ウォッシャーディスインフェクター

メラストアシステム
器具の再生処理をより速く・安全に時間の節約

器具を個別にパッキングする場合と比較すると1サイクルあたり約20分の時間短縮につながります。

メラストアトレイ

洗浄

環境を守る

管理の最適化

安全性の向上

滅菌バッグの使用頻度が減り、医療廃棄物の削減につながります。
滅菌・保管

再生処理をシステム化・標準化することで、最適な品質管理が可能です。

メラストアシステム

メラサーム10

メラストアボックス

器具をまとめて管理することで、スタッフと器具自体の安全性を高めます。

用途に合わせて選べるサイズと組み合わせ

メラストアボックス 100×1
メラストアトレイ 50 ×2

メラストアボックス 100×1
メラストアトレイ 100 ×1

メラストアボックス 200×1
メラストアトレイ 200 ×1

シンプルなワークフロー❶メラストアトレイをメラサーム10で洗浄・消毒器具を入れたメラストアトレイを、メラサーム10のバスケット上にセットし、洗浄・消毒を行います。

メラストアトレイ 100
12個積載可能❷メラストアトレイをメラストアボックスに収納
洗浄・消毒後のメラストアトレイを、対応するメラストアボックスに収納します。器具ごとのパッキング作業と比較して、時間と消耗品の節約につながります。

❸メラストアボックスをバキュクレーブ®31B+で滅菌
メラストアボックスをバキュクレーブ®31B+にセットし、滅菌します。

1/12

メラストアボックス 100
2個※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー

クリーンフィニティシステム
被洗浄物（ハンドピースやスケーラーチップなど）を“守る”ために被洗浄物の保護と確実な洗浄洗浄時に遊離した異物などを除去する高いフィルター性能により、ハンドピースなどの細い水管路に異物などが混入するのを防止します。

フィルター内蔵

インジケーターによる洗浄確認
フィルター の目詰まりによる洗浄力低下を示すインジケーターが 搭 載されているた め、被洗浄物がきちんと洗浄されているかを確認できます。

《洗浄前》

《洗浄後》
ピン(インジケーター )が出ている

OK ：洗浄できているピン（インジケーター）

洗浄前にピン(インジケーター )を押しこみます。

ピン(インジケーター )が出ていない

NO ：洗浄できていない
フィルターを 通って被 洗 浄 物 に 供 給される水圧が規定値以上であればピン（インジケーター）が飛び出します。

メインテナンスの時間短縮

インジェクターレールに設置するフィルターは、レール内に一本化されているため、清掃時間を大幅に短縮できます。また、インジケーターが清掃のタイミングを教えてくれるため、定期的に清掃する必要がありません。

洗浄後にピン（インジケーター）がでていない場合は清掃

被洗浄物の固定

サステナブル各種ハンドピースやスケーラーチップの形状に合わせた、さまざまなアダプタをラインナップしています。ハンドピースやスケーラーチップなどを機械的に固定することで、洗浄時の脱落を防止します。

フィルターは金属製で耐久性に優れており、専用のクリーニングブラシで清掃することで繰り返し使用することができます。

2/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシーアクセサリ組み合わせ例※ユニット3台、1日30名診療する場合を想定した一例です。
（診療スタイルにより異なります）※詳細は弊社支店・営業所までお問い合わせください。

パターン１

構成価格（希望医院価格）¥875,400※メラサーム10本体、本体付属のインジェクションバスケットの価格は含まれておりません。
※各アクセサリの価格は、アクセサリリスト・消耗品リスト（P.4-10）をご確認下さい。

＋10

インジェクション
バスケット 1個
（メラサーム10本体に付属）

＋
13＋
14

19

クリーンフィニティモデル
変更キット バスケット用
1セット

＋
15

フレックスバスケット 11個

インスツルメント洗浄
バスケット 小 1個＋18

フレックスバスケット 21個

印象トレー用ラック
1個

＋
33

35

アダプタ(ISOコネクタ(INTRA))
6個

タービン用アダプタ(NSK_Phatelus)
5個滅菌・保管用
カニューレ使用時

ハンドピース11本
洗浄可能

＋＋2

メラストアトレイ 100
6個＋予備1個

パターン2＋6

カートリッジスタンド
メラストアトレイ
50/100用 1個

465メラストアボックス 100
6個＋予備1個

67

メラストア ディスポシール
インジケータ付 100入
1個

メラストア パーマネント
フィルター 2個入
4個構成価格（希望医院価格）¥971,000※メラサーム10本体、本体付属のインジェクションバスケットの価格は含まれておりません。
※各アクセサリの価格は、アクセサリリスト・消耗品リスト（P.4-10）をご確認下さい。

＋10

インジェクション
バスケット 1個
（メラサーム10本体に付属）

＋
13

33

35

アダプタ(ISOコネクタ(INTRA))
3個

タービン用アダプタ(NSK_Phatelus)
3個

＋

18

フレックスバスケット 21個＋50

47

印象トレー用ラック
1個＋51

インジェクターノズル
用固定スプリング10個

3回路分岐アダプタ（フィルタ無し）
5個＋15

フレックスバスケット 11個

インスツルメント洗浄
バスケット 小 1個＋＋14

19

クリーンフィニティモデル
変更キット バスケット用1セット＋＋52

インジェクターノズル
10個

ロッキングスクリュー
5個

滅菌・保管用
L字型バキューム管使用時＋※画像はL字型バキューム管10本を立てた場合の一例です。1回に最大15本まで立てることが可能です。

＋2

メラストアトレイ 100
6個＋予備1個＋6

カートリッジスタンド
メラストアトレイ
50/100用 1個

3/124

メラストアボックス 100
6個＋予備1個65

メラストア ディスポシール
インジケータ付 100入
1個

67

メラストア パーマネント
フィルター 2個入
4個

※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシーアクセサリの選択
レイアウトイメージ
ベーシックバスケット

インジェクターレール

印象トレー用ラック
フレックスバスケット2

フレックスバスケット1

フレックスシステム※フレックスバスケット 2は2つ積み重ねることができます。
ハンドピース用アダプタ
メラストアトレイ 100

インスツルメント洗浄バスケット 小

アクセサリレイアウトスペース●アクセサリレイアウト
・ベ ーシックバスケット上 のス
ペ ー ス を6分 割して、用 途 に合わ せ たアクセサリをレイアウトできます。

①●

④●

②●

⑤
●

③●

⑥
●

●インジェクターレール・中 空構造の器材内部の洗浄に使用します。
・用 途に合わせて適切なアダプタとノズ ル を11箇 所の回路に設置します。

●ハンドピース用アダプタ●フレックスシステム

・さまざ ま なタイプ の アダプタにより、各社のハンドピースを最 大11本 設 置できます。

・異 なるサイズ の バスケットを組み合わせて使用できます。
・フレックスバスケットは2段重ねて使用できます。

● 3 回路分岐アダプタ（フィルタ無し）●低温排水タンク・バ キュー ム 管 を 洗 浄 する際に使用します。

・メ ラ サ ー ム10は 最 大90度 の高温排水があるため、十分な耐熱配管施工が困難な場合に設置が必要となります。

・1 回 路 を3回 路 に 分 岐し、バ キュー ム 管3本 ま で 洗浄できます。
※インジェクターレールに設置して使用。
（フィルタ無し）
を使用しないと洗浄※L字型バキューム管は3回路分岐アダプタできません。

4/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシーアクセサリリスト
メラストアシステム
12

メラストアトレイ 50
インスツルメントなどの 洗 浄・ 滅 菌・ 保 管 に使用できるステンレス製トレイ。専用スタンドに立てて積載することで、一度に約8本のインスツルメントを洗浄可能。
W118×D180×H30(mm)インス ツ ル メントなど の 洗 浄・ 滅 菌・ 保 管 に使 用できるステンレス製トレイ。メラストアトレ
イ 5 0 の 2 つ 分 の サイズ。専 用スタンドに立てて積 載 することで、一 度 に 約14 本 のインスツ ルメントを洗 浄 可 能。
W 1 7 6 × D 2 7 5 × H3 0 ( mm)

包装●1個

3

メラストアトレイ 100

包装●1個

4

メラストアトレイ 200
インスツルメントなどの 洗 浄・ 滅 菌・ 保 管 に使用できるステンレス製トレイ。大きめのインスツルメントを洗浄する際に使用。
※ユ ニ バーサ ル ホ ルダー F1また はF2が 使 用できます。カートリッジスタンド メラストアトレイ
50/100用は使用できません。
W176×D275×H43(mm)メラストアボックス 100
メラストアトレイ 50を2つ、または100を1つ収納できるボックス。そのまま滅菌・保管が可能。
W190×D312×H46(mm)包装●1個包装●1個56

メラストアボックス 200
メラストアトレイ 200を1つ収納できるボックス。
そのまま滅菌・保管が可能。
W190×D312×H65(mm)カートリッジスタンド メラストアトレイ 50/100用
メラストアトレイ 50を12個、メラストアトレイ 100を6個積載可能なスタンド。メラサーム10洗浄槽内のスペース半分を占有する。
W176×D393×H175(mm)包装●1個包装●1個必要となるスペース

3/6

ユニバーサルホルダー
78

ユニバーサルホルダー F1

ユニバーサルホルダー F2

メラストアトレイ 50/100/200、洗浄カート

メラストアトレイ 50/100/200、洗浄カート

リッジ（突起物ガード付/なし）、観血処置で使 用 するトレイなどを立て掛 けるた め に使用。ユ ニ バ ー サ ル ホ ルダ ー F2と組 み 合 わせて使用可能。
W182×D189×H211(mm)リッジ（ 突 起 物 ガ ード 付/なし）、観 血 処 置で 使 用 するトレイなど立て掛 けるた め に使用。ユ ニ バ ー サ ル ホ ルダ ー F1と組 み 合 わせて使用可能。
W182×D298×H211(mm)包装●1個包装●1個必 要となるスペース

必要となるスペース

1/6

2/6

9

ブラケット ユニバーサルホルダー用 1個入
ユ ニ バ ー サ ル ホ ルダ ー F1また はF2に 取り付けるためのブラケット。
W197×D4×H226(mm)包装●1個5/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー基本バスケット1011

インジェクションバスケット

ベーシックバスケット

中空物の内部洗浄機構を有したベーシックバスケット。ブラインドスクリュー付。
※メラサーム10本体に標準セットとして1個付属しています。
W420×D430×H120（mm）

中 空 物 の 内 部 洗 浄 機 構 の 無 い ベ ーシックバ スケット。
W420×D430×H90（mm）

包装●1個包装●1個1213

インジェクションバスケット 11 ノズル付

クリーンフィニティモデル変更キット バスケット用

中空物の内部洗浄機構を有したベーシックバスケット。L字型のバキューム管洗浄ノズル11本付。
W420×D430×H120（mm）

各種バスケットに搭載可能なクリーンフィニティ用インジェクターレールの追加キットです。
※専用フィルター、クリーニングブラシ付。

包装●1個包装●1セット

フレックスシステム（積み重ね式インサートラック・バスケット）
1415

フレックスバスケット 1

フレックスバスケット 2

棒ものの被洗浄物（ミラー、探針、ピンセットなど）を寝かせて洗浄するためのバスケット。
W180×D130×H105（mm）

棒ものの被洗浄物（ミラー、探針、ピンセットなど）を寝かせて洗浄するためのバスケット。
W180×D262×H105（mm）

包装●1個包装●1個

必 要となるスペース

必要となるスペース

1/6

2/6

積み重ね：可16

積 み 重 ね：可17

フレックスバスケット 3

フレックスバスケット 6 ホースガイド付
大型のハサミやピンセット、ミラーなどのインスツルメントを寝かせて洗浄するためのバスケット。
フレックスバスケット １～ 3などを積み重ねて使用可能。
W360×D393×H54（mm）

棒ものの被洗浄物（ミラー、探針、ピンセットなど）を寝かせて洗浄するためのバスケット。
W180×D393×H105（mm）

包装●1個必 要となるスペース

包装●1個必要となるスペース

3/6

6/6

積 み 重 ね：可積み重ね：可18

印象トレー用ラック
印象トレー 8個まで設置可能なラック。フレックス
バスケット 1・2・3・6の上に積み重ねて使用可能。
W180×D125×H130（mm）

包装●1個
必 要となるスペース

1/6

積み重ね：可6/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシーインサートラック・洗浄バスケット
1920

インスツルメント洗浄バスケット 小インスツルメント洗浄バスケット Gタイプ

インスツ ルメントなどを垂 直 に 立てて洗 浄 する
た め の バスケット。ミラー、プローブ、ユ ニ バ ーサルカニューレなど。
W180×D125×H120（mm）

インスツ ルメントなどを垂 直 に 立てて洗 浄 する
た め の バスケット。ハ サミ、ピンセット、ミラー、プローブなど。
W180×D260×H100（mm）

包装●1個包装●1個必 要となるスペース

必要となるスペース

1/6

2/6

積み重ね：不可21

積 み 重 ね：不 可

22

インスツルメント洗浄バスケット 大

インスツルメント洗浄バスケット用ニードルチッププレート

インスツ ルメントなどを垂 直 に 立てて洗 浄 する
た め の バスケット。ハ サミ、ピンセット、ミラー、プローブ、クランプ など。ニードルチッププレ ート設置可能。
W360×D125×H120（mm）

先端の鋭利なインスツルメントの突起部がバスケットから飛び出すことを防止する。インスツル
メント洗浄バスケットにて使用可能。
W170×D30×H45（mm）

包装●1個包装●1個
必 要となるスペース

23

2/6

スモールコンテナー
小型な部品用の洗浄コンテナ。フレックスバスケッ
トやインスツルメント洗浄バスケットに入れて使用。
φ76×L180（mm）

積み重ね：不可

24

包装●1個

25

小型部品用バスケット

回転器具用スタンド

小 型 部 品 を 入 れ て 洗 浄 することが で きる バ スケット。回転器具用スタンドと組み合わせることで、バー類なども洗浄可能。
W84×D70×H71.5(mm)

小型部品用バスケット内で回転器具を固定する際に使用。φ1.60mmとφ2.35mmの回転器具をそれぞれ19本固定可能。
W77×D60×H68(mm)包装●1個包装●1個7/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシーフレックスシステム（積み重ね式バスケット用付属部品）
26

フレックスバスケット 1用フタ 網目20mm

フレックス バスケット 1 ～ 3の 組 み 合 わ せ 時 のフタとして使 用 可 能。またフレックスバスケットと組 み 合 わ せてインスツ ルメントを 立てるなどの応用も可能。
W180×D130×H42（mm）

フレックス バスケット 1 ～ 3の 組 み 合 わ せ 時 のフタとして使 用 可 能。またフレックスバスケットと組 み 合 わ せてインスツ ルメントを 立てるなどの応用も可能。
W180×D130×H42（mm）

包装●1個包装●1個必 要となるスペース

28

27

フレックスバスケット 1用フタ 網目14mm必要となるスペース

1/629

フレックスバスケット 2用フタ 網目20mm

1/6

フレックスバスケット 3用フタ 網目20mm

フレックスバスケット 1 ～ 3の組み合わせ時のフタとして使用可能。またフレックスバスケットと組み合わせてインスツルメントを立てるなどの応用も可能。大きさはフレックスバスケット 2のサイズ。
W180×D262×H42（mm）

フレックスバスケット 1 ～ 3の組み合わせ時のフタとして使用可能。またフレックスバスケットと組み合わせてインスツルメントを立てるなどの応用も可能。大きさはフレックスバスケット 3のサイズ。
W180×D393×H42（mm）

包装●1個包装●1個

必 要となるスペース

必要となるスペース2/6
3/63031

フレックスバスケット用トップフレーム クランプ2個付

トップフレーム用クランプ
トップフレ ームとフレックスバスケットを接 続 するクランプ。

フレックス バスケット 1 ～ 3の 組 み 合 わ せ 時 の最上部に設置するバスケットとして使用可能。またフレックス バスケットと組 み 合 わ せ てインスツルメントを立てるなどの応用も可能。トップフ
レームとフレックスバスケットを接続するクランプ２個付。

包装●1個

W180×D130×H65（mm）

包装●1個
必 要となるスペース

32
1/6

フレックスバスケット用インスツルメントホルダー 60個入
棒もの の 被 洗 浄 物（ミラー、探 針、ピンセットなど）を寝かせて洗浄する際、被洗浄物を固定するためのホルダ。60個入。

包装●1セット

8/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー

ハンドピースアダプタ類（クリーンフィニティ専用）※インジェクターレールをクリーンフィニティモデルに変更した場合のみ設置可能なアダプタです。
標 準仕様のレールで使用すると、レールにフィルターが搭載されていないため、洗浄時に遊離した異物などを除去できず、被洗浄物の故障につながる可能性があります。
3334

アダプタ
（ISOコネクタ（INTRA））
カップリング寸法がISO規格に適合するコントラ
アングルハンドピースの洗浄に使用します。
ショート丈のコントラアングルハンドピースの洗浄も可能です。

アダプタ（シロナT1クラシック）
シロナ社クラシックシリーズのハンドピースの洗浄に使用します。

包装●1個

包装●1個

3536

タービン用アダプタ（NSK_Phatelus）

W&H社のタービンの洗浄に使用します。

ナカニシ社 のタービン（パテラスカップリング）の洗浄に使用します。

包装●1個包装●1個373938

タービン用アダプタ（シロナ）

KaVo社 のター ビン や 歯 面 清 掃 用 ハンドピースの洗浄に使用します。

包装●1個包装●1個40

コントラヘッド用アダプタ（Kavo/BienAir）

包装●1個42HP用アダプタ（M3.0×0.5_内ネジ）

HP用アダプタ（M3.0×0.6_内ネジ）

M3.0×0.5mmの 内 ネジ に 接 続できる超 音 波ス
ケーラーの洗浄に使用します。
（例：EMS社、メルサージュ エピック、グラニオス）

M3.0×0.6mmの 内 ネジ に 接 続できる超 音 波ス
ケーラーの洗浄に使用します。
（例：Acteon（Satelec）社、バリオス）

包装●1個包装●1個44

HP用アダプタ（M3.5×0.6_外ネジ）

HP用アダプタ（エアフロープロフィラキシスマスター）
EMS社 の 卓 上タイプ やビルトインタイプ の 歯 面清掃器のハンドピース洗浄に使用します。

M3.5×0.6mmの 外 ネジ に 接 続できる超 音 波ス
ケーラーの洗浄に使用します。
（例：シロナ社）

包装●1個

包装●1個

45

HP用アダプタ（M3.0×0.35_内ネジ）
M3.0×0.35mmの 内 ネ ジ に 接 続 で きる 超 音 波スケーラーの洗浄に使用します。
（例：KaVo社製ピエゾLEDスケーラー）

包装●1個

43

タービン用アダプタ（Kavo_MULTIflex）

シロナ社 のクイックカップリングR/Fに装 着できるタービンの洗浄に使用します。

KaVo社およびBien-Air社の取り外し可能なコントラアングルヘッドの洗浄に使用します。

41

タービン用アダプタ（W&H_RotoQuick）

HP用アダプタ（エアフローハンディ 3.0）
EMS社のカプリング装着タイプの歯面清掃器のハンドピース洗浄に使用します。

包装●1個9/12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー

アダプタ類46

47

ハンドピースアダプタ ユニバーサル（φ16mm/φ20mm/φ22mm）

3回路分岐アダプタ（フィルタ無し）

ハンドピースを立てて内部を洗浄するためのアダプタです。
φ16mm（緑）…エアータービン用
φ20mm（青）…コントラ、ストレートなど
φ22mm（白）…シ ロナTEシリーズ コントラなど、他外径が22mmの中腔物。

インジェクターレ ー ルより1回 路を3回 路 に 分 岐
するた め に使 用。バキューム管を立てて内 部を洗浄するためのアダプタです。
※クリーンフィニティ用インジェクターレ ールで使用する場合、前側5ヵ所には連続で設置することができません。ご 使 用 の 際 は 間 隔を空 けるか、後側6ヵ所に設置してください。

包装●1個48包装●1個

49

3回路分岐アダプタ

アダプタスペーサー

インジェクターレ ー ルより1回 路を3回 路 に 分 岐するために使用。インジェクターノズルを3本設置したり、大 型 の 物をホ ースで 分 岐させ 内 部 洗浄する際などに使用。

アダプタ類を隣 接して配 置 する際、相 互 の 干 渉を防ぐために高さを設けるスペーサー。

包装●1個包装●1個5051

インジェクターノズル用固定スプリング
インジェクターノズルにセットされたバキューム

バキューム管の内部を洗浄するためのノズル。

管を支えるための板バネ。

包装●1本包装●1個52

インジェクターノズル

53

ロッキングスクリュー使用しないインジェクション回路や分岐アダプタの回路を封鎖するためのもの。

インスツルメント用洗浄カプセル
外 径φ2 ～ 11mmの 管 状 インスツ ルメントを 洗浄 するた め のカプ セル。外 科 用 バ キュームチッ
プなど。

包装●1個

包装●1個インサート
リング

54

インスツルメント外部注水回路用アダプタ
インプラントモーターなどのインスツルメント用
外 付 け注 水 回 路 の 洗 浄 に 使 用。インジェクター
レールや分岐アダプタに設置して使用。

外径サイズ

黄2〜4mm

緑
青

4〜6mm
6〜8mm

灰赤

8〜10mm10〜11mm

包装●1個10 /12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー

その他
55

56

ステンレス天板

トレイスタンド HW-I用

メラサ ー ム10用ステンレス 天 板。キャビ ネット
下に設置せず、単独で設置する際に必要です。
W598×D598×H18（mm）

トレイを洗浄する際に使用。
5枚のトレイを設置できます。
W82×D124×H100（mm）

包装●1枚包装●1個必要となるスペース

57

1/6

低温排水タンク
メラサーム10の排水温度を下げるためのタンク。
床下の耐熱配管施工ができない時に必要です。
φ310×H270（mm）

包装●1個

洗浄剤類
※洗浄剤・中和剤・リンス剤・水質調整塩は、製造元のMELAG社にて十分に検証された物です。
※故障や洗浄不良の原因になりますので、必ず指定の製品をご使用ください。
5860

59

洗浄剤 ND メディクリーン デンタル 5L

中和剤 ND Z デンタル 5L

洗 浄 に 用 いるアルカリ製 剤。弱アルカリ性でありメラグ社で検証された製品です。

アルカリ製剤で洗浄後、器具への影響を軽減するために使用される薬剤。洗浄による器具へのダメージを軽減する。

メラサーム10専用。
※ 他 の洗浄剤はご使用できません。

メラサーム10専用。
※他 の 中 和 剤 はご 使 用できません。

包装●1本包装●1本

61

水質調整塩 2kg
メラサ ーム10内で 洗 浄 に 使 用 する水 質を調 整 するた め

リンス剤 ND メディクラー デンタル 1L
機器の洗浄が終了した後に使用される薬剤。機器の劣化を防ぐと共に乾燥も促進する。の塩。機器内に滞留する水に雑菌が繁殖するのを防ぐ効果もある。

メラサーム10専用。
※他 のリンス剤 はご 使 用できません。

包装●1袋

包装●1本11 /12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー

消耗品リスト
アクセサリ関連製品
62

ペーパートレイシート
診療器材を置くペーパー状のトレイシートです。
■寸法：1枚=300mm（幅）×190mm（奥行）、1ロール=190mm×φ90mm（外径）φ30mm（内径）■材質：表面/クレープ
紙、裏面/ポリエチレン※本製品は滅菌されていません。※本製品は滅菌できませんのでご注意ください。

包装●１函8ロール入（1ロール：170枚）
除去

6364

アダプタ用フィルターディスク 10枚入アダプタ用リユーザブルフィルター

ハンドピースの 内 部を洗 浄 するアタッチメントに 取り付けるフィルター。定期的に交換が必要。
リユーザブルフィルターよりも目が細かい。

ハンドピースの 内 部を洗 浄 するアタッチメントに 取り付けるフィルター。20回ごとに超音波洗浄器で洗浄する事で400回使用可能。
定期的に交換が必要。

包装●1セット

65

67

69

包装●1個66

メラストア ディスポシール インジケータ付 100入

メラストア ディスポシール 100入

メラストアボックスに使用するディスポーザブルシール。
開封・未開封を識別するために使用。滅菌インジケータシール付で滅菌・未滅菌も確認できる。100個入。

メラストアボックスに使用するディスポーザブルシール。
開封・未開封を識別するために使用。
100個入。

包装●1セット

包装●1セット

68

メラストア パーマネントフィルター 2個入

メラストア ディスポーザブルフィルター 100枚入

メラストアボックス用のシリコン製フィルター。
1000サイクル使用可能。

メラストアボックス用の紙製フィルター。
ディスポーザブル仕様。

包装●1セット

包装●1セット

メラストアトレイ 50 シリコンステー

70

メラストアトレイ 100 シリコンステー

71

メラストアトレイ 200 シリコンステー

メラストアトレイ 50用のシリコン製のホルダ。

メラストアトレイ 100用のシリコン製のホルダ。

メラストアトレイ 200用のシリコン製のホルダ。

包装●1個

包装●1個

包装●1個

72

シリコンメッシュ 回転器具スタンド用 2個入
回転器具用スタンドの裏側に取り付けるシリコンメッシュ。回転器具の固定に使用。

包装●1セット73

74

クリーンフィニティモデル専用フィルター
繰り返し 使 用 可 能 な フィルター で、イン ジェク
ターレ ー ル に 流 れてきた 異 物 などを取り除くために使用します。

クリーンフィニティモデル専用クリーニングブラシ
クリーンフィニティモデルのフィルターを清掃するための専用ブラシです。

包装●1個

包装●1個12 /12※掲載情報は2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
株式会社ジーシー