‬محول ‪ USB‬مع "‪( KEW Report‬البرنامج)")‪(9186A ،*¹‬حقيبة الحمل)‪(9187 ،‬حقيبة السلك)‬‫‪..Bluetooth‬‬‫‪ 3552/3552BT *1‬فقط ‪ 3552BT *2‬فقط‪ Bluetooth® ،‬هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة ‪Bluetooth SIG, Inc‬‬‫(‪)0.5 A/ 1000 V, Dia. 6.3 x 32 mm‬‬‫‪ *3‬يتم حماية نطاق المقاومة المنخفضة بواسطة مصهر مدمج (‪mm‬‬‫ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة "ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ" ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬إن اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﺪ‬‫ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺪ‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أداة‪.‬‬‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات أو اﻟﻄﻠﺒﺎت‪:‬‬‫‪2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan‬‬‫‪Phone:+81-3-3723-0131‬‬‫‪Fax:+81-3-3723-0152‬‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ .2024‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫‪LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_ar‬‬