INSTRUCTION MANUAL■ PART IDENTIFICATION - ASSEMBLY

Eyecups
Eyepiece

STEREO TURRET MICROSCOPE
XTDB- SP2N

● This is a precision instrument – Handle With Care. Use caution to avoid
shock or excessive forces on instrument when in use or transport.
● Avoid direct sunlight or areas with high temperatures or high levels of dust.
Keep in location where temperate and humidity are stable.
● Keep lens surface clean from dirt and fingerprints.
● Clean the lens gently with lens cleaning cloth or soft cotton cloth.
● When not in use, store with protective cover, in location that has low
moisture in order to prevent internal mold growth.

■SPECIFICATIONS

Eyepiece Lens
Working Distance

100 mmEyepiece Angle

45°

Objective Lens

Stand

Movable Body
Pole Type ( 䃥32 mm )Stage Plate

䃥95 mm Black/White Acrylic

Eye Width Adj. Range

55〜 75 mm

Focus Adjustment

Diopter Adj. Range
Illumination
Ring Light Mounting

SleeveDiopter
Adj. Ring
Head Locking
Knob

Ring Light
Mounting
Attachment

TurretObjective Lens
Stage Plate
Stage Clips

BaseRing Light Mounting Attachment

10×・ 30×
1×・ 3× ( Turret style)
WF10× ( 20 mm Field of View )Magnification

䃥32mm

25mm

■NOTES

Focus
Knob

290〜410mm ( Range )Thank you for purchasing the Stereo Turret Microscope.
Please read this manual thoroughly before use to insure proper operationand long service.

Head±5 Diopter
Optional Ring Light (sold separately)
Light Mounting Section : 䃥54 mm
Microscope Mounting Threads : M48×P0.75

Base Dimensions

L 255× W 200 × H25 mm

WeightApprox. 3.6 kg

Accessories

Ring Light Mounting Attachment
Cover

Mounting Threads
Light Mounting Groove■OPERATION
1. Sample Placement①Place sample in center of Stage.
②If required, use Stage Clips to hold sample inplace.

2. Eye Width Adjustment
Hold the left and right sleeve in each hand andlook through the eyepieces. Adjust the sleevesto align the left and right field of view seen
through the eyepieces.

200mm

255mm

3. Focus Adjustment・Diopter Adjustment①Turn the Turret to select the desired Objective
magnification.
②Look through the right Eyepiece with theright eye and observe the sample. Adjust thefocus using the Focus Knob.
③Look through the left eyepiece with the left
eye, and adjust focus using the Diopter
Adjustment Ring.

Securing the Head Position①Hold the Left and Right Side Focus Knobs inyour Left and Right hands.
②While holding one Knob, rotate the other inthe direction of the arrow shown on the Knobfor increased “TENSION” to tighten.
Head position is now secure.

Niigata Seiki Co., Ltd.
5-3-14, Tsukanome, Sanjo, Niigata, Japan, 955-0055
Tel. : +81-256-33-5522 Fax. : +81-256-33-5518

MAIL intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL http://www.niigataseiki.co.jp

取扱説明書STEREO MICROSCOPE■各部の名称と組み立て方

接眼レンズ

実体顕微鏡 ターレット変倍式 XTDB-SP2N●本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びのときに、本体への衝撃や過大な圧力を加えないように取り扱いには、十分注意をしてください。
●振動の多い場所、直射日光の当たる場所やほこりの多い場所、高温になる場所は避け、温度変化および湿気の少ないところを選んでください。
●レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。
●レンズ類の清掃は、レンズ専用布やガーゼで軽く拭く程度にしてください。
●使用しないときは本器にカバーなどをし、湿気が少なく、カビが発生しにくい場所に保管してください。

■仕 様
総合倍率

接 眼 部 傾 斜 角４５°

作

動距

離焦点

調

整タン

ド

ステージプレ ート
眼 幅 調 整 範 囲
視 度 調 整 範 囲
照明

リング 照 明 用ア タッ チ メ ント

付

本体固定ノブ

リング照明用
アタッチメント

ターレット
対物レンズ
ステージプレート
クレンメル

ベース体ー属

質ス

量品

顕微鏡取付ねじ
照明装置取付部

１×・３×（ターレット式）

ＷＦ１０×（視野数２０mm）

本

視度調整環

１０×・３０×

接 眼 レ ン ズ

ベスリーブ

䃥32mm

リング照明用アタッチメント

対 物 レ ン ズス

焦点合わせハンドル25mm■ご使用にあたって鏡 体

290〜410mm（上下動式）

この度は、実体顕微鏡 ターレット変倍式 XTDB-SP2Nをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。

アイシェード１００mm

鏡体上下動式

ポールスタンド方式（ポール径䃥３２mm）
䃥９５mm 黒／白 アクリル板
５５〜７５mm±５ディオプタ

別売のリング照明装置取付可能

照明装置取付部径：䃥５４mm
顕微鏡取付ねじ径：Ｍ４８×Ｐ０．
７５
Ｌ２５５×Ｗ２００×Ｈ２５mm
約３.６kg

リング照明用アタッチメント・本体カバー■使用方法

１．試料のセット①試料をステージプレートの中央にセットします。
②試料を必要に応じ、クレンメルで押さえます。

２．眼幅調整左右の手で左右のスリーブを持ち、接眼レンズを覗き、左右の視野が一致するようにスリーブを調整します。

鏡体固定機能①左右の手で左右の焦点合わせハンドルを持ちます。
②片側を固定したまま、「ＴＥＮＳＩＯＮ」と印字された焦点合わせハンドルを、ハンドルに表示されている矢印の方向へ回して締めてください。鏡体の位置が固定されます。

200mm

255mm

３．
ピント調整・視度調整①ターレットを回転させ、対物レンズの倍率を選択してください。
②右側の接眼レンズを右目で覗きながら、焦点合わせハンドルを回して試料にピントを合わせます。
③左側の接眼レンズを左目で覗いて視度調整環を回し、試料にピントを合わせてください。

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp
I170-K42209