オンラインSPE-LC
インターフェース
AiSTI TRI.SYSTEM

410470■ 寸法図（単位：mm）

450■ SPL-W100 仕様
大きさ・重量メインユニット 幅400 mm

電源・消費電力

100 V （500 VA）

ソフト用PCスペック
処理検体数

送液部

幅450 mm

高さ470 mm（送液部上面よりの高さ） 10Kg

高さ410 mm37Kg

Windows7以降
最大50検体送液シリンジ方式

設置環境

温度：18〜28 ℃

使用ガス

奥行600 mm

奥行600 mm

N2ガスまたは不活性ガス
湿度：40〜70 %RH

ただし結露しないこと。

その他：塵、振動、空間ノイズ、腐食性ガスなどの妨害要素の少ない環境が望ましい。

Flash-SPE

製品の仕様・外観・構成等は改善のため予告なしに変更する場合があります。カタログ中に記載の社名または製品名は各社の登録商標または商標です。

SPL-W100

カタログ内の価格は全て税込み表示です。

製品に対するお問合せは弊社または代理店までご連絡ください。

株式会社 アイスティサイエンス［本社］〒640-8390 和歌山県和歌山市有本18-3
TEL.（073）475-0033 FAX.073-497-5011［東日本営業所］〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31 アドバンス610
TEL 048-424-8384／FAX 073-497-5011

www.aisti.co.jp

SPL-W100

XX-10072021年 12月24日版

SPL-W100

SPL-W100 / オンラインSPE-LCインターフェース

さまざまな分野における、LCの前処理を完全オンライン化
2つの新技術がLCの性能を引き出す画期的な前処理装置■固相抽出装置がLCに搭載され、SPEコンディショニング→試料負荷→溶出→LC注入までをオンライン全自動分析■従来のオフラインによる前処理法とオンラインによる前処理法のメリットを融合■自動前処理工程は10分程度の高速処理

環 境

製薬・医薬材料・一般化学

バイオ
食 品

『完全オンライン全自動分析』を実現する2つの新技術
混合注入バルブシステム
Mixing Injection Valve System
Mixing InjectionValve System（混合注入バルブシステム）■ バルブ内で溶出液と希釈液を混合しながらサンプルループに溜める■ 流路の切り替えにより希釈した溶出液をLCカラムへ導入■ 固相からの溶出液にpH調整剤や誘導体化試薬を添加することが可能

02 AiSTI SCIENCE SPL-W100(特許出願中）HYBRID SPE-LC■ 従来のSPE-LCのオフラインとオンラインのそれぞれのメリットを融合■ 試料を固相に負荷する時にバルブを汚さないオフラインのメリット

HYBRID ONLINE
SPE-LC（ハイブリッドオンラインSPE-LC）■ 固相からの溶出液をLCへ全量導入するオンラインのメリット

AiSTI SCIENCE SPL-W10003

❶固相抽出工程□高精度最先端ロボットアーム
Flash-SPEや各種ノズルを装着し各ポジションへ移動します。

ロボットアーム
試料の採取

Flash-SPE固相セットエリアLノズル

固相抽出工程をスケールダウン
処理時間を劇的に短縮し、さらに高精度試料の採取

試料負荷

洗浄

Flash-SPEカートリッジ

溶出・注入エリア

試料セットエリア各ノズル
ホームポジション

固相カートリッジ

固相の廃棄箱ワーキングエリア

SPL-W100

固相トレイ通液部

MiVS
Flash-SPE

Flash-SPE※取り外し可Flash-SPE（固相ミニカートリッジ）

オンラインSPE-GCのために専用開発された固相カートリッジです。充填量が2〜

ターゲット

5mgと非常に少なく、コンパクト設計の夾雑物

Flash-SPEと大量注入口LVI-S250により試料の全量注入を可能にします。

❷溶出・混液SPL-W100

STEP❷ 溶出・混液

STEP❶ 準備

希釈液

サンプルループ

溶出液と希釈液をサンプルループ内で均一に混合！

希釈液

送液ポンプ

送液ポンプ

H

H

廃液瓶

T
POIN

LCカラム

MS

LCカラム

廃液瓶

STEP❸ LCへ導入

H バルブホームポジション
C バルブ自動切り替え

バルブを切り替えて…

希釈液

が、LCを新たな領域へ混合注入バルブシステムMixing Injection Valve System
04 AiSTI SCIENCE SPL-W100

MSC
廃液瓶
サンプルループ内の目的物質をLCへ導入！

送液ポンプ

LCカラム

MS

AiSTI SCIENCE SPL-W100

05

Hybrid Online SPE-LC Interface
ハイブリッドオンラインSPE-LC

従来のオフライン/オンラインのメリットを融合
従来のオフライン

オフラインで固相精製

試料採取

試料負荷・洗浄

溶出

試料吸引

LCへ注入

↓（チューブは洗浄可能）

メスアップできないから定量できない★試料が従来のオンライン
サンプル負荷時

溶出時

分析カラム

オートサンプラ

試料導入
ポンプ

固相カートリッジ

Flash-SPEらない夾雑物

溶出★MiVSバルブがピークがブロードサンプルループ
オンラインのメリット

内のより均一な混合を実現！

送液ポンプから混合液水H★全量注入による高感度★水の希釈によりLCカラムの先分析用高圧グラジェントポンプ
前処理カラム★試料がバルブを通MiVSバルブでオンライン検出器

前処理カラムオートサンプラ 試料導入
ポンプ

端濃縮が起こり、ピークがシャープになる

LCへ
廃液瓶

LCカラムの先端濃縮によるシャープなピーク形状
サンプル溶媒の比率

LCカラムへ導入直後
移動相の比率水ーアセニト（90/10）LCカラム中を移動中
移動相の比率水ーアセニト（30/70）

水ーアセニト（20/80）
注入量：20μL

水60μLを混合する

サンプル溶媒のアセニトの比率が高いとサンプルがLCのカラムに保持されず、拡散されてバンドが広がった状態となり、その後もそのままバンドが広がった状態で検出器に導入される。
そのため、ピークは高さがなくブロードな形状となり、感度および分離度が悪くなる。

検出器／ピーク検出

06 AiSTI SCIENCE SPL-W100

ACN : 水固相C18を用いない場合

ACN : 水（5 : 95）

極性

グラジエント分析

夾雑物

固相C18による精製の場合

夾雑物
サンプルが保持され濃縮され、ピークがシャープになり、感度及び分離度が良くなる。

■ LC-MS/MSのメンテナンス頻度が下がる。
■ 夾雑物が少なくなることで、LC-MS/MSに与える影響を軽減し分析精度を維持できる。
● HPLCカラムの劣化を抑えられ、ピーク形状を維持することができる。
● MSの劣化を抑えられる。
■ 夾雑物が少なくなることで、イオン化阻害やイオン化促進などの影響を軽減できる。微量分析においては固相での濃縮量（負荷量）を増加することで、高感度な分析が可能となる。
■ 固相の濃縮に伴い増加した夾雑物は固相の洗浄などにより除去することが可能である。
■ HPLCにおいて夾雑物を追い出す時間を短縮することが可能となり、測定時間を短縮できる。
■ 夾雑物の影響がなくなることで、解析時間が短縮できる。
■ 夾雑物が少なくなることで、誤って同定してしまうことを防ぐことができる。

C18精製によるLC分析カラムの負担軽減

水ーアセニト（80/20）
注入量：80μL減」、「高精度」を実現します。

AiSTI TRI.SYSTEM

ターゲット★ダイレクト注入

試料がバルブを通るのでバルブが汚れる

廃液

MS

★全量注入

検出器

分析用高圧
グラジェントポンプ

オフラインのメリット

溶出液の一部しか注入しない

バルブを通らない

分析カラム

Flash-SPEを正確にLCカラム吸い上げる

AiSTI TRI.SYSTEMによる独自シス

テムの 活 用で 固 相 抽 出 工 程 の「迅速化」、「 省力化」、「コスト削ハンドリング。

試験管でうける★試料をチューブにAiSTI TRI.SYSTEM

試料負荷・洗浄★ロボットアームが送液ポンプ

溶媒

試料採取

極性（4 : 1）

LCで使用されている分離カラACN : 水

ムは「ODS」で、固相C18と同じ（95 : 5）

無極性充填剤。

無極性
夾雑物

予め固相C18で精製することでLCカラムの負荷を防ぐ。

メリット
C18ミニカラムによる精製効果

無極性●HPLCカラムの劣化を防ぐ●ピーク形状の維持●分析時間の短縮
AiSTI SCIENCE SPL-W100

07

SPL-W100なら、様々な利用法に応用可能！

■ 河川水中のネオニコチノイド分析
本システムを用いて河川水中のネオニコチノイドの分析を行っ

固相：C18
洗浄液：2%ACN- 水
溶出液：ACN- 水（2/1)
負荷量：200 µL
測定装置：LC-MS/MS

た。採取した河川水 1mL をバイアルに入れて、本システムにセットして測定した。

■ 保持＋精製■ 精製

試料採取 試料導入

 添加回収試験NO.
123456

河川水, 10ppt 添加, ピーク面積値
123456
Nitenpyram
114,371 108,447 100,857 102,730 109,253 105,747
Thiamethoxam 15,295
15,282
11,831
14,101
15,157
16,181Imidacloprid
24,911
22,741
22,14822,38023,06023,131
Clothianidin
33,644
36,11433,55233,38535,22432,348
Acetamiprid
109,719
99,658 104,738 107,115 105,946 102,750
Thiacloprid
128,199 133,633 133,158 130,063 131,737 125,731
成分名Ave.
106,901
14,641
23,062
34,045
104,988
130,420

RSD%
4.610.44.34.0
3.32.3

回収率%
91116
108
124
9698

混合液水

H

LCカラム

夾雑物

夾雑物

ピーク面積値

ピーク面積値
300

検出 9.0 ppt

1000

検出 0.3 ppt

夾雑物

MS

送液ポンプ

H

LCカラム

MS

ターゲット
夾雑物

廃液瓶

250

750

LCカラム

ターゲット

350 5:223.10>126.10(+)

1250 4:250.00>169.10(+)

MS

廃液瓶

誘導体化反応
試薬液

送液ポンプ

H

 検出した農薬のMRM定量イオンクロマトグラムと定量値

LCカラム■ 誘導体化反応

pH調整液

濃度（ppt）

Acetamiprid

H

夾雑物■ pH調整濃度（ppt）

試料負荷において夾雑物を固相に吸着させて、洗浄液で目的物質を固相から洗い流し、その後、目的物質を固相から溶出させる。

送液ポンプ

ターゲット

MS

廃液瓶

Clothianidin

溶出混合液水

送液ポンプ

ターゲット

 検量線

廃液瓶

200150500100

250

工場生産ラインなど24時間体制でオンラインモニタリング

5006.75

7.00

7.25

7.50

7.75

8.00

8.25

7.25

7.50

7.75

8.00

8.25

Acetamiprid

8.50

8.75

工場生産ライン

Clothianidin■ 尿中のカフェイン分析
本システムを用いてコーヒーを飲んだ後の尿中のカフェインを分析した。

採取した尿 50µL を水 950µL 入れているバイアルに加え、本システムにセットして、測定した。

固相：C18
洗浄液：2%ACN- 水
溶出液：ACN- 水（1/1)
負荷量：25 µL
測定装置：LC-MS/MS

生成品

24時間連続モニタリングサンプリング

SPE-LC/MS

カフェイン

1.25

3時間後

1.00

3

分析サイクル時間

0.75

0.50

15

SPL-W100の前処理時間

15時間後

0.25

0.00
5.0

6.0

7.0min

本システムで得られた尿中カフェインのMRM
定量イオンクロマトグラム

Application

工場の各生産ラインや各工程における製品・生成物のチェックや品質管理、また排水チェックなど危機管理に有効です。

PC(x100,000)

4.0

08 AiSTI SCIENCE SPL-W100

試料採取 試料負荷 洗浄

試料負荷において夾雑物を固相に吸着させて、目的物質はそのまま固相を通過させる。

10分

HPLCの稼働時間

10分

20分

10分

20分

10分

20分

10分

20分

10分

20分

10分

20分

10分

20分

20分

AiSTI SCIENCE SPL-W100

09Software

配管

直感的な使いやすいソフトウェア
メニューバー （メソッド・シーケンス作成や環境設定）

フリット

モニター （動作状況をリアルタイムで表示）

スケジュール （スケジュールを直接入力）

フリット

ワンクリックによるメソッド選択

両 端 がプレスフィット。
しっかりとした連結が可能で、自由度のある設計。

固相（充填剤）
C-18などストレート構造により通液や乾燥がスムーズ。効率のよい前処理を実現。
配管

溶出・LC注入時

オンラインSPE-GC用固相カートリッジ ■ 試料や溶液がスムーズに流れる直線的構造 ■ 自動化に最適化されたシンプルな構造
充填量が少なく無駄のない分析が可能 ■ 2〜5 mgという少量の固相充填量 ■ 上下両端に配管の連結が可能

Nexeraシリーズとのベストマッチ
SPL-W100の制御画面

LabSolutionsの制御画面

今までは…
SPL-W100とLabSolutionsのサンプル番号を別々に設定。

TOPIC「尿・血液での新型コロナウイルス重症化予測技術」を共同研究「尿・血液での新型コロナウイルス重症化予測技術」を共同研究
株式会社島津製作所、株式会社アイスティサイエンスは、国立大学法人熊本大学との共同研究「修飾核酸測定を応用した新規

COVID-19 診断法開発」の成果をもとに、メソッドパッケージ製品「LC/MS/MSメソッドパッケージ修飾ヌクレオシド」を開発しました。本メソッドパッケージ（以下MP）は島津製作所社製の液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）を用いて、ある試■ サンプル番号とデータファイル名をLabSolutionsで一括管理■ Nexeraの冷却機能によるサンプルの安定保管■ 最大検体数の増加
50検体→100検体に
10 AiSTI SCIENCE SPL-W100

料を特定の用途で分析する際に必要な情報を集約した製品です。本製品およびLC-MS、アイスティサイエンス製の自動前処理装置で構成する「修飾核酸分析システム」

重症化予測を目指した修飾核酸測定法の開発

は、新型コロナウイルス感染症の重症化との関連が示唆される成分を、感染リスクの自動前処理装置（アイスティサイエンス社）

LC-MS/MS(島津製作所)

煩雑な前処理の自動化

専用分析メソッドの開発

低い尿や血液から6分以内で測定可能にな

バイアル番号とサンプル名はLabSolutionsで管理するので別々にならない。

ります（多検体連続分析時）。今後、PCR等重症化を示唆する成分の高感度分析例

成分（修飾ヌクレオシド）
A

成分（修飾ヌクレオシド）
Bの診断による陽性判定後にこの技術を使い重症化予測を行うことで、療養場所の選択や治療薬選択のために応用されることが期待されています。

検体(尿・血液)AiSTI SCIENCE SPl-W100

11