Smart-SPE
Solid Phase Extraction

固 相 ミ ニ カ ートリッジ
Smart-SPEは基本性能の維持と安定した再現性を得るため、製品構造・充填量などの検査・評価を含めた品質管理を行っています。開封後はチャック付きアSmart-SPE
Solid Phase Extraction

ルミパックで保管します。

B e yo n d yo u r I m a g i n ati o n

Smart-SPEを用いた全自動固相抽出装置。

□自動化による人的作業時間の有効活用□コンディショニングから精製まで全自動□洗浄器具は試験管のみ□使用溶媒が少量の為、ランニングコストが低減□熟練度による個人差がない□前処理メソッドの流出防止□自由なメソッドの作成が可能

さまざまな分野における、複雑な固相抽出手順を全自動でスピーディーに制御・処理します。

※カタログ内の価格は全て税抜き表示です。
掲載の価格、あるいは製品の仕様・外観・構成等は改善のため予告なしに変更する場合があります。カタログ中に記載の社名または製品名は各社の登録商標または商標です。

製品に対するお問合せは弊社または代理店までお問合せ下さい。

株式会社 アイスティサイエンス【本社】〒640-8390 和歌山県和歌山市有本18-3
TEL.073-475-0033 FAX.073-497-5011【東日本営業所】〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31アドバンス610
TEL.048-424-8384 FAX.073-497-5011（本社共通）

www.aisti.co.jp

XX-2001

2023年03月17日版

Smart-SPE
特徴

さまざまな分析シーンで、作業効率アップが期待できます。
従来の固相カートリッジは、試料導入部が開放系になっている注射筒タイプと、接続系になっているコマタイプの2種類がありますが、Smart-SPEは、そのフリット

固 相 ミ ニ カ ートリッジ

Smart-SPE
Solid Phase Extraction

固相（充填剤）
C18、PSAなど

前 進への テ ク ノロ ジ ー

ストレート構造 × 連結機能

Smart-SPE

両者の長所を兼ね備え、短所を克服した全く新しい固相カートリッジです。

ストレート構造

Structure

試料や溶液がスムーズに流れ、Smart-SPE

水分が残らないストレート構造。

ストレート構造
Smart-SPEは、内部が流体的に直線的な構造であ

従来タイプ
注射筒タイプ

るため、従来よりも水分が残りにくく、吸引乾燥が迅速に行えます。

水 環 境 分 析 などの前処理では、よく固相カートリッジ中の水 分 を 除 去 するた

コマタイプ

リザーバー

めに吸引乾燥の操作を行います。その際、効率良く水分を取り除く形状であることが作業性をアップさせます。

Smart-SPE

吸引乾燥
フリット

固相（充填剤）
C18などどちらも乾燥しきれない空間に水分が残る

従 来 の 固 相 カ ート
リッジは、その構造試料や溶液がスムーズに流れ、水分が残らない。

上、水分が残りやすくなります。

充填剤が少ない設計のミニカートリッジだからこそ連結時の安定性や操作性に優れ、無駄のない分析が可能です。
□ 試料や溶液がスムーズに流れる直線的構造□ 空気吸引または押し出し乾燥による水分除去が早い□ デッドボリュームが小さい□ 容易に連結できる□ 注射器なども直接つなげられる□ 5〜50mgという少量の固相充填に対応□ リザーバーのサイズを自由に変えられる

連結機能

Conecting

さまざまな分析シーンの能率をアップさせる、画期的で柔軟なシステム。
リザーバー、注射器

従来の固相カートリッジなどカートリッジはアダプターを用いなくても容易に連結する□ 従来の固相カートリッジにも連結できる□ 自動化に適している

連結機能

カートリッジ脱着機ことが可能です。
固相（充填剤）
C18、GCKなど○連結間のデッドボリュームが小さいため、気泡（空気）をかみにくい。

○連結した場合でも試料および溶液が固相（充填剤）
PSA、SIなどそのまま連結が可能

０２

直線的にスムーズに流れる。

○溶出のバンドを崩しにくい。

○お好きな固相を組み合せて、積層カラムのように使用可能。

○連結しても、かさばらない、コンパクト設計。

固相を2連結する場合は脱着器を使用します。
※詳細はアクセサリー欄をご覧ください

０３

Details

固相の種類・詳細
より良い固相抽出を行うために、目的に応じた最適な固相選びをサポートします。

□ 固相カートリッジ Smart-SPE 標準価格表
類

充填量

100個C1830mg

SA-1110-030￥39,000

C18オクタデシル-Si-C 18 -H 37

無極性

油脂などの低極性物質の除去（保持）Smart-SPE C18-50

100個

C1850mg

SA-1110-050￥39,800

SI

シリカゲル--Si-OH極性

カフェインの除去

Smart-SPE SI-30

25個 ×4

シリカゲル

30mg

SA-1160-030￥39,800

Smart-SPE FL-30

25個 ×4

フロリジル

30mg

SA-1140-030￥39,800

FL

フロリジル

ケイ酸マグネシウム O-Si＝O Mg 2＋

極性

Smart-SPE PSA-30

100個

PSA30mg

SA-1120-030￥39,800

PSA

N-プロピルエチレンジアミン--Si-CH 2 CH 2 CH 2 NH-CH 2 CH 2 NH 2極性・陰イオン交換、
pKa10.1、10.9脂肪酸など -COOH基を持つような酸性物質や極性物質の保持

Smart-SPE PSA-40

100個

PSA40mg

SA-1120-040￥41,800

NH 2アミノプロピル-

製品

Smart-SPE C18-30

種型番価格（税抜）-Si-CH 2 CH 2 CH 2 NH 2

Smart-SPE PSA-50

100個

PSA50mg

SA-1120-050￥43,800

脂肪酸など -COOH基を持つような酸性物質や極性物質の保持

SAX

トリメチルアミノプロピル⊕-Si-CH 2 CH 2 CH 2 N-（CH 3 ）3

極性・陰イオン交換、
pKa9.8Smart-SPE NH 2 -30

100個

NH 230mg

SA-1121-030￥39,800

強陰イオン交換、pKaなし常に解離脂肪酸など -COOH基を持つような酸性物質の保持

Smart-SPE SAX-30

100個

SAX30mgSA-1122-030￥39,800

SCX

ベンゼンスルホニルプロピル-Si-CH 2 CH 2 CH 2 -強陽イオン交換、pKaなし常に解離

マラカイトグリーンなど-N+を持つような塩基性物質の保持に有効

Smart-SPE SAX-50

100個SAX50mg

SA-1122-050￥41,800

Smart-SPE SCX-3030mg

SA-1123-030

GCK

平面構造

SCX

￥39,800

グラファイトカーボン

100個

色素など平面構造の化合物の保持に有効

Smart-SPE GCK-20

100個

グラファイトカーボン

20mg

SA-1351-020￥39,800

Smart-SPE PLS3-10100個ポリマー系
コンビネーションカラム

10mg

SA-1240-010￥39,000

Smart-SPE PLS3-20100個ポリマー系
コンビネーションカラム

20mg

SA-1240-020￥39,800

PLS3

N含有ジビニルベンゼンメタクリレート

無極性＋極性極性〜無極性までの幅広い化合物の保持に有効

Smart-SPE PBX-10100個ポリマー系
コンビネーションカラム

10mg

SA-1260-010￥39,800

PBX

表面修飾ポリスチレンジビニルベンゼン 親水性 /疎水性バランス充填剤

無極性＋極性極性〜無極性までの幅広い化合物の保持に有効

Smart-SPE PBX-20100個

ポリマー系
コンビネーションカラム

20mg

SA-1260-020￥45,000

名

称

官能基

構

造相互作用

-

入り数-

名

□ 固相の詳細

---

シリカ系

O-

-SO 3 ⊖

特徴

カーボン系
ポリマー系

◎ Smart-SPE 3種セレクト

お好きな固相を3種類お選びいただけます。いろいろな種類を少しずつ使いたい場合に最適です。※同種類はお選びいただけません
製品

名Smart-SPE 3種セレクト

入り数種

類

充填量

30個 ×3

上記からお選びください

型番SA-1900-333

価格（税抜）￥39,800◎ 固相充填剤と有機溶媒の組み合せn-ヘキサン3 CH）
3CH（0.013g/L（20℃）

69

トルエン

C 6 H 5 CH 30.47g/L（20℃）

111

目的物質の解離条件

ベンゼン

C6H61.8g/L
（15℃）

80

クロロホルムCHC 138g/L
（20℃）

61

ジクロロメタン

CHC 1213g/L（20℃）

40

酢酸エチル

CH 3 COOC 2 H 583g/L（20℃）

77

アセトン

CH 3 COCH 3可溶

57

PSA

アセトニトリル

CH 3 CN

可溶

82

NH 2

メタノール

CH 3 OH

可溶

65

水H2Oー

100

相C18

極性低PBX

Sl０4◎ イオン交換カラムの使い方

イオン交換カラムでは、目的物質をイオン化する必要があります。弱イオン交換カラム（NH2 、PSA）の場合は、充填剤の官能基でも調節できます。

固高有機溶媒

分子式

水への溶解度

沸点（℃）❶ 塩基性目的物質では、サンプル pHを目的物質 pKの 2pH単位下に調節します。
❷ 酸性目的物質では、サンプル pHを目的物質 pKの 2pH単位上に調節します。

豆知pka とは識

pkaとは溶液中で分子内の官能基の 50％は帯電（解離）しており、残り50％は中性（非解離）のままであるような pHのことです。
pHを1単位変えると、帯電したものと帯電していない官能基の割合が、10倍変わるので、イオン交換カラムを使用する場合、pkaから2単位pHを変化させて固相抽出することが最適です。

０5

Accessories
アクセサリー

多彩なシステムに対応。扱いやすさと柔軟なシステムで、多種多様な分野で活躍。
従来の固相カートリッジ（注射筒タイプ、コマタイプ）に比べて固相の充填量が少ない大きさに設計されてお□ アクセサリー□押し出しポンプ

り、連結した時の安定性や操作性に優れています。無駄のない構造であるから実現したサイズです。このサイリザ ー バ ー の 上ズだからこそ、今まで実現不可能であった事を可能にし、様々な分野での有用性が期待できます。に取り付け、空圧No.

媒を加圧式で固1

ディスポーザブル PPリザーバー小セット 50本入

50本

SB-6010-005

袋￥8,0002

ディスポーザブル PPリザーバー小セット 500本入

500本

SB-6011-005

袋￥14,000

3

PPリザーバー大 20本入20本

SB-3020-011

袋￥4,8004

ガラス製リザーバー 10本入10本

SB-3020-015

箱￥10,000

5

固相カートリッジ脱着器

1個

SA-2030-005

個￥13,000￥9,700により、試料や溶相に通します。

○従来の固相カートリッジとの連結○試料負荷のリザーバーサイズを変更する○注射器などに接続

製品

名

入り数型

番

単位

価格（税抜）●加圧で使用する際のアクセサリー
6

押し出しポンプ 小 青 4本入

4本

SB-4010-002

袋7

押し出しポンプ 中 緑 4本入

4本

SB-4010-004

袋￥9,7008メス試験管 1&2mL 共栓付 10本入10本

SB-3011-021

袋￥35,0009

メス試験管 4mL 共栓付 10本入10本

SB-3011-014

袋￥32,000●吸引で使用する際のアクセサリー
10

Smart-SPE用アダプタ 6個入6個

SA-2020-003

袋￥9,00011

Smart-SPE用バックフラッシュアダプタ メスメス 6個入6個

SA-2020-005

袋￥9,00012

Smart-SPE用バックフラッシュアダプタ オスオス 6個入6個

SA-2020-007

袋￥9,000一式

SS-5110-002

式

固相カートリッジ脱着機

Smart-SPE用アダプタ●吸引マニホールド キットと単体
13

吸引マニホールドキット 20ポート
キット内容

Smart-SPEはコンパクトな設計のため加圧でも吸引でも使えます。

Smart-SPE※複数連結可能

吸引マニホールド

吸引マニホールドを使用する際に、Smart-SPEと既存のコックを接続するためのテフロン製アダプターです。

吸引マニホールドキット 10ポート

名入り数
一式

型

番

SB-5110-002

ストップコックPTFE 10個入（10個）×2

SB-5110-003※1

Smart-SPE用アダプタ 10個入（10個）×2

SA-2020-002※1

ダイヤフラム真空ポンプ スイッチ付

1台

SB-5110-004

吸引ろ過瓶

1個

SB-5110-005

吸引ホース一式

一式

SB-5110-006

廃液受け 20ポート

一式

SB-5110-007□固相カートリッジ脱着機
Smart-SPEの連結や、連結した Smart-SPEをはずす際に使用します。

SS-5110-001

一式

キット内容

□Smart-SPE用アダプター

０6

品

吸引マニホールドセット 20ポート※1：10 個入りでの型番と価格です（キットには 20 個入っています）

14○吸引マニホールドに使用可能

製

吸引マニホールド本体 20ポート

価格はお問い合わせください

製品

名式入り数

価格はお問い合わせください型番

吸引マニホールド本体 10ポート

一式

ストップコックPTFE 10個入10個

SB-5110-003

Smart-SPE用アダプタ 10個入

10個

SA-2020-002

ダイヤフラム真空ポンプ スイッチ付

1台

SB-5110-004

吸引ろ過瓶

1個

SB-5110-005

吸引ホース一式

一式

SB-5110-006

廃液受け 10ポート

一式

SB-5110-008

SB-5110-001

ストップコックPTFE０7