FLIR AX8™

状況モニタリングやホットスポット検知に最適な自動化されたマルチスペクトル温度センサー

FLIR AX8™

赤外線カメラと可視光デジタルカメラを搭載した小型で低価格なAX8は、重要電気機器や機械設備などを稼働したままで、継続的に温度をモニタリングし、異常をアラームで知らせます。

解像度640×480ピクセルの内蔵デジタルカメラ

IP-67準拠のハウジング

継続的な状況＆安全モニタリング
AX8で機器を稼働したまま温度モニタリングを行えば、状況モニタリングとホットスポット検知ができ、予定外の停電、操業中断、機器の故障を回避でき、手動の定期的な点検の必要性がなくなります。

AX8はコンパクトで設置も簡単

54×25×95mm

使用場所の例：• 電気キャビネット
• 製造工程／製造エリア• データセンター• 発電所／配電所

FLIRの革新的製品：
Lepton®マイクロ赤外線カメラコア• 運輸／公共交通機関• 保管設備• 冷凍保管設備

自動解析とアラーム
ストリーミングビデオ出力搭載のAX8は、刻一刻と変化するライブ映像を提供するだけでなく、事前に設定した温度閾値を超えるとアラームを自動で作動させる機能や温度トレンド解析機能などを搭載しています。

問題を早期に発見

使いやすさを追求した AX8の特長 :業界標準のインターフェース• イーサネット／IP• Modbus TCP
多彩なストリーミングビデオ・フォーマットに対応• MPEG

接続不良• MJPEG• H. 264

フェーズの過負
掲載画像は実際のカメラの解像度と異なる場合があります。画像は説明目的で使用されています。

www.flir.jp

コンパクトで設置も簡単
AX8は赤外線カメラと可視光デジタルカメラを搭載しながら、54×25×95mmのコンパクト設計で、スペースが限られた場所でも簡単に設置でき、重要電気機器や機械設備などを稼働したままで継続的に温度をモニタリングします。

選べるビデオオプション
A X8は、赤外線画像、可視光画像、そして、その両方を組み合わせたフリ
アー独自のスーパーファインコントラスト（MSX ®）で補正した画像を表示できます。
スーパーファインコントラスト（MSX®）は可視光画像の詳細情報をエンボス加工で熱画像や映像上に取り込む技術です。
MSXを使用した画像の特長：• 輪郭がはっきりする• ラベルを読むことができる• 問題個所や状況が特定しやすい重要機器の継続的モニタリングMSXあり製造現場のモニタリングMSXなし

温度差を速やかに検出

AX8の主な特長• 極めて低価格• 超小型設計• スポット・エリアに対するアラーム処理• Modbus/TCPサポート• IP-67構造• MSX（可視エッジ情報を赤外線映像に重ねるモード）

小型で低価格なFLIR AX8は、重要機器や設備の継続的な温度モニタリングの業界の概念を覆す革新的製品です。

製品仕様
画像＆光学データ
赤外線画像解像度
温度分解能
視野角（FOV）
フォーカス

AX8
80×60ピクセル＜0.10°C（30℃で）48 ×37
固定検出器
検出器タイプ焦点面アレイ（FPA）、非冷却マイクロボロメーター

スペクトル波長7.5〜13µm

内蔵デジタルカメラ
解像度
デジタルカメラ、FOV
感度

640×480
最大66 、赤外線レンズに対応
10ルクス（照明なしで）測定機能
対象温度範囲精度−10℃〜＋150℃±2℃ないし±2%（読取り値に対し）（＋10℃〜＋100℃：外気温＋10℃〜＋35℃で）解析機能スポットメーター

6
6ボックス（最高／最低／平均／位置）

自動高温／低温検出

最高／最低温度、温度測定値と位置をボックス内に表示

アイソサーム1（上、下、中間）

プリセット●
ファイル送信（FTP）、Eメール（SMTP）

温度差

測定値と基準値の温度差

基準温度

手動設定または温度測定値から抽出

大気透過率補正

自動計算、距離、外気温、相対湿度の入力による光学透過率補正

自動計算、内部センサー信号による放射率補正

フォーマットMotion JPEG、MPEG stream、H.264、Stream format MPEG-4 ISO/IEC 14496-2

解像度

640×480

画像モード

赤外線、可視光、MSX®（詳細情報を強調した熱画像）

自働画像補正連続／マニュアル：リニアまたはヒストグラムによる最高／最低又はスパンでロック可能

手動画像補正レベル／スパン／最高／最低

電源
外部電源

12/24VDC、2W連続/4.7W最大

コネクタ

M12 8ピンAコネクタ（デジタルI/Oと割り振り）

電圧10〜30VDC

イーサネットイーサネット、タイプ

100 Mbps

イーサネット、標準IEEE 802.3イーサネット、コネクタタイプ

M12 8-pin X-coded

イーサネット、パワー

PoE IEEE 802.3af class 2

0.01〜1.0で変更可能

動作温度範囲

0℃〜＋50℃

保管温度範囲-40℃~+70℃
IAW IEC 68-2-1及びIEC 68-2-2
IEC 60068-2-30/24h 95%相対湿度＋25℃〜＋40℃/2サイクル

湿度（動作／保管）
EMC

EN 61000-6-2:2001（電磁波耐性）
EN 61000-6-3:2001（電磁波放射）FCC 47 CFR パート15 クラスB（電磁波放射）保護構造

IP-67（IEC 60529）

耐衝撃性

25G（IEC 60068-2-29）

耐振動性

2G（IEC 60068-2-6）

サイズ
サイズ（L×W×H）

反射見掛け温度補正

自動計算、放射温度入力による出荷

外部レンズ／ウィンドウ補正

自動計算、レンズ／ウィンドウの透過率と温度の入力による

包装

測定補正

AX8

環境データ

エリア

測定オプション

画像ストリーミング

54×25×79mm（コネクタ含まず）
54×25×95mm（コネクタ含む）

赤外線カメラ、冊子

グローバル／オブジェクトパラメーター

アラーム
アラーム機能6件 温度値、デジタル入力、カメラ温度

アラーム出力デジタル出力、ログ、画像保管、ファイル送信（FTP）、Eメール（SMTP）による通知

設定
カラーパレット

白黒、白黒inv、アイアン、レインボー

設定コマンド日付／時間

ウェブインターフェース●

画像保管
保管メディア

内蔵メモリ

画像保管モード

赤外線／可視光画像、赤外線／可視光画像の同期
保管、可視光画像と赤外線画像の自動グループ化

自動保管
ファイルフォーマット

www.flir.jp●
JPEG、JPEG＋FFF

フリアーシステムズジャパン株式会社〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階
電話：03-6721-6648
FAX：03-6721-7946
e-mail：info@flir.jp
www.flir.jp
NASDAQ: FLIR
本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。
仕様は予告なく変更されることがあります。©Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. その他のブランド名および製品名はそれぞれの所有者の商標です。@2018 FLIR Systems, Inc.（ 更新日05/22）