Testo ポータブル燃焼排ガス分析計

カタログ
Vol.13

testo 300/310/320/330i/330LL
ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器の排ガス濃度測定に

testo 340/350/350J
各種工業炉・コージェネレーション・研究開発・環境分析に

testo 330LLは本体4年保証テストー 燃焼排ガス分析計■ コンセプト

製品概要／測定原理■ 製品概要

testo排ガス分析計は、小型軽量・高速起動が特長の携帯性に優れたポータブル排ガス分析計
です。
搭載するセンサの数に応じて多成分のガス濃度の同時測定が行えるほか、
メンテナンスが容易なため、ランニングコストを他のガス分析計に比べて抑える
ことができます。

■ 基本操作① 排ガス分析計の電源をONにします。
30秒間の初期校正が始まります。
② 排ガスプローブを煙道に挿入します。
③ 本体メニューから測定スタート
内蔵ポンプで排ガスを吸引します。
④ 本体メニューで測定ストップ

・ 排ガス分析計 本体

・ 排ガスプローブ■ データ管理■ 測定
ガス濃度
搭載しているセンサ数（１〜６個/最大搭載数は機種により異る）のガス濃度が同時に測定されます。
ガス温度／雰囲気温度
排ガスプローブ先端の温度センサと排ガス分析計
本体に搭載された温度センサの2点の温度が同時に測定されます。
（ testo 310は除く）■ 演算機能空気比や燃焼効率、二酸化炭素（CO 2 ）などが演算表示できます。
また基準O 2 濃度に換算したCOやNOxなどの演算機能も備えています。

testo 310/320/330/340/350で専用の赤外線プリンタを使ってデータの印刷ができます。
testo 300/320/330/340/350では、内蔵メモリへのデータ記録ができます。記録したデータは、専用ソフト
ウェアを使って保管・解析・Excelへの出力などが行えます。
またtesto 350シリーズでは4-20mAのアナログ信号出力オプションもご用意しています。

電気化学式ガスセンサについて
電気化学式ガスセンサの特長

O2センサ

テストーは、O2、CO、NO、NO2、H2S、SO2測定用に
電気化学式ガスセンサを用いています。
このセンサは小型化されていますので、ポータブル測定器に適しています。

O2 ⇒ ガルバニ電池方式

CO・NO・NO2・SO2・H2S ⇒ 定電位電解法
新鮮な空気

H+

OH-

温度センサ

燃焼排ガス

外部回路

HC ⇒ 接触燃焼式

触媒

白金線

CO2
温度
4.27 µmの 受光器
波長だけを通すフィルター
CO2吸収

CO 2により吸収されやすい波長（4.27μm）の赤外線を用いて、受光光度の強弱でCO 2 濃度を求
めます。

2

対電極

通気性膜

水性電解液
（KOHなど）CO2

赤外線発光器

基準電極
水性電解液

OH-

ハイドロカーボンセンサ

燃焼排ガス

排出電極

アノード
（鉛極）

OH-

その他のガスセンサについて

CO2 ⇒ NDIR （非分散型赤外線吸収法）

通気性膜

OH-

OH-

OH-

溶存酸素濃度に比例して電流を発生させるガルバ
ニ電池を採用。電流量からO2濃度を求めます。

CO2センサ

煙道ガス（例えばCO）

カソード
（白金極）
OH-

̶ 振動や温度変化の影響を受けません̶ 小型で軽量
̶ 簡単にセンサ交換が可能です
標準ガスによる調整も不要です̶ 広い測定範囲と低濃度ガスのゼロ点調整の誤差が小さい̶ すべての測定範囲での優れた直線性

CO・NO・NO2・SO2・H2S

加熱した白金線コイルに未燃炭化水素（HC）
が接触すると、素子表面で燃焼。
この時の温度上昇
はHC濃度と比例。同時に変化した抵抗値を測定
し、HC濃度を求めます。

電極電位設定用
基準電圧源

新鮮な空気

通気性膜を通じて電解液中に吸収されたガスが、定電位電解によって酸化された時に得られる電解電流を測定し、ガス濃度を求めます。

燃焼排ガス分析計ラインナップ*350Jは不可
製品名

testo 310
P.4

プローブ取り付け

testo 330i
P.5

testo 320

testo 300

P.6

P.8

testo 330-1LL/2LL
P.10

本体・プローブ一体型

testo 340
P.12

testo 350/350J
P.14

プローブ差し替えタイプ

画面表示

白黒

―

カラーグラフィック

カラーグラフィック

製品特長

最高+400℃プローブ
まで対応

スマホ/タブレット
での操作

最高+1,000℃プローブ
まで対応

タッチパネル

2

2

1〜2

1〜3

2〜3

2〜4

2〜6

●

●

●

●

●

●

ガスセンサ搭載数
ユーザーでのセンサ交換が可能
排ガス測定

O2

CO

O2

CO

O2

CO

O2

CO

NO

カラーグラフィック

白黒

カラーグラフィック

本体・O2・COセンサ4年保証 単一ガス5倍希釈機能 全ガス5倍希釈機能*（COガス自動希釈機能：
プログラム運転機能
330-2LLのみ）（350Jは不可）

O2

CO

NO

O2

CO

O2

CO

NO

NO2

CO2

NO

SO2

NO2 SO2

CO/NO：低濃度
オプション有りCO/NO：低濃度
オプション有りCO/NO/SO2：低濃度
オプション有り

H2S CxHy
青地は標準搭載
黒地はオプション

CO：低濃度
オプション有り

排ガス温度

●

●

●

●

●

●

●

差圧

●

●

○

●

○

●

●

ドラフト圧

●

●

●

●

●

●

●

○

●
（330-2LLのみ）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

希釈測定
演算

O2換算CO

●

CO2

●

●

NOx
空気比

●

●

CO2/CO比

●

●

●

流量質量
排ガス損失/燃焼効率

●

●

流量/流速

●

●

●

●

●

●

●

燃料流量

●

●

バーナー出力露点
ガス調整機能●赤外線プリンタ

●

●

○

○

―

●

―

○

○
（Bluetoothプリンタ）○○（Bluetoothプリンタ）

○

○

○

○

○

―

500,000件

500件

100,000件

500,000件

200,000件

250,000件

5分〜120分

1分〜120分

1分〜4時間

○PCソフトウェア
メモリ

●
●

―

その他測定 配管気密性テスト●●●

ロギング時間○自動間欠運転○アナログ出力○ドレン満水アラーム
センサ・デバイス診断●

ガス流路診断

●

●

●

●

●

●

●

CO2搭載のみ
●

●

●

●

●

〜+1,000℃〜+1,000℃〜+1,800℃〜+1,800℃

冷却前処理装置
選択可能プローブの耐熱温度○〜+400℃〜+1,000℃〜+1,000℃

●・
・標準搭載

○・
・オプション3

燃焼排ガス分析計

testo 310
プローブ一体型エントリーモデル

小型ボイラー、厨房設備のメンテナンスに標準搭載センサ

O2
COPa

ボイラー・給湯器の省エネツールとしてお役立て頂けます。最高8時間使用できるリチウムイオンバッテリを搭載。移動が多い現場でも安心です。
主な特徴
・ 標準でO2/COセンサ搭載
・ 見やすい大型2ラインディスプレイ
・ 充実した演算項目（CO2、空気比、燃焼効率、排ガス損失）
・シリコンチューブ付で、圧力測定可能℃
小型で堅牢な設計
プローブ（φ6mm/180mm）と本体を一体化したコンパクトなボディー。筐体は、ラバープロテクターに覆われた堅牢な設計。小型ボイラー、給湯器などのメンテナンスに最適です。

簡単メニューで4つのモード

製品仕様
testo 310
O2

測定範囲
０〜21Vol.%
精度/分解能/応答速度(t90) ±0.2Vol％/0.1Vol.%/30秒

CO

測定範囲
0〜4,000ppm
精度/分解能/応答速度(t90) ±20ppm (0〜400ppm)±5％rdg（〜2,000ppm）±10％rdg（〜4000ppm）/1ppm/60秒

排ガス温度

測定範囲
0〜400℃
精度/分解能/応答速度(t90) ±1℃（0〜100℃）±1.5%rdg（その他範囲））/0.1℃/<50秒

ドラフト圧

測定範囲
精度/分解能-20〜20hPa±0.03ｈPa（-3〜+3hPa)±1.5%rdg（その他範囲））/0.01hPa

差圧

測定範囲
精度/分解能-40〜40hPa±0.5hPa/0.1hPa演算

CO2演算、
O2換算CO、
O2 0%換算CO、
燃焼効率、
空気比、
排ガス損失

温度差測定

-

動作温度

-5〜+45℃

ｔｅｓｔｏ 310は、4つのモードがあり1台で排ガス測定、大気CO、
ドラフト圧、差圧の測定ができます。
メンテナンスに必要な測定がこれ1台でできます。

煙道にプローブを差し込みドラフト圧を測定

バッテリ

専用リチウムイオン充電池（約8時間）

外形寸法・質量201×83×44mm

付属のシリコンチューブを使って差圧測定
も可能

700g

ｔｅｓｔｏ 310 基本注文情報
testo 310を使った排ガス測定には、以下のいずれかのセットをお選びください。
testo 310セット（O2、CO測定）

testo 310プリンタセット（O2、CO測定）

testo 310（180mm/φ6mm/耐熱+400℃プローブ）
ACアダプタ、
シリコンチューブ、
交換フィルタ、
アタッシュケース
型番：0563 3100
標準価格（税別）￥80,000

testo 310専用
赤外線プリンタ※310プリンタセットに含まれます。
型番：0554 3100
標準価格（税別）￥24,000

4testo 310（180mm/φ6mm/耐熱+400℃プローブ）
ACアダプタ、
シリコンチューブ、
交換フィルタ、
アタッシュケース
testo 310専用赤外線プリンタ※、プリンタ用紙
型番：0563 3110
標準価格（税別）￥101,000

燃焼排ガス分析計

testo 330i
スマートフォン/タブレットの専用アプリでデータ管理

スマートフォンで操作可能
ボイラーや燃焼機器の保守メンテナンスに標準搭載センサ

O2
CO

testo 330iはスマートフォン/タブレットの専用アプリで操作可能な排ガス分析計
です。専用マウントを使用することで、プローブや本体を測定箇所に取り付けることができます。
専用アプリはデータ送信やレポート作成にも対応しています。
主な特徴

Pa
℃

App

・ Android/iOS端末での操作、レポート作成、測定データ送信
・ 専用マウントを使用してプローブと本体を測定箇所に取り付け可能
・ O₂/COセンサ長期保証
・ CO自動希釈機能
・ 本体背面に固定マグネット搭載
・ 専用アプリはGoogle playまたはApp Storeよりダウンロード無料

無線通信対応（P.22参照）

測定データはスマートフォンで確認
ご自身の端末でいつでも簡単にデータ確認が
可能です。
製品仕様

※モバイル端末必要条件：Bluetooth 4.0、iOS7またはAndroid 4.3以降

testo 330i
O2

測定範囲
0〜21Vol.％
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.2vol.%/0.1Vol.%/<20秒

COH2補償

測定範囲
0〜8,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±10ppm or ±10％rdg（0〜200ppm）±20ppm or ±5％rdg（201〜2,000ppm）±10％rdg（2,001〜8,000ppm）/
1ppm/<60秒

排ガス温度

測定範囲
‑40〜1,200℃
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.5℃（0〜100℃）/0.1℃/プローブに
よる

ドラフト圧

測定範囲
精度/分解能‑9.99〜40hPa±0.02hPa or 5％rdg（‑0.5〜+0.6hPa）/
0.001hPa

差圧

測定範囲
精度/分解能0〜300hPa±0.5hPa（0〜50hPa）/0.1hPa

演算

O₂換算、
CO₂、
空気比、
燃焼効率、
排ガス損失、
CO/CO₂比

最大正圧

50hPa

最大負圧

‑80hPa

メモリ

50,000メモリ

動作温度‑5〜+45℃

バッテリ

専用リチウムイオン充電池またはAC
アダプタ

外形寸法・質量270×160×57mm

排ガスプローブ
アクセサリ

720g

専用アプリで簡単操作
無料の専用アプリをダウンロードするだけでレポート作成やデータ送信が可能です。
（Android/iOS対応）※モバイル機器は別途ご用意ください。※アプリは英語対応のみ
ANDROID APP ON

testo 330iセット
H2 補償付COセンサ搭載セット
testo 330i O2、650mmホース付排ガスプローブ
燃焼用空気温度プローブ
電源ユニット
プローブ取り付けマウント
型番：0563 3000 70
標準価格（税別）￥250,000〈プリンタ付〉
型番：0563 3000 71
標準価格（税別）￥278,000

製品名

型番

燃焼用空気温度プローブ 挿入長 190mm
燃焼用空気温度プローブ 挿入長 60mm
差圧計測用ホースコネクションセット
温度差計測セット
ACアダプタBluetooth/IrDA プリンタ
プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）
排ガスプローブ用スペアフィルター
USB接続ケーブル
testo 330i用アタッシュケース（小）

0600 9787
0600 9797
0554 1203
0554 1208
0554 1096
0554 0621
0554 0568
0554 3385
0449 0047
0516 3302

標準価格
（税別）
¥17,000¥17,000¥6,700¥17,000¥7,200¥53,000¥4,100¥3,500¥2,700¥13,0005

燃焼排ガス分析計

testo 320
センサ交換がユーザーで簡単にできるカラーディスプレイモデル
標準搭載センサ

メンテナンスに必要な機能・要求を1つにまとめた決定版！
基本のO 2 測定に、COガス、差圧を加え、ドラフト圧と合わせて燃焼管理に必要な測定が行える、
メンテナンスエンジニアに最適な測定器です。
ボタン
操作で直感的に操作をすることができます。

O2
主な特徴

CO
Pa
℃

・ センサ交換をユーザーで行うことが可能
・ 起動して30秒後に測定できる・ 500メモリ内蔵でPCソフト、プリンタに出力可能（P.20参照）
・ 1つのコネクタで排ガス・温度・圧力を本体と接続
・ ACアダプタ経由とUSB経由での充電が可能
・ Android端末でのデータ確認、操作が可能（Bluetoothオプション）

Android端末からリモート操作が可能（オプション）
Bluetooth通信により、Android端末からリモート操作をして測定値を確認できます。
ボイラーのメンテナンス現場で調整作業を行う際などに便利です。

無線通信対応（P.22参照）App

ANDROID APP ON

製品仕様

センサ交換が簡単

testo 320
O2

測定範囲
0〜21Vol.％
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.2vol.%/0.1Vol.%/<20秒

CO

測定範囲
0〜4,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±20ppm（0〜400ppm）±5％rdg（〜2,000ppm）±10％rdg（〜4,000ppm）/1ppm/<60秒

0〜8,000ppm
CO H2補償 測定範囲
（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±10ppm or ±10％rdg（0〜200ppm）±20ppm or ±5％rdg（〜2,000ppm）±10％rdg（〜8,000ppm）/1ppm/<40秒
COlow H₂補償 測定範囲
0〜500ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）/0.1ppm/<40秒

各センサごとの調整データを内蔵したモジュール
タイプのセンサで誰でも簡単に交換ができ、そのまま測 定ができます。メーカーに都 度 分 析 計を送る手間、経費の削減が可能です。

1台でドラフト圧・差圧も測定！
排ガスプローブは排ガス測定だけでなく、ドラフト圧・
排ガス温度を同時に測ることができるので、最適な燃焼管理が1台で行えます。

0〜500ppm±5ppm（0〜100ppm）
大気COプローブ必須（型番：0632 3331）P.20下部参照 ±5%rdg（＞100ppm）
/1ppm

大気CO
測定範囲
（オプション） 精度/分解能
排ガス温度

ドラフト圧

測定範囲
‑40〜+1,200℃
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.5℃（0〜100℃）±0.5％rdg（その他の範囲）/
0.1℃（-40〜+999.9℃）
1℃（〜1,200℃）/プローブによる
測定範囲
精度/分解能差圧
測定範囲（オプション） 精度/分解能‑9.99〜40hPa±0.02hPa（代表値）/0.01hPa
0〜300hPa±0.5hPa（代表値）/0.1hPa

現場に合わせた多種多様なプローブを用意
テストーの排ガス分析計は環境・用途に合わせた様々なプローブをワンタッチで取り替えることによって使用可能です。ほぼ全てのプローブは熱電対温度センサ一体型ですので、煩わしいケーブル
からも解放されます。

差圧測定用セット必須（型番：0554 1203）P.20参照

6

演算

CO₂、
O₂換算CO、O₂0%換算CO、
燃焼効率、
空気比、
排ガス損失

温度差測定

排ガス温度、周囲温度（P.20下部参照）

ガス漏れ検知/大気CO2/微差圧測定

オプションプローブ（P.20下部参照）

メモリ

500メモリ

最大正圧

50hPa

最大負圧

‑80hPa

動作温度‑5〜+45℃

バッテリ

専用リチウムイオン充電池（約6時間）

外形寸法・質量240×85×65mm

573g

カラーディスプレイ搭載
見やすいカラーディスプレイで、表示項目数、項目の並びを選択可能。最適なディスプレイ表示ができます。
また、testo 320は、測定トレンドグラフ表示もでき、起動時の安定確認が簡単です。

testo 320 本体 & アクセサリ

基本構成③ ソフトキャリングケース① testo 320 排ガス分析計 本体
ュケース⑥ アタッシュケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道固定用）④ 赤外線プリンタ※収納イメージ⑤ 専用ソフト「easyHeat」

testo 320で測定を行うには、色付け製品が必須です。通常測定には、セットが便利です。

CO（H2補償なし／H2補償付）、COlow（H2補償付）
センサはすべてオプションです。
いずれか1つのセンサを追加搭載できます。
本体・
・
・①

排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

ケース

製品名

型番

testo 320（O2センサ標準搭載）【必須】

0632 3220

標準価格（税別）¥115,000

COセンサ追加

320-opt-01¥19,000

COセンサ（H2補償付）追加

320-opt-02¥45,000

追加
COlowセンサ（低濃度CO／H2補償付）

320-opt-03¥50,000

testo 320用 Bluetooth機能（Android用）

320-opt-blu¥12,500

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【必須】
ACアダプタ【必須】 ※USB接続ケーブル付

0554 1105¥6,200赤外線プリンタ・・・④0554 0549¥36,000

ソフトウェア（easyHeat software）
・・・⑤

0554 3332¥20,000

ソフトキャリングケース・・・③503080 4010

¥9,000

testo 320/330用アタッシュケース（小）
・・・⑥ （プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）

0516 3300¥13,000

testo 320/330用アタッシュケース（大）・・・⑥ （プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）

0516 3301¥21,000

その他のアクセサリは、
P.21から選択してください。
testo 320 O2、COセット（ソフトキャリングケース）

testo 320 O2、COセット（アタッシュケース）CO）
testo 320
（O2、
コンパクト排ガスプローブ（300mm/φ6mm/500℃）
ACアダプタ（USBケーブル付）
ソフトキャリングケースCO）testo 320
（ O 2、
コンパクト排ガスプローブ（300mm/φ6mm/500℃）
ACアダプタ（USBケーブル付）
アタッシュケース(小)型番：320-set-01
標準価格（税別）￥177,200

型番：0563 3220 70
標準価格（税別）￥181,200※プリンタは別売です。

大型設備や高温排ガスにも対応

大気COプローブを使い、燃焼設備周辺にCOガスの漏れがないかを検知

ガス漏れ検知プローブを使い、パイプライン周辺のガス漏れ確認※ 大気COプローブ、
ガス漏れ検知プローブについては、
P.21のプローブアクセサリをご参照ください。

7

燃焼排ガス分析計

testo 300（LL）
タッチパネル操作が可能なカラーディスプレイモデル

革新的な スマート 排ガス分析計

標準搭載センサ

標準搭載のO2センサに、オプションでCO/NOセンサを加え、最大３ガス測定に対応した熱焼排ガス分析計。独自の製品コンセプトによりさらに使いやすく便利な機能を搭載し、作業時間短縮と効率化に役立ちます。

O2

4年保証

CO

主な特徴

testo 300 LL 本体
O2センサ
COセンサ

NO
Pa

・ 5インチ大画面カラータッチディスプレイ搭載（静電容量式）
・あらゆる測定をサポートする直感的なメニュー構造
・スタンバイモードからワンタッチで測定準備を開始
・ 現場で測定レポートの作成とメール送信が可能℃

大型カラーディスプレイ＆スマートタッチ（静電容量式）
視認性の高い5インチの大型カラーディスプレイを搭載しているため、ひと目で全ての測定パラメータを確認する事ができます。測定値や演算値の数値だ
けでなく、グラフ等の表示モードに切り替え可能。
シーンに応じて素早く設定変更が行えます。
埋め込みタイプのディスプレイは直接衝撃を受けにくい構造となっており、専用保護フィルムも付いています。

製品仕様
testo 300
（LL）
O2

測定範囲
0〜21Vol.％
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.2vol.%/0.1Vol.%/<15秒

CO

測定範囲
0〜4,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±20ppm（0〜400ppm）±5％rdg（401〜2,000ppm）±10％rdg（2,001〜4,000ppm）/
1ppm/<40秒

COH2補償CO希釈時

測定範囲
0〜15,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±200ppm or ±20％rdg/1ppm/<40秒

COH₂補償 希釈時

測定範囲0〜30,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±100ppm or ±10％rdg/1ppm/<40秒

NO

測定範囲
0〜3,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±5ppm（0〜100ppm）±5％rdg（101〜2,000ppm）±10％rdg（2,001〜3,000ppm）/
1ppm/<40秒

排ガス温度

測定範囲
‑40〜1,200℃
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.5℃（0〜100℃）±0.5％rdg/
0.1℃/プローブによる

ドラフト圧

測定範囲
精度/分解能圧力8

測定範囲
0〜8,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±10ppm or ±10％rdg（0〜200ppm）±20ppm or ±5％rdg（201〜2,000ppm）±10％rdg（2,001〜8,000ppm）/
1ppm/<40秒

測定範囲
精度/分解能‑9.99〜40hPa±0.005hPa（0〜0,1hPa）±0.02hPa（0.1〜3.00hPa）±1.5％rdg（3.01〜40hPa）/
0.001hPa（0〜0.1hPa）‑100〜+200hPa±0.5hPa（0.0〜50.0hPa）±1％rdg（50.1〜100.0hPa）±1.5％rdg（100.1〜200hpa）/
0.01hPa

演算

CO₂、O₂換算、
空気比、
燃焼効率、
排ガス損失、
CO/CO₂比

最大正圧

50hPa

最大負圧

‑80hPaメモリ

100,000メモリ

動作温度‑5〜+45℃

スワイプ

ズームイン
（ズームアウト）

リスト表示→グラフ切り替え

表示項目のサイズを変更

無線通信で他のデバイスと連携！
testo 300はWi-Fiモジュールを搭載しており、同一LAN上もしくはテザリング
機能で直接接続したデバイスからのHTTPリクエストに対して測定値（拡張子.json）
を返すインターフェースを有しています。
この機能を使って外部機器との連携が行えます。
活用イメージテザリング

電子レポートと統合

レポート作成＆メール機能
testo 300に保存した測定値やカスタマー/
測定サイト情報を読み出して測定レポートを作成することができます。
作成したレポートはWi-Fi環境下でメール送信が可能。
センサ交換可能バッテリ

専用リチウムイオン充電池（約10時間）外形寸法・質量244×98×59mm

800g

PC/モバイル端末
サーバ等

オートセンサーガードによりセンサが長持ちするだけでなく、センサセルは調整データを内蔵したモジュールタイプで、ユーザーで簡単に交換でき、
メンテナンス性に優れています。
※ヘクスローブドライバー（星型/サイズT10）が必要です。

PCやモバイル端末

添付ファイル付
メール送信

testo 300 本体 & アクセサリ

基本構成③ ソフトケース① testo 300 排ガス分析計 本体
ュケース⑥ アタッシュケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道固定用）④ 赤外線プリンタ※収納イメージ⑤ 専用ソフト「easyHeat」

CO

testo 300
（O₂センサ標準
搭載）
・
・
・①

COH₂

◯
◯
◯
◯

※O2、COセンサ4年保証

4年保証

◯
◯
◯
◯

◯
◯

◯
◯

◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

testo 300 LL 本体
O2センサ
COセンサ

CO４倍希釈

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

testo 300 LL（O₂センサ
標準搭載）
・
・
・①

NO

◯
◯

◯
◯

◯

製品名

型番
（本体）

価格
（税別）

testo 300 O₂のみ
testo 300 O₂/CO
testo 300 O₂/CO/CO 4倍希釈
testo 300 O₂/CO/NO
testo 300 O₂/CO/NO/CO 4倍希釈
testo 300 O₂/CO（H₂補償）
testo 300 O₂/CO（H₂補償）/CO 4倍希釈
testo 300 O₂/CO（H₂補償）/NO
testo 300 O₂/CO（H₂補償）/NO/CO 4倍希釈
testo 300 LL O₂のみ
testo 300 LL O₂/CO
testo 300 LL O₂/CO/CO 4倍希釈
testo 300 LL O₂/CO/NO
testo 300 LL O₂/CO/NO/CO 4倍希釈
testo 300 LL O₂/CO（H₂補償）
testo 300 LL O₂/CO（H₂補償）/CO 4倍希釈
testo 300 LL O₂/CO（H₂補償）/NO
testo 300 LL O₂/CO（H₂補償）/NO/CO 4倍希釈

0633 3002 76
0633 3002 70
0633 3002 80
0633 3002 74
0633 3002 84
0633 3002 71
0633 3002 81
0633 3002 75
0633 3002 85
0633 3004 76
0633 3004 70
0633 3004 80
0633 3004 74
0633 3004 84
0633 3004 71
0633 3004 81
0633 3004 75
0633 3004 85¥110,000¥130,000¥165,000¥228,000¥263,000¥155,000¥190,000¥253,000¥288,000¥145,000¥165,000¥200,000¥263,000¥298,000¥190,000¥225,000¥288,000¥323,000※標準同梱品：ACアダプタ（USBケーブル付） ※センサの後付けは出来ません。

排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

製品名

型番

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【 必須】
配管圧（差圧）測定用ホースコネクションセット
Bluetooth/IrDA プリンタ・・・④
スペア感熱紙ソフトウェア（easyHeat software）
・・・⑤
testo 300用 ソフトケース・・・③（プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）
testo 300/320/330用アタッシュケース
（小）
・
・
・⑥
（プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）
testo 300/320/330用アタッシュケース
（大）
・
・
・⑥
（プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）

0554 1203
0554 0621
0554 0568
0554 3332
0516 3001
0516 3300
0516 3301

標準価格
（税別）
¥6,700¥53,000¥4,100¥20,000¥11,000¥13,000¥21,000

その他のアクセサリは、P.21から選択してください。

testo 300 O2、COセット

testo 300 O2、COH₂補償付きセット
testo 300 O2、CO セット
排ガスプローブ：180mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
ソフトケース
解析用ソフトウェア

testo 300 O2、
COH₂ 補償付きセット
排ガスプローブ：180mm、
φ6mm、耐熱+500℃
排ガスプローブ用スペアフィルタ
ACアダプタ（USBケーブル付）
ソフトケース
解析用ソフトウェア

型番：0564 3002 70
標準価格（税別）￥165,000

型番：0564 3002 72
標準価格（税別）￥198,000

9燃焼排ガス分析計

testo 330 LL
O2・COロングライフセンサ搭載で長期安心の4年保証モデル

4年保証

標準搭載センサ

testo 330 LL 本体
O2センサ
COセンサ

O2
CO
NO
Pa
℃

メンテナンスから品質管理・開発まで幅広く対応
基本のO 2 ,COガスにオプションでNOガスを加え、最大３ガス測定ができるので使用用途が広がります。
カラー画面でグラフ表示も一目瞭然。
ロガー機能
を使えば、
データ取りや解析にも便利です。
主な特徴
・ センサ交換をユーザーで行うことが可能
・ 50万メモリ内蔵でPCソフト、プリンタに出力可能（P.20参照）
・ 5年使える長寿命O2/COセンサ採用
・ロガー機能を使えば、1秒で測定データを自動記録
・ 1つのコネクタで排ガス・温度・圧力を本体と接続
・ Android/iOS端末でのデータ確認、操作が可能（無料のBluetoothオプション：必要な場合は注文時にご用命ください。）

無線通信対応（P.22参照）
App

製品仕様

Android/iOS端末からリモート操作が可能（オプション）
testo 330LL
O2

測定範囲
0〜21Vol.％
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.2Vol.%/0.1Vol.%/<20秒

CO

測定範囲
0〜4,000ppm
精度/分解能/応答速度（t90） ±20ppm（0〜400ppm）±5％rdg（〜2,000ppm）±10％rdg（〜4,000ppm）/1ppm/<60秒

CO H2補償 測定範囲
0〜8,000ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±10ppm or ±10％rdg（0〜200ppm）±20ppm or ±5％rdg（〜2,000ppm）±10％rdg（〜8,000ppm）/1ppm/<60秒
COlow H₂補償 測定範囲
0〜500ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）/0.1ppm/<40秒
NO
測定範囲
0〜3,000ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±5ppm（0〜100ppm）±5%rdg（〜2,000ppm）±10%rdg（〜3,000ppm）/1ppm/<30秒
NOlow
測定範囲
0〜300ppm（オプション） 精度/分解能/応答速度（t90） ±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜300ppm）/0.1ppm/<30秒
排ガス温度

測定範囲
‑40〜+1,200℃
精度/分解能/応答速度（t90） ±0.5℃（0〜100℃）、±0.5％rdg（その他の範囲）/
0.1℃
（代表値）
/プローブによる

ドラフト圧

測定範囲
精度/分解能差圧
測定範囲（オプション） 精度/分解能‑9.99〜40hPa±0.02hPa（代表値）/0.01hPa

Bluetooth通信により、Android/iOS端
末からリモート操作をして測定値を確認できます。
ボイラーのメンテナンス現場で調整作業を行う際などに便利です。
ANDROID APP ON

ロングライフセンサ搭載でより経済的
testo 330 ＬＬのLLはロングライフの意味です。排ガス分析計でセンサの交換は避けられないもので、ランニングコストの殆どはこのセンサ交換費用が占めます。testo
330LLは従来のO2、COセンサのマテリアル等を一新し、更に丈夫に、長くお使い頂けるようになり、
より経済的にお使い頂けます。

NOセンサ搭載可能
testo 330 LLはNOセンサ搭載可能。O2、COでの燃焼効率の管理だけでなく、環境汚染対策や、各種規制に対応のための計測が行うことができます。
一酸化窒素

NOx
二酸化窒素
（NO2）

（NO）

0〜300hPa±0.5hPa（代表値）/0.1hPa

差圧測定用セット必須（型番：0554 1203）P.20参照

演算

CO₂、
O₂換算CO、O₂0%換算CO、
燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO/CO2比

ロギング機能1秒以上任意間隔（最大120分間）

温度差測定

排ガス温度、周囲温度（P.20下部参照）（P.21下部参照）
ガス漏れ検知/大気CO/大気CO2/微差圧/ オプションプローブ
ガスパイプ圧テスト/固形燃料の排ガス測定

10

メモリ

500,000メモリ

最大正圧

50hPa

最大負圧

‑80hPa

動作温度‑5〜+45℃

センサ交換が簡単
各センサごとの調整データを内蔵したモジュー
ルタイプのセンサで誰でも簡単に交換ができ、そのまま測定が可能です。
メーカーに都度分析計を送る手間、経費の削減が可能です。
CO自動希釈機能（330-2LL）
CO濃度が8,000ppm以上になると自動希釈機能が働きセンサ保護を開始。
測定範囲を約４倍に拡大します。最高CO濃度30,000ppmまで計測が可能。

バッテリ

専用リチウムイオン充電池（約6時間）

外形寸法・質量270×90×65mm

600g※ガス希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄め、センサの消耗
（ダメージ）を少なくします。

testo 330-1LL/-2LL 本体 & アクセサリ

基本構成① testo 330 排ガス分析計 本体③ ソフトキャリングケース⑥ アタッシュケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道固定用）※収納イメージ④ 赤外線プリンタ⑤ 専用ソフト「easyHeat」

testo 330 LLで測定を行うには、色付け製品が必須です。testo 330-1LLもしくはtesto 330-2LL（CO希釈機能付）を選択してください。

標準搭載のCOセンサはH2補償無しです。CO（H2補償付）、COlow（H2補償付）、NO、NOlowセンサはすべてオプションです。
COとCOlow、NOとNOlowの同種濃度違いのセンサは同時搭載できません。
本体・
・
・①

型番
0632 3306¥187,000

0632 3307¥215,000【いずれか必須】
testo 330-2LL（O2、COセンサ標準搭載／CO希釈機能付）

排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

製品名
testo 330-1LL（O2、COセンサ標準搭載）
アップグレード
COセンサ（H2補償付）

330-opt-01¥26,000

COlow（低濃度CO）
センサ（H2補償付）
アップグレード

330-opt-02¥31,000

NOセンサ追加

330-opt-03¥79,000

NOlow（低濃度NO）
センサ追加

330-opt-04¥83,000

高分解能ドラフト圧センサへ変更（分解能 0.1Pa）

330-opt-51（無料）

testo 330用 Bluetooth機能（Android／iOS用）

330-opt-blu（無料）

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【必須】
高分解能差圧センサへ変更（分解能 0.1Pa）

330-opt-52（無料）

差圧測定用セット（アダプタ＋ホースセット）

0554 1203¥6,700ACアダプタ【必須】

0554 1096¥7,200赤外線プリンタ・・・④0554 0549¥36,000

0554 3332¥20,000

ソフトウェア（easyHeat software）
・
・
・⑤
ケース

標準価格（税別）※USB接続ケーブル（別売）
必須

USB接続ケーブル

0449 0047¥2,700

ソフトキャリングケース・・・③503080 4010

¥9,000

testo 320/330用アタッシュケース（小）
・・・⑥ （プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）

0516 3300¥13,000

testo 320/330用アタッシュケース（大）・・・⑥ （プローブ挿入長 300mmまで同梱可能）

0516 3301¥21,000

その他のアクセサリは、
P.21から選択してください。

testo 330の1台で、効率よく燃焼管理

ガス漏れ検知プローブを使い、パイプライン周辺のガス漏れを確認

ガスパイプ圧テストセッ
トを接続し、
リーク率テスト、
メインテスト、
プレテスト、
リーク検出の試験を
実行※ ガス漏れ検知プローブ、
ガスパイプ圧テストセットについては、
P.21のプローブアクセサリをご参照ください。

11

燃焼排ガス分析計

testo 340
高濃度ガス吸引時にも安心の自動ガス希釈機能標準搭載モデル
標準搭載センサ

燃焼設備の定期点検や性能検証時の運転調整に
基本のO2ガスに加え、CO, NO, NO2, SO2ガスから3種を選択し、最大4種類のガスの同時測定ができます。工業炉・コージェネレーションなどの排ガス測定にも適しています。

O2
標準センサの他に1センサ以上の
搭載が必須

CO

NO

NO2

SO2

Pa

℃

主な特徴
・ センサ交換をユーザーで行うことが可能
・ 20 万メモリ内蔵。保存先もフォルダを分けて整理できる
・ガス希釈機能標準搭載で高濃度ガス吸引時も安心
・ロガー機能搭載で任意の間隔で測定データを自動保存できる
・ PC に専用ソフトウエアをインストールすれば、オンライン測定も可能（P.19 参照）

独立した差圧センサ搭載
製品仕様
testo 340
O2

測定範囲
精度/分解能/応答速度(t90)
CO H2補償 測定範囲
（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90)

COlow
測定範囲
精度/分解能/応答速度(t90)
H2補償（オプション）NO
測定範囲（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90)
NOlow
測定範囲
（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90)NO2
測定範囲（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90)SO2
測定範囲（オプション） 精度/分解能/応答速度(t90)5倍希釈
測定範囲/精度/分解能
スロット2のみ
2倍希釈
測定範囲/精度/分解能
全スロット
排ガス温度 測定範囲
精度/分解能/応答速度(t90)
ドラフト圧
測定範囲
（ΔP1）
精度/分解能
差圧
測定範囲
（ΔP2）
精度/分解能演算

ロギング機能
最大メモリ
最大正圧
最大負圧
動作温度
バッテリ
外形寸法・質量120〜25Voｌ.%±0.2Voｌ.%/0.01Vol.%/<20秒
0〜10,000ppm±10ppm or ±10％rdg(0〜200ppm)±20ppm or ±5％rdg(〜2,000ppm)±10％rdg(〜10,000ppm) /1ppm/<40秒
0〜500ppm±2ppm(0〜39.9ppm)±5％rdg(〜500ppm)/0.1ppm/<40秒
0〜4,000ppm±5ppm(〜99ppm),±5％rdg(〜1,999ppm)±10％rdg(〜4,000ppm)/1ppm/<30秒
0〜300ppm±2ppm(〜39.9ppm)±5％rdg（〜300ppm）/0.1ppm/<30秒
0〜500ppm±10ppm(0〜199ppm)±5％rdg（〜500ppm）/0.1ppm/<40秒
0〜5,000ppm±10ppm(〜99ppm),±10％rdg（〜5,000ppm）/
1ppm/<40秒※P.13参照/未希釈精度に±10%rdgを加算/未希釈精度に同じ※P.13参照/未希釈精度に±10%rdgを加算/未希釈精度に同じ-40〜+1,200℃
±0.5℃
（代表値）
/0.1℃/プローブによる-40〜40hPa±1.5%rdg(代表値)/0.01hPa-200〜200hPa±1.5%rdg(代表値)/0.1hPa
CO2、
換算CO、
0%換算CO、
燃焼効率、
空気比、
排ガス露点
排ガス損失、
CO/CO2比、NOx、
換算NOｘ
1秒以上任意間隔（最大60分間）（1フォルダーに最大100フォルダー
10ロケーションデータ）（約200,000メモリ）
50hPa-200hPa-5〜+50℃
専用リチウムイオン充電池（約6時間）
283×103×65mm 960g

testo340は独立した圧力センサを搭載しています。
この本体下部の圧力センサに直接シリコン
チューブを接続し、ドラフト圧、差圧など様々な計測がオプションパーツ無しで行えます。

測定範囲を自動で5倍に拡大
スロット2に設置したガス成分（O2以外）の測定範囲
上限を越えると自動希釈機能が働き、測定範囲を5 倍に拡 大できる「 単 一ガス自動 希 釈 機 能 」を標準搭載。
すべてのガス測定範囲を2倍拡大できる「全体希釈機能」
も標準搭載です。高濃度ガスにも対応できるので使用用途が広がります。
※ガス希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄め、センサの消耗
（ダメージ）を少なくします。

大容量メモリ
20万データ記録できる大容量メモリを搭載。専用ソ
フトウエアを使えば、更にデータ管理がしやすくなります。
ソフトウエアをPCにインストールし、PCと排ガス計をUSB接続すれば、取り込んだデータをExcelまたはCSVに出力することもできます。
（P.21参照）

ロガー機能搭載測定期間と記録間隔を設定して自動でデータ記録ができます。本体に5種類の測定プログラムを保存可能です。

センサ交換が簡単
各センサごとの調整データを内蔵したモジュール
タイプのセンサで誰でも簡単に交換ができ、そのまま測定が可能です。
メーカーに都度分析計を送る手間、経費の削減が可能です。

testo 340 本体 & アクセサリ

基本構成⑥ アタッシュケース① testo 340 排ガス分析計 本体③ ソフトキャリングケース② 排ガスプローブ

フィッティングコーン（煙道固定用）④ 赤外線プリンタ※収納イメージ⑤ 専用ソフト「easyEmission」

testo 340で測定を行うには、色付け製品が必須です。センサは、標準搭載のO2センサの他に1〜3種を選択してください。

本体・
・
・①

排ガスプローブ・
・
・②
アクセサリ

製品名

型番

testo 340（O2センサ標準搭載）

0632 3340

COセンサ（H2補償付）
追加

0393 1100¥150,000

追加
COlow（低濃度CO）
センサ（H2補償付）

0393 1102¥190,000¥250,000

NOセンサ追加

0393 1150¥170,000

NOlow（低濃度NO）
センサ追加

0393 1152¥190,000

NO2センサ追加

0393 1200¥190,000

SO2センサ追加

0393 1250¥190,000

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径を基に、P.20より選択ください。
【必須】
ACアダプタ【必須】

0554 1096¥7,200赤外線プリンタ・・・④0554 0549¥36,000

0554 3334¥79,000

ソフトウェア（easyEmission software）
・
・
・⑤
ケース

標準価格
（税別）

※USB接続ケーブル付

ソフトキャリングケース・・・③503080 4010

¥9,000

testo 340用アタッシュケース・
・・⑥ （プローブ挿入長 335mmまで同梱可能）

0516 3340¥50,000

その他のアクセサリは、P.21から選択してください。

希釈測定範囲希釈測定範囲希釈倍率5倍 スロット2に搭載された場合のみ適用

希釈倍率2倍-全センサ 搭載された全てのセンサに適用

CO（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

700〜50,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

CO（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

700〜20,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

COlow
（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

300〜2,500ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppmCOlow（H2補償付）

測定範囲
精度
分解能

300〜1,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

NO

測定範囲
精度
分解能

500〜20,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NO

測定範囲
精度
分解能

500〜8,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NOlow

測定範囲
精度
分解能

150〜1,500ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

NOlow

測定範囲
精度
分解能

150〜600ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

SO2

測定範囲
精度
分解能

500〜25,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

NO2

測定範囲
精度
分解能

200〜1,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
0.1ppm

SO2

測定範囲
精度
分解能

500〜10,000ppm
測定値の±10％（+未希釈時の精度）
1ppm

13

ポータブル燃焼排ガス分析計

燃焼排ガス分析計

testo 350
メンテナンス、熱処理管理など幅広く使える標準モデルと環境測定用モデル
標準搭載センサ

6ガス同時測定ができる高機能機種。大型設備の管理にも対応
基本のO2ガスに加え、CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, HCから5種を選択し測定ができる燃焼排ガス計シリーズの最上位機種です。testo 350Jなら大気（JIS適合）汚染防止法で必要とされるNOx,SO2測定にも対応しています。

O2
標準センサの他に1センサ以上の
搭載が必須

CO

CO2

NO

NO2

SO2

H2S

主な特徴
・ 起動30秒で測定可能*
・ Bluetooth対応で、遠隔で操作・データ閲覧が可能
・ 小型軽量で高所での作業に最適
・ 4-20mAアナログ出力対応
・プログラム運転で任意の時間、間隔で自動測定可能
・ NO2実測でより正確なNOx測定可能※350JはP.18参照

HC

App

Pa

*CO2測定時の暖機時間は15分です。

℃

無線通信対応（P.22参照）

起動30秒で測定開始の簡単排ガス計
電源を入れて30秒の自動ゼロ調整後、すぐに排ガス測定を行えます。定置型分析計のような長いウォームアップ時間や基準
ガスでの校正をする必要がなく、すぐに測定できるポータブル
ならではの設計です。
また、測定も4ステップで簡単に行えます。
１．アプリケーションの選択
２．燃料種類の選択
３．測定項目の選択
４．測定スタート

現場でグラフ表示30
sec

testo 350は見やすいカラーディスプレイを搭載しています。
これにより、別途パソコンやロガーを用意することなく、現場で燃焼状態の推移をグラフで確認が可能です。

ロガー機能とデジタル／アナログ出力
本体約5kgと超軽量
testo 350は従来のポータブル型より遥かに軽く、持ち運びに適しています。
ショルダーストラップが付属しており持ち運びが簡単です（右図）。

本体とコントロールユニットに25万データメモリを搭載し、1秒以上の間隔を設定してデータ登録することができます。記録したデータはUSB経由でPC出力ができます。
オプションのアナログ信号ユニットを使えば、4-20ｍAのアナログ信号で測定値を出力できます。

プログラム運転

センサが消耗しても、テストーの分析計ならセンサセ
ルを乾電池の様に交換するだけで引き続きお使い頂けます。
これにより、従来ならメーカーに毎回分析計を送る手間、経費の削減が可能です。

長時間測定を行う際にプログラム機能を使うと自動で排ガス測定と大気パージ（リンス）・ゼロ調整を繰り返し行い記録します。

排ガス吸引時間：10 分
リンス時間：5 分
の場合の例

濃度

データ記録 バルブ切替

センサ交換が簡単にできるのでメンテナンスが簡単

時間
ガス

記録

大気

ガス

記録

大気

ガス

大気

記録

ゼロ調整（30sec）→安定時間（2min）→排ガス測定（10min）→リンス（5min）→以降同じサイクルの繰り返し

14

ガス

記録

燃焼排ガス分析計

最大6種ガスの濃度を同時に測定

リモート・コントロールユニット
コントロールユニットは排ガス測定ボックスと分離することができ、無線通信で離れた場所から測定値の確認ができます。
コントロールユニットは、測定ボックスとの有線接続とBluetoothによる無線通信ができ最大100mの距離からの通信が可能です。

酸素（O2）以外にCO、CO2、NO、NO2、SO2、H2S、HC
ガスから5種類のガス濃度を同時測定。
センサセル交換は誰でも簡単にできるのでメンテナンス性に優れています。

二酸化炭素実測が可能

最大16台まで排ガス測定ボックスを拡張可能

他のシリーズと異なり二酸化炭素測定センサ対応（NDIR方式）。演算値ではなく、実測を必要とする製造工程などの測定にも最適です。

測定範囲を最大40倍に拡大

カスケード接続すれば、最大16台までコントロールユニットで操作することができます。
またPCに接続してPC上から操作したり、プログラム運転の予約を行
うこともできます。現場では赤外線プリンタで測定データを印刷することもできます。
※350Jは不可

IRDA
（赤外線）
通信でプリ
ン
ト
IRDA
通信でプリ
ントアウ
トトアウ
IRDA
通信でプリ
ントアウ
ト

単一ガスであれば最大40倍に測定範囲を拡大できるガス希釈機能を搭載。
エンジンやタービ
ンの高濃度CO吸引時にも安心です。
※フレッシュエアバルブ搭載で全ガス5倍希釈機能が追加。
さらにオプションで単一ガスを最大40倍まで希釈することが可能です。
※希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄めセンサの消耗（ダメージ）
を少なくし
ます。

ペルチェ冷却前処理とドレンタンク
吸引した排ガスを冷却処理することでガス中の水分を除去し、より正確な測定が行えます。
そのためのオプション機能がペルチェ冷却前処理です。除去した水分は、
ドレンタンクに溜めて排水、もしくはタンクに排水ホースをつけ簡単に排出で
きます。
製品仕様
testo 350 排ガス測定ボックス

testo 350 コントロールユニット

質量4,800g

質量

440g

外形寸法

330×128×438mm

外形寸法

220×88×38mm

動作温度-5〜+45℃

動作温度-5〜+45℃

保管温度-20〜+50℃

保管温度-20〜+50℃

材質/ハウジング

ABS樹脂

メモリ

2MB
（250,000データ）

メモリ

250,000データ

保護等級

IP40

保護等級

IP40

バッテリの種類

専用リチウムイオン充電池

電源

AC電源
（100V AC/0.45A〜240V AC/0.2A、50〜60Hz）
または専用内蔵充電池
オプション：DC入力（11〜40V DC、1〜4A）

バッテリ駆動時間

5時間（フル充電後/ワイヤレス接続を使用しない場合）

最大許容粉塵量20g/m3

質量

307g

最大正圧

50hPa

外形寸法

200×88×38mm

最大負圧-300hPa

動作温度-5〜+45℃

ポンプ流量

1ℓ/分
（フロー・モニター付）

保管温度-20〜+50℃

ホース長

最大16.2m

最大湿度負荷+70℃td（吸気口での露点温度換算）

testo 350 アナログ出力ボックス(電流出力)

トリガー入力オプション 電圧：5〜12V（立ち上がり／立ち下がりエッジ）
パルス間隔：1秒以上
負荷：5V/max.5mA、12V/max.40mA
保証期間

分析計：2年（搭載部品とセンサを除く）
ＣＯ２センサ：1年 その他のセンサ：6ヶ月※センサには寿命があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

プローブ：2年（フィルタ、内部パーツを除く）／充電バッテリ：6ヶ月
アクセサリ：6ヶ月／プリンタ：1年（印字機構を除く）

15

testo 350 テクニカルデータ※testo 350Jは仕様が異なります。P.18参照

O2

CO H2 補償付

COlow H2 補償付

NO

測定範囲

0〜25Vol.%

0〜10,000ppm

0〜500ppm

0〜4,000ppm

精度±0.8%fsv±10ppm（0〜199ppm）±5%rdg（〜2,000ppm）±10%rdg（〜10,000ppm）±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）±5ppm（0〜99ppm）±5%rdg（〜1,999ppm）±10%rdg（〜4,000ppm）

分解能

0.01Vol.%

1ppm

0.1ppm

1ppm

応答時間

<20秒
（t95）

<40秒
（t90）

<40秒
（t90）

<30秒
（t90）

NOlow

NO2

SO2

SO2low

測定範囲

0〜300ppm

0〜500ppm

0〜5,000ppm

0〜200ppm

精度±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（〜300ppm）±5ppm（0〜99.9ppm）±5%rdg（〜500ppm）±5ppm（0〜99ppm）±5%rdg（〜2,000ppm）±10%rdg（〜5,000ppm）±2ppm（0〜39.9ppm）±5%rdg（40.0〜200ppm）

分解能

0.1ppm

0.1ppm1ppm

0.1ppm

応答時間

<30秒
（t90）

<40秒
（t90）

<30秒
（t90）

<30秒
（t90）

CO2（IR赤外線センサ）

H2S

HC

HC

測定範囲

0〜50Vol.%

0〜300ppm

100〜40,000ppm

100〜21,000ppm

精度±0.3Vol.% ±1%rdg（〜25Vol.%） ±2ppm（0〜39.9ppm）±0.5Vol.% ±1.5%rdg（その他の範囲） ±5%rdg（〜300ppm）±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）

CH（メ
タン）
4

C3H（プロパン）
8

分解能

0.01Vol.%（0〜25Vol.%）0.1Vol.%（〜50Vol.%） 0.1ppm

10ppm

10ppm

応答時間

<10秒
（暖機時間：15分）

<40秒
（t90）

<40秒
（t90）

<35秒
（t90）

煙道ガスの最低Ｏ2必要量

‑

‑

2%+
（メタンの測定値×2）2%+（プロパンの測定値×5）

応答係数

‑

‑

1

1.5

HC

償付温度（K熱電対）差圧（レンジ1）

差圧（レンジ2）

測定範囲

100〜18,000ppm‑200〜+1,370℃‑40hPa〜+40hPa‑200hPa〜+200hPa

精度±400ppm（100〜4,000ppm）±10%rdg（その他の範囲）±0.4℃（‑100〜+200℃）±1℃（その他の範囲）±0.03hPa（‑2.29〜+2.99hPa）±1.5%rdg（その他の範囲）±0.5hPa（‑49.9〜+49.9ppm）±1.5%rdg（その他の範囲）

0.1℃

0.01hPa

0.1hPa

C4H10
（ブタン）

分解能

10ppm

応答時間

<40秒
（t90）

‑

‑

煙道ガスの最低Ｏ2必要量

2%+（ブタンの測定値×6.5）

‑

‑

‑

応答係数

2

‑

‑

‑

その他表示項目

希釈機能‑

NOx(演算)、燃焼効率、排ガス損失、露点、CO2(演算)、風速、風量、空気比、O2換算CO、O2換算NO、O2換算NOx、O2 換算SO2、O20%換算CO、ポンプ流量、H2、気圧※希釈機能を搭載することで、高濃度ガス吸引時にガス濃度を薄めセンサの消耗を防いだり、センサの寿命を延ばすことができます。※350Jは不可

すべてのガス濃度を5倍に希釈*フレッシュエアバルブ搭載時（P.17参照）

希釈測定範囲SLOT 6 に搭載したセンサを２〜４０倍に希釈*ガス希釈機能追加時
オプション（P.17参照）

希釈測定範囲希釈倍率5倍-全センサ希釈時（オプション） 搭載されたすべてのセンサに適用

希釈倍率は2、5、10、20、40倍から選択（オプション）

O2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません̶/̶

測定範囲*1
CO（H2補償付） 精度*2/分解能

0〜400,000ppm±2％rdg/1ppm

CO（IR）
2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません̶/̶

測定範囲*1
COlow（H2補償付） 精度*2/分解能

0〜20,000ppm±2％rdg/0.1ppm

測定範囲
CO（H2補償付） 精度*1/分解能

2,500〜50,000ppm±5％rdg（-150〜0hPa）
/1ppm

NO

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜160,000ppm±2％rdg/1ppm

測定範囲
COlow
（H2補償付） 精度*1/分解能

500〜2,500ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/0.1ppm

NOlow

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜12,000ppm±2％rdg/0.1ppm

NO

測定範囲
精度*1/分解能

1,500〜20,000ppm±5％rdg（-100〜0hPa）
/1ppm

SO2

測定範囲*1
精度*2/分解能

0〜200,000ppm±2％rdg/1ppm

NOlow

測定範囲
精度*1/分解能

300〜1,500ppm±5％rdg（-150〜0hPa）/0.1ppm

HC*3

測定範囲*1

SO2

測定範囲
精度*1/分解能

500〜25,000ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/1ppm

メタン：100〜40,000ppm
プロパン：100〜21,000ppm
ブタン：100〜18,000ppm±2％rdg/10ppm

NO2

測定範囲
精度*1/分解能

500〜2,500ppm±5％rdg（-50〜0hPa）/0.1ppm

H2S

測定範囲
精度*1/分解能

200〜1,500ppm±5％rdg（-100〜0hPa）/0.1ppm

HC*2

測定範囲
精度*1/分解能

測定値を表示しません̶/̶*1 測定範囲拡張機能を使用しない場合の測定精度に加算されます。精度は記載の圧力範囲（プローブ先端部の圧力範囲）における数値です。
*2 爆発下限を厳守してください。

16※専用プローブ装着し、測定対象と同等の濃度の標準ガスで調整時。

精度*2/分解能*1 最高倍率で希釈時の最大測定範囲です。
*2 測定範囲拡張機能を使用しない場合の測定精度に加算されます。
*3 爆発下限を厳守してください。
倍率

希釈ガス（空気）と測定ガスの比率

×1
×2
×5

希釈なし
1:1
4:1

倍率

×10
×20
×40
自動希釈

希釈ガス（空気）と測定ガスの比率

9:1
19:1
39:1
4:1

testo 350 選定シート□・・用途により選択

testo 350 選定シート

コントロール
ユニット・
・
・①

■・・必須

□に㾎してご使用下さい。

型番

標準価格
（税別）

testo 350

testo 350 コントロールユニット【必須】

0632 3511¥296,000■

testo 350 コントロールユニット用 Bluetooth

opt-BlueCU¥26,000□

ACアダプタ
（単体で充電可）0554 1096¥7,200□

testo 350 排ガス測定ボックス（O2センサ標準搭載）

0632 3510¥401,000

単一スロットガス希釈機能は、
ガスセンサスロット 6 に搭載したセンサが対象

ガスセンサスロット 1 〜 6

CO（H2補償付）
センサ追加

■

1

2

3

4

opt-CO-H2¥201,000

□

□

□

□

□

¥239,000

□

□

□

□

□

CO2センサ追加

61

opt-CO2¥459,000

−

−

□

−

−

NOセンサ追加

52

opt-NO¥212,000

□

□

□

□

□

opt-NO-low¥243,000

□

□

□

□

□

−

−

□

□

4

3

NO2センサ追加

opt-NO2¥245,000□□□

SO2センサ追加

opt-SO2¥245,000□□□

標準搭載のO2センサの他、必要なセンサを選んで最大6つまで同時に搭載できます。各スロットに搭載可能なセンサは、右記の表からお選び下さい。

HCセンサ追加
H2Sセンサ追加

0563 1251

O2¥368,000

□

□

□

□

□

opt-HC¥295,000

−

−

−

□

□

□

□

□

−

−

※専用プローブ付

opt-H2S¥291,000

ペルティエ式ガスクーラーユニット（前処理装置）*+2°
Cまでガスを冷却

opt-Cooler¥291,000□ 推奨

フレッシュエアバルブ（プログラム運転時に必要）

opt-AirValve¥82,000□ 推奨

opt-x20¥279,000□

opt-LLpump¥100,000□ 推奨

単一スロットガス希釈機能 ※フレッシュエアバルブ必須（標準2500時間の4倍）
長寿命ポンプアップグレード ※寿命：10,000時間
圧力センサ自動ゼロ調整機能 *60secごとに自動ゼロ調整

opt-autoP0¥96,000□

DC入力（11〜40V）
ポート

opt-DCinput¥107,000□

testo 350 排ガス測定ボックス用 Bluetooth

opt-BlueBOX¥26,000□

testo 350 排ガス測定ボックス用 電源ケーブル【必須】

503030 4010

¥3,000■

データバスケーブル 2m

0449 0075¥21,000□

データバスケーブル 5m

0449 0076¥35,000□

アナログ信号出力ユニット（4〜20mA × 6チャネル）※専用接続ケーブル2m付属、ケーブル長カスタマイズ可・・・⑦0554 3149¥232,000□

アナログ信号出力ユニット用ACアダプタ※専用接続ケーブルが3m以上の場合必須

0554 1094¥22,000□

ソフトウェア（easyEmission software）※USB接続ケーブル付・・・⑥0554 3334¥79,000

□ 推奨

ケース・
・
・④

赤外線プリンタ・・・⑤0554 0549¥36,000□（赤外線プリンタ）

アタッシュケース （プローブ挿入長 335mmまで同梱可能）

0516 3510¥48,000□ 推奨

排ガスプローブ・・・③

必要な耐熱温度、パイプの長さと直径などを基に、P.20より選択ください。

基本構成

testo 350 + 赤外線サーモグラフィセット② 排ガス測定ボックス① コントロールユニット

6

opt-CO-low

SO2lowアップグレードセット

アクセサリ

5

COlow
（低濃度CO）
センサ追加

NOlow
（低濃度NO）
センサ追加

排ガス測定
ボックス・
・
・②

−・・選択不可③ 排ガスプローブ④アタッシュケース

■セット内容（型番）‑testo 350 コントロールユニット（0632 3511）
Bluetooth付‑testo 350 排ガス測定ボックス（0632 3510）
Bluetooth付
O2/CO（H2補償）/NO/NO2センサ
ペルティエ式ガスクーラーユニット
フレッシュエアバルブ
単一スロットガス希釈機能
C（0600 7555）‑ステンレスプローブ 耐熱1000°‑プローブ用熱電対（0600 8898）‑ソフトウェアeasyEmission（0554 3334）‑アタッシュケース（0516 3510）‑赤外線サーモグラフィ testo 872（0560 8722）
型番：0563 3504 04 価格：¥2,500,000円（税別）⑤ 赤外線プリンタ⑥ 専用ソフト「easyEmission」⑦ アナログ信号出力ユニット

Android端末

17

燃焼排ガス分析計

testo 350J 環境計測用モデル JIS 規格適合
testo 350J
環境計測用モデル
標準搭載センサ

O2
標準センサの他に1センサ以上の
搭載が必須

CO

CO2

NO

NO2
testo 350の便利な機能はそのままに

SO2
Pa

無線通信対応（P.22参照）

testo 350Jは、JISに適合した環境測定モデルです。大気汚染防止法で測定が必要とされるNOx・SO2測定を標準モデルから環境計測に必要なレンジ範囲に絞ったJIS規格に適合した仕様です。
testo 350J環境計測用モデルは従来の自動分析計に比べ、わずか30秒で暖機が行えるので、必要な時に直ぐ計測を行うことができます。
また、testo
350Jは機動性と便利さを備えた、
これまでにない大気濃度計測器であり、入り組んだ工場や高所での作業など、様々な現場に対応します。

℃

・電源立ち上げ30秒で測定開始可能*
・1台でO2、CO、NO、NO2、SO2、CO2を同時計測
・ドレンタンクと前処理装置は本体内蔵・Bluetooth通信で遠隔からの操作・閲覧が可能
・NO2実測でより正確なNOx測定が可能
・重量約5kgと超軽量・センサセルの交換はユーザーで行うことが可能

testo 350J 排ガス測定ボックス仕様
質量4,800g

外形寸法

330×128×438mm

ポンプ流量

1ℓ/m(フローモニタ付)

動作温度-5〜+45℃

保管温度-20〜+50℃*CO2測定時の暖機時間は15分です。

メモリ

250,000データ電源

AC電源(100V AC/4.5A〜240V AC/0.2A, 50〜60Hz)

最大正圧

50hPa

最大負圧

-300hPa

測定対象

ボイラー(ガス炊、A重油炊)
testo 350J 排ガスセンサ テクニカルデータ

18

Ｏ2

NＯ

測定範囲

0〜25Vol.%

0〜2,500ppm

精度±0.2Vol.%±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜1,999ppm)±10%rdg(〜2,500ppm)

分解能

0.01Vol.%

1ppm

応答速度

< 20秒

< 30秒

CＯ2

NＯ2

手分析、従来の自動分析計よりも遥かに手軽、経済的
testo 350Jは手分析と違い計測値を現場でリアル
タイムで表示、
そのまま赤外線プリンタで印刷、
もしくはスマホ、パソコンでPDFレポートの提出が可能です。
暖機時間も30秒と、従来の分析計よりも遥かに短縮。
もう、計測器の前でじっと待っている必要はありま
せん。testo350Jを使えば、今までより速く、そして効率的に計測業務が行うことができます。
また、
ランニン
グコスト、
イニシャルコストも低く抑えられます。

testo 350J センサの測定原理と適合JIS規格
測定原理

適合JIS

ガルバニ電池式

JIS B 7983

測定範囲

0〜25Vol.%

0〜300ppm

O₂センサ

精度

±0.3Vol%±1%rdg±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜300ppm)

COセンサ

定電位電解式

非適合

CO₂センサNDIR（非分散型赤外線吸収式）

JIS B 7986

分解能

10ppm

0.1ppm

NOセンサ

定電位電解式JIS B 7982

応答速度

< 40秒

< 40秒

NO₂センサ

定電位電解式JIS B 7982

SＯ2

CO
（H2補償付）

SO₂センサ

定電位電解式JIS B 7981

測定範囲

0〜2,000ppm

0〜10,000ppm

精度±5ppm(0〜129ppm)±4%rdg(〜2,000ppm)±10ppm(0〜199ppm)±5%rdg(〜2,000ppm)±10%rdg(〜10,000ppm)

分解能

1ppm

1ppm

応答速度

< 30秒

< 40秒

testo 350J セット/ソフトウェア

testo 350J 環境計測用モデル基本構成（例）testo 350J

① O2、NOxセット② O2、CO、NOx、SＯ2セット③ O2、CO、NOxセット

testo 350 測定ボックス
NO、NO2）（O2、ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

testo 350 測定ボックス
CO、NO、NO2、
SO2）
（O2、
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

testo 350 測定ボックス
CO、NO、NO2）（O2、
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

型番：0632 3510 70標準価格（税別）￥1,312,000

型番：0632 3510 71
標準価格（税別）￥1,758,000

型番：0632 3510 72
標準価格（税別）￥1,513,000④ O2、CO、CO2、NOxセット⑤ O2、CO、CO2、NOx、SＯ2セット⑥ O2、CO、CO2セット

testo 350 測定ボックス
CO、CO2、NO、NO2、SO2）（O2、ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

testo 350 測定ボックス
CO、CO2）（O2、ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ

型番：0632 3510 73
標準価格（税別）￥1,972,000

型番：0632 3510 74
標準価格（税別）￥2,217,000

型番：0632 3510 75
標準価格（税別）￥1,515,000

測定ボックス用電源ケーブル【必須】＋
testo 350コントロールユニット【必須】

コントロールユニット用ACアダプタ

型番：503030 4010
標準価格（税別）￥3,000

型番：0632 3511
標準価格（税別）￥296,000

型番：0554 1096
標準価格（税別）￥7,200

testo 350用アタッシュケース【推奨】

コントロールユニット用Bluetooth

排ガスプローブ各種

型番：0516 3510
標準価格（税別）￥48,000

型番：
opt-BlueCU
標準価格（税別）￥26,000

型番：
p20から選択ください。

①〜⑤いずれかのセットを testo 350 測定ボックス
CO、
CO2、
NO、NO2）（O2、選択してください。
ペルチェ前処理クーラー・エアバルブ※その他のプローブ・アクセサリはP.21をご覧ください※計測ガス内に阻害物質がある際は仕様通りの計測が行えません。詳細に関してはお問い合わせください。

専用ソフトウエア easyHeat / easyEmission
専用ソフトウエアをPCにインストールして、USBケーブルで計測器本体を接続するとPCにデータを取り込みExcel転送が可能です。接続した状態ならオンラ
イン測定も行えます。
機能・ 測定データをExcelグラフやパネルメータなどから選択して表示
・ データをExcelにエクスポート・ PDF書き出し
・ 測定データをA4レポート形式で作成し、PC印刷
・オンライン測定（PCと計測器をUSBケーブルで接続し、1秒以上の任意のメモリ間隔を設定）
・ 計測データは、任意のフォルダ名でデータ保存
・ BluetoothでPCと計測器の無線接続

測定データ

グラフ

パネルメーター

排ガス計 接続イメージ※ 実際のソフトウェアは、
日本語対応しています。
（画像はeasyEmissionです。）

testo 350

最大 100m*
Flue gas
List

レポート形式Chart

コントロールユニット ⇔ 排ガス測定ボックス ⇔ PC/スマートフォン
無線通信可能（Bluetoothオプション）*測定場所により変動します。

ソフトウェア

対応機種

型番

標準価格（税別）

easyHeat320/300/330LL

0554 3332￥20,000

easyEmission

340/350/350J

0554 3334￥79,000

その他 排ガス計※easyHeatはUSB接続ケーブル別売、easyEmissionはUSB接続ケーブル付です。
Flue gas
List

Chart

19

排ガスプローブ○：選択可/推奨

320/330i
340/350300/330LL

製品名

耐熱

挿入長

シャフト径

備考

型

△：選択可

番

-：選択不可標準価格（税別）

シャフト一体型→コンパクト

コンパクト排ガスプローブ用ダストフィルタ(型番:0554 0040) P.20②参照

○

△

500°
C

180mm

φ6mm

0600 9740¥26,000

○

△

500°
C

300mm

φ6mm

0600 9741¥28,000

モジュールシャフト式排ガスプローブ（ホース2.2m、K熱電対、
フィッティングコーン、ハンドル、フィルタ付） シャフト交換可能

シャフト交換可能な排ガスプローブ。
シャフトに熱電対を標準搭載して、排ガス温度を測定。

排ガスプローブ用ダストフィルタ(型番:0554 3385) P.20①参照

※

○

△

180°
C

330mm

φ9mm

フレキシブルプローブ（90°
屈折可） 0600 9770

¥50,000

○

△

500°
C

180mm

φ6mm

0600 9762¥39,000

○

△

500°
C

180mm

φ8mm

0600 9760¥40,000

○

△

500°
C

300mm

φ6mm

0600 9763¥41,000

○

△

500°
C

300mm

φ8mm

0600 9761¥43,000

○

○

500°
C

335mm

φ8mm

0600 9766¥80,000

○

○

500°
C

700mm

φ8mm

0600 9767¥89,000○○

1,000°
C

335mm

φ8mm

0600 8764¥135,000○○

1,000°
C

700mm

φ8mm

0600 8765¥158,000○○

1,000°
C

335mm

φ8mm

¥191,000○○

1,000°
C

700mm

φ8mm

焼結ダストフィルタ付
0600 8766※交換用焼結ダストフィルタ（型番：0554 3372）
P.21③参照
0600 8767

○

△

180°
C

330mm

φ9mm

フレキシブルプローブシャフト¥215,000

交換用モジュールシャフト
0554 9770¥31,000

○

△

500°
C

180mm

φ8mm

0554 9760¥19,000

○

△

500°
C

300mm

φ8mm

0554 9761¥20,000○○

1,000°
C

335mm

φ8mm

0554 8764¥105,000○○

1,000°
C

700mm

φ8mm

0554 8765¥123,000

0600 7555¥120,000

0600 7556¥140,000

ステンレス排ガスプローブ（ホース4m、
フィッティングコーン、インラインフィルタ）※測定口からの輻射熱が強い場合にオススメ△○

1,000°
C

335mm

φ8mm

○

1,000°
C

335mm

φ8mm

○

1,000°
C

335mm―

ステンレス排ガスプローブ用熱電対セット（ケーブル4m、耐熱ハンドル付）
熱電対長 430mm

0600 8898¥60,000

φ12mm

プローブ両端のサイズ（φ20mm）
詳細は下記を参照ください。

0600 7610¥200,000* 排ガス吸引可能/温度測定は不可

焼結フィルタ―

焼結ダストフィルタ付（φ14mm）
*交換不可

1200°
C対応工業用プローブセット（ホース4m、K熱電対、インラインフィルタ付）―

testo 340/350 共通○

1,200°
C

約1,000mm

工業用排ガスプローブ

工業用排ガスプローブは、
セメント工場や鉄鋼所、ガラス工場などの1,000℃を超える高温ガスや、高濃度のCO2・SO2、塵芥を多く含む環境下でお使いいただけます。
用途に応じて以下の3タイプのセットからお選びください。
1,200℃対応工業用プローブセット
プローブシャフト
（耐熱+1,200°
C、シャフト長1m、シャフト部φ12mm、両端φ20mm、2.4856合金625）、
サンプリングホース（インラインフィルター型番：0554 3371付、
4m）
、
ハンドル
（耐熱600℃、ステンレス鋼 1.4404製）、
K熱電対（耐熱+1,200℃、1.2m、
φ2mm）

1,800℃対応工業用プローブセット
プローブシャフト
（耐熱+1,800°
C、1m、
φ12mm、
アルミナ（Al2O3）>99.7%）、
サンプリングホース（インラインフィルター型番：0554 3371付、4m）
ハンドル（耐熱+600℃、ステンレス鋼 1.4404製）、※1,370℃以上の測定にはS熱電対の使用をお薦めします。
※延長パイプや焼結フィルタの取付け不可。

セット型番0600 7610
標準価格（税別） ￥200,000
加熱工業用プローブセット

工業用排ガスプローブ用アクセサリ
プローブシャフト
（耐熱+600℃、1m、
φ25mm、
ステンレス鋼 1.4571製）、
加熱サンプリングホース（4m、
外径34mm）、
K熱電対（耐熱+1,200℃、1.2m、
φ2mm）

セット型番
0600 7630
標準価格（税別） ￥945,000

20

セット型番
0600 7620
標準価格（税別） ￥126,000

型番

標準価格（税別）

工業用プローブ用焼結フィルタ（長さ110mm、φ30mm） 0600 7616

¥74,000

1,200℃対応 延長パイプ（1m、φ12mm）

0600 7617¥105,000

工業用プローブ用ソフトケース（335mm以上の排ガスプロープを収納可能）

0516 7600¥16,000

スペアフィルタ（インラインフィルタ用）

0554 3371¥5,500周辺アクセサリ

320/330i
340/350300/330LL

対応機種
プローブ関連
①

③

②

型

番

標準価格（税別）○○

排ガスプローブ用延長ホース （2.8m）

0554 1202¥29,000○○①排ガスプローブ用ダストフィルタ（10個）
P.19参照0554 3385¥3,500○②コンパクト排ガスプローブ用ダストフィルタ（10個）（0600 9740/0600 9741専用）
P.19参照0554 0040¥4,200○③スペアダストフィルタ（10個）
ステンレス・工業用プローブのインラインフィルタ用またはドレンポット（0544 9755）
用0554 3371¥5,500④④testo 350用測定ボックス用スペアフィルタ

0554 3381¥15,000

0554 3372¥20,000○⑤交換用焼結ダストフィルタ（2個）（0600 8766/0600 8767専用）（燃結フィルタ付排ガスプローブ用）※プローブの先端につけて煤が排ガスプローブに直接入りにくくします。P.19参照○○⑥燃焼用空気温度プローブ（挿入長60mm）
0〜+100℃

0600 9797¥17,000○○⑥燃焼用空気温度プローブ（挿入長190mm）
0〜+100℃

0600 9787¥17,000○○

ミニ雰囲気温度プローブ（0〜+80℃）

0600 3692¥8,800○○⑦ガス校正用アダプタ（排ガス計に直接ホースを繋いだり、ガス校正を行う場合に使用します。）

0554 1205¥3,700○○⑧油煙プレート付スモークテスター
ポンプ式。
ガス中の煤煙（スス）の測定用0554 0307¥16,000

フィッティングコーン○○

φ6mmプローブ用フィッティングコーン（スチール製

ソフトウエア

○

⑤

⑥
⑦

⑧

○
（testo 330LL）
○
ケース
⑨

⑩

0554 3329¥4,000easyHeat ソフトウェア ※USB接続ケーブル別売り

耐熱500℃）

0554 3332¥20,000

USB接続ケーブル（testo 320はACアダプタのUSBケーブルで代用可）

0449 0047¥2,700easyEmission ソフトウェア

0554 3334¥79,000※USB接続ケーブル付○⑨testo 320/330LL 用アタッシュケース（小）

0516 3300¥13,000○⑨testo 320/330LL 用アタッシュケース（大）0516 3301¥21,000○⑨testo 340用アタッシュケース

0516 3340¥50,000○⑨testo 350用アタッシュケース

0516 3510¥48,000○⑩ソフトキャリングケース（testo 350は不可）（testo 340）

503080 4010

¥9,000⑪○○⑪プローブ用ソフトケース（1,260×5×240mm）

0516 7600¥16,000

赤外線プリンタ○○

ポータブル赤外線プリンタ

0554 0549¥36,000○○

プリンタ用スペア感熱紙（6ロール）

0554 0568¥4,100※上記以外のアクセサリにつきましては、
お気軽にお問い合わせください。

排ガス計共通 プローブアクセサリ型

番

標準価格（税別）

差圧測定用セット（アダプタ+ホースセット）（testo 320/330i/300/330LL）

0554 1203¥6,700ガス漏れ検知プローブ
（メタン
（CH4）
／プロパン
（C3H8））（testo 320/330LL）

0632 3330¥40,000

大気COプローブ（室内環境計測用）（testo 320/330LL）

0632 3331¥68,000

ガスパイプ圧テストセット（testo 330LL用）

0554 1213¥15,000

温度差計測セット（面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ×2、
温度プローブ用アダプタ）

0554 1208¥17,000

微差圧プローブ （testo 320/330LL）

0638 0330¥45,000

外付け排ガスクーラー：冷却温度（代表値）：+10℃ （testo 340/350）

0554 3501¥150,000

粉塵フィルター付ドレンポット（交換用フィルタ型番：0554 3371）（testo 310以外の全機種）※エンジン用・工業用プローブ接続時は温度測定不可

0554 9755¥50,00021

燃焼排ガス分析計

特長＆Bluetooth機能

計測データをカラーグラフィック表示
testo 300/320/330LL/350シリーズは、見やすい
カラーディスプレイを搭載しています。計測データがグラフィック表示され、燃焼状態が一目で判断できます。
表示方法は数値、グラフから選択可能。

対応機種：testo 300/320/330LL/350シリーズ■ 表示画面例（testo 300/300LL）

リモート操作用 Bluetooth機能
testo 320/330/350シリーズは、オプションで無線通信用のBluetooth機能を追加することができます。Bluetooth 通信により、タブレット・スマートフォンからリモート操作が可能です。

■ Android端末の操作画面

ボイラーのメンテナンスで、排ガスの測定場所と調整の場所が離れている場合、リモート操作で測定値を確認しながらボイラーの調整が行えるので便利です。
また、外出先でスマホを使って測定状況を確認したり、データの保存も可能です。
外出先からメールでレポートを提出するなど、従来の排ガス分析計では行えなかった作業が手軽に行えるようになり、
メンテナンスの作業効率が一層アップします。

オンライン測定
測定のスタート・ストップ

グラフ表示
測定状況をグラフで確認

レポート作成出力形式を選択対応機種：
testo 320/330/350シリーズ（testo 330のみ無料搭載可。
他は別売になります）

Bluetooth機能でできること
・リモート操作（測定のスタート・ストップ）・ 測定値のグラフ表示
・ 測定値(瞬時値)の保存（PDF、CSV、XML形式から選択）
・ データのemail送信

スマートフォンで測定値を確認しながらボイラー調整が可能

専用アプリはGoogle Play/App Storeより無料ダウンロード可能
遠隔操作をご利用になる場合、専用アプリをインストールする必要があります。
詳しくはホームページをご覧ください。
testo ホームページ https://www.testo.com
ANDROID APP ON

22

BluetoothAndroidiOS

Testo 310‑‑‑

Testo 330i〇〇
（英語のみ）〇（英語のみ）

Testo 320〇
（オプション）〇‑

Testo 330LL〇（オプション）〇〇

Testo 340‑‑‑

Testo 350〇
（オプション）

〇

‑

その他

テストーの環境計測器

ディーゼルエンジン用デジタルスモークテスター testo 338
ディーゼルエンジンから排出されるスス量を簡単に測定

スモーク度

testo 338は、エンジン・タービンから排出される煤煙濃度を手軽に測定できる小型のデジタルスモークテスターです。測定結果がすぐに表示されるので、ディーゼルエンジンの煤煙放出量の測定や、メンテナンス時に数値を見ながら整備・調整が行えます。
主な特長

測定表示単位フィルター・スモーク
ナンバー
（FSN）

ボッシュナンバー

煤煙濃度（mg/m3）

測定範囲
分解能

0〜2.5度
0.01度*

0〜2.5度
0.01度*

0〜70 mg/m3
0.01mg/m3

再現性＜0.08度*＜0.08度*＜1.5mg/m3（0〜5mg/m3）＜1.25mg/m3+
測定値の5%（5〜70mg/m3）

テストサンプル量
保護等級
メモリ
動作温度
バッテリ
外形寸法、
質量

0.2
（l FSN 0.2〜2.5度）、0.4（l FSN 0〜0.3度）
IP40（TopSafeプロテクタ装着時）
200データ+5〜+45℃
リチウムイオン充電池（約4時間の連続測定が可能）
270×92×127mm、770g（バッテリ含む）*室温+25℃、1,000hPa時の濃度に演算・ 光反射式でスモークを測定し、デジタル表示・ 表示単位はFSN、Bosch、mg/m3から選択可能
・ 本体メモリに200測定データを保存
・ 簡単操作・オプションの専用ソフトウェアを使ってパソコンでデータ管理が可能
testo 338 セット
testo 338
（本体）
ガスサンプリングプローブ（挿入長240〜285mm、ホース長1.6m）、
TopSafeプロテクタ、専用バッグ、
バッテリ、ACアダプタ、
スペア
フィルター、
出荷検査書
セット型番
標準価格（税別）

0632 3381￥662,000

アクセサリ

型番

スペアフィルター（8ロール）

0554 0146

標準価格（税別）¥3,100easyEmissionソフトウェア ※USB接続ケーブル付 0554 3334

¥79,000

舶用エンジン向け計測器 testo 350 MARITIME̲V2

型式承認番号
ノルウェー･ドイツ
船級 協会（DNVGL）
TAA0000 1K0

日本海事 協会（NK）
14DD 001B

EU舶用 機器指令（MED）
ME DB 0000 328（module -B）
ME DD 000 017Z （module -D）

船上でのNOx計測 SCR（脱硝装置）のスポットチェックに
testo 350 MARITIME̲V2は、次の型式承認を受けています。
・日本海事協会（NK）認定番号：14DD001B
・ノルウェー･ドイツ船級協会（DNV GL）認定番号：TAA00001K0
また、上記2協会からNOxテクニカルコード2008で定義された・Direct measurement and monitoring method（ 船上における直接計測及び監視法）
・Simpliﬁed measurement method（ 船上における簡易計測法）
への適合を受けています。
船上におけるSCR（脱硝装置）の前後の測定（スポットチェック）やエンジン
認証の為の初回検査および中間検査･定期検査での使用が可能です。
主な特長

パラメータ
（実測）

測定範囲

℃
（排ガス温度）
O₂
CO
NO
NO₂
SO₂
CO₂
（IR）
絶対値
（Pabs）
保管温度
動作温度
電源供給
消費電力
（W）
最大正圧/排ガス
最大負圧/排ガス
質量（キャリングケース含む）
キャリングケース 外形寸法‑40〜+1,000℃
0〜25Vol.%
0〜3,000ppm
0〜3,000ppm
0〜500ppm
0〜3,000ppm
0〜40Vol%
600〜1,150hPa-20℃〜+50℃-5℃〜+45℃
リチウムイオン充電池または100〜240VAC50/60Hz
max.40W
50hPa-300hPa
約17kg
56.5×45.5×26.5cm

・ 起動後30秒で測定開始
・ 基準ガスを用いてどこでも校正可能
・ガスセンサには調整データが入っており、センサ交換後も再調整不要で使用可能・ 滑車付キャリングケース（プロテクトケース）に入れたままで測定可能〈計測方法〉
排ガスは、専用のガスサンプル用プローブで採取します。
CO、
NOx、
SO2の
耐久性の高い電気式ガスセンサ（ECS）
によりO2、
燃焼排ガス濃度を高精度に計測します。CO2濃度は、NDIR（非分散型赤外線吸収法）
式ガスセンサにより計測されます。
また、船上での厳しい条件にも耐えられるよう丈夫なプロテクトケースにキャリングケース使用例 覆われています。

製品

型番

testo 350 MARITIME̲V20563 3503

標準価格（税別）

電源ケーブル

503030 4010

¥3,000

スペアダストフィルタ（10個入）

0554 3371¥5,500¥3,150,000

23

校正サービス

定期校正サービスのご案内
テストーでは測定器の定期校正をお薦めしています。
ドラインでは、測定器の測定器の校正は、製造プロセスの均質化や品質保持検査を正確に行う上で不可避です。特に、ISO 9000、GMP、HACCP 等のガイ校正が要求事項として挙げられています。定期的な校正は、測定データの信頼性を維持するだけでなく、長く測定器をご利用いただくためにも有効です。
横浜のサービスセンターでは、
「温度」
「湿度」
「風速」
「圧力」
「ガス濃度」領域での校正サービスを行っており、校正試験の後、校正試験成績書・校正証明書、
トレーサビリティ体系図を発行しています。
テストーでは定期校正や定期メンテナンスを通じて、1台の測定器を末永くご愛用頂けるよう、専門のスタッフがメンテ
ナンス及び校正業務を担当しています。

燃焼排ガス分析計の校正試験
・校正試験料金には、
トレーサビリティー体系図の発行を含みます。
・料金は機種によって異なりますのでお問い合わせください。
点検・オーバーホール料・新規納入以外のガス校正試験には別途、（センサの調整費を含む）が必要となります。

燃焼排ガス分析計
対象製品： testo 310/330i/320/300/330LL/340/350（J）
標準ガス
O2
CO
CO2
NO
NO2
SO2
H2S
HC
（CH4）

濃度
10vol％
100ppm1000ppm
17vol％
80ppm
500ppm50ppm
1000ppm
200ppm
5000ppm

About Testo■ 株式会社テストー
株式会社テストーは、Testo SE & Co. KGaA の日本法人として1987年に設立されました。横浜に本社、営業拠点、
サービスセンターを設け、テストー製品の国内販売から、
校正試験および校正証明書の発行、測定器の修理・メンテナンス、
マッピングサービスを行っています。
日本国内では環境測定専門メーカーとして、
換気空調、
医薬&ヘルスケア、
食品安全、
工業分野のセグメントに向けて、
お客様の測定業務を効率化するためのご提案をしています。
■ Testo SE & Co. KGaA
1957年、Testo SE & Co. KGaA の前身である、Testoterm GmbH はドイツのシュヴァルツヴァルト（Schwarzwald）
一帯の自然環境とその周辺地域のハイテク産業を背景に、レンツキルヒ（Lenzkirch）に設立されました。
現在、ティティゼ（Titisee）に本社屋を移転し、環境計測器の研究開発、製造を行っています。
Testo SE & Co. KGaA は、世界の33の現地法人を有し、その他の地域では代理店ネットワークを形成するドイツのグローバル企業に成長しました。設立以来一貫してポータブル環境計測器の研究開発に力を注いでおり、市場のニーズに対応した製品をリリースしています。
最近は、従来のスタンドアロンの測定器だけでなく、
スマートフォンやWi-Fi、Bluetooth等の無線に対応した環境計測器シリーズもリリースしています。通信モジュールを測定器に搭載することで、
メール、
クラウドサーバへのアクセスが可能となりました。
テストーの無線対応製品は、測定業務効率向上という点で世界のお客様に高く評価されています。

＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。
＊掲載されている価格は、2020年1月現在のものです。

www.testo.com

お問い合わせは〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F TEL.045-476-2544（代表）
●
●

セールス
サービスセンター（修理・校正）

TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp（2020.01）