メタボローム分析用

オンラインSPE-GCシステム

SPL-M100■ SPL-M100 仕様
大きさ

メインユニット 幅340 mm

電源・消費電力

100 V （500 VA）

ソフト用PCスペック
処理検体数

送液部

幅390 mm

奥行570 mm

高さ520 mm（設置面よりの高さ）
高さ410 mm

WindowsXP以降
最大50検体送液シリンジ方式

設置環境

温度：18〜28 ℃

使用ガス

奥行560 mm

N2ガスまたは不活性ガス
湿度：40〜70 %RH

ただし結露しないこと。

その他：塵、振動、空間ノイズ、腐食性ガスなどの妨害要素の少ない環境が望ましい。
別途GC用大量注入口装置LVI-S250（別売）が必要となります。

（LVI-S200をお持ちの場合はアップグレードで対応可）

製品の仕様・外観・構成等は改善のため予告なしに変更する場合があります。カタログ中に記載の社名または製品名は各社の登録商標または商標です。

製品に対するお問合せは弊社または代理店までご連絡ください。

XX-1005 2021年04月01日版

株式会社 アイスティサイエンス〒640-8390 和歌山県和歌山市有本18-3
TEL.（073）475-0033 FAX.073-497-5011〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31アドバンス610
TEL.（048）424-8384 FAX.073-497-5011（ 本社：和歌山）www.aisti.co.jp

固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステム■〝固相誘導体化法〟は、さまざまな分野での活用が期待できます

誘導体化革命。
2日間が、わずか10分に！
固相誘導体化

脱水
1分

医療・製薬

誘導体化
2分

食品・飲料

穀物収穫

■メタボローム分析用オンラインSPE-GCシステム

SPL-M100
固相 誘 導 体 化 法
STEP ❶STEP ❷

固相抽出装置がGC /MSに搭載され、STEP ❹STEP ❺
溶出洗浄

脱水／1分

誘導体化／2分

アミノ酸と有機酸をイオン交換相互作用により固相に保持

水-ACNで固相に残存している非イオン性化合物を除去

ACNで固相に残存している水分を除去

誘導体化試薬を固相に含侵させて、目的成分を固相中で誘導体化

試料

Water-ACN

ACNMSTFA-N⊕(CH3)3

Amino group⊕H3N-R

Carboxyl group⊖OOC-R

試 料 を セットす るだ け で G C / M S 分 析 ま で 全 自 動 化 。

STEP ❸

試料負荷 &保持-SO3⊖

オン ライン 全 自 動 処 理 を実 現 。

特許登録

ヘキサン-SO3⊖⊕H3N-R-SO3⊖⊕H3N-R-SO3⊖

TMS-HN-R-SO3⊖-N⊕⊖OOC-R-N⊕⊖OOC-R-N⊕

TMS-OOC-R-N⊕(CH3)3非イオン性化合物(CH3)3

H 2O(CH3)3

全量注入を可能にするFlash-SPEカートリッジ
オンラインSPE-GCのために専用開発された固相カートリッジです。充填量が2〜5 mgと非常に少なく、コンパクト設計のFlash-SPEと大量注入口LVI-S250により試料の全量注入を可能にします。

(CH3)3

R-NH-TMS
R-COO-TMS

Flash-SPE

Flash-SPE（固相ミニカートリッジ）

02 AiSTI SCIENCE SGI-M100

AiSTI SCIENCE SGI-M100

03ハードウェアの機能・特徴
ロボットアームによるサンプル直接大量注入が可能。
既存のサンプルトレイをそのまま使用可能。
また既存のオートサンプラーに乗せ換えることで、従来の分析にも使用できます。
各箇所にセンサーを設置して、動作上のトラブルを未然に防ぎます。

■オンライン固相誘導体化法
STEP ❶STEP ❷STEP ❸STEP ❹

脱水／1分

誘導体化／2分

試料負荷&保持洗浄

アミノ酸と有機酸をイオ
ン交換相互作用により固相に保持

水-ACNで固相に残存している非イオン性化合物を除去

ACNで固相に残存している水分を除去

試料

Water-ACN

ACN

STEP ❺

誘導体化試薬を固相に含侵させて、目的成分を固相中で誘導体化

溶出ヘキサン
シリンジポンプ

MSTFA

固相抽出
Flash-SPE■メタボロミクスにおける前処理・誘導体化の現状と改善の提案
前処理操作について

GC/MS

スパイラル
（胃袋型）
インサート

固相誘導体化法による迅速化・自動化を実現

遠心濃縮・凍結乾燥・誘導体化等前処理工程が煩雑で、時間を要し、さらには熟練された技術や経験が必須となることが、現状の大きな課題となっています。

多検体の測定について

SPE-GCによる誘導体化から測定までのオンライン化を実現

多検体の誘導体化をバッチ処理した場合、各々の検体において誘導体化後から測定までの時間が異なってしまう。

■前処理（自動前処理時間5〜10分）〜GC/MS分析までを完全自動化
脱水GC注入口 LVI-S250

抽出

分析

試料をバイアルに入れ、SPL-M100にセットするだけ誘導体化

全量注入

非イオン性化合物

H 2O

誘導体化してから注入するまでの時間が常に一定■各種ノズルにより多段通液を可能に
各工程（コンディショニング、試料吸引負荷、洗浄、窒素通気、溶出）専用のノズルを用いることでスムースな多段通液処理を行います。

■効率化を追求したワーキング・レイアウト

試料セットエリア

固相のコンディショニング・精製・乾燥・溶出から GC/MS注入まで処理を全自動化するために考えられたワーキング・レイアウト。
また、送液には各溶媒専用のシリンジポンプを搭載し、混液の心配がありません。

溶出・注入エリアワーキングエリア

SPE-GC/MS■オートサンプラーの使用
ベースプレートを分離させることにより、既存のオートサンプラーを用いて前方注入口を使用することが出来ます。

04 AiSTI SCIENCE SGI-M100■ 試料セットエリア（試料の採取）UP TO

50Sample・Elution■ Flash-SPE固相セットエリア
UP TO100

Flash-SPE■ 溶出と同時にGCへ注入■ 固相の廃棄箱

AiSTI SCIENCE SGI-M10005固相誘導体化法性能評価■ アミノ酸・有機酸・核酸塩基の一斉分析■ 糖類の一斉分析● SCANトータルイオンクロマトグラム● SCANトータルイオンクロマトグラム

Fig. オンライン固相誘導体化法SPE-GC-MSシステムにより得られた混合標準水溶液 (バイアル中濃度0.02nmoL/μL )のSCANトータルイオンクロマトグラム

Fig. オンライン固相誘導体化法SPE-GC-MSシステムにより得られた混合標準水溶液 (バイアル中濃度0.02nmoL/μL )のSCANトータルイオンクロマトグラム

24,25113.410576211015,1612817232028913726142291819215689111222● 再現性
Table オンライン固相誘導体化法SPE-GC-MSシステムにより得られた混合標準水溶液のピーク面積値とそのRSD ( %, n=9 )06 AiSTI SCIENCE SGI-M100

12734

● 直線性
Fig. 濃度と面積値の関係● pHによる影響
Fig. pHと相対面積値の関係

AiSTI SCIENCE SGI-M10007

■ マウス血清● 添加回収試験

1st 抽出Table マウス血清の抽出液に添加して得られた回収率 ( % )2nd 自動誘導体化・測定● 試料：50μL（50mg）● バイアル・添加 水 150μL
・添加 ACN 800μL● 分取：40μL● 試料負荷量Fig. 試料負荷量 ( 10, 20, 40, 80 μL ) とピー
ク面積値の関係● Flash-SPE AOS-3mg● 振とう（37℃, 30min）● 遠心分離（14000rpm、５min）
バイアルをサンプルトレイにセットするだけ● 分取：上澄み液：250μL
・添加水 250μL

・コンディショニング・水 100μL
・アセトニトリル 100μL
・洗浄 水-ACN（１/４）100μL
・脱水 ACN 100μL● 重ね描き定量イオンクロマトグラム
Fig. 本システムを用いて得られたマウス血清の定量イオンクロマトグラムの重ね描き ( n=9 )・含侵 Methoxyamine-Pyridine-MSTFA 8μL● 固相誘導体化反応 2min

● バイアル・溶出 アセトン ヘキサン（１/４）40μL● GC-MS：LVI-Split（１：５０）● SCANトータルイオンクロマトグラム● 再現性

Table オンライン固相誘導体化法SPE-GC-MSシステムにより得られたマウス血清のSCANトータルイオンクロマトグラム

Table オンライン固相誘導体化法SPE-GC-MSシステムにより得られたマウス血清のピーク面積値とそのRSD ( %, n=9 )3,4710111961220524,25272815808 AiSTI SCIENCE SGI-M100

1312

AiSTI SCIENCE SGI-M100

09ソフトウェアの機能・特徴

スパイラル（胃袋型）インサートを搭載
GC用大量注入口装置

LVI-S250
便利な機能で柔軟に対応● 直感的で使いやすいソフトウェア

For Gas Chromatography

独自のインサート形状により、最大200 µLまでの注入が可能■ 大幅な感度向上による低濃度試料の高感度分析■ 試料の少量化や濃縮操作の省略による前処理の迅速化

メニューバー メソッド・シーケンス作成や環境設定。

■ インサート内で誘導体化が可能

4cm

動作状況をリアルタイムで表示。

コントローラボックス

大量注入 スプリットモード

Flash-SPE

モニター

注入口本体

■ 大量注入をはじめ、様々な注入方法にも対応

目的物質

スパイラルインサート

夾雑物

容量0.6 mL
※原寸大

スケジュール

試料を液体状態でインサート内に保持しするため濃縮が自由自在。
また、低い温度でカラムへ導入できるため、熱に弱い物質にも対応できます。

スケジュールを直 接 入力（シーケンスファイルとして保存可能）。
処理したいサンプルにチェックを入れ、スタートをクリック。

● 各種ログ機能により運転状態を記録■ プリセット登録されたメソッド一覧■ 運転ログ＆エラーログ○ アミノ酸・有機酸・核酸塩基の一斉分析

ログファイルが1カ月単位で自動に保存されるた
め、管理が容易です。

その他、オリジナルメソッドの作成も可能。
使用頻度高いメソッドを登録しておくことで、誰でも簡単に作業が行えます。

3rd Stage

4th Stage

注 入 口 温 度を溶 出
溶 媒 の 沸 点より低く設定し、溶出液を注入する。

溶 出 溶 媒 を 気 化させながら排出し、目的 成 分 を 濃 縮していく。

注 入 口 温 度を上 げて、スプリットしながら目 的 成 分 をカラムへ導入する。

高沸点の來雑成分はスプリットで除去する。

特許登録

配管

各種印刷

SPL-M100■ 試料や溶液がスムーズに流れる直線的構造■ 通気乾燥が早い（30秒）■ 自動化に最適化されたシンプルな構造■ 2〜5 mgという少量の固相充填量■ 上下両端から配管やニードルの連結が可能

使用目的と固相の種類 ※入数は各100個
PC

プリンター

シーケンスログ

エラーログ

※原寸大

■ 印刷機能シーケンスやログなどの印刷ができるため、文書管理や装置の管理に役立ちます。

連結機能

フリット
フリット

固相（充填剤）
C-18などストレート構造により通液や乾燥がスムーズ。効率のよい前処理を実現。

ニードル
両端がプレスフィット。
しっかりとした連結が可能
で、自由度のある設計。

10 AiSTI SCIENCE SGI-M100

除去オンラインSPE-GC用固相カートリッジ
充填量が少なく無駄のない分析が可能

For Online SPE-GC○ 核酸塩基の分析○ 糖類の分析

スプリット導入

Flash-SPE○ アミノ酸の分析○ 脂肪酸の分析

濃縮（固相ミニカートリッジ）○ アミノ酸・核酸塩基の一斉分析○ 有機酸の分析

2nd Stage注入● メソッドの作成が可能○ アミノ酸・有機酸・核酸塩基・糖類の一斉分析

1st Stage

溶出・GC注入時

対象品

名

Flash-SPE
ACXs

Flash-SPE
CXs

Flash-SPE
AXs

アミノ酸●

●

×アミン類

●

●

×核酸塩基

●

●

×有 機 酸

●

×●

脂 肪 酸

●

×●

糖●

×●類

AiSTI SCIENCE SGI-M100

11