AGS-T11

NUCSAFE 社 GUARDIAN SHIELD は屋内外エリアモニタ・可搬型及び車載ホームランドセキュリティ用途に最適です。

〒140-0011 東京都品川区東大井 5-26-22 TEL 03-4218-4700 FAX 03-4212-3423
Email niki_sales@nikiglass.com URL http://www.nikiglass.co.jp

Nucsafe は、ガーディアンシリーズの放射線検出システムの開発において、世界中の軍事専門家と数年間協力してきました。 我々は今あなたの施設を保護するために、この高度な技術を提供します。
国境警備、鉄鋼やアルミニウムの放射性汚染検査等で Nucsafe シス
テムの RI の検出と位置特定技術は高い信頼を得ています。このシステ
ムは、対象物（車両やコンテナ）内のガンマ線によって放出される放射線レベルの変化を検出する最新のパッシブスキャン技術を組み込んでいる。
Guardian Shied Area Monitor は、今日の複雑な用途で専門家が要求する厳しい要件を満たしています。
Nucsafe システムは非常に正確で、最大の感度を持ち、厳しい使用環境にも耐えます。 Nucsafe システムは、ANSI および lEC 標準に適合するように設計されていますが、顧客が特別な要求を必要とする場合Nucsafe はこれらの要件を満たすシステムも設計します。
モジュラー設計は、いくつかの利点を提供します。 この「プラグアンドプレイ」アプローチは、エリアモニタ、コンテナ、レールまたはコンベア等様々な用途に利用可能であり、既製品では対応できないカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
加えて、モジュラー構造はメンテナンスが容易であることを意味します。現場の要員は、あらゆるサービスやメンテナンスのニーズに対して、スワップ修理で対応することができます。 さらに、ネットワークと高度なリモート監視・デバッグ機能により、メンテナンスやサービスの中断が少なくなり、時間とコストを節約できます。
システムハードウェアは、付属のサービスと診断ソフトウェアを使用して、ネットワーク上のどこからでも、インターネット経由で（サイトネットワークへのアクセスが許可されると）監視できます。このソフトウェアアプリケーションは、すべてのシステムハードウェア設定を完全に制御します。 ハードウェアを手動で調整する必要はありません。

オプション・センサーGUARDIAN SHIELD は標準搭載の GM 管以外にも温度・気圧センサー/中性子検出器/NaI(Tl),CeBr6,SrI2等のシンチレーション検出器をオプションで設置することができます。

スペクトル分析
GUARDIAN SHIELD に NaI(Tl)検出器を装着するだけでGUARDIAN SHIELD は本格的なスペクトル分析を実現できます。
マルチ OSGUARDIAN SHIELD は 本 体 の 表 示 と は 別 に 、 iOS ,Android , Windows 等様々なデバイス上ですべての設定・測定制御・情報を得ることができます。
GUARDIAN SHIELD とデバイス間の接続はデバイス上のWeb ブラウザから GUARDIAN SHIELD の IP アドレスを入力するだけで簡単に接続することができます。
複数のデバイスが同時に接続することも可能です。
積算線量
測定したスペクトルに対し、Analyze を実施することで、RI 核
GUARDIAN SHIELD は空間線量率を表示するだけでなく、種同定を迅速に実施することができます。

積算線量も表示することが可能です。(Option)
代表的な用途
警報⚫

原子力施設

GUARDIAN SHIELD では警報レベルをユーザが任意に設⚫

加速器施設等定することができます。警報は本体のフラッシュライト・サイレン⚫

病院や工場で通知するとともに、接続されたデバイス上にも警報を与えま⚫

研究室管理区域す。

⚫

イベント会場の出入り

また、警報レベル毎に情報を Email で複数同時配信すること⚫

小型車両のモニタも可能です。

⚫

スクラップモニタ⚫

軍・ホームランドセキュリティー

⚫

教育等

仕GUARDIAN SHIELD 内蔵標準検出器様φ21.4mmxH38.1mm Geiger-Muller(0.84x1.5”)
Ne + Halogen

測定レンジ（GM）

0.01μSv/hr から 10 mSv/hr (1μR/hr – 1R/hr)

表示単位

μR/hr,mR/hr,R/hr, μSv/hr,mSc/hr,Sv/hr,cps

確度±10% （Co60 1332kev にて）

感度=1.8cps/nSv/hr (18cps/mR/hr) (Co60 1332kev にて)警報

ユーザ設定可能低レベル、高レベルの２段階設定可能

電力

90-220V(AC)、12V（DC）オプションバッテリ供給可能 60W

表示

LCD タッチスクリーン 152.5ｍｍX89mm（6“ｘ3.5”）

警報音

98db

制御

Web もしくは本体タッチスクリーン

環境条件

温度-40℃ から +60℃ 湿度 0-100％（結露なきこと）

環境クラス

IP67

本体重量2.05kg

寸法

本体のみ：37.15cm X 20.64cm x 8.7cm
環境センサー付き：43.5ｃｍ X 20.64cm X 8.7cm

Oak Ridge, TN
72 employees
22800 m
ISO9001:2000

Corbin, KY
13 employees
21600 mISO14000OHSAS 18001
ISO9001:2000〒140-0011 東京都品川区東大井 5-26-22 TEL 03-4218-4700 FAX 03-4212-3423
Email niki_sales@nikiglass.com URL http://www.nikiglass.co.jp

AGO-N11 φ2“ｘ2” NaI(Tl)検出器

NaI(Tl)サイズ

φ50.8mmxH50.8mm NaI(Tl) (2”x2”)

測定レンジ（線量率）

0.1μSv/h ~ 70.0μSv/h

測定レンジ（エネルギー）

30kev – 3Mev

表示単位（AGS-T11 上）

μR/hr, mR/hr,R/hr, μSv/hr,mSv/hr,Sv/hr.cps

確度

± 10%

エネルギー分解能（FWHM）≦7% (662kev Cs-137 にて)

感度≒ 850 cps/μSv/hr

AGO-N12 φ3“ｘ3” NaI(Tl)検出器

NaI(Tl)サイズ

φ76mmxH76mm NaI(Tl) (3”x3”)

測定レンジ（線量率）

0.1μSv/h ~ 50.0μSv/h

測定レンジ（エネルギー）

30kev – 3Mev

表示単位（AGS-T11 上）

μR/hr, mR/hr,R/hr, μSv/hr,mSv/hr,Sv/hr.cps

確度

± 10%

エネルギー分解能（FWHM）≦7% (662kev Cs-137 にて)

感度≒ 850 cps/μSv/hr

Option AGO-N11/N12 使用時に利用可能な核ライブラリ

Am-241

Am-241_B

Ann.Rad.

Au-198

Ba-133

Ca-47

Cd-109Ce-144

Co-56

Co-57

Co-57_B

Co-60

Cr-51

Cs-134

Cs-137

Eu-152

Eu-154

Fe-59

Ga-67

HEU

I-123

I-125

I-129

I-131

I-131_B.spc

In-111

Ir-192

K-40

Mn-54

Mo-99

Np-237

Pb-103

Pu-238

Pu-238_B

Pu-239Pu-239_B

Ra-226

Ra-226_B

Ra-226_C

RGPu

Ru-103

Se-75

Sm-153

Sn-113

Sr-89

Tc-99m

Tc-99m_B.spc

Tc-99m_C.spc

Th232

Tl-201

Tl-204

U-233

U-235

U-235_B

U-236

U-238

U-238_B

V-48

WGPu

WGPu_B

Xe-133

Zn-65