全自動固相抽出装置ST-L300
配管接続図（作成中）

2014年12月08日 作成

目次
 表紙
 目次
 注意書き シリンジ1溶媒吸引液選1
 シリンジ1溶媒吸引液選2
 シリンジ1溶媒吐出 シリンジ2溶媒吸引
 シリンジ2溶媒吐出Lノズル
 シリンジ2溶媒吐出Sノズル
 シリンジ3溶媒吸引
 シリンジ3溶媒吐出Lノズル
 シリンジ3溶媒吐出Sノズル
 シリンジ4溶媒吸引
 シリンジ4溶媒吐出Lノズル
 シリンジ4溶媒吐出Sノズル

 シリンジ5溶媒吸引液選5
 シリンジ5溶媒吸引液選6
 シリンジ5溶媒吐出Lノズル
 シリンジ5溶媒吐出Sノズル
 シリンジ6溶媒吸引
 シリンジ6溶媒吐出Wノズル
 シリンジ7溶媒吸引液選7
 シリンジ7溶媒吸引液選6
 シリンジ7溶媒吐出Wノズル
 シリンジ8溶媒吸引
 シリンジ8溶媒吐出Lノズル
 シリンジ8溶媒吐出Sノズル

注意書き
本資料に記載の容量は目安であり、それぞれの装置によって若干の差異があります。
本資料についてのご質問は以下の連絡先にお願いいたします。
株式会社アイスティサイエンス

サポートサービス部
Tel：073-475-0033
E-mail：as-support@aisti.co.jp

STQ-B type

シリンジ1ー溶媒吸引液選1（アセトニトリル）

緑：1800mm : 795uL

61H

Lノズル

緑：1600mm : 707uL

1

本体装置バルブ

溶媒ビンシリンジ

2ー

Hー

送液装置

1

灰：550mm : 432uL

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 1934uL

STQ-B type

シリンジ1ー溶媒吸引液選2（ACN-水 4/1）

緑：1800mm : 795uL

61

H

Lノズル

緑：1600mm : 707uL

1

本体装置バルブ

溶媒ビンシリンジ

2ーHー

送液装置

2

灰：550mm : 432uL

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 1934uL

STQ-B type

シリンジ1試料吸引・溶媒吐出
灰：2550mm : 2000uL

1CﾉｽﾞﾙL

2緑：1600mm : 707uL

12

本体装置バルブ

シリンジノズルLーCー

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐ノズルL間容量 2707uL

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吸引（MeOH-水 4/1）

1Sノズル

2Lノズル

3

灰：350mm : 275uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル－－－送液装置－

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吐出Lノズル
灰：2550mm : 2000uL

橙：1550mm : 304uL

H

1Sノズル

2Lノズル

3

緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル

1

Hー

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ2ー溶媒吐出Sノズル
橙：1500mm : 294uL

橙：1550mm : 304uL

C1Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル

1Cー送液装置ー

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL
シリンジ‐Sノズル間容量 653uL

STQ-B type

シリンジ3ー溶媒吸引（アセトン）

Sノズル

22Lノズル3本体装置バルブ

灰：350mm : 275uL
シリンジ－Lノズル

ーーー

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ3ー溶媒吐出Lノズル
灰：2550mm : 2000uL

H

橙：1500mm : 304uL

Sノズル

22Lノズル3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル

2Hー送液装置ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ3ー溶媒吐出Sノズル
橙：1500mm : 294uL

4C橙：1500mm : 304uL

Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Sノズル

2Cー送液装置ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Sノズル間容量 653uL

STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吸引（AT-Hex 15/85）

Sノズル

32Lノズル3本体装置バルブ

灰：350mm : 275uL

シリンジ－溶媒ビン

ーーー送液装置ー

シリンジ容量 2500uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吐出Lノズル
灰：2550mm : 2000uL

H
Sノズル

32Lノズル3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

橙：1500mm : 304uL

シリンジ－Lノズル

3Hー送液装置ー

シリンジ容量 2500uL

シリンジ‐Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ4ー溶媒吐出Sノズル
橙：1500mm : 294uL

4C

Sノズル

32Lノズル3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

橙：1500mm : 304uL

シリンジ－Sノズル

3Cー送液装置ー

シリンジ容量 2500uL

シリンジ‐Sノズル間容量 653uL

STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吸引液選5（ギ酸MeOH）

4H

1Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－溶媒ビン

ーー

H

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吸引液選6（超純水）

4C

1Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－溶媒ビン

ーー

C

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吐出Lノズル
灰：2550mm : 2000uL

4H

41Sノズル

232Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル

4Hー

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Lノズル間容量 2359uL

STQ-B type

シリンジ5ー溶媒吐出Sノズル
橙：1500mm : 294uL

4C

41Sノズル

232Lノズル

3

緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Sノズル

4Cー

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Sノズル間容量 653uL

STQ-B type

シリンジ6ー溶媒吸引（超純水）H

4
本体装置バルブ

シリンジ－溶媒ビンーーー

5Wノズル

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

灰：350mm : 275uL

STQ-B type

シリンジ6ー溶媒吐出Wノズル

緑：1000mm : 442uL
HH

4
本体装置バルブ

シリンジ－Wノズル

ーーH

送液装置

ー

シリンジ容量 5000uL

シリンジ‐Wノズル間容量 1104uL

5Wノズル

緑：1500mm : 662uL

STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吸引液選7（食塩水）
781

灰：2000mm : 1570uL

6CH5Wノズル

本体装置バルブ

シリンジ－
食塩水ビン

ーー

C送液装置

ー

シリンジ容量 25000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 2983uL

灰：1800mm : 1413uL

STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吸引液選6（超純水）78
1

灰：2000mm : 1570uL

6HH5Wノズル

本体装置バルブ

シリンジ－溶媒ビン

ーー

H

送液装置

ー

シリンジ容量 25000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 2903uL

灰：1800mm : 1413uL

STQ-B type

シリンジ7ー溶媒吐出Wノズル
7816CH5Wノズル

緑：1000mm : 442uL
本体装置バルブ

シリンジ－Wノズル

ーー

C

送液装置

ー
緑：1600mm : 706uL

シリンジ容量 25000uL

シリンジ‐Lノズル間容量 1148uL

STQ-B type

シリンジ8ー溶媒吸引（ヘキサン）
54Sノズル

2Lノズル

3本体装置バルブ

灰：350mm : 275uL

シリンジ－溶媒ビンーーー送液装置

ー

シリンジ容量 10000uL
溶媒瓶‐シリンジ間容量 275uL

STQ-B type

シリンジ8ー溶媒吐出Lノズル
灰：2550mm : 2000uL

54H

Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Lノズル

5Hー送液装置ー緑：1700mm : 750uL

シリンジ容量 10000uL

シリンジ‐Lノズル間容量 2760uL

STQ-B type

シリンジ8ー溶媒吐出Sノズル
橙：1500mm : 294uL

54C

Sノズル

2Lノズル

3緑：125mm : 55uL

本体装置バルブ

シリンジ－Sノズル

5Cー送液装置ー緑：1700mm : 750uL

シリンジ容量 10000uL

シリンジ‐Sノズル間容量 1099uL