絶縁抵抗計

FI SERIES
MODEL

リモート機能付
OK／NG接点信号付

FI-901FI-902FI-903【特 ⻑】

測定電圧は、スケール内全域定電圧印加⽅式
0.5 秒〜10 秒 試験時間設定タイマ装備
良否判定は、下限設定、⼜は上下限設定の選択が可能
テスト／リセットが外部よりコントロール可能
OK／NG 接点信号出⼒端⼦付
容量性の被試験物に適した良否判定遅延回路付
NG表⽰は、NGロック／ノンロックモード設定可能
計測値のアナログ出⼒対応 (オプション)

FIシリーズは、外部からテスト／リセットが可能なリモートコントロール機能、試験結果を表わすOK／NG 接点信号出⼒等、多機能を装備している絶縁抵抗計ですので品質管理部⾨、製造ライン及び、⾃動機搭載等に適しています。本器背⾯には、測定モード切替スイッチがあり種々の機能を選択することが出来ます。
本シリーズは、⼀般⽤、普及⽤、低電圧電⼦部品⽤の3種類をラインアップしました。FI-901、FI-902 は、電気機器及び電⼦部品の各種安全規格 (電気⽤品安全法、電気通信端末機器認定
IEC、UL、CSA、BEAB、TUV、BSI 等の海外電気安全規格等)に基づく⽣産ラインの絶縁抵抗試験に最適です。
FI-903 は、被試験物に印加される測定電圧が低電圧 (100V以下)にて絶縁抵抗試験が可能なので、基板関係、スピーカ等、⾼電圧を印加することが出来ない低電圧⽤電⼦部品の試験に最適です。

【主な仕様】
FI-902

MODEL

FI-901定格測定電圧(DC)

100V／250V／500V／1000V 100V／250V／500V

有効測定範囲0.4MΩ〜2000MΩ

0.4MΩ〜2000MΩ

0.4MΩ〜200MΩ

×1レンジ

0.4MΩ〜20MΩ

0.4MΩ〜20MΩ

0.4MΩ〜20MΩ

×10レンジ4MΩ〜200MΩ

4MΩ〜200MΩ

4MΩ〜200MΩ

×100レンジ

40MΩ〜2000MΩ

40MΩ〜2000MΩ

－×1レンジ

0.8MΩ

0.8MΩ

0.8MΩ

×10レンジ

8MΩ

8MΩ

8MΩ

×100レンジ80MΩ80MΩ－短絡電流

約 4mA

約 2mA

約 2mA

指⽰計

JIS1.5級 100×65mm ミラー付

電圧確度

定格測定電圧値の±5％ (定電圧)

測定確度

第1有効測定範囲 指⽰値の±5%FI-903
15V／25V／50V／100V

中央⽬盛(第2有効測定範囲 指⽰値の±10%)
警報値設定

スケール内全域任意設定可能

良否判定

下限設定⽅式（2⽅式選択可）

測定値が警報値設定以下の場合、NG表⽰
上下限設定⽅式
測定値が上下限設定値範囲外の場合、NG表⽰
設定幅はダイヤルにより下限設定値の5%、10%、20%を選択

NG表⽰

NGランプ、NGブザー (ON／OFF) スイッチ付

NG信号 (メーク接点信号)

NG LOCK／NON LOCK 切替スイッチ付
判定遅延時間約0.3秒 (NG DELAY ON時)

タイマ設定時間

0.5秒〜10秒 連続可変 (ON／OFF) スイッチ付

OK表⽰

OKランプ、OK信号 (メーク接点信号)、出⼒遮断

出⼒極性負極性外部制御

テスト／リセットが外部よりコントロール可能
信号︓0.1秒〜0.5秒 (メーク接点信号)

電源電圧

AC 100V 50／60Hz

ヒューズ

30L0.5A ガラス管ヒューズ

消費電量

リセット状態 10VA以下 出⼒短絡時 20VA以下

⼨法・重量

158(W)×195(H)×255(D)mm 約5kg

付属品

テストリード HI-2

160(W)×215(H)×290(D)mm (最⼤部⼨法)

各種測定モードの設定[1] タイマ動作 (TIMER ON) 及び連続出⼒動作 (TIMER OFF) モード設定
TIMER ON 設定

テストスイッチ⼜は外部からのテスト信号にて試験を開始し、タイマが動作します。設定時間経過後、合格の場合はOKランプ、OK信号を表⽰し、出⼒を遮断します。⼜、NGを検出した場合は瞬時に出⼒を遮断し、NGランプ、NGブザー、NG信号を表⽰します。OK／NG表⽰はリセット信号⼜は、リセットスイッチにて解除します。
TIMER OFF 設定
電源スイッチを ON にすると、所定の測定電圧が出⼒され測定可能となります。タイマを使⽤しない為、OK表⽰は出ませんが常に測定状態となっております。NGの場合は NG LOCK 及び NG NON-LOCKモードにより、NG表⽰を出します。

[2] NG LOCK／NON-LOCK モード設定
NG LOCK 設定

NGを検出した場合、NGランプ、NGブザー、NG信号を表⽰します。このNG表⽰は、被試験物を取り除いても保持されており、リセット信号⼜は、リセットスイッチにて解除します。
NG NON-LOCK 設定
TIMER OFF の設定モードにおいては常に測定モードとなっているため、NGを検出した場合、被試験物に測定電圧が印加されておりNGランプ、NGブザー、NG信号を出しますが、測定範囲内であればその測定値を読むことが出来ます。

[3] NG DELAY／NON-DELAY モード設定
NG DELAY 設定

NG DELAYとは、NGの判定を遅らせるもので容量性の被試験物を測定する場合、充電電流が流れ良品をNGと判定する場合があります。そのためにNG判定動作を 0.3 秒遅らせることにより測定が可能になります。
NON-DELAY 設定
NG判定遅延動作は解除され、NG検出後ただちにNG表⽰となります。

[4] UPPER・LOWER／LOWER モード設定

良否判定として 2 ⽅式の選択モードが設定できます。

UPPER・LOWER(上下限設定)モード設定
警報値設定により上下限の範囲を設定し、測定値がその範囲内はOKを、範囲外はNGを表⽰します。その範囲設定
ダイヤルは下限値の各々20％、10％、5％アップを上限値と定め、3 種類選択出来ます。
LOWERモード (下限下限) モード設定
警報値設定により下限値を設定し、測定値がその値以下の場合はNG表⽰となります。

[5] BUZZER ON／OFF モード設定

BUZZER ON 設定 …NGを検出した場合はブザーが鳴ります。
BUZZER OFF 設定 …NGを検出した場合でもブザーが鳴りません。

[6] CAL ON／OFF モード設定

CAL ON 設定 …校正を⾏う場合のみONに設定します。
CAL OFF 設定 …校正を⾏わない場合は、OFFに設定します。(通常使⽤状態)[7] 本器の⾃⼰校正⽤CAL・ADJ．

校正する時、CAL ON／OFF 切替スイッチをONに設定し、メータの指針をCAL・ADJ．によりCAL(0.4)の⽬盛の位置に合わせるように調整します。

■測定モード設定切替スイッチ■外部制御⽤⼊出⼒端⼦端⼦端⼦

電気的仕様番号

名称機能
接点⼊⼒…メーク接点

0.1秒〜0.5秒のメーク接点信号端⼦を短絡する事により試験開始
接点⼊⼒…メーク接点
0.1秒〜0.5秒のメーク接点信号
端⼦を短絡する事により試験中⽌及び OK／NG接点信号解除
接点出⼒…メーク接点
接点容量 DC30V1A 抵抗負荷
OKの時、接点信号送出
接点出⼒…メーク接点
接点容量 DC30V1A 抵抗負荷
(注) ②及び④は COM (GND に接続されておりません)⑨及び⑩は予備端⼦NGの時、接点信号送出■お問い合わせ株式会社⽇本テクナート 埼⽟事業所〒335-0021 埼⽟県⼾⽥市新曽1950(TEL) 048-400-9010(E-mail) kkse@technart.com(FAX) 048-400-9011(URL) https://www.technart.com＊本カタログの記載事項は、改良のため、予告なく変更することがあります。