ExdⅡCT5

耐圧防爆形温度センサ
シース形熱電対、シース形測温抵抗体
本センサは、国際規格（IEC）に整合した技術的基準に対応した防爆形温度センサで、シースタイプの熱電対と測温抵抗体があり、日本のTIIS産業安全技術協会の型式検定を取得しています。
可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、引火爆発の危険のある場所において使用でき、防爆規格ⅡCの水素、アセチレンに対応可能です。
構造は内部爆発圧力に耐える耐圧防爆形の端子箱と、絶縁性の高い樹脂性端子板、シース構造熱電対または測温抵抗体、取付金具からなります。シース構造なので自由に曲げて使用することができます。
取付金具の種類により、ストレート形、フランジ形、ニップル形があります。

■特長●本センサはExdⅡCT5の防爆等級の危険場所で使用できます。
●外部から開けることのできる端子箱のフタと本体のネジ部、シース保護管と端子箱本体とのネジ部、およびケーブルグランド（金属電線管取付金具）用ネジ部は全て防爆対応の高精度ネジ加工を施しています。
●端子箱とシース保護管の境界は、耐圧樹脂固着式で引込密閉性に優れています。
●ⅡC対応ですので、水素ガス、アセチレンガス雰囲気にも使用できます。
●防塵・防水保護等級 IP67

■一般仕様
防 爆 構 造：耐圧防爆構造 ExdⅡC（国際規格に整合した技術的基準準拠）
温 度 等 級：T5
使用危険場所：Zone1およびZone2
工 事 方 法：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆2008）
E、J、T、N（JISクラス1またはクラス2）
熱電
対：素線 K、
測 温 抵 抗 体：素子 Pt100、JPt100、耐振形Pt100（JISクラスA、B）
規定電流 2mA、1mA
測定範囲 −200〜500℃
端子
箱：アルミ合金鋳造
保護
管：シース形
管径…φ3.2mm、φ4.8mm、φ6.4mm、φ8.0mm
材質…SUS316
長さ…100〜50000mm（熱電対）
100〜10000mm（測温抵抗体）

保 護 等 級：防塵・防水 IP67（耐圧防爆仕様）
接続ケーブル引出口：専用ケーブルグランド付き
適合ケーブル径…φ8.0〜φ9.0mm（電線サイズ0.3〜1.25mm2 ）接 続ケーブル：熱電対の場合は素線に対応した補償導線を使用ください
ケーブル外径…φ8.0〜φ9.0mm（丸型）（L型、A型端子箱形は1対式または2対式対応）
接 続 端 子：端子箱内部および外部接地端子
端子箱内…M4（ Oチップ接続）
外部接地端子…M4（ Oチップ接続）
接続電線サイズ4mm2以上

1PE-63-4■形式（コード）SC C S1 − 0□□ □ K 5000 32 32 □□ □□□取付金具分類
挿入部長L2（取付金具〜先端長さ）
32：SUS316

シース材質

32：3.2mm（耐振形Pt100は除く）
48：4.8mm 64：6.4mm 08：8.0mm

シース 管径（D）3.2〜8.0mm

シース 長さ（L）100mm〜5000mm（0100〜5000）
5000mmを超える場合は××××とし、別途長さを指示ください

素線、素子種類

K：K 熱電対 E：E 熱電対 J：J 熱電対 T：T 熱電対
RA3：Pt100 RA1：JPt100 RA7：耐振形Pt100

N：N 熱電対…なし：クラス2、H：クラス1
クラス 熱電対
測温抵抗体 …なし：クラスB、M：クラスA
2対形表示 2C：2対形（L型、A型端子箱のみ） なし：1対形
S1、S5、S6、S7、F2、N2（4ページ参照）

保護管形状
端子箱形状

K：K型端子箱（測温抵抗体のみ）C：C型端子箱

L：L型端子箱

A：A型端子箱

シース専用コード（SC：熱電対、NR：測温抵抗体）■端子箱一般仕様
C外形寸法

C形端子箱
アルミ合金鋳物

100φ8894φ80K形端子箱
アルミ合金鋳物L51821G／21G／2−AA形端子箱
1アルミ合金鋳物
G／2L形端子箱
アルミ合金鋳物

118
φ90K式

104
φ90形

5569100

1G／255
1G／28686TC19764（熱電対）

TC19795（熱電対）

TC19796（熱電対）

TC20524（測温抵抗体）

TC21266（測温抵抗体）

TC20883（測温抵抗体）

防爆認可番号
TC20318（測温抵抗体）

ハンマーネット（NH）
ブルー3259

表 面 処 理構

端子密閉形

造（注）端子箱内には、熱電対用または測温抵抗体用接続端子と接地端子■専用ケーブルグランド外形図
六角穴付押ねじ
SUS304
M3×6L
十字穴付なべ子ねじ
SUS304M4×10L
SPワッシャ付き

197432※適合ケーブル外径：φ8〜φ10mm

PE-63-4

クランプ
SUS304

G1/2G1/2

パッキン※
CR

パッキンググランド
C3604

クランプSUS304

φ35Oリング
NBR

六角穴付押ねじ
SUS304
M3×6L
ワッシャ
SUS3042■取付金具一般仕様●JISフランジ（標準はRF形）

単位：mm形

大きさの呼び
固定フランジ

摺動フランジ
φhφh

Hφg

f t

φCφDφC

φDφg

f t

2５kg/cm
フランジの基本寸法

10kg/cm2
フランジの基本寸法

式

フランジの各部寸法

φＤ

ボ ルト 穴tfφg

HφCφh

数

FM375

91393455

124FC4FM480

91443460

124FC6FM685

101493565

124１FC8FM895

10159

3575

124103／8JC3JM390

121463765

154151／2JC4JM495

121513770154203／4JC6JM610014156397515425１JC8JM8125141673990194SUS304 SUS316ＡＢ

103／8FC3151／2203／425●チノー規格フランジ

単位：mm

固定フランジ

適保護用管
すの管る径

摺動フランジ
φd

呼φd

H
φCφC

t

φDび
径

ボルト径
Ｅ×数n

ボルト径
Ｅ×数n

摺動フランジ

フラン
ジの径式

固定フランジ

フランジの各部寸法
t

H

ボルト穴
中の心径
円数径

φCn

φE

取付ボルト

φd

アルミ

SUS304

SUS316 φD

Ａ

17より
32まで

SAA

FCA

FMA

100103470410M8Ｂ

8より
16まで

SAB

FCB

FMB

707.5285048M6Ｃ6.4以下

SAC

FCC

FMC503133544.5M4tφD形●ニップル

単位：mmFφdφC

平行ネジGＡFφdφCKGＡB（ネジ止め式摺動ニップルも同寸法）

AB

K

呼び径（B）
G-R1／8

６以下 SC1 SM1 TC1 TM19.7 8.56

281416.2610

4.0

G-R1／4８以下 SC2 SM2 TC2 TM2 13.1 11.4

191719.68126.0

G-R3／810以下 SC3 SM3 TC3 TM3 16.6 14.9192124.210156.4

G-R1／212以下 SC4 SM4 TC4 TM4 20.9 18.614263012208.2

G-R3／416以下 SC6 SM6 TC6 TM6 26.4 24.114323716259.5G-R122以下 SC8 SM8 TC8 TM8 33.2 30.2

114147.3

203010.4B

テーパネジ

ネ 対辺およびジ 対角
山数
F25.4 Gmmに付

適保護用管すの管る径
φd

形
平行ネジ式

ネジ寸法

テーパネジ

外径

谷

C

径

SUS SUS SUS SUS
304316 304 316の( )●コンプレッションフィッティング

単位：mm

B

形式

各部 の寸法(B)

適用する保護管の管径φd

締付リング材銅締付リング材テフロン

AB

NUT HEX

R1／86以下

CF1CR1301014×16.2

R1／48以下

CF2CR2401317×19.6

呼び径A

NUT HEX3PE-63-4■保護管形状および外形寸法（端子箱K、C、L、A形使用、下図はKの例）●形式：ストレート形 S5取付金具 なし（先端部段付き）
φ16●形式：ストレート形 S1取付金具 なし

Ｌ251Ｌ51●形式：ストレート形 S7取付金具 ネジ止めニップル（先端部段付き）
φ16φ16●形式：ストレート形 S6取付金具 摺動フランジ付き（先端部段付き）

Ｌ

Ｌ251

Ｌ2Ｌ51

●形式：ニップル形 N2取付金具 固定ニップル付き（挿入部段付き）
φ16φ16●形式：フランジ形 F2固定フランジ付き（挿入部段付き）

Ｌ

Ｌ2Ｌ251

Ｌ51

Ｌ（注）上記以外の形式、寸法または特殊仕様の場合はお問い合せください

■参考
●分類

Ex d ⅡC T5●温度等級の分類
ガス又は蒸気の最大安全
すきまの範囲温度等級分類

ガス分類（ⅡCはアセチレン、水素）

ⅡA

0.9mmを超えるもの

ⅡB

0.5mmを超え0.9mm未満

ⅡC0.5mm以下

耐圧防爆構造IEC防爆構造記号

温度等級

発火温度

T1

300℃を超え450℃以下のもの

T2

200℃を超え300℃以下のもの

T3

135℃を超え200℃以下のもの

T4

100℃を超え135℃以下のもの

T5

85℃を超え100℃以下のもの●危険場所の分類
危険場所

説

明

考慮すべき場所

Zone0

爆発性ガス雰囲気が通常の 1．
可燃性液体の容器又はタンク内の液面上部の空間部。
状態において、連続して又は 2．
開放された容器における可燃性液体の液面付近又はこれに準ずる場所。
長時間持続して存在する場
所

Zone1

正常な運転操作による製品の取出し、ふたの開閉、安全弁の動作などによって、爆発性ガスを放出する開通常の状態において、爆発 1．
口部付近。
性ガス雰囲気を生成するおそ
2．
点検又は修理作業で、爆発性ガスを放出する開口部付近。
れがある場所
3．
室内又は換気が妨げられる場所、爆発性ガスが放出されるおそれがある場所。
4．
爆発性ガスが漏出するおそれのある場所で、ピット類のようにガスが蓄積する場所。

Zone2

異常な状態において、爆発性 1．
危険性料品の容器類が腐蝕劣化などにより破損して、それから漏出するおそれがある場所。
ガス雰囲気を生成するおそれ 2．
装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり、異常反応などにより高温、高圧となり、危険性がある場所
料品を漏出するおそれがある場所。
3．
強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険ふん囲気を生成するおそれがある場所。
4．
Zone1の周辺又は隣接する室内で爆発性ガスが危険な濃度でまれに侵入するおそれがある場所。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PE-63-4

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年7月現在のものです。

4発行 2020.7

2,.
初版 2013.5