周波数カウンタ／アナライザ

FCA3000/3100シリーズ

データ・シート

性能／機能
■

特長
主な仕様
■

周波数レンジ： 300MHz、3GHz、20GHz■

入力チャンネル数： 最大3チャンネル■ ングルショット時間分解能：50ps（FCA3100シリーズ）
シまたは100ps（FCA3000シリーズ）■

周波数分解能： 12桁／秒■

位相分解能： 0.001°■

電圧分解能： 3mV■

オプションで5×10−8の高安定度タイムベース■

トータライズ測定（FCA3100シリーズ）■

マルチパラメータ表示■

トレンド・プロット・モード■

統計測定モード■

ヒストグラム・モード■

アラン偏差■ゼロ・デッドタイム周波数／周期測定

■

■

■

■

■

■

 部メモリへのデータ転送レート： 250kS/s（最高3.75M
内ポイントを保存）
 SB/GPIBバス（ブロック・モード）によるデータ転送レー
U
ト： 最高15kS/s
個別トリガによる測定レート： 最大650測定／秒

 SB/GPIBインタフェースによる、測定値の連続データ・Uストリーミング（FCA3100シリーズ）
0.5Hz～50MHzのプログラマブル・パルス出力

拡張性■

測定スループット■ 動測定：周波数、周期、周波数比、タイム・インターバル、自
タイム・インターバル・エラー、パルス幅、立上り／立下り
時間、位相角、デューティ比、最大電圧、最小電圧、ピーク・トゥ・ピーク電圧

後部パネルでの入力（オプション）
 部パネルにUSBデバイス・ポート、GPIBポートを装備、後PCとの接続が容易
 PIBインタフェースは、SCPI互換のフル・プログラマブ
Gル機能をサポートし、既存のATEシステムでの置き換えが可能なプラグ＆プレイによるエミュレーション・モードもサポート■

外部アーミング入力■

10MHzリファレンス・オシレータ出力■■

 I（ナショナルインスツルメンツ）社製LabVIEW Signal
N
Express™ Tektronix Editionソフトウェア（ベーシック・バージョン）を標準添付
 調ドメイン解析のためのTimeView™ソフトウェア（オプ変ション）

3年保証期間

www.tektronix.com/ja

データ・シート

機能豊富なツールによる高精度測定
FCA3000シリーズ、FCA3100シリーズは、豊富な機能を搭載した周波数カウンタ／アナライザです。FCAシリーズは業界トップクラスの周波数／時間分解能を持っており、ロング・メモリを標準で装備し、250kS/sの高速データ転送レートで内部メモリにデータを転送します。また、マルチパラメータ表
示には、メイン測定項目だけでなく補助測定項目も表示できるため、必要な測定結果が一覧できます。統計測定、ヒストグラ
ム、トレンド・プロットなど、業界トップクラスの解析モードを備えているため、信号をすばやく正確に解析することができます。

マルチパラメータ表示

最新設計に応える優れた性能最新設計の研究／開発、製造テストでは、高分解能が重要になります。FCAシリーズには、12桁／秒の周波数分解能と時間測定、50ps（FCA3100シリーズ）、100ps（FCA3000シリーズ）のシングルショット分解能、14桁の測定結果表示機能があります。業界トップクラスの性能を備えているため、
FCAシリーズは高速で正確な測定が可能になります。
独自な機能による正確な測定
アラン偏差を正しく測定するため、FCA3100シリーズはゼロ・デッドタイム測定手法と、トリガ・イベントを切れ目なく記録する連続タイムスタンプを使用しています。この機能は、すべてのサイクルを取りこぼしなく連続で測定しなければならない、機械／医療測定分野で重要になります。FCA3000シ
リーズでは、この機能実現のため、タイムスタンプが打たれたデータをUSB/GPIBインタフェース経由で取り出すことができます。
正確な統計パラメータの計算のため、FCAシリーズには標準でリミット・クオリファイ機能を装備しています。リミット値を設定することにより、1つのクラスタを分離して計算することができます。この機能は、CDプレーヤやHDB3符号化データにおいて不連続なクラスタ間に発生する、デジタル・パルスのジッタ検証などのアプリケーションに適しています。
また、タイム・インターバル測定ではヒステリシス補正も行えます。ヒステリシスを加えることにより、通常のカウンタで見られる15～20mVのトリガレベル・エラーを2.5mV（代表値）まで低減することができます。重要なタイム・インターバル測定においては、6～8倍のトリガ確度の改善になります。
高速なスループットによるテスト時間の短縮
FCAシリーズには業界トップクラスのスループットがあり、従来のタイマ／カウンタに比べてテスト時間を最大90%短縮することができます。最大250,000回／秒の測定結果を内部メモリに保存することができます。あるいは、GPIBまたはUSB

2

www.tektronix.com/ja

位相差測定

インタフェースにより、ブロック・モードで最大15,000回／秒の測定結果を転送することができます。さらに、FCA3100
シリーズは、ゼロ・デッドタイム・カウンタ機能により、測定した後ではなく、測定中にGPIB/USBインタフェースにより連続的に測定データをストリーミングすることができます。これにより、ダイナミックな測定と解析システムを構築することができます。

優れたグラフィック表示によるデバイス解析
FCAシリーズは、表示機能を装備しており、1回のテスト接続で同じ信号から複数のパラメータを測定することかできます。
FCAシリーズのグラフィカル・ディスプレイ・モードには、リアルタイム・トレンド・プロット機能、ヒストグラム機能があり、時間とともに変化する信号パラメータをトラッキングし、ドリフトや間欠的なトランジェント、安定性などの信号品質を観測することができます。また、統計測定機能も装備しています。ワンボタン操作の解析モードにより、タイマ／カウンタ表
示でデバイスの動作を詳細に観測することができます。
マルチパラメータ表示
マルチパラメータ表示では、メインとなる周波数、時間、周期、位相測定結果だけでなく、V max、V min、V p-pなどの補助測定値も表示されます。情報が一度に表示されるため、デバイス性能をすばやく評価することができます。
同時に最大3チャンネル入力できるため、異なった信号の関係を測定することができます。例えば、デバイスの入出力間の位相関係を測定することもできます。また、マルチパラメータ表示では、信号のテスト周波数と電圧比（dB）などのパラメータを同時に表示することもできます。

周波数カウンタ／アナライザ － FCA3000/3100シリーズ

トレンド・プロット解析

TimeView™ソフトウェア

統計測定

操作性を考慮した設計
FCAシリーズは、使いやすさを考慮して設計されており、優れた操作性を実現しています。
直感的な操作

ヒストグラム・プロット

測定のトレンド・プロット測定する信号によっては、信号のパラメータが刻々と変化する場合があります。トレンド・プロット解析モードでは、時間と共に変化する測定値がグラフとなってトレンド表示されます。
測定結果の統計値
統計処理機能を装備しており、一回の測定から平均値、標準偏差、アラン偏差を計算することができます。また、ボタン操作により最小値と最大値をトラックすることもできます。
ヒストグラム・プロット
測定値の平均と標準偏差は、ヒストグラム表示によりその分布を観測することができます。

メニューによる設定は、誤った操作の可能性を低減することができます。前面パネルの専用ボタンにより、頻繁に使用する機能を簡単に実行できるため、セットアップに要する時間を短縮できます。例えば、Analyzeボタンを繰返し押すことで、統計、トレンド・プロット、ヒストグラム・モードを切り替えることができます。
オートセット機能
テ ク ト ロ ニ ク ス の オ シ ロ ス コ ー プ と 同 様、 前 面 パ ネ ル のAutosetボタンを押すと、トリガ・レベルが自動的に最適設定され、最適なヒステリシスが実際の信号に加わります。
PCとの接続が簡単
後部パネルにあるGPIBポートまたはUSBデバイス・ポートでPCと接続します。GPIBインタフェースはSCPI/GPIBで動作し、既存のATEシステムで利用されている製品とのプラグ＆プ
レイの置き換えが可能です。あるいは、大規模のテスト・シス
テムに簡単に統合することができます。既存のカウンタ／タイマのエミュレーション・モードとしても利用できます。

変調ドメイン解析（オプション）
オプションのTimeView™ソフトウェア（TVA3000）を使用
すると、FCAシリーズは高性能変調ドメイン・アナライザになります。高速な測定レート（最大250,000回／秒）とロング・メモリ（最大3.75Mポイント）により、高速な周波数変化はリアルタイムに取込まれ、TimeViewで解析することができます。この統合ソフトウェアはリモート制御が可能であり、測定結果の解析と表示はグラフを選択することで切り替えることができます。例えば、測定結果は、生データ、統計ヒストグラム、オシロスコープのような波形グラフ、またはFFTスペクトラム・グラフのように表示することができます。さらに、変調深度または周波数変調指数などの変調パラメータを解析することもできます。

www.tektronix.com/ja3

データ・シート

統合的な測定環境により、効率的なデバッグを実現
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Editionを使用することで、FCAシリーズの測定結果の取込み、保存、解析が簡単に行えます。FCAシリーズには、SignalExpressベーシック・バージョンが標準で付属しており、基本的な機器設定、データ・ロギング、信号解析が実行できます。オプションのプロフェッ
ショナル・バージョンには、拡張信号解析機能、掃引機能、リミット・テスト、ユーザ定義可能な手順など、200種類以上の機能が追加されています。

性能
測定機能

すべての測定項目は、大きな文字のメイン・パラメータと小さな文字の補助パラメータ（低い分解能）で表示されます。測定項目によっては、補助パラメータのみで表示される項目もあります。

周波数 A、B、C項目

概要

モード

ノーマル、連続データ・ストリーミング（FCA3100シリーズ）

レンジ

入力A、B
0.001Hz～300MHz
SignalExpressは数多くのテクトロニクス計測器をサポート
入力C
3GHzまたは20GHzしており、計測環境に簡単に接続することができます。直感的
分解能
12桁（測定時間：1秒）（ノーマル）
なソフトウェア・インタフェースにより、さまざまな機能を使11桁（測定時間：1秒）（連続データ・ストリーミング）いこなすことができます。複数の計測器による測定、長時間の補助パラメータ
V max、V min、V p-p
データ収集、複数の計測器からの時間相関の取れたデータ収集
周波数バースト A、B、Cなどが必要となる、複雑な測定を自動化することができ、測定（FCA3020型、FCA3120型－20GHz機種のみ）結果の取込みや解析のすべてがPCから実行できます。さまざ繰返しバースト信号の周波数とPRFの測定は、外部制御信号を必要としま
まな計測器を組み合わせることにより、複雑な回路設計を簡単、 せん。任意にアーミング開始を遅延させることで測定できます。
迅速にデバッグすることが可能になります。
項目概要

優れたサービス体制
業界トップクラスのサービス・サポートに加え、FCAシリーズには標準で3年保証期間が設定されています。

主な性能の一覧
機能

機能

バースト、PRFの周波数（Hz）

レンジ

入力A、B、C： 周波数の仕様を参照

最小バースト期間

40nsまでバースト時の最小パルス
入力A、B

3（160MHz以上では6）

入力C

プリスケーラ比の3倍

PRFのレンジ

0.5Hz～1MHz

開始遅延

10ns～2s、10ns分解能

補助パラメータ

PRF

FCA3100シリーズ

FCA3000シリーズ

周波数分解能

12桁／秒

12桁／秒

周期 A、B、C

時間分解能

50ps

100ps

項目

概要

電圧分解能

1mV

3mV

モード

250,000回／秒

250,000回／秒

シングル、アベレージ、連続データ・ストリーミング（FCA3100シリーズ）

3.5Mポイント

750kポイント

Talker-Only出力（GPIB/USB）

4,000回／秒

×

個別トリガ測定

650/s

500/s

ブロック転送速度15,000回／秒

5,000回／秒

周波数／周期、時間、
位相、電圧、デューティ・サイクル、パルス、
立上り時間

○



○



トレンド・プロット、ヒスト
グラム、変調ドメインによるグラフ表示○

トータライズ、TIE○

×

プログラマブル・
パルス出力

○

×

連続測定

○

×

内部メモリへの測定速度＊1○ I LabVIEW SignalExpressでサポートされるテクトロニクスの計測器リストについては、当N社ウェブ・サイト（www.tektronix.com/signalexpress）を参照してください。

レンジ
入力A、B
入力C
分解能

10nsから50psまで

補助パラメータ

V max、V min、V p-p

www.tektronix.com/ja

100ps（シングル）、平均12桁／秒（FCA3000シリーズ）
50ps（シングル）、平均12桁／秒（FCA3100シリーズ）

周波数比 A/B、B/A、C/A、C/B
項目

概要

レンジ（10–9）～ 1011

入力周波数
入力A、B

0.1Hz～300MHz

入力C

3GHzまたは20GHz

補助パラメータ

周波数1、周波数2

タイム・インターバル A-B、B-A、A-A、B-B
項目
レンジ

概要

分解能

通常計算：0ns～＋106s
スマート計算：－106～＋106s
100psシングル（FCA3000シリーズ）

最小パルス幅50psシングル（FCA3100シリーズ）
1.6ns

スマート計算

4

3.3ns～1000s（シングル、アベレージ）
4.0μs～1000s（連続データ・ストリーミング）

スマート・タイム・インターバルで極性を決定（A before BまたはA after B）

周波数カウンタ／アナライザ － FCA3000/3100シリーズ

正および負のパルス幅A、B

タイム・スタンプ A、B、C

項目

概要

レンジ

2.3ns～10 s

最小パルス幅

2.3ns

補助パラメータ

V max、V min、V p-p

6

立上り時間A、B
項目

概要

レンジ

1.5ns～106s

トリガ・レベル

信号振幅の10～90%

最小パルス幅

1.6ns

補助パラメータ

スルー・レート、V max、V min

タイム・インターバル・エラー（TIE）A、B

正規化された周期の連続測定であり、TIE(k)＝k×T REF－ΣT Iとなる。ここ
でTI＝個々の周期の連続、TREF＝リファレンス周期の値。

入力A、B、Cのパルス・カウントと生タイムスタンプ・データ（GPIBまたはUSBのみ）項目

概要

最高サンプル速度

GPIBの仕様を参照

最高周波数

160MHz

タイムスタンプ
分解能

100ps（FCA3000シリーズ）
50ps（FCA3100シリーズ）

入出力の仕様
入力A、B
項目

概要

周波数レンジ

DC結合：DC～300MHz
AC結合：10Hz～300MHz

インピーダンス1MΩ／20pFまたは50Ω（VSWR≦2：1）

正および負のデューティ比A、B

トリガ・スロープ

正または負項目概要
0.000001～0.999999

最大チャンネル間
タイミング

500ps

レンジ
周波数レンジ

0.1Hz～300MHz

感度15mV rms（DC～200MHz）

補助パラメータ

周期、パルス幅

減衰比×1、×10

位相A対B、B対A

25mV rms（200～300MHz）

概要

ダイナミック・レンジ（×1）

30mV p-p～10V p-p、±5Vウィンドウ項目
レンジ－180°～＋360°

トリガ・レベル

リードアウト表示

分解能

シングル・サイクル： 0.001°（10kHzまで）、10MHz以上で1°まで低下。
アベレージング（統計）で分解能は改善される

分解能

周波数レンジ

最高160MHz

不確かさ（×1）±（15mV＋トリガ・レベルの1%）

補助パラメータ

周波数（A）、Va/Vb（dB）

オート・トリガ・レベル

トリガ・レベルは入力信号の50%ポイントに自動的に設定される（立上り／立下り時間では10～90%）

トータライズA、B（FCA3100シリーズ）
項目

概要

モード

Tot A、Tot B、Tot A+B、Tot A–B、Tot A/B

レンジ

1～1010カウント

周波数レンジ

最高160MHz

スタート・コントロール

マニュアル、スタート・アーミング

ストップ・コントロール

マニュアル、ストップ・アーミング、指定時間後

補助パラメータ

その他のトータライズ機能

V max、V min、V p-p A、B
項目

概要

レンジ

－50～＋50V、－5～＋5V
レンジは、非破壊最大入力電圧の仕様で制限される

周波数レンジ

DC、1Hz～300MHz

モード

V max、V min、V p-p

分解能3mV（FCA3000シリーズ）
1mV（FCA3100シリーズ）

不確かさ（5Vレンジ、代表値）
DC、1Hz～1kHz 1%＋15mV
1kHz～20MHz

3%＋15mV

20～100MHz

10%＋15mV

100～300MHz

30%＋15mV

補助パラメータ

FCA3000シリーズ：3mV
FCA3100シリーズ：1mV

オート・ヒステリシス
時間最小ヒステリシス・ウィンドウ（ヒステリシス補正）

周波数

入力信号振幅の1/3

アナログLPフィルタ 公称100kHz、RCタイプ
デジタルLPフィルタ

1Hz～50MHzカットオフ周波数

非破壊最大電圧1MΩ440Hzまで350V（DC＋ACピーク）、
1MHzでは12V rms（×1）に低下

50Ω

12V rms

コネクタ

BNC

入力C－3GHz（FCA3003型、FCA3103型）
項目

概要

動作入力電圧レンジ
100～300MHz

20mV rms～12V rms

0.3～2.5GHz

10mV rms～12V rms

2.5～2.7GHz

20mV rms～12V rms

2.7～3.0GHz

40mV rms～12V rms

プリスケーラ比16

インピーダンス50Ω（公称値）、VSWR＜2.5：1

非破壊最大電圧

12V rms、ピンダイオード保護

コネクタ

タイプN（Fe）

V min、V max、V p-p

www.tektronix.com/ja5

データ・シート

入力C−20GHz（FCA3020型、FCA3120型）

演算項目

概要項目

概要

周波数レンジ

0.25～20GHz

関数



（K*X＋L）/M、（K/X＋L）/M
Xは現在の読み値、K、L、Mは定数であり、キーボードで設定またはフローズン・リファレンス値（X0）として設定

動作入力電圧レンジ
250～500MHz－21～＋27dBm

0.5～14GHz－27～＋27dBm

14～18GHz－27～＋27dBm

18～20GHz－21～＋27dBm

その他の機能プリスケーラ比

128

項目

概要

インピーダンス

50Ω（公称値）、VSWR＜2.0：1

測定時間

AMトレランス

90%以上（感度レンジ内において）

20ns～1000s（周波数、バースト、周期アベレージ）。
その他の測定機能ではシングル・サイクル

非破壊最大電圧＋27dBm
精密N（Fe）

タイムベース・
リファレンス

内部、外部、または自動コネクタ

表示ホールド

リスタートによって測定が初期化されるまで
測定結果をフリーズ

後部パネルの入出力
項目

概要

リファレンス入力

1、5、10MHz、0.1～5V rms正弦波、
インピーダンス：1kΩ以上

リミット・アラーム 前面パネルにおいてグラフィック表示、GPIBによる

SRQ、パルス出力コネクタからの正パルス（FCA3100シリーズ）

リファレンス出力

10MHz、1V rms以上正弦波、50Ω

アーミング入力

すべての測定機能をアーミング

リミット値

下限値、上限値

設定

オフ、取込値以上、以下、範囲内、範囲外でアラーム

アラーム時

ストップまたは継続表示

数値＋グラフ

保存可能な
機器設定数

20. 機器の設定は内部不揮発性メモリに保存／呼び出しすることが可能。10個はユーザ保護が可能

ディスプレイ

バックライト付LCD（メニュー操作、数値リードアウト、ステータス情報）

インピーダンス

約1kΩ

周波数範囲

DC～80MHz

パルス出力
GPIB/USBからプログラマブル
（FCA3100シリーズ）
モード

パルス出力、ゲート・オープン、アラーム出力

周期20ns～2s、10nsステップ

パルス幅10ns～2s、10nsステップ

出力

TTLレベル、50Ω、立上り時間：2ns

後部パネル測定入力A、B、C（Opt. RPのみ）

インピーダンス

1MΩ／50pFまたは50Ω（VSER≦2：1）

コネクタ

SMA（Fe）、後部パネルの入力C
BNC（その他の入出力）

補助機能

表示桁数

14桁（数値モード）

解像度

320×97ピクセル

GPIBインタフェース
項目

概要

互換性

IEEE 488.2-1987、SCPI 199953131A 
互換性モードトリガ・ホールドオフ

インタフェース関数 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、DC1、
DT1、E2

項目概要

最大測定レート

時間遅延レンジ

20ns～2s、10ns分解能

GPIB

4k／－読み値／秒（Talker-Onlyモード）

外部スタート／ストップ・アーミング
項目

概要

モード

スタート、ストップ、スタート／ストップ・アーミング

入力チャンネル

A、BまたはE（後部パネル）

650／500読み値／秒（個々のGETトリガ）
内部メモリ
内部メモリ長160MHz

チャンネルE

80MHz

スタート時間遅延レンジ 20ns～2s、10ns分解能

統計

250,000回／秒
750k読み値（FCA3000シリーズ）
3.75M読み値（FCA3100シリーズ）

アーミング信号の最大繰返しレート
チャンネルA、B

15k／5k読み値／秒（ブロック・モード）

USBインタフェース
項目

概要

USBバージョン

2.0フルスピード（11Mbps）

校正

項目

概要

項目

最大値、最小値、平均値、Δmax-Min、標準偏差、アラン偏差

項目

概要

表示

数値、ヒストグラム、トレンド・プロット

モード

外部より、メニュー制御にて実施

サンプル・サイズ

2～2×109サンプル

校正周波数

0.1、1、5、10、1.544、2.048MHz

リミット・クオリファイア オフ、項目の取込値以上、以下、範囲内、範囲外
測定時間間隔6

時間間隔：4μs～500s

www.tektronix.com/ja

周波数カウンタ／アナライザ － FCA3000/3100シリーズ

一般仕様

寸法／質量寸法

環境特性mm

高さ

90

項目

概要

幅210

クラス

MIL-PRF-28800F Class 3に適合

奥行395

動作温度

0～＋50℃

質量kg

非動作時温度－40～＋71℃

本体

2.7

湿度

5～95%（10～30℃）

出荷梱包時

3.5

5～75%（30～40℃）

ご発注の際は以下の型名をご使用ください。

5～45%（40～50℃）
高度

動作時：2,000m
非動作時：12,000m

型名

安全性

2006/95/EC、EN61010-1、UL61010-1、
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

型名概要

FCA3000

300MHz/100ps 周波数カウンタ／アナライザ

EMC

2004/108/EC、EN61326-1、EN61326-2-1、Class A

FCA3003

3GHz/100ps 周波数カウンタ／アナライザ

FCA3020

20GHz/100ps 周波数カウンタ／アナライザ

FCA3100

300MHz/50ps 周波数カウンタ／アナライザ

FCA3103

3GHz/50ps 周波数カウンタ／アナライザ
20GHz/50ps 周波数カウンタ／アナライザ

電源項目

概要

FCA3120

ベーシック・バージョン

90～265V rms、45～440Hz、40W以下

FCA3000/3100シリーズのスタンダード・アクセサリ：周波数カウンタ／アナライザ、電源ケーブル、校正証明書、クイック・スタート・ユーザ・
マニュアル、ユーザ・マニュアルCD-ROM（日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ロシア語）、プ
ログラマーズ・ガイド、テクニカル・スペシフィケーション、TimeView™
ソフトウェア（トライアル版）、NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix
Editionソフトウェア（ベーシック・バージョン）（CD-ROM）

タイムベース・オプション項目

標準

中安定度（MS）

高安定度（HS）

タイムベース・タイプ

TCXO

OCXO

OCXO

要因ごとの不確かさ

機器オプション

要因：エージング

Opt.

概要－<5×10–9＊1<5×10–10＊1

MS

中安定度タイムベース／月<5×10–7<6×10–8<1×10–8

HS

高安定度タイムベース／年<5×10–6<2×10–7<5×10–8RP

後部パネル・コネクタ／24時間

要因：温度変化（代表値）
0～50℃<1×10–5<5×10–8<5×10–920～26℃

<3×10

<2×10

<1×10–9–6–8

ショートターム
安定度：T＝1s

仕様の記載なし

<1×10–10

<1×10–11

アラン分散の
平方根：t＝10s

仕様の記載なし

<1×10–10

<1×10–11

電源投入時安定度－<1×10–7<1×10–8

右のウォームアップ時間後の値と、24時間オン後の最終値に対する偏差

30分




30分




10分




トータルの不確かさ：動作温度 20～26℃、2σ（95%）のCI（コンフィデンス・インターバル）として校正後1年<7×10–6<2.4×10–7<0.6×10–7

校正後2年<1.2×10<4.6×10<1.2×10–7＊1–5–7

1ヶ月連続動作後

www.tektronix.com/ja7

Tektronix お問い合わせ先：サービス・オプション
Opt.

概要

CA1

標準校正（校正期限後、1回実施）

C3

3年標準校正（納品後2回実施）

C5

5年標準校正（納品後4回実施）

D1

英文試験成績書

R55年保証期間日本
お客様コールセンター
0120-441-046

地域拠点
米国

1-800-426-2200

中南米

52-55-54247900

東南アジア諸国／豪州

推奨アクセサリとアクセサリ
型名／部品番号概要

HCTEK4321

ハード・キャリング・ケース

AC4000

ソフト・キャリング・ケース

174-4401-xx

USBホスト－デバイス・ケーブル（90cm）

012-0991-xx

GPIBケーブル（ダブル・シールド）012-1256-xx

BNC（Ma）－BNC（Ma）ケーブル、ダブル・シールド、2.7m、50Ω

012-0482-xx

BNC（Ma）－BNC（Ma）ケーブル、シールド、90cm、50Ω

SIGEXPTE

NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition
ソフトウェア−プロフェッショナル・バージョン

TVA3000

TimeView™変調ドメイン解析ソフトウェア

65-6356-3900

中国

86-10-6235-1230

インド

91-80-42922600

欧州／中近東／北アフリカ

41-52-675-3777
他 30 カ国

Updated 9 October 2009

詳細について当社は、最先端テクノロジに携わるエンジニアのために、資料を用意しています。当社ホームページ（www.tektronix.com/ja）
をご参照ください。

TEKTRONIX および TEK は、Tektronix, Inc. の登録商標です。記載された商品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

08/10

www.tektronix.com/ja〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階
お客様コールセンター

ヨッ！良 い オ シ ロ

TEL : 0120-441-046

電話受付時間／ 9：00〜12：00・13：00〜19：00（土・日・祝・弊社休業日を除く）■

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

© Tektronix

3CZ-25556-0