商品の詳しい情報はこちらから▶

ベッドパンウォッシャー
クリノックス

AUTO

クリノックス

ベッドパンウォッシャー

AUTO

洗 浄 作 業の労 力 削 減や院 内 感 染 防 止のために自動で確 実に洗 浄・消 毒高い洗浄・消毒効果
１２個のノズルから噴射する水・温水で洗浄した
後 、蒸 気 により熱 処 理 を 行 います 。国 際 規 格
ISO 15883-3で求められるA 0 値60以上の消毒効果を有しています。

簡単操作・洗浄モード
フットスイッチを踏むだけで運転を開始することができます。両手が汚れているときも使用できるため、機器を介した交差汚染防止にもつながります。
また汚物容器の汚れに応じて、洗浄モードの使い分けができます。
● グレースイッチ :通常サイクル（目立つ汚れのない差込便器や尿器向け）

乾燥促進機能● ブルースイッチ :洗浄・消毒が完了すると自動的に扉が約10㎝開きます。それにより蒸気が排出され、槽内余熱により短時間での乾燥および冷却ができます。
約10㎝

洗浄評価国際規格ISO/TS 15883-5で定められているテストソイル（擬似汚物）と試験法に基づいて、洗浄評価を実施しました。差込便器にテストソイル（擬似汚物）を塗布し乾燥させた後、集中サイクルにて運転させました。結果、残留汚れがないことが確認されました。

差込便器のひどい汚れも短時間で洗浄することができます。
※ISO/TS 15883-5に基づき、弊社にて洗浄評価を実施

集中サイクル（血液や便で汚れた差込便器や尿器向け）

タッチフリーで汚物流しの代用にも汚水流しの代用として汚物・汚水をそのまま流すことができます。洗浄槽に深さがあるため、跳ね返りによる二次汚染が 防止できます。ディスプレイの前で手を左右にかざすと、センサーにより手で触れることなく排出及び 槽内をフラッシング（流水洗浄）できます。

省スペーストップローディング（上開き式）の自動開閉扉を採用しているため、限られたスペースに設置することができます。
また、洗浄槽内全体が見やす
く、各種汚物容器のセットが容易にできます。

洗浄方法・手順

STEP

1STEP2STEP

34STEP

洗浄・消毒

完了

STEP

5

準備

専用の洗浄ラックと汚物容器をセット

フットスイッチを踏んでスタート
スイッチを踏むと扉が閉まり、洗浄・洗浄消毒は以下の流れで行われま完了すると、ディスプレイに作業結果消毒を開始します。差込便器は扉がす。
ディスプレイには進行中の処理工が表示され自動的に扉が開き、蒸気閉まると自動的に回転し、中身が排程及び槽内の温度が表示されます。

排出、乾燥冷却がはじまります。冷却運転待機時は、扉が開いた状態とベッドパンウォッシャーの槽内に専なり、汚物流しとしてご使用いただ用の洗浄ラックを設置し、汚物容器けます。汚物・汚水を洗浄槽に流しをセットします。

出されるため 、汚 物 が 入ったままた後、ディスプレイの前で手を左右後フットスイッチを踏み扉を完全にセットできます。その他は汚物を排にかざすと、タッチフリーで排出及び出し、セットしてください。

槽内を流水洗浄できます。

グレースイッチ ： 通常サイクル

処理2 ： 追加予備洗浄（目立つ汚れのない差込便器や尿器向け）

自動開閉扉

開け、容器を取り出してください。
処理1 ： 冷水での予備洗浄

ブルースイッチ ： 集中サイクル（血液や便で汚れた差込便器や尿器向け）※洗浄直後の容器を取り出す際はやけどにご注意ください。

（集中サイクルのみ）

処理3 ： 温水での本洗浄処理4 ： 蒸気による熱処理
処理5 ： 冷却洗浄ラック

洗浄槽（使用可能な汚物容器についてはお問い合わせください）
専用の洗浄ラックで各種汚物容器の洗浄・消毒が可能です。

ディスプレイStandard
標準ラック

Option尿器・吸引瓶ラック

ポータブルトイレ用
バケツラック

尿器フタラック

シャワーボトルラック

小物用バスケット深型

フタ付 小 物
洗 浄カゴ

小物用バスケット

シャワーボトルラック（多本数用）

排水口
落下防止金具受注生産品

洗浄剤スペース

グレースイッチ
ブルースイッチ

差込便器+尿器

主な洗浄用具
●

差込便器

●

尿器

尿器+尿器フタ（男性用）

尿器+尿器フタポータブルトイレ用
バケツ

（女性用）

シャワーボトル+尿器+尿器フタ

採尿計量カップ
蓄尿瓶など

吸引瓶フタや尿器フタなど

採尿計量カップ
蓄尿瓶など

シャワーボトルなど

主な洗浄用具
●

尿器

●

尿器フタ

●

ポータブルトイレ用バケツ●

シャワーボトル●

採尿計量カップ

●

蓄尿瓶

●

吸引瓶

●

吸引瓶フタ

排水口落下防止用受け皿

100

600④（単位 ： mm）② 給湯①②③ 床排水

650

③

① 給水

④ 本体電源④

除去し、スケールなどの蓄積を300防止します。

ステンレスシンクから汚物流し、乾燥機、キャビネットなど用途やスペースに合わせた汚物処理室をトータルにご提案いたします。

本体仕様
項目

本 体 材 質本 体 寸 法
重量

仕様

1,200

1,440

100

②③650

1007550（壁から）

内容量 / 規 格

1梱入数

商品コード

ＪＡＮコード本体

14532349-87696-45323-4

CLINOX 3A AUTO 三相 6０Ｈｚ

本体

14532949-87696-45329-6

CLINOX 3A AUTO 単相 ５０Ｈｚ

本体

14533649-87696-45336-4

CLINOX 3A AUTO 単相 6０Ｈｚ

本体

14533749-87696-45337-1

尿器ラック

ー

14532549-87696-45325-8

尿器フタラックー

14532649-87696-45326-5

ポータブルトイレ用バケツラック

ー14533149-87696-45331-9

シャワーボトルラック

ー

14533449-87696-45334-0

小物用バスケットー

14533249-87696-45332-6

扉が閉じているとき：W600×D650×H940 （㎜）

フタ付小物洗浄カゴー

14533849-87696-45338-8

扉が開いているとき：W600×D650×H1440（㎜）

小物用バスケット深型ー1

７９４４５ー

8 1 kgシャワーボトルラック（多本数用）

ー

1

受注生産品

ー

排水口落下防止金具

ー14533349-87696-45333-3

スケール防止アルカリ性洗浄剤

5L

４4532449-87696-45324-1

W4 0 0×D 5 0 0×H3 5 0（ ㎜ ）

槽 容 量

70L

洗 浄ノズ ル1 2 個（ 固定ノズル8 個、回転ノズル4 個）

工 程 表 示ディスプレイに表 示

扉 開 閉 方 式

フットスイッチ

洗浄プログラム

2 種（ 通 常サイクル／集中サイクル）

消毒温度

90℃

電AC200V（三相または単相）16A（50Hzまたは60Hz）

使 用 薬 液

名③600

①

ステンレス

槽 寸 法

源

品

CLINOX 3A AUTO 三相 ５０Ｈｚ

900

1,200
②

便器・尿器等に付着した汚物を300①150

スケール防止アルカリ性洗浄剤

900

ベッドパンウォッシャー用

1.440④150300

外形図

100

使用薬液

50

オーダーメイド

当 社 指 定の洗浄剤

安全にご使用いただくために● ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● 洗浄剤をご使用の際は、当社指定の洗浄剤をご使用ください。
指定以外の洗浄剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
● その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2023年5月現在のものです。

サラヤ株式会社〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL. 06-6797-2525 https://www.saraya.com/
資料請求・お問い合わせ先サラヤ株式会社

カスタマーサポートセンター

MU

TEL. 06-6222-3378（受付時間：平日 9:00〜18:00）

65-1501B-04-M