２０１７年７月１４日 Ｎｏ．
８
１．おわりの始まりではなくて
２．１８８㎝望遠鏡＋ＨＩＤＥＳ-Ｆ向け全自動観測システム開発の現状
３．プロ小通信（第一回）
４．３．８ｍ望遠鏡、仮ドームから本ドームへの移設を開始
５．光ファイバーを利用した可視光面分光装置ＫＯＯＬＳ-ＩＦＵのアップグレード
６．蒸着作業完了

１．おわりの始まりではなくてて、今日まで一線の共同利用望遠鏡として活躍を続観測所の周囲を飛び交うつばめの数も心なしか増けてきました。

えたように感じられ、そろそろひなの巣立ちの季節もおしまいを迎えたと告げているようです。例年のそんな 188cm 望遠鏡も、いよいよ本年末をもっことながら、家路に就く時、西の空がまだ明るいこてその共同利用を終了する運びとなりました。来年とに軽い驚きを覚える今日このごろです。には、3.8m 望遠鏡において共同利用を開始するこ

さて、岡山天体物理観測所は 1960 年に開所しとを目標としております。OAO ニューズレターでて以来、1962 年には実質的な共同利用観測を開始

は、188cm 望遠鏡の共同利用がいかに終了し、し、1988 年の国立天文台発足からは名実共に共同3.8m 望遠鏡の共同利用へとつながって行くのか、利用観測を推進してきました。時とともに共同利用その様子をお伝えして参ります。
（泉浦秀行）に供される望遠鏡の数は減って来ましたが、188cm 望遠鏡は観測装置と望遠鏡の先鋭化を進め

２．岡山１８８㎝望遠鏡＋ＨＩＤＥＳ-Ｆ向け全自動観測システム開発の現状
岡山天体物理観測所の 188cm 望遠鏡を用いた共観測の完全自動化が不可欠となります。観測の自動同利用観測の終了まで残すところあと半年となりま化に向け、これまでに HIDES−F をターゲットとしした。2018 年以降の共同研究等による運用に移行たキューモード観測環境の開発を行ってきており、した後も、これまで継続されてきた視線速度の精密

2017B の半期だけではありますが共同利用観測に測定による系外惑星のサーベイのように、長期間にも供することとなりました。キューシステムに引きわたる高頻度の観測が必要となる研究を安定して継続き、2016 年後半から 2017 年前半にかけて全続するには、天候など観測可能条件の判定も含めた自動観測システムの開発と試験観測を行ってきましOAO ニューズレター No.8-1-

たので、その現状について簡単に報告したいと思います。
全自動観測システムは大きく分けて 3 つのサブシステムから構成されています（図 1）。1 つはキューシステムで、これは非常に単純にキューに登録されているコマンドを逐次実行し、実行結果のログを記録するコマンド実行部分と、キューへコマンドを登録、登録されているコマンドの削除や変更、キュ

図 1 全自動観測システムの全体像ーシステム自体の開始・一時停止・再開・終了を行う管理ツールからなります。キュー観測用に開発した望遠鏡やドーム、HIDES−F の操作を行うための観測用コマンド群を登録することで、キュー観測を行うことができます。観測者が自分で観測のコマンドを組み立て、キューに登録することで、キューシステム単体でもある程度観測を自動的に進めることが可能です。また、キューシステムや HIDES−F のオートガイダーは Web ブラウザを用いて稼働状況を把握できるようになっており（図 2）、コマンドの実行エラーなどを任意のメールアドレスに通知することも可能です。
2 つ目は観測コマンド自動生成システムです。これは、ユーザーの作成した観測天体リストを読み込み、観測可能な天体を自動選択し、優先度や残り観測可能時間、望遠鏡やドームの移動量などを基に観図 2 キューシステムの稼働状況（上）とオ測する順序を決め、観測コマンド列を生成してキュートガイダーの稼働状況（下）確認用 Webーに自動登録するシステムです。このシステムを用ページいると、観測者が観測コマンドを組み立ててキューに登録するという作業が不要になるため、観測の大幅な省力化が可能です。さらにこのシステムでは、CCD 読み出し時間を利用して次の天体へポインティングを行ったり、ドームや望遠鏡の移動量がなるべく少なくなる順番で観測するといったことが観測者側で特に意識的に操作することなく実現できるため、観測効率を最大化することにもつながります。
図 3 に示す通り、試験観測では多くの場合は露出終

図 3 露出終了から次の露出開始までの時間了から次の露出開始まで 1−2 分程度と、熟練したの頻度分布。赤が熟練観測者による観測、観測者と同程度の観測効率を達成できました。

青が全自動観測システムによる観測

OAO ニューズレター No.8-2-

3 つ目は観測条件判断システムです。これは日付ます。待機中に晴れて閾値を再び下回れば観測を再や時刻、各種気象センサーのデータの他、ドーム内開しますが、ドームを閉める閾値を上回るか、降水に設置されている人感センサーや観測に必要な計算を検知した場合にはドームスリットを閉め、観測を機の稼働状態などのデータを収集して、観測可能か中断します。ドームスリットを閉めても、夜間は観どうかを判定し、ドームの開閉や観測の開始・中測待機状態のままなので、再び晴れれば自動的に観断・終了などを自動的に実行する機能を持つ、自動測を再開することができます。

観測システムの司令塔となる部分と言えます。この2017 年 3 月から 6 月にかけてこれらの一連のサブシステムでは空からの赤外線放射温度のデータ全自動観測システムの動作の検証を行いました。6から晴れているか曇っているかを判定しています。

月 4 日には、初めて日の入りから日の出まで一切の晴れの閾値よりも空の放射温度が低ければ、ドーム人による操作なしで、校正用データの取得やフォーやミラーカバーを開け、2 つ目のサブシステムであカス調整も含めて、完全自動での観測に成功しましる観測コマンド自動生成システムを起動してコマンた。今後 2017B の期間中に様々な条件下での状態ドをキューに登録して観測を行います。雲が出て曇遷移にかかわる機能のチェックを行って完成度を高りの閾値に達すると、実行中の露出以降のコマンドめていく予定です。
（前原裕之）

をキューから削除し、露出終了後に望遠鏡を REST位置に向け、ミラーカバーを閉めて待機状態に入り

３．プロ小通信（第一回）
岡山観測所プログラム小委員会（以下、プロ小）開始しています。委員一同、3.8m 望遠鏡という新委員長の佐藤文衛（東京工業大学）です。本委員会

しい望遠鏡で新しい科学的成果がたくさん生み出さは、国立天文台光赤外専門委員会の下に設置されたれるよう、ユーザーの皆さん、関係者の皆さんと共小委員会で、現在 7 名の委員が活動していますに、よりよい共同利用の形を作っていきたいと思っ（http://www.oao.nao.ac.jp/support/commoています。
このニューズレターでは、そんなプロ小の活動のnuse/committee/）。プロ小では、これまで188cm 望遠鏡による共同利用の観測プログラムを様子を定期的にお知らせしていきたいと思います。

決定するのが主な任務の一つでしたが、ご存知の通

今回は、2017 年 4 月から７月の活動をお知らせ

り、2017 年末をもって 188cm 望遠鏡の共同利します。

用は終了し、その役割は建設中の京大岡山 3.8m 望◆ ２０１７年４月１１日遠鏡へと引き継がれることになります。
そこで、2017 年 1 月から、
「3.8m 望遠鏡共同本年度の第 1 回委員会が開催されました。委員は全利用の運用方針・計画の策定」がプロ小の審議事項

国に散らばっているため、TV 会議もしくはスカイに追加され、3.8m 望遠鏡の共同利用に関する科学プでの会議となります。まず、冒頭で佐藤委員（つ委員会の役割が正式にプロ小に付与されました。こまり本稿の執筆者）が委員長に選出され、その後、れを受けてプロ小では、来年 8 月の 3.8m 望遠鏡新委員長の司会進行のもとで本委員会の任務が確認による共同利用開始を目指して、現在様々な活動をされました。委員の任期は 2 年です。次いで、OAO ニューズレター No.8-3-

3.8m 望遠鏡の進捗状況について報告があり、当初準備が始まったこと等が報告されました。また、第の予定通り、来年 8 月の共同利用開始を目指すとい1 期共同利用観測装置の募集へ向けた準備を始めまう方針が確認されました。また、第 1 期共同利用観した。3.8m 望遠鏡で取得された観測データの扱い測装置の募集についても議論が交わされました。

についても議論を始めました。

◆ ２０１７年５月１６日◆ ２０１７年６月１５日、７月３日

第 2 回委員会が開催されました。この日は、3.8m

第 3 回、第 4 回委員会が開催されました。この望遠鏡の進捗について集中的に議論しました。予定

日は前回に引き続き、第 1 期共同利用観測装置の募を前倒しして 6 月頭に望遠鏡鏡筒部分を、9 月末ま集へ向けた準備を進めました。当初の予定よりややでに望遠鏡本体を本設ドームに移動させる予定であ遅れましたが、7 月 7 日に募集を開始しました。
（佐藤文衛）

ること、インスツルメント・ローテータの製作への４．３．８ｍ望遠鏡、仮ドームから本ドームへの移設を開始
2017 年 6 月 1 日から５日まで、高度軸から上部を分解し、周辺部品を含めて本ドームへと移設するという作業を行ないました。今年は実質的な梅雨入りが遅く、天候に恵まれてはかどりました。西村製作所から来て移設をしていただき、また、仮ドームの湿度の高い環境でサビが出てしまっていた部品のサビ取りなどを京大から来て行ないました。ＯＡＯの方々にも大変お世話になりました。
下部を含め、本格的な移設は 7 月下旬からを予定しています。
② 仮ドームには、灰色の下部が残りました。

（長田哲也）③ オレンジの上部が本ドームの中へと入りました。

⓵ 仮ドームの中からクレーンで移しました。

（撮影 木野勝）
OAO ニューズレター No.8-4-

５．光ファイバーを利用した可視光面分光装置ＫＯＯＬＳ-ＩＦＵのアップグレード
可視光面分光装置 KOOLS−IFU は、岡山観測所での共同利用観測を行わず、装置のメンテナンスとの既存の装置 KOOLS に光ファイバーの束（ファアップグレードを行っています。

イバーバンドル）を接続して、面分光機能を追加しまず、国立天文台先端技術センターと京都大学のた観測装置です。面分光とは、通常のスリット分光協力の下、CCD と読み出し回路の入れ替えを行いのような細長い視野ではなく、円や正方形に近い２ました。これにより、CCD 読み出しノイズが低減

次元視野の各場所のスペクトルを同時に取得できるし、読み出し時間が短縮でき、欠陥画素も減り、暗観測手法です。この特徴を生かして、近傍銀河のよい天体や突発天体の観測を効率良く行えるようになうな広がった天体の詳細構造や、ガンマ線バーストりました。KOOLS−IFU の効率（スループット）のような急に明るくなった天体（突発天体）の発生を測定したところ、残念ながら途中で光の損失がか直後のスペクトル取得を目指した観測を行ってきまなりあることが分かりました。これでは大きな口径した。の望遠鏡に接続する効果が薄れてしまうので、レンKOOLS−IFU は岡山観測所 188cm 望遠鏡でズなどの掃除や買い替えを検討中です。他にも、観2014 年から観測を行ってきました。より遠くの、測装置を制御する PC の更新、3.8m 望遠鏡ではより暗い天体のスペクトルを取得し、天体の詳細をKOOLS−IFU のみで観測するため、不要になるレ明らかにすることを目指し、2018 年からより大きンズやモーターなどの取り外し、観測装置を操作すな口径の望遠鏡である京大−岡山 3.8m 望遠鏡で観るユーザーインターフェイス（UI）の開発などを行測を行う予定です。
（KOOLS としては観測せず、っています。KOOLS−IFU が 3.8m 望遠鏡で良い

KOOLS−IFU のみで観測します。
） KOOLS−IFU

観測結果が出せるよう、大きい箇所から細かい箇所の 3.8m 望遠鏡への移設の準備として、KOOLS−までアップグレードを進めています。

IFU（と KOOLS）は 2017 年に 188cm 望遠鏡（松林和也）

６．蒸着作業完了
今年も 6 月上旬に 188cm 望遠鏡の主鏡及び広望遠鏡主鏡の反射率は 670nm で 85.11%から

島大学かなた望遠鏡の主鏡の再蒸着作業を行いまし88.51%に改善しており例年通りの仕上がりになった。近年作業内容が見直され効率化やマニュアルのています。蒸着作業後に望遠鏡及びドーム旋回部の再整備が行われ、事前準備の段階から非常にスムー注油作業も実施しており毎年梅雨時の大きなメンテズに作業が進みました。天文台の三鷹地区及びハワナンスは完了しています。共同利用はあと半年になイ地区から優秀なスタッフを派遣して頂いたこともりましたが、どうか無事に終えられますように。

円滑に事が進んだ要因であると思います。188cm（筒井寛典）

再蒸着直後の 188cm 鏡
OAO ニューズレター No.8-5-