、、；、I¥"I'
1/,,I，
ヽ転ヽヽ
＼ーノ/20230
605
評基認第 004号
2023年 10 月 25 日

9/'—---、‘`ク／／ヘヽグク／＼ヽヽl,，9,,¥¥ヘ定刃 5)

︑︱︱︱
ロ

証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を A
S
NIT
E認定プログラムの標準物質生産者として認定する 。
認定識別：AS
NI
T
E0035R
M
P
適合性評価機関の名称：関東化学株式会社

草加工場

PY

法人の名称：関東化学株式会社

奇玉県草加市稲荷 1丁目 7番 1号
適合性評価機関の所在地： i
認 定 範 囲 ：化学標準物質（詳細は別紙のとおり）

SO17034:
2016
認定要求事項： ICO

認定スキーム文書 (ASNITE‑R （一般））に記載した認定要求事項

認 定 発 効 日 ：2023年 10月 25日

02
7年 10月 24日
認定の有効期限： 200
9年 1
1月 2日
初回認定発効日 ：2

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長ノ斉 ii~ 4dji

・IAJapan（独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター）は、 !
L
AC（国際試験所認定協力機構）及び AP
A
C（アジア太平洋認定協力機構）の M
RA（相互承認取決め） に署 名している認定機関です。
・相互承認取決めに係る 要 求 事 項 は 、 認 定 の 基準 （該 当す る 国 際 規 格 ） 適 合 義 務 の 他 に 、 技 能 試 験 参 加 要 件 及 び 定 期 的 な 審 査 のRA対 応 事 業 者 に 対す るトレーサビリテ ィ要求事項（方針）を指します。
受審並びに M

• この認定は当該事業者が認定された範囲において］ so 17034,:
2016の 技 術 的 能 力 要 求 事 頂 及 び マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 要 求事頂を満たして いる ことを証明するものです。

・I
A
Japanウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

（別紙）

標準物質生産者の認定の区分：化学標準物質
標準物質又は認証標準物質の別：認証標準物質
特性値の付与に用いるアプローチ：単一事業所による単一の方法を用いた値付け

moJ7034:20161.12.3注記 1d))

無機標準物質高純度
無機化学物質（容量分析用標準物質）

拡張不確かさの範囲
値付け技術（信頼の水準約 95%)

特性名

特性値の範囲亜鉛（純度）

99.990%以上

0.001 ％以上

差数法

アミド硫酸
（純度）

99.90%以上

0.04％以上

電位差滴定法

炭酸ナトリウム（純度）99.95%以上

0.04％以上

電位差滴定法銅（純度）99.98%以上

0.02％以上

電解重量法

フタル酸水素カリウム（純度）99.95%〜
100.05%

0.04％以上

電位差滴定法ふっ化ナトリウム（純度）99.90%以上

0.04％以上

重量分析法

しゅう酸ナトリウム（純度）99.95%以上

0.05％以上

電位差滴定法99.95%以上

0.06％以上

電位差滴定法99.98%以上

0.04％以上

電位差滴定法99.95%以上

0.04％以上

電位差滴定法

99.0%以上．
〇 4％以上核磁気共鳴法

90.3%‑
93.3%

t0％以上

核磁気共鳴法139.4mS/m‑142.2mS/m

0.6％以上

電気伝導率
測定法

14.
50m
S/m‑
14.80mS/m

0.8％以上

電気伝導率
測定法

塩化ナトリウム（純度）
ニクロム酸カリウム（純度）

CO

よう素酸カリウム
（純度）

PY

種類

1,4ービス（トリメチルシリル）
ベンゼンーd4(1,4‑BTM
SB‑d,)（純度）
有機標準物質純粋な3‑（トリメチルシリル）一有機化合物
1ープロパンー 1,1,2,2,3,3‑d,‑スルホン酸ナトリウム(DSS‑d,)

吾
ロ刃
心‑
疋,.

発効日

2023年
10月 25日（純度）
電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液）
イオンの活量伝導率標準(0.01moI/kg)
電気伝導率標準液（塩化カリウム水溶液）(0.001moI/kg)

（以上）

2023/
10/
25A
SN!
TE0035R
M
P1/
1I/／/＾uonaI

̀11￨
＇ り転ヽ
ヽ＼＼

総数 1頁の 1頁¥んヽ ＼乙I，，名貪＼＼ヽゞ
り／ 99￨
t,＼＼Accredited

ASNITE0035RMP

標準物質

名書多、／

発行番号． KR‑1002

証圭刃wむ

称：容量分析用標準物質塩化ナトリウム

Cat.No.37144‑96
製造者：関東化学株式会社草加工場
ロット番号： 304K9513
この標準物質は、 J
ISK8005 （容量分析用標準物質）に規定する純度規格に適合となったものであり、 JISK8001（試薬試験方法通則） JA.6 （滴定用溶液）に規定する JA.
6.
4n) 0.
1mol/L硝酸銀溶液の標定に用 いることができる。
【認証値】
本標準物質の純度の認 証値は以下の通り。認 証値の不確かさは、合 成標準不確かさと包含 係数 k=2から決定された拡張不確かさであ り、約 95 ％の信頼の水準をもっ と推定される区間を示 す。
認証値（質量分率）
純度：
100.
01% （拡張不確かさ 0.
06 %)【測定年月日】 2021年 4月 19日

項 目カリウム (K)
銅 (Cu)
マグネシウム (Mg)カルシウム (Ca)バリウム (Ba)
鉛 (Pb)
鉄 (Fe)
アンモニウム (NH4)SAMPL

参考値：認証値以外の 項目の測定結果（質量 分率）
項 目
規格値
測定結果
水不溶分
0.
005 ％以下
<0.
005%
5.
0,.
.
,
̲
pH (,7.
550g/L，25℃)
5.
8
臭化物 (Br)
0.
005％以下<0.
005%
よう化物 (I)0.
005 ％以下<0.
005%
硝酸塩 (NOa)
5ppm以下<5ppm
りん酸塩 (P04)lppm以下<lppm
けい酸塩 (Siとして） 0.
002％以下<0.
002%
硫酸塩 (S04)
0.
001 ％以下<0.
001%E（認証値の決定方法】
電位差滴定法により、 認証標準物質 (NMIJCRM3008‑a塩化ナトリウム）の純 度を基に、その滴定量 から純度を算出した。

規格値

測定結果

0.
003 ％以下
lppm以下3ppm以下0.
001 ％以下
0.
001％以下lppm以下0.5ppm以下
5ppm以下

<0.
002%
<lppm
<lppm
<0.
0005%
<0.
0005%
<lppm
<0.2ppm<5ppm［トレーサビリティ】
本標準物質の認証値は 、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター (NMIJ) 認 証 標 準 物質 (NMIJCRM) を使用して純度を決定 したものであり、国際 単位系 (SI) にトレーサブルである。
【均質性】
本標準物質の均質性は 、容器へ充填された試 料からランダムに 7本抜き取り、各々の容 器について純度を測定 することにより評価して おり、認証値の不確か さの範囲内において均 質である。
【使用に関する注意事項】
この標準物質を使用す るときは、次の乾燥条 件に従って乾燥するこ とが必要である。
なお、均質性の観点から、 1回の使用量は 0.
25g以上が望ましい。
乾燥条件：粉砕するこ となく、 600℃ で 2時間乾燥した後、シリ カゲルデシケーター中 で 1時間放冷する。
［保管上の注意及び認証値の安定性】
直射日光を避け、常 温 (5℃ 35℃)に保管する。容器 は密栓し、酸・アルカ リの影響を受けないよ うに注意する。なお、適切に保 管すれば特性値に変化 は起こらないと考えら れるが、今後定期的に 安定性試験を実施し、認証値に予想しない変 化が検出された際は通 知する。
【保証期限】末開封及 び上記保管のもとで 2026年 4月末である。
発行日

2021年 4月 29日

埼 玉 県 草 加 市 稲 荷 1丁目 7番 1号
関東化学株式会社
検査部部長

草加工場

ノフIロロ玖屑

•この認証書を必要により複製する場合は、複製であることの識別を明示して下さい。
なお、発行機関の書面 による承認なしにこの 認証書の 一部分のみを複製し て用いることは禁じ られています 。
•この認証書を発行した事業者は、 JIS Q 1
7034(ISO17034:2016) の要求事項を満たして います。

•この認証書は、 ILAC （国際試験所認定協力機構）及びAPAC （アジア太平洋認定協力機構）の MRA （相互承認）に加盟している I
AJapanに認定された標準物 質生産者によって発 行されていますので 、この認証値は ILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受 け入れ可能です 。

3714496‑d