共焦点レーザ走査型顕微鏡

FV1000-D
IX81

取扱説明書

Version.3.1
2011年11月15日
オリンパス株式会社
ライフサイエンスマーケティング部

11

FV1000-D IX81
簡易取扱い説明書

目次―画像取得 基礎編―システムの立ち上げ
顕微鏡での目視観察
画像取得操作パネル概略

XY画像の取得（単染色）XY画像の取得（多重染色） Sequentialスキャン
XYZ画像の取得
XYT画像の取得
XY画像の取得（単染色＋DIC）
XYλ画像の取得〈SPD仕様のみ〉
システムの終了―画像取得 応用編―
画像の取得（ＸＹＴ‐ZDC） 〈ZDC仕様のみ〉
XYT画像取得（シングルスキャナで光刺激）

XYT画像取得（SIMスキャナで光刺激） 〈SIM仕様のみ〉
XY画像の取得（Virtual Channelで４重染色）画像の取得（HDRi）―補足説明―
3D立体画像構築
２D Viewウィンドウについて
取得画像のExport
取得波長範囲の調整（VBF ） 〈SPD仕様のみ〉
Hard Disk レコーディング
Z Projectionの２D View作成
設定条件のリロード
24567911121315172021232526303334353637372

画像取得― 基礎編 ―

33

システムの立ち上げ
２-C
１ １．集中電源をONにしてからコンピュータを２-B立ち上げます。

２．レーザを立ち上げます。

２-A

３

A：MCPSU (405/440/473/559/635nm）
スイッチONにします。
B：ＬＤ559① レーザの主電源をONにしますとPLランプが緑色に点灯、TEMPランプが緑色に点滅します。

B:LD559レーザ

① 主電源
ON

PLが TEMPが点灯 点滅

TEMPが点灯②
１、KeyをON③
C:MArレーザ

２、LASERが点滅から点灯② TEMPランプが点滅から点灯に変わる事を確認します。
③ KeyスイッチをONにするとLASERランプが赤点滅になります。レーザが安定化（赤点滅から赤点灯）するのにしばらく時間がかかります。赤点灯後、LD559レーザを使用することができます。
C：MultiArレーザ
主電源をONにしてからKeyスイッチを時計まわりにひねります。
D：HeNe（G）レーザ （543nm）
Keyスイッチを時計まわりにひねります。

D:HeNe（G）レーザ

３．水銀ランプ電源装置の電源スイッチをONにします。 ※目視観察に使用します。
４．ユーザー名・パスワードを入力し、WindowsへLogonします。
ユーザー名 Windows XP： Administrator
ユーザー名 Windows 7 / Vista： fluoview
パスワード：fluoview

５５．

をダブルクリックし、FV10-ASWソフトウェア起動します。
ユーザー名： Administrator
パスワード： Administrator

44

顕微鏡での目視観察■ ■ 蛍光画像の観察 ■ ■２■ メモ ■
蛍光ミラーユニットについて

１．ハンドスイッチで対物レンズを選択します。

WBV：青紫色励起（ECFP等）

１
ハンドスイッチ

NIBA：青色励起/緑色蛍光（例：FITC、EGFP等）
WIG ：緑色励起/赤色蛍光（例：Rhodamine、DsRed等）
WU：UV励起D
３

２．ハンドスイッチで蛍光ミラーユニットを選択します。

３．FV10-ASWソフトウェアのをクリックします。

４．フォーカスを合わせます。
微分干渉目視時の透過照明の光量（電圧）調整。

５．観察後、をクリックし、蛍光ランプのシャッターを閉じます。

■ ■ 微分干渉画像の観察 ■ ■* DIC素子

A．ハンドスイッチで対物レンズを選びます。
B．ポラライザを挿入します。

B

C．微分干渉プリズムスライダを挿入します。
※ご使用の対物レンズに応じ、プリズム位置切替レバーを「BFP1」または「NORMAL」に切り替えます。

C

微分干渉コントラストの調整はこのつまみで行います。

5

D．FV10-ASWソフトウェアのをクリックします。目視による透過観察が出来る状態になります。
E．フォーカスを合わせます。
F. 観察後、をクリックし、ハロゲンランプのシャッターを閉じます。

5画像取得操作パネル概略■Acquisition Setting ■スキャンモード

スキャン速度■Image Acquisition Control ■スキャンシリーズ選択画素数
スキャンボタン各種

SIM設定

Zoom＆Pan

レーザー出力設定

ラムダスキャン設定

カルマン積算設定

Hard Disk Rec.設定（補足説明資料参照）

対物レンズ

コンフォーカルアパーチャ（ピンホール径）

Z位置設定

透過ランプ調光Time Scan 設定

条件取得のロード（補足t説明資料参照）

Explorer Window
Live View
画像表示（画像ファイルのサムネール表示）

Data Manager（メモリ上にあるファイルの表示）

66

XY画像の取得（単染色）例：緑色蛍光（Alexa488）の単染色

３

１７

１．DyeListパネルから観察する蛍光試薬を選びダブルクリックします。
選択した蛍光Dyeに適したスリットの幅や位置などが決まります。
スリットの幅や位置はマニュアルで可変できます。
詳細は補足説明資料２をご参考下さい。

５

２． Apply ボタンをクリックします。

３．XY Repeat ボタン
連続スキャンします。

２
５を押して、※ 生細胞などのサンプルで連続スキャンによる退色やダメージが気になる場合は、FocusX2・
X4ボタンで画像を間引きしながら撮影することをお勧めします。
Chグループボックスの調整
HV:検出器の感度調整をします
Gain:設定倍率で画像を明るくします
Offset:背景を暗くします

Laser強度の調整

４．焦準ハンドルを動かしフォーカス調整を行います。
５．緑色（Alexa488）画像の調整をします。
（ Laser強度、HV、Offsetなど）
６．必要に応じて、Zoom、ローテーションを設定します。

６ Rotation

Zoom

７． 画像調整後、STOPボタンスキャンを停止させます。

８ Rotation

で８．AutoHVを選択して、ScanSpeedを選択します。
※ Slow側にする程 現在の明るさを保ちながらノイズを除去することができます。
また、別の方法として Kalman積算があります。
詳細はP7【【キレイな画像を取得するPOINT】をキレイな画像を取得するPOINT】
ご参照下さい。

77XY画像の取得（単染色）例：緑色蛍光（Alexa488）の単染色９９．XYボタンを押して、画像取得します。
１０．画像の保存：右クリック、若しくはFile
メニューで Save As を選択しOIB/OIF形式で保存します。
■ メモ ■
FV10-ASW専用ファイル形式について
OIF 形式 ：「画像が入ったフォルダ（16bit TIFF）」と「付属ファイル」が作成されます。これら２つがないと、ファイルを開くことができません。
OIB 形式 ：OIF 形式を１つのファイルにまとめたもの。ファイルの移動などをする際は、こちらが便利です。

画像をTIFF・JPEG等にExportする方法は補足説明資料をご参考下さい。

【キレイな画像を取得するPOINT】
画像が暗い場合HVを上げる：検出器の感度を上げます。700V以上にしても十分な明るさが得られない場合は以下の方法も併用してください。
レーザ強度を上げる：励起光の出力が増加し蛍光の明るさが増します。強度を上げすぎると蛍光が褪色したりサンプルへのダメージが大きくなります。
CAを上げる：通常はボタンが押されており最適なピンホール径を自動で設定します。

を外してCA(コンフォーカルアパチャー)を上げる＝Z軸分解能を下げる
ことで明るくなります。
Gainを上げる：画像取込み時に設定した倍率で、画像を明るくします。

ノイズが多い場合
Kalman積算・・・指定した回数の画像取り込みを行いながら画像の平均化処理を行います。
Kalmanをクリックし、Line（またはFrame）を選択します。
画像の積算回数（スキャン 回数）を入力します。

88

XY画像の取得（多重染色）Line Sequentialスキャン※個別に蛍光画像を取得することにより蛍光のクロストークを回避するモード

１４８

１．DyeListパネルから観察する蛍光試薬を選びダブルクリックします。
選択した蛍光Dyeに適したスリットの幅や位置などが決まります。
スリットの幅や位置はマニュアルで可変できます。
詳細は補足説明資料をご参考下さい。

６

２．Apply ボタンをクリックします。

３

３．Sequentialをチェックし、Lineを選択します。

２
６

４．XY Repeat ボタンスキャンします。

Chグループボックスの調整
HV:検出器の感度調整をします
Gain:設定倍率で画像を明るくします
Offset:背景を暗くしますを押して、連続※ 生細胞などのサンプルで連続スキャンによる退色やダメージが気になる場合は、FocusX2・X4ボタンで画像を間引きしながら撮影することをお勧めします。

５．焦準ハンドルを動かしフォーカス調整を行います。

Laser強度の調整

６．１CH・２CHの画像を調整します。

７ Rotation（ Laser強度、HV、Offsetなど）
Zoom

７．必要に応じて、Zoom、ローテーションを設定します。
８． 画像調整後、STOPボタンスキャンを停止させます。

９で９．AutoHVを選択して、ScanSpeedを選択します。
※ Slow側にする程 現在の明るさを保ちながらノイズを除去することができます。
また、別の方法として Kalman積算があります。
詳細はP7【【キレイな画像を取得するPOINT】をキレイな画像を取得するPOINT】
ご参照下さい。

99

XY画像の取得（多重染色）Line Sequentialスキャン

１０１０．XYボタンを押して、画像取得します。
１１．画像の保存：右クリック、若しくはFileメニューで Save As を選択しOIB/OIF形式で保存します。
■ メモ ■
FV10-ASW専用ファイル形式について
OIF 形式 ：「画像が入ったフォルダ（16bit TIFF）」と「付属ファイル」が作成されます。これら２つがないと、ファイルを開くことができません。
OIB 形式 ：OIF 形式を１つのファイルにまとめたもの。ファイルの移動などをする際は、こちらが便利です。

画像をTIFF・JPEG等にExportする方法は補足説明資料をご参考下さい。

■画像の明るさ調整■
キーボード上でCtrl＋H keyを押すことにより画像をHi-Low表示できます。
強度4095のピクセルは赤色表示されます。
またHi-Lowから通常の表示に戻す際もCtrl + H Keyを押すことにより再び元の色に戻すことができます。

Ctrl＋H key

1010

XYZ画像の取得
１．XY画像の調整を行っておきます。

３ １１８（P6～、もしくはP8～を参照）

ここでは連続断層画像の上限と下限を決定します

１０２. Clear Stert/End を押して取込み開始位置と終了位置の設定を消去した後、Set 0を押して現在のZ位置の表示値を0にします。
３．XY Repeatボタンを押してスキャンします。

４

５

４．
をクリックしていき、フォーカス位置をずらします。 （参照 ■メモ ■ ）７５．画像にサンプル上限が表示されたら、 Setボタンで決定します。

９６．
をクリックしていき、フォーカス位置をずらします。 （参照 ■メモ ■ ）６

７．画像にサンプル下限が表示されたら、Setボタンで決定します。
■ メモ ■：１クリックで StepSizeに入力した値ずつ 進みます。

８．Stop ボタンでスキャン停止します。

： １クリックで StepSizeに入力した1/2値ずつ 進みます。

９．StepSize又はSliceを入力してチェックボックスにチェックを入れます。
（Opボタンで推奨値をご参考いただけます）
１０． Depthを選択します。

１２

１１． XYZボタンをクリックし、画像を取得します。
１２． Series Doneをクリックし、画像を保存します。
３D画像の表示は、補足説明資料をご参照ください。

1111

XYT画像取得
１．XY画像の調整を行っておきます。
（P6～、もしくはP8～を参照）

２

２. シリーズボタンの［Time］を選択します。

３．Intervalボックスに取込み開始から次の取込み開始までの時間（単位：秒）を入力します。
【例】インターバル：1分→「60」を入力し［Enter］

４．Numボックスに取込み回数を入力します。

５．XYTボタンをクリックし、画像を取得します。
６． Series Doneをクリックし、画像を保存します。

５６1212

XY画像の取得（単染色＋DIC）
１４

例：緑色蛍光＋微分干渉像

８

１．DyeListパネルから観察する蛍光試薬を選びダブルクリックします。
選択した蛍光Dyeに適したスリットの幅や位置などが決まります。
スリットの幅や位置はマニュアルで可変できます。
詳細は補足説明資料２をご参考下さい。

６

２． Apply ボタンをクリックします。
３．TD1にチェックをします。

３

ポラライザとプリズムスライダが光路に入っていることを確認してください

４．XY Repeat ボタン
連続スキャンします。

２
６を押して、※ 生細胞などのサンプルで連続スキャンによる退色やダメージが気になる場合は、FocusX2・
X4ボタン
で画像を間引きHV:検出器の感度調整をします
Gain:設定倍率で画像を明るくします。

しながら撮影することをお勧めします。

５．焦準ハンドルを動かしフォーカス調整を行います。

Offset:背景を暗くします。

６．緑色（Alexa488）画像とTD画像の調整をします。

７ Rotation

Zoom

７．必要に応じて、Zoom、ローテーションを設定します。
８． 画像調整後、STOPボタンスキャンを停止させます。

９で９．AutoHVを選択して、ScanSpeedを選択します。
※ Slow側にする程 現在の明るさを保ちながらノイズを除去することができます。
また、別の方法として Kalman積算があります。
詳細はP7【【キレイな画像を取得するPOINT】を
キレイな画像を取得するPOINT】ご参照下さい。

1313

XY画像の取得（単染色＋DIC）
例：緑色蛍光＋微分干渉像

９９．XYボタンを押して、画像を取得します。
１０．画像の保存：右クリック、若しくはFileメニューで Save As を選択しOIB/OIF形式で保存します。
■ メモ ■
FV10-ASW専用ファイル形式について
OIF 形式 ：「画像が入ったフォルダ（16bit TIFF）」と「付属ファイル」が作成されます。これら２つがないと、ファイルを開くことができません。
OIB 形式 ：OIF 形式を１つのファイルにまとめたもの。ファイルの移動などをする際は、こちらが便利です。

画像をTIFF・JPEG等にExportする方法は補足説明資料をご参考下さい。

1414

ＳＰＤ仕様のみ

XYλ画像の取得
スペクトル画像の取得

３

１．

１をクリックします。
※ シーケンシャルにチェックが入っている場合、Lambdaボタンはグレーアウトしています。チェックをはずしてください。

２．使用するレーザにチェックを入れます。

２５３．

※をクリックし、光路図を表示します。

４．BS20/80、もしくは励起波長に合ったDMを選択します。

４

例：473で励起する場合→DM405/473

５．
をクリックしてSpectralViewを表示させます。

６．Startボックス/Endボックスに画像の取込みを開始/終了する波長を入力します。

５

SpectralViewグラフ上の赤いバーと連動しています。

６７．Band Widthボックスに1フレームで取込む波長の範囲を設定します。 （例：20nm）

８．（StepSize）ボックスに取込みを開始する
波長から次に取込みを開始する波長までの間隔を設定します。（例：10nm）
設定可能な最小単位は1.0nmです。

８15７15XYλ画像の取得
スペクトル画像の取得

８１０

１１８．XY Repeat
します。

ボタンを押してスキャン

９．左側のスリットをクリックし、画像を観察しながら蛍光の一番明るい波長域を探します。

１０． 画像を調整します。

１１．XYLボタン取得します。

をクリックし画像を

９
１２．SeriesDoneを保存します。

をクリックしλ画像

λの解析方法は、｢FV画像解析マニュアル｣をご参照ください。

16

16

システムの終了
１．File/ExitでFV10-ASW ソフトウェアを終了します。

１２．Windows を終了します。

３．レーザーをOFFにします。
A ： MCPSU （405/440/473/635nmレーザ）
スイッチをOFFにします。

B ： LD559nm
キースイッチをOFFして、主電源をOFFします。

２

C ： Multi Arレーザ
キースイッチをOFFして、主電源をOFFします。

D ： HeNe（G）レーザ（543nm）
キースイッチをOFFにします。

３ B:LD559nm

４．水銀ランプ電源をOFFにします。
C:MArレーザ

D:HeNe（G）レーザ

５．集中電源をOFFにします。

５４1717

1818

画像取得― 応用編 ―1919

ＺＤＣ仕様のみ

XYT画像取得 -ZDC使用１. ZDC 制御が可能な対物レンズを選択して、 ZDC を光路に入れます。
２．画像取得ﾓｰﾄﾞを「XYT」または「XYZT」にして、標本にフォーカスを合わせ、画像調整を行います。
３．[Acquisition Setting]ウィンドウの<ZDC Setting>ボタンをクリックします。
４. 「ZDC Control」ウィンドウの「Set Offsetボタンをクリックし、フォーカスオフセット値※を設定します。
※ 「フォーカスオフセット値」とはZDC が検出するガラス面位置から標本のフォーカス位置までの距離

５.「ZDC」グループボックスの「Enable ZDC AF during
Time Seies Scan」にチェックを入れ、「ZDC Setting」ボタンをクリックし、「ZDC Control」ウィンドウを開きます。

６．「XYT」または「XYZT」画像取得をスタートさせます。
Tシリーズ画像取込み中のインターバル時間に、ZDCが制御されます。
注意
FV1000ソフトウェアがVer.1.X の場合
ZDC 制御は、インターバル時間が60 秒以上、かつ、レスト時間が30 秒以上の場合のみ使用できます。また、ZDC 制御は、画像取込みの30 秒前に実行されます。
FV1000ソフトウェアがVer.2.0 以降の場合
ZDC 制御はFreeRUN ではない10 秒以上のインターバルで使用できます。
画像取込み中にZDC 制御が成功すると、ブザーが1 回鳴ります。失敗すると、ブザーが3 回鳴ります。

2020

XYT画像取得（シングルスキャナで光刺激）

1．画像撮影の調整を行います。

2．‘StimilusWindow’でMainを選択し、‘Mode’にて光刺激したい領域を囲います。

２ 3．‘Laser’にて刺激するパワーを決めます。
4．‘StimulateStartSetting’にて設定します。

３

光刺激とImagingをリンクさせる場合：
4-1． Activation in Series のラジオ

４ボタンをクリックします。
4-2． PreActivationとActivationTimeを入力します。
（Manual操作については次ページをご参考ください）

５21

５. 時間間隔・TimeNo. を入力します。

21

XYT画像取得 （シングルスキャナで光刺激）

６ ６．Timeを選択し、XYTボタンを押して、画像取得します。
光刺激とImagingをリンクさせる場合：
設定した時間に自動的に光刺激されます。
７．SeriesDoneをクリックすると、取得し終わった画像のWindowバーに「２DView-LiveImage（x）」と表示されます。

７ ８．画像の保存：
メニューバーよりFile / SaveAsを選択し保存します。
（Save as Type 「 oib 」または「 oif 」が、FV10-ASWソフトウェア専用のファイル形式です。）

光刺激をマニュアルで行う場合：（１） 前ページの１～３の操作を行ないます。

（２）（２） Manualのラジオボタンをクリックします。
（AutoStopにチェックをして秒数を入力すると、Bleachボタンをクリック時の有効時間を設定できます）（３） Bleachボタンをクリックします。

（４）

22

（３）

（４） XY RepeatまたはXY、XYTにて画像を観察します22

ＳＩＭ仕様のみ

XYT画像取得 （SIMスキャナで光刺激）１１．SIM LightPass をクリックします。
２．画像撮影の調整を行います。

３．‘StimilusWindow’でSIMを選択し、‘Mode’にて光刺激したい領域を３囲います。
４．‘Laser’にて刺激するパワーを決めます。
５．‘StimulateStartSetting’にて設定します。

４

光刺激をマニュアルで行う場合：
5-１．Manualのラジオボタンをクリックします。
（AutoStopにチェックをして秒数を入力すると、

５

Bleachボタンをクリック時の有効時間を設定できます）

光刺激とImagingをリンクさせる場合：
5-1． MainScannerSyncとImageScan→Activationのラジオボタンをクリックします。
5-2． ActivationとWaitTimeを入力します。

23

23

XYT画像取得 （SIMスキャナで光刺激）

６６. 時間間隔・TimeNo. を入力します。

７

７．Timeを選択し、XYTボタンを押して、画像取得します。
光刺激をマニュアルで行う場合：
光刺激をしたい時に、Bleachボタンをクリックしてください。
光刺激とImagingをリンクさせる場合：
設定した時間に自動的に光刺激されます。

８．SeriesDoneをクリックすると、８取得し終わった画像のWindowバーに「２DView-LiveImage（x）」と表示されます。
９．画像の保存：
メニューバーよりFile / SaveAsを選択し保存します。
（Save as Type 「 oib 」または「 oif 」が、FV10-ASWソフトウェア専用のファイル形式です。）

24

24

XY画像の取得（Virtual Channelで4重染色）Virtual Channel Scan使用で４重染色画像取得
例： Phase1:DAPI・Alexa488／Phase2: RodaminRed・ Cy5１

２

１．DyeListのにチェックをいれまると VertualChannelControllerが自動で立ち上がります。
２．Number of phase usedにてphase数〝 ２ 〟を選択します。
３．DyeリストからDyeをドラッグして各Phaseにドロップします。

３４．〝Apply〟をクリックして蛍光色素とPhase数を登録します。

ドラッグ＆ドロップ

５．〝Phase1〟を選択するとDAPI・ Alexa488がImageAquisitionControlに表示されます。
※ スリットの幅、フィルター、DMの設定が〝DAPI〟〝 Alexa488 〟に切り替わります。

画像を調整します。

４

６． 〝Phase2〟を選択し、同様に画像を調整します。

７．VirtualChannelContoller
して画像を取得します。

をクリック

８．画像を保存します。

５・６

本機能でLUT設定は反映されません。
画像取得後にLUT Setting

25で変更してください。

25

HDRi画像の取得

26

26

HDRi画像の取得

27

27

28

28

― 補足説明 ―29

29

３D画像の解析 ３D画像構築・断面観察
１

画像を任意の角度から観察します３

１．２D View-（ファイル名）画像のをクリックします。
２．３DViewが構築されます。
３．画像上でマウスをドラッグしながら動かし、任意の角度から観察します。

４画像の任意の断面を観察します
４．

６５をクリックしを選択します。

５．画像上で、マウスをドラッグしながら左右に動かして、任意の縦断面を観察します。

３D構築した画像を保存します
６．

をクリックすると２D画像が作成されます。右クリックでSAVEします。

６30（または、３D画像の上で右クリック→
SAVE DISPLAYで現在表示されているROIを含めた画面をBMP形式で保存できます。）
30

３D画像の解析 ３D画像構築詳細設定
Cut View ボタン
スライス描画モードがONの際にスライス表面に断面像を投影します。
画像を拡大/縮小して表示
3D画像の回転Sliceボタン

ChangeViewRegion ボタン
スライスによって分割された3D像表示領域/非表示領域を切り換えます。
Orthogonal View ボタン
スライス断面の正面に、視点を固定して観察できます。

3D Image Setting （LUT調整、Image調整など）
3D Property Setting (スケールバー、コメントなど画像上の描画の設定)
描画のON/OFF

コメント表示アウトライン表示

スケール表示センターマーク表示3131

３D画像の解析 ファイル作成方法
１

回転ファイルを動画像として保存する場合は、以下の方法で３D構築を行います。

２

例として、画像を180°回転させてみましょう。

１．

ボタンをクリックします。

２．Angle Rotationタブをクリックします。

３

３．回転軸を選択します。

７
４．回転角度を入力します。

４５
６

32

Start＝何度から / End＝何度までFrame/s＝回転速度 / Interval＝何度ずつ

５．AVI Fileを選択して［ Create ］をクリックします。

６．ファイル名を入力して［ Save ］をクリックします。

32

２D View ウィンドウについて
１：１表示
Windowサイズに表示の拡大合わせる

表示する軸の選択してスライダで画像をフレーム毎に表示

終了/開始Sectionの固定

CH表示/ROI表示
切替

TEXT

ROI各種
グリット
矢印
カラーバー
スケールバー

20μm

ボタンを押して、画像上で左クリックしたまま引っ張り、適当なところで離します。
（Shift+左クリックで真直ぐなラインが引けます）

LUTセッティング（色／明るさ編集）

カーソル左右に動かすもしくはMinとMaxに数値を入力して、コントラストを自由に設定することができます。

回転３Dアニメーションの作成

Create 3D animation ボタン
回転アニメーションを作成できます。

Projectionの切換え

CHとカラーを選択することで現在のCHにあてがわれている擬似カラーを変更することが可能です。

33

33

取得画像のExport
Bitmap（*.bmp）・JPEG（*.jpg, *.jpeg）･TIFF（*.tif, *.tiff）･PNG（*.png）で画像を保存
1．保存する画像の［Live View］ウィンドウまたは［2D View］ウィンドウを表示し、画像の上で右クリックをして［Export］を選択します。
２．Exportするファイルフォーマットを選択します。
３．スケールバーなどの画像上のROIを保存する際は、［All ROIs］もしくは［Select ROI Shape］を選択します。
４．画像の出力方法を選び、[Channel Selection]で出力するチャンネルを選択します。
・重ね合わせ画像
・CH毎のLUT画像
・生データ（白黒）画像

５．Saveで画像を保存します。

２３
４
レンジセレクション
読み込む軸（L/Z/T）の始めと終わりを指定します

動画形式（AVI・MOV）で画像を保存（AVI、MOV形式は、XYZ・XYT・XYλ・XZT・XλT・XλZ画像で可能です）
１．保存する画像の［Live View］ウィンドウまたは［2D View］ウィンドウを表示し、画像の上で右クリックをして［Export］を選択します。
２．保存する動画形式を選択し、Frame Rateを入力します。
３．[Save]でファイルを保存します。
Frame Rate
動画のフレームレートや圧縮の有無を設定できます。
（AVI: AVI形式ファイル圧縮の有無を設定します。）

34

34

ＳＰＤ仕様のみ

取得波長範囲の調整（VBF）

Variable Barrier Filterで、Ch1とCh2の取込む波長の範囲を調整する方法です。

１１．

ボタンをクリックし、SpectralSettingウィンドウを表示します。

２．
かで、位置動かし、取り込む波長を調整します。

SpectralSettingウィンドウ

Ch1のスリット調整

ここでここでスリット位置スリット幅を可変します。

を可変します。

Ch２のスリット調整

スリット位置スリット幅を１nmずつ可変します。

を１nmずつ可変します。

Ch３の蛍光フィルターの選択

3535

Hard Disk レコーディング・あらかじめ指定した保存先に取得画像を自動で保存する機能です。
・シリーズ画像撮影中に、画像取得中にViewerウィンドウから直前までの画像を確認することが出来ます。

【ハードディスクレコーディング条件】

画像取得上限数
保存先
その他条件

32,766回 （シリーズ画像回数）
ローカルドライブのみ保証 （Dドライブ）
画像サイズが128X128未満のXYT,インターバル1秒以上必要。
往復スキャンモード時は、無効。
見返り機能はインターバル中のみ使用可能。

画像取得方法
１．画像の調整・条件設定をします。
２． [ Hard Disk Recording OFF ]ボタンをクリックします。 [ Hard Disk Recording On ]ボタンになり[Viewer]画面が起動されます。
３． [File Name]テキストボックス横のボタンをクリックし、保存場所・ファイル名を設定して[Open]をクリックします。
４．

ボタンを押して、画像取得します。

画像取得中に画像を閲覧する方法
１．画像の取込みを開始したら、[Viewer]画面を前面に表示します。
２．[Explorer]ウィンドウの[サムネイル表示]領域で、取込み中の画像ファイルをダブルクリックします。
取込み中の画像ファイルが[サムネイル表示]領域に表示されていない場合は右クリックして [Refresh]を選択します。

36

36

A: Z Projectionの２D View作成
B: 設定条件のリロード
A．Z Projectionの2D画像の作成

１２

１．オリジナル画像を開き、2D viewのProjectionボタンからZを選択して、Z Projection画像を表示します。

２．２Dコントロールパネル（で表示）上の[NewTile]ボタンをクリックして、Zプロジェクションの２D画像を作成します。

３．画像を保存します。

B．設定条件のリロード

１

過去の画像データから画像取得条件を読み出し再現します。

１．Tool→Explorerを選択します。
２．リロードしたいサムネイル画像で右クリックし、Load Acquisition
Parameter を選択します。

２

３．条件がリロードされます。
条件を読み込む画像を開いた状態で[Load Scan Data]
ボタンを押してリロードすることもできます。

3737

3838