Širokospektrální rtg. systém(ŠIROKO)
FW03010568

Zápis z ověřovací zkoušky funkčního vzorkuširokospektrálního rtg. systému(Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk)Prosinec 2022

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Novodvorská 994 • 142 21 Prague • Czech Republic
Registr No.: CZ28400020 • T: +420 273 136 951 • M: +420 734 231 472 • Mail: sales.prague@rigaku.com

Evidenční čísloFV40398-02-Gfunk

Druh výsledku projektu

Gfunk

Název výsledkuŠirokospektrální rtg. systémŠiirokospektrální rtg. systém ŠIROKO vychází z unikátní kombinacerotačně symetrické rtg. optiky (RSO) a širokoúhlé multi-fóliové rtg.
optiky (MFO) v jeden celek, který má fokus ve stejné fokální rovině.

Popis výsledku

Při sestavování funkčního vzorku širokospektrální rtg. systému bylověřen mechanický design, který byl navržen tak, aby bylo sestavení
rtg. optik do jednoho funkčního celku relativně snadné a přesné, tzn.
minimální nutnost dodatečného seřizování. Funkční vzorek bylnavržen tak, aby zobrazoval z bodu do bodu.
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Tvůrce výsledkuIng. Adolf Inneman, Ph.D.
Ing. Veronika Maršíková, Ph.D.

Místo ověření:Termín ověření:Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Za Radnicí 868, Dolní Břežany
12/2022
Funkční vzorek širokospektrálního rtg. systému ŠIROKO byl navržen,připraven a otestován v přímé souvislosti s řešením projektu.

Závěr:

Funkční vzorek stejně jako jednotlivé rtg. optiky, ze kterých byl
funkční vzorek složen splňovaly stanovená kritéria.

12/2022
Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk

2

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gfunk
CONFIDENTIAL

Obr. 1: Fotografie RSO pro širokospektrální rtg. systém – po zabroušení části, která se zasune do MFO.

Obr. 2: Fotografie testovací MFO pro širokospektrální rtg. systém. Uprostřed je otvor pro vložení RSO.

Obr. 3: Fotografie funkčního vzorku širokospektrální rtg. systému.

12/2022
Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk

3

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gfunk
CONFIDENTIAL

Obr. 4: Fotografie experimentálního uspořádání pro VIS testy.

Obr. 5: Fotografie experimentálního uspořádání pro rtg. testy.

Obr. 6: ŠIROKO – hledání optimální polohy rtg. optiky z hlediska velikosti fokusu (vlevo) a zesílení (vpravo), VIS test.

12/2022
Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk

4

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gfunk
CONFIDENTIAL

Obr. 7: ŠIROKO – nejlepší fokus – 2D snímek (vlevo) a 3D snímek (vpravo), VIS test.

Obr. 8: ŠIROKO – nejlepší fokus – vertikální (vlevo) a horizontální (vpravo) řez (modrá křivka) proloženy Gaussovou funkcí(červená křivka), VIS test.

Obr. 9: Zesílení užitečného signálu, měřeno před fokální rovinnou, vlevo – ŠIROKO (MFO+RSO),
vpravo – MFO se zastíněním otvorem pro RSO, VIS test.

12/2022
Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk

5

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gfunk
CONFIDENTIAL

Obr. 10: Ilustrace – ŠIROKO (MFO+RSO), rtg. test.

ZávěrVýstupem etapy Etapa E002 „Ověřovací kroky“ projektu „Širokospektrální rtg. systém (ŠIROKO)“, TREND
FW03010568 je funkční vzorek ŠIROKO, který vychází z unikátní kombinace rotačně symetrické rtg.
optiky (RSO) a širokoúhlé multi-fóliové rtg. optiky (MFO). Konkrétně se jedná o kombinaci 2 eliptickýchtenkostěnných rotačně symetrický optik a dvou sad MFO, které byly navrženy tak, aby zobrazovaly z bod
do bodu. Funkční vzorek stejně jako testovací vzorky splnily všechna stanovená kritéria a tím bylyověřeny inovované technologie, jmenovitě replikační technologie pro přípravu tenkostěnných rotačněsymetrické rtg. optiky (RSO) a inovovaná technologie sestavování multi-fóliové optiky.
Úplná sada naměřených hodnot, obrázků a fotografií je k dispozici ve společnosti Rigaku InnovativeTechnologies Europe s.r.o., Za Radnicí 868, Dolní Břežany.

12/2022
Evidenční č.: FW03010568-01-Gfunk

6

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gfunk
CONFIDENTIAL