PT2-2530

ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶシリーズ*1Device Net 機能説明書*1 以下の検知部を含みます。
ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶ
ＳＤ－７０ＳＣ－ＤＶ〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ http://www.rikenkeiki.co.jp/

目

次

１．製品のアウトライン
１．１ はじめに２

１．２ 使用目的

２２．配線工事
２．１ 適合ケーブル

３２．２ トポロジー

３２．３ 終端抵抗

５２．４ コネクター配線

５２．５ ネットワークの接地

５３．内部設定
３．１ ノードアドレスの設定

６

３．２ ボーレートの設定

６４．データフォーマット
→ 70D シリーズデータフォーマット

７４．２ 70D シリーズ → Device Net データフォーマット

８

４．３ Device Net 各種指令入力手順

10

４．４ Device Net 対応シリーズの“EDS FILE LIST”

11

４．５ 各状態における１６ｂｉｔデータ

12

４．６ Device Net 取扱上の注意事項

16

４．１ Device Net

1１．製品のアウトライン
１.１ はじめにこの度は、半導体材料ガス検知部「GD-70D-DV シリーズ（以下 70D シリーズと言います）（Device Net 対応型）」をお買い上げいただきありがとうございます。
お買い求めの製品型番と本説明書の仕様を照合し、ご確認をお願いします。

１.２ 目 的この取扱説明書は Device Net について取扱方法と注意事項を説明したものです。オープンネッ
トワークシステムに本器を接続し、正しくご使用していただくための必要な事項が記載されています。初めてご使用になる方はもちろん、すでにご使用になられたことのある方も、知識や経験を再確認する上で、よくお読みいただき内容を理解した上でご使用願います。また、ご採用の際は、本資料内以外での詳細部についてのシステム設計を行う必要があります。弊社カスタムエンジニアリ
ング部にご相談の上、設計・施工を行っていただくようお願いいたします。

2

ネットワークで使用可能な幹線の合計長は、データ転送速度と使用するケーブルのタイプ（太ケーブルか細ケーブル）によって異なります。ケーブル系において、任意の 2 点間の距離も各ボーレートに許容されている最長ケーブル距離を超えることはできません。1 つのタイプのケーブルにて幹線が構築されている場合の最大長を表１に示します。また、太ケーブル、細ケーブルを組み合わせて幹線を構築した場合の最長ケーブル距離は、図 2 を使用して求めることができます。2 点間のケーブル距離は、2 点間に存在する幹線ケーブルと支線ケーブルの両方の長さによって示されます。
表1
太ケーブルだけを使用した場 細ケーブルだけを使用した合の最大ケーブル長
場合の最大ケーブル長
500m (1640 ﾌｨｰﾄ)
100m(328 ﾌｨｰﾄ)
250m (820 ﾌｨｰﾄ)
100m (328 ﾌｨｰﾄ)

転送速度
125kbps
250kbps
500kbps10080
使用する細ケーブルの60

長さ（m）
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450500

使用する太ケーブルの長さ（m）
図2L（太）＋5×L（細）＝500m

転送速度：125kbps

L（太）＋2.5×L（細） ＝250m

転送速度：250kbps

L（太）＋L（細）転送速度：500kbps＝100m

支線距離については、最大 6m（20 ﾌｨｰﾄ）が最大長となっています。ネットワークにて使用できる支線の総延長距離は、転送速度により異なってきます。支線の数と長さを求めるには、
表 2 を参照して下さい。
表2
転送速度
125kbps
250kbps
500kbps

支線の長さ
総延長距離
156m (512 ﾌｨｰﾄ)
78m (256 ﾌｨｰﾄ)
39m (128 ﾌｨｰﾄ)

最大長6m

4

３．内部設定
３.１ ノードアドレスの設定
メンテナンスモードの環境設定２「２－１０ ＳＥＴＴＩＮＧ２」の「ＳＥＴ０ ＡＤＤＲＥＳＳ」の項目で設定 して下さい。
操作方法はＧＤ－７０Ｄシリーズ 取扱説明書を参照して下さい。
ノードアドレスは＃０～＃６３の範囲で設定可能です。
他のノードと重複しないように設定して下さい。
重複した場合は、最初に接続された一台のみ有効となり、他はエラーとなります。
(注)アドレスの設定は設定後、本体の電源がＯＦＦからＯＮした時に有効になります。
（検知部接続数最大６３台／ライン）

３.２ ボーレートの設定
１）ボーレートの設定
ボーレートは、自動追従です。
通信ラインのボーレートに合わせて、125kbps,250kbps,500kbps の 3 種類のいずれかに自動で設定されます。
ただし、ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶおよびＧＤ－７１/７７Ｄ－ＤＶⅡは自動追従ですが、ＧＤ－７１/７７ＤのＤＶタイプは手動設定になります。
混在させる場合は、ボーレートは必ずマスタを含むネット上の全ユニットで、同一の設定として下さい。ボーレートの異なるユニットが混在していると、ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶおよびＧＤ－７１/７７Ｄ－ＤＶⅡは通信ラインと異なるボーレートに設定される可能性があります。

6

４．データフォーマット
４.１ Device Net → 70D シリーズデータフォーマット
検知側への入力データの内容（Ｉ／Ｏメモリー）各 bit は 0：偽BIT
№

容

15

ゼロ校正指令14

警報テスト開始指令

13

警報テスト濃度書込指令

12

警報テスト終了指令

11

調整（メンテナンス）開始指令10

調整（メンテナンス）終了指令

9ｉｎｈｉｂｉｔ設定（ON）指令

8

ｉｎｈｉｂｉｔ解除（OFF）指令

7

１ｓｔ警報点書込指令

6

２ｎｄ警報点書込指令

5

サプレス値書込指令

4

警報遅延時間書込指令

3

１ｓｔ警報点読込指令

2２ｎｄ警報点読込指令

1

サプレス値読込指令0

警報遅延時間読込指令

chB（入力先頭＋1チャンネル）chA（入力先頭チャンネル）

内

15～0

1：真

備

考

警報テストデータ、警報点データ
符号付 バイナリ 16bit－32768 ～ ＋32767

例：Ｉ／Ｏメモリー（入力）

２ワード

ｃｈＡ

ｃｈＢ

ノードアドレス１

２ワード

ｃｈＡ

２ワード

ｃｈＢ

ノードアドレス２（マスタをノードアドレス０に割り付けた場合）

7

ｃｈＡ

ｃｈＢ

ノードアドレス６３

４.２ 70D シリーズ → Device Net

データフォーマット

検知側からの出力データの内容（Ｉ／Ｏメモリー）各 bit は 0：偽BIT
№容

備

15

調整（メンテナンス）

注１

14

警報テスト

注１13ｉｎｈｉｂｉｔ

12

イニシャル

11

アラーム：RENGE OVER

10

アラーム：煙検知警報

9

アラーム：2ｎｄ

注１8

アラーム：1ｓｔ

注１

7

トラブル：センサー

6

トラブル：通信5

トラブル：流量4

特殊コード ０：通常

注２

3

濃度単位コード（3，2）
00：vol% 01：%LEL 10：ppm 11：ppb

注２chD（出力先頭＋1チャンネル）

2
1
0chC
（出力先頭チャンネル）内

1：真15～0

考

注２

注２
少数点コード（1，0）
00：1/1 01：1/10 10：1/100 11：1/1000 注２
濃度データ
符号付 バイナリ 16bit－32768 ～ ＋32767

注１： 調整（メンテナンス）及び警報テスト中、アラーム１ｓｔ，２ｎｄ（８，９ビット）は、ガス濃度が警報点以上に変化すれば、“０”→“１”に変わります。
上位システムにて、このアラーム１ｓｔ，２ｎｄ信号を利用して外部処理を構築している
場合、調整（メンテナンス）及び警報テスト中は、上位システムにて必ず外部処理の禁止処置をお願います。
例：Ｉ／Ｏメモリー（出力）２ワードｃｈＣ

ｃｈＤ

ノードアドレス１

２ワード

ｃｈＣ

２ワード

ｃｈＤ

ノードアドレス２（マスタをノードアドレス０に割り付けた場合）

8

ｃｈＣｃｈＤ

ノードアドレス６３

注２： 特殊コードを“1”に設定した場合、bit0～3 が下記のように動作します。

chD（出力先頭＋1チャンネル）

BIT
№

内

4

特殊コード １：特殊

3

1st 警報点読込

2

2nd 警報点読込

1

サプレス値読込

0

警報遅延時間読込

9

容備考４.３ Device Net

各種指令入力手順

１）警報テスト①警報テスト開始指令
ChB
15 14 13 12状態
0100403020

1000②警報テスト濃度書込指令
ChB
15 14 13 12 11 10987654状態
001000000000
chA の 16bit データを警報テスト濃度値として検知部側に送信する。

30201000③警報テスト終了指令
chB
15 14 13 12状態
0001110110100908070605010090807060504030201000①ｉｎｈｉｂｉｔ設定（ON）指令
ChB
15 14 13 12 11 10状態
000000918070605040

3020100090817060504030201000２）ｉｎｈｉｂｉｔ設定３）ｉｎｈｉｂｉｔ解除①ｉｎｈｉｂｉｔ解除（OFF）指令chB
15 14 13 12 11 10状態
000000（注意）各種指令を実行したいときは、下記の手順で chB（入力先頭＋1 チャンネル）のビットを偽（０）から真（１）に変化させて下さい。
立ち上がりエッジを判断して各種指令を受け付けます。
各種指令の実行確認は、７０Ｄシリーズから返信される情報で確認して頂き、適切なリトライ処理など、システム側で対応してください。

10

４.４ Device Net 対応シリーズの“EDS FILE LIST”
EDS FILE LIST は、次の内容となります。
GD-70D.eds$ EZ-EDS Version 3.9 Generated Electronic Data Sheet[File]
DescText = "Gas Detector GD-70D Series";
CreateDate = 07-01-2015;
CreateTime = 00:00:00;
ModDate = 07-01-2015;
ModTime = 00:00:00;
Revision = 1.0;
HomeURL = "http://www.rikenkeiki.co.jp";[Device]
VendCode = 488;VendName = "Riken Keiki Co., Ltd";
ProdType = 43;
ProdTypeStr = "Generic Device";
ProdCode = 3;
MajRev = 1;
MinRev = 1;
ProdName = "GD-70D";[IO_Info]
Default = 0x0001;
PollInfo =0x0001,1,1;
Input1 =4,0,0x0001,"",6,"20 04 24 01 30 03","";
Output1 =4,0,0x0001,"",
6,"20 04 24 01 30 03","";

御要求により、ファイル（テキストデータ）で供給致します。

11

12CH B

ﾁｬﾝﾈ
ﾙ№

調整（メンテナンス）終了指令：調整（メンテナンス）終了指令時、“１”とする

ｉｎｈｉｂｉｔ設定（ON）指令：ｉｎｈｉｂｉｔ設定（ON）指令時、“１”とする

ｉｎｈｉｂｉｔ解除（OFF）指令：ｉｎｈｉｂｉｔ解除（OFF）指令時、“１”とする

１ｓｔ警報点書込指令：１ｓｔ警報点書込指令時、“１”とする

２ｎｄ警報点書込指令：２ｎｄ警報点書込指令時、“１”とする

サプレス値書込指令：サプレス値書込指令時、“１”とする

警報遅延時間書込指令：警報遅延時間書込指令時、“１”とする

１ｓｔ警報点読込指令：１ｓｔ警報点読込指令時、“１”とする２ｎｄ警報点読込指令：２ｎｄ警報点読込指令時、“１”とする

1098765432

警報遅延時間読込指令：警報遅延時間読込指令時、“１”とする調整（メンテナンス）開始指令：調整（メンテナンス）開始指令時、“１”とする

110

警報テスト終了指令：警報テスト終了指令時、“１”とする12

サプレス値読込指令：サプレス値読込指令時、“１”とする

警報テスト濃度書込指令：警報テスト濃度書込指令時、“１”とする

13

1

ゼロ校正指令：ゼロ校正指令時、“１”とする

警報テスト開始指令：警報テスト開始指令時、“１”とする

15

内容：検知部ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶの状態（目的）

14

Bit
No.
―――
―――

―――

―――

―――

―――

特殊コードデータ（警報遅延時間）：符号付 バイナリ １６ｂｉｔ ０ ～ ３２７６７

特殊コードデータ（サプレス値）：符号付 バイナリ １６ｂｉｔ ０ ～ ３２７６７

特殊コードデータ（２ｎｄ警報点）：符号付 バイナリ １６ｂｉｔ ０ ～ ３２７６７

特殊コードデータ（１ｓｔ警報点）：符号付 バイナリ １６ｂｉｔ ０ ～ ３２７６７

―――

―――

―――

―――

―――

警報テストデータ：符号付 バイナリ １６ｂｉｔ ０ ～ ３２７６７

内容：CH A のデータ

４．５ 各状態における１６ｂｉｔデータ（入力）―ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ対応

1315～0

CH Cｂｉｔ
１５～０
１５～０

１５～０

１，０
３，２９，８４～０※３※①※②※③※④

各種データ読込アラーム

少数点コード
濃度単位コード

正／負のバイナリデータ

内容
正のバイナリデータ
不定００１０１０００※④※②※①※②※①０００※１１st
警報

００００００００※④０００※１測定例※①※②００１１※③０００※④０００※１※①※②００１０００００※④０００※１

煙警報

通常時
２nd
警報

※①※②０１１※③※③０００※④０００※１

F.S.超え※①※②１０００００００※④０００※２

ｲﾆｼｬﾙｸﾘｱ

電源投入時

０００Ａ（濃度データ）：１０（濃度） ， ＦＦＦ６（濃度データ）：－１０（濃度）
負：２の補数
１０：ppm００６４（濃度データ） → １０．０ppm
０１：１／１０
測定範囲：０～１５ppm
１st：５ppm
２nd：１０ppm とした場合
濃度 ８ppm
１st 警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“０”
濃度 １２ppm １st と２nd 警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“１”
特殊コード４bit“０”の場合
特殊コード４bit“１”の場合
３，２，１，０bit
３２１０bit
１ｓｔ警報点読込中：１０００※②※①
２ｎｄ警報点読込中：０１００
単位コード 小数点コード
サプレス値読込中 ：００１０
警報遅延読込中：０００１

００６４（濃度データ）：１００（濃度）

濃度データ、特殊コードデータ
符号付 バイナリ １６ｂｉｔ－３２７６８ ～ ＋３２７６７
調整（メンテナンス）：ＺＥＲＯ／ＳＰＡＮ中・警報テスト中・ｉｎｈｉｂｉｔ時に“１”となる。
警報テスト：警報テスト中に“１”となる。この操作は、上位システムと警報テスト及び通信テスト時に行う。
スキップ：ｉｎｈｉｂｉｔ中に“１”となる。
（この操作は、センサトラブル時など一時的にトラブル表示をさせない場合に行う。
イニシャル：電源投入時、濃度値が不安定なため、約６０秒間“１”となる。
アラーム：ＲＡＮＧＥ ＯＶＥＲ，ＦＵＬＬ ＳＣＡＬＥを超えた時“１”となる。
アラーム：ＳｉＨ４（煙）の時、“１”となる。
アラーム：２ｎｄ ，２ｎｄ警報を超えた時、“１”となる。
アラーム：１ｓｔ ，１ｓｔ警報を超えた時、“１”となる。
トラブル：センサー ， センサー異常時“１”となる。
トラブル：通信 ，本体と通信基板間で通信異常時“１”となる。
トラブル：流量 ，ＧＤ－７０Ｄで流量異常時“１”となる。
特殊コード：特殊コード使用時、“１”となる。
濃度単位コード（３，２）
００：ｖｏｌ％ ０１：％ＬＥＬ １０：ｐｐｍ １１：ｐｐｂ
小数点コード（１，０）
００：1/1 ０１：1/10 １０：1/100 １１：1/1000

内容：検知部ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶの状態（目的）※１※２1211109CH D
876543210ＮＯＴＥＳ

131415Bit
No.

ﾁｬﾝﾈ
ﾙ№

※①※②０００※③※③０００※④００１※３ｾﾞﾛ･ｽﾊﾟﾝ※①※②０００※③※③０００※④０１１※３※①※②００００００００※④１０１※３ｉｎｈｉｂｉｔ

調整時
警報ﾃｽﾄ

４．５ 各状態における１６ｂｉｔデータ（出力）―ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ対応※①※②０００００１００※④０００※２ｾﾝｻ※①※②００００００１０※④０００※２通信ﾄﾗﾌﾞﾙ時※①※②０００００００１※④０００※２流量

14

15

内容
少数点コード
濃度単位コード
アラーム

アラーム
アラーム
特殊コード

ＣＨ Ｄｂｉｔ※①０，１※②２，３※③８～１１※④※⑤※⑥

例
０１：１／１０００６４（濃度データ）
１０：ppm→１０．０ppm
測定範囲：０～１５ppm
１st：５ppm
２nd：１０ppmとした場合
濃度 ８ppm
１st警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“０”
濃度 １２ppm
１stと２nd警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“１”
煙警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“１”
１０ｂｉｔ：“１”
１１ｂｉｔ：“１”
濃度 １５ｐｐｍ超 １ｓｔ、２ｎｄ、オーバー警報
８ｂｉｔ：
“１”
９ｂｉｔ：
“１”
１１ｂｉｔ：“１”
調整（メンテナンス）（手動：ＭＯＤＥスイッチ３秒押し）でＧＡＳ ＴＥＳＴ（メンテメニュー「２－０」）の時、濃度データにより出力する
テストデータにより出力する特殊コードが出力されているときはＣＨ Ｃが特殊コード情報データ（種類は小数点、濃度コードによる）になる
例： ２ｂｉｔ：“１” ４ｂｉｔ：“１” ＣＨ Ｃ：“０００Ａ”→ ２ｎｄ警報点が１０となる

０００Ａ（濃度データ）：１０（濃度） ， ＦＦＦ６（濃度データ）：－１０（濃度）例００６４（濃度データ）：１００（濃度）※⑧

有効設定時のみ
・ゼロ追尾においては検知器がゼロ追尾機能を有しており、パラメータ設定がゼロ追尾ＯＮの場合のみ有効となります。
・流量低下においては検知器が流量低下検出機能を有している場合のみ有効となります。

接点動作※⑦
警報テストの接点動作が有効設定の時、テストデータにより動作します。

８～１１
８～１１４

内容
正のバイナリデータ
不定
正／負のバイナリデータ
正のバイナリデータ（テストデータ）

ＣＨ Ｃｂｉｔ※１
１５～０※２
１５～０
※３
１５～０
※４
１５～０ＮＯＴＥＳ

２．エラーコード（本体表示）の種類
ＧＤ－７０Ｄ－ＤＶ（ＰＬＵ－７０有）の場合、上記定義以外に「Ｅ－７：熱分解器異常」があります。
デバイスネットのビット出力としてはセンサ故障と同様の動作をします（ＢＩＴ ７をＯＮします）。

また、”Ｅ－６”は以下の時に表示されます。
・デバイスネットラインが切断された時（検知部側が切断を認識してから約１５秒後）・ガス検知器内部の通信異常が発生した時（発生から約１５秒後）→”通信異常（内部）”は発生から約５秒後に出力１．通信異常（内部）上記”通信異常（内部）”とはデバイスネットライン以降のガス検知器内部の通信異常のことで、ｉｎｈｉｂｉｔ中も出力されます（通信異常発生前の最終出力値に通信異常ビットをＯＲして出力しています）。
これは検知部内部の異常を上位（デバイスネット）に知らせることを目的としており、以下の事象を上位側で判断できます。
・通信異常以外の出力データの正当性（現在値）が確保できていないこと・通信異常中は上位からの命令を受け付けないこと

注意事項

４.６ Device Net 取扱上の注意事項
４.６.１ 測定中の注意点
・警報中の故障発生（センサ・流量）について警報中にセンサ故障・流量低下の故障が発生すると警報ビットがクリアされ、故障ビットが ONになります。
・「Ｅ－６（通信エラー）」の発生について
旧ＤＶシリーズの製品は、約１０分で「Ｅ－６」表示をクリアしますが、ＤＶⅡ/７０Ｄ－ＤＶシリーズの製品は、「Ｅ－６」を表示した状態を保持致しますので、ご注意下さい。
４.６.２ メンテナンス中の注意点
・ｉｎｈｉｂｉｔ中と警報テストの関係についてｉｎｈｉｂｉｔ状態で警報テストを実施すると、外部警報接点は強制的にＯＦＦし、１ｓｔ・２ｎｄ警報ビットも強制的にＯＦＦします。
・ｉｎｈｉｂｉｔと調整（メンテナンス）の関係について調整（メンテナンス）時の外部警報接点は強制的にＯＦＦし、１ｓｔ・２ｎｄ警報ビットは、濃度値のなりゆきで出力されます。但し、検知部自体で調整（メンテナンス）に入って（ＭＯＤＥスイッチを３秒押す）、表示ＧＡＳ ＴＥＳＴ（メンテメニュー「２－０」）の場合のみ警報ビットが出力されます。
なお、ｉｎｈｉｂｉｔ状態で調整（メンテナンス）に入ることで１ｓｔ・２ｎｄ警報ビット
はＯＦＦします。
・調整（メンテナンス）について①調整（メンテナンス）に入ると、ｃｈＣ（出力先頭チャンネル）の濃度データがマイナス表現 （２の補数表現）することがあります。
調整（メンテナンス）ビットが真の時は注意して下さい。
・調整（メンテナンス）について②調整（メンテナンス）終了時に警報点以上になっていると、１５分間は警報ビットが出力されず、調整（メンテナンス）ビットが出力されます。これは調整時にガス校正などの作業で指示値が警報点以上になることがあり、調整終了時に警報点以上の場合は安全性を考慮し、即時に警報出力をしないようになっています。
・ｉｎｈｉｂｉｔ中の調整（メンテナンス）について
ｉｎｈｉｂｉｔ中に調整（メンテナンス）終了指令を認識すると一時的に“調整（メンテナンス）”ビットをＯＦＦし、検知部側に指令を伝えます。
しかし、検知部の状態に変化が無い（ｉｎｈｉｂｉｔ状態のまま）場合は再び“調整（メンテナンス）”ビットをＯＮします。
これはメンテ終了指令に限らず、各指令を認識した段階で対応したビットがＯＮ／ＯＦＦすることがあることを意味します。
・センサ交換時の注意点
センサ交換時は、高濃度のデータを送信することがあります。
センサ交換は、ｉｎｈｉｂｉｔ状態*で行うことを推奨します。
16

・調整（メンテナンス）の注意点
調整（メンテナンス）には、上位からの指令と本体キーで設定することが可能ですが、以下の点に注意してください。
①本体キーで調整（メンテナンス）を開始した場合、上位からの調整（メンテナンス）終了指令で終了出来ます。
②上位からの調整（メンテナンス）開始指令で調整（メンテナンス）を開始した場合、本体キーで調整（メンテナンス）を開始した後（１－１ 遷移後）、本体キーで終了することは可能です。
③上位からの調整（メンテナンス）開始指令で調整（メンテナンス）を開始後、警報テスト開始指令を実施すると、警報テストが有効になり、調整（メンテナンス）は解除されません。
④警報テストが有効状態時に、調整（メンテナンス）開始指令を実施しても調整（メンテナンス）が有効になります。
（注）警報テストと調整(メンテナンス)は同時に有効状態にしないで下さい。
４.６.３ 書き込み指令中の注意点
・書込指令（警報テスト濃度、１ｓｔ・２ｎｄ警報点）を含む各指令の注意点について
上記書込指令は書込指令ビットを真にした時のｃｈＡ（入力先頭チャンネル）の１６ｂｉｔデータを検知部に送信します。
よって、書込指令ビットを真の状態のまま、ｃｈＡデータを変化させても検知部には送信しません。データを変化させて送信する場合は、その都度、書込指令ビットを偽から真にして下さい。
１ｓｔ・２ｎｄ警報点書込指令を真にすると検知部内の不揮発性メモリにデータを書き込みます。不揮発性メモリの書込寿命やアクセス時間を考慮し、書込指令ビットが偽から真になった時のみ検知部に送信しています。また、上記書込指令以外の各指令についても、その指令ビットが偽から真になった時のみ検知部に送信しています。
・上位のビット保持時間について上位のビット保持時間は、設計上は最大でも０．４秒あれば確実に動作します。
弊社としては、安全性を考慮して０．７秒の保持時間を確保していただくことを推奨いたします。
なお、ゼロ校正指令実施の際、検知部側の処理時間があるため、ゼロ校正指令実施の後は約６秒間、他の指令を受け付けませんので注意して下さい。
・各種指令の注意点
ｃｈＢ（入力先頭＋１チャンネル）の各種指令ビットは必ずひとつのビットのみ真の状態にして下さい。ある指令ビットを真にした後、その指令ビットを偽にせず、次の指令ビットを真にしても（複数の指令ビットが真の状態）受け付けません。

17