SmartOTDR ™
技術者のレベルに依存しない、手頃な価格で使いやすいハンディOTDR

軽量かつコンパクトなSmartOTDRは、あらゆる技術者が納得するスピードで、地域網およびアクセス網のフィールド試験をOTDRインターフェースで自動分析して最適化できます。
SmartOTDRでは、汎用またはユーザ定義によるセットアップ・コンフィグにより、セットアップ上のミスを排除し、一貫性のある結果を維持します。ワン・タッチ操作と単一の測定結果ウインドウにより、迅速かつ簡単に測定することを保証し、堅牢でワイヤレスの接続オプションにより、場所を選ばずに生産性を向上させます。

キーとなるアドバンテージ
 可視光源(VFL)、光パワーメータ(OPM)、そしてP5000iマイクロスコープ・オプションにより、１デバイスで光ファイバの本格的なテストが可能 スマートリンクマッパー（SLM）オプションを指定してOTDR解析を簡素化
 現場で簡単に更新可能
 試験の合否判定を表示
 強力なネットワーク接続オプションによりどこでも生産性を向上

簡単で状況に応じたOTDRアプリ

先進機能 1310, 1550 および1625nmを含め、１波/2波/3波の多重波長に対応

Expert OTDR
Smart Link
Mapper apps*

 軽量、コンパクト、ハンズフリー設計で5インチ高視認性のアウトドア対応タッチ・スク
リーン

Smart Test

 統合されたCW光源OTDRエッセンシャル・ツール

Work ow Enhancers

 1ｘ128スプリッタまでのPONテストに最適化されています 合否判定分析ソフトウェアにより、端面検査およびマクロベンド検出の自動化

FBP-P5000i *Microscope*Power meter(built-in orvia USB)*

StrataSync™

SmartAccessAnywhere* USB経由3G/4G 接続オプション またはBluetooth®/WiFi オプション
 ３年保証Visual fault
locator*Continuous
light source 終日バッテリー寿命
Bluetooth/WiFi*

FastReport* Optional

データ・シート1新時代に対応した接続オプション
測定データとレポート管理

いくつかの接続オプション（3G/4Gスマートフォン経由USB、Bluetooth または Wi-Fi）により、PC、スマートフォンあるいはタブレットなどのリモート・デバイスから無線接続してリモート制御したり、データの転送保存ができます。SmartOTDRは現場で発生した問題への対処法として、オプションのSmartAccess Anywhere (SAA) により、クラウドのトンネリング経由により、技術者がリモートアクセスによる機器の操作によって即リアルタイムに解決またはコーチングすることができます。

資産管理

Cloud storage
StrataSyncTM

測定データとレポート管理
リモート制御広範囲なクラウド・サービスに対応(WebDAV接続できるクラウド・ストレージ・サービス)しており、SmartOTDRに内蔵されたOTDRレポート生成機能(FastReport)によって、測定データを瞬時にクラウド経由で共有できます。

ソフトウートェア・コ
更新ーチング(SAA)

リモA)(SAグチンUpgrade server
SAA server

コート・ーリモ接続の機能とオプションは作業効率を強化します

SmartOTDRにはクラウド・サービスStrataSync™の1年間試用版ライセンスが含まれており、資産や構成オプションおよび測定データを管理でき、すべての所有機器に対して最新バージョンのソフトウェアとオプションであることを確認することができます。

11617181914153456722082910111213① 5インチ高視認化タッチ・パネル・スクリーン⑪ 方向指示・選択キー② 充電インジケーター⑫ RESULTS ページ （測定結果表示）③ パワーオンLED⑬ スピーカー

④ FILE メニュー

⑭ ACアダプタ用DC入力ポート⑤ SETUP メニュー

⑮ USBポート（Slave、ミニB)⑥ START/STOP メニュー

⑯ ヴィジュアル・フォルト・ロケータ(VFL)⑦ Testingインジケーター⑰ USBポート（Master、タイプA)⑧ 電源オン/オフ⑱ OTDRポート/CW光源/光パワーメータ⑨ HOME メニュー

⑲ OTDRライブ・ポート（インサービス試験）⑩ CANCEL （機能オフ）⑲ Wi-Fi または Bluetoothオプション

SmartOTDR100A/Bシリーズ

製品仕様 （25℃）
物理的特性
ディスプレイ

5インチ 静電容量方式カラー・タッチ・スクリーン (12.5 cm)

ディスプレイ解像度

800 × 480 （WVGA）

インターフェース

USB 2.0 (タイプA)×2、USB2.0 (mini-B)×1、ビルトインBluetooth/Wi-fi(オプション、USBドングルも使用可能)

ストレージ

OTDRトレース10,000件（通常）

充電用内蔵電池

充電式リチウム・ポリマー(LiPo)電池、最大20時間使用可能 *1

電源

AC電源アダプタ、入力AC100～250V(50/60Hz) 最大2.5A、出力DC12V 25 W

安全規格

EN60950準拠

外形寸法 (幅×高さ×奥行)

138 × 175 × 57 mm

重量 (充電用電池内蔵時)

約0.9kg温度環境条件
動作温度
保管温度–20℃ ～ +50℃
–20℃ ～ +60℃

動作・保管湿度 (結露無きこと)

最大95%までOTDR特性
レーザー安全クラス (21 CFR)

クラス1

データポイント数

最大256,000データポイント表示可能距離0.1 km ～ 260 km

サンプリング分解能4 cm

測定距離精度±1 m ±(サンプリング分解能) ±1.10 –5 ×測定距離(m)、グループインデックスの不確実性を排除

減衰分解能

0.001 dB

損失測定確度±0.04 dB/dB
SmartOTDR 100A

SmartOTDR 100B

光中心波長 *2

1310/1550 nm ±20 nm

1310/1550/1625 nm ±20 nm

RMSダイナミックレンジ *335/33 dB

40/40/41 dB

パルス幅

5 ns ～ 20 µs

3 ns ～ 20µs

イベント・デッドゾーン *41.3 m

0.9 m

減衰デッドゾーン *54m

2.5 m

スプリッタ減衰デッドゾーン

適用外

15 dB スプリッタ損失後 45 m

CW 光源
出力パワーレベル *6–3.5 dBm

出力安定性 (8時間)± 0.05 dB*7

ビルトイン光パワーメータ (オプション)
動作モード

270、330、1 kHz、2 kHz、TWINTest

測定可能範囲0 ～ –55 dBm

校正波長1310、1490、1550、1625、1650 nm

測定確度 *8±0.5 dB

ビルトインＶＦＬ (オプション)
可視光波長650 nm

放射モード

CW、1 Hzパルス

レーザー安全クラス

クラス2 EN60825-1 および FDA21 CFR Part 1040.10 standards＊注釈
1. Telcordia GR-196-CORE準拠
2. 25°Cの環境にて10µs（シングルモード）で測定した結果
3. 最大パルス幅を使って、3 分間平均化後の、ファイバ始点の推定後方散乱レベルと RMS 騒音レベル間の一方向の差
4. 最小パルス幅を使って、不飽和状態の反射イベントのピークから ±1.5 dB 減少したポイントで測定
5. FC/UPCの反射率と最小パルス幅を使用して、線形回帰から ±0.5 dB のポイントで測定
6. ±1 dB
7. 20分のウォームアップ後、光源の安定性を計測
8. –30 dBmの校正波長で測定3

SmartOTDR100A/Bシリーズ

オーダー情報
SmartOTDR 構成

Part Number

SmartOTDR 1550 nm Aレンジ ハンドヘルド テスター PC研磨

E100A-PC

SmartOTDR 1550 nm Aレンジ ハンドヘルド テスター APC研磨

E100A-APC

SmartOTDR 1310/1550 nm Aレンジ ハンドヘルド テスター PC研磨

E126A-PC

SmartOTDR 1310/1550 nm Aレンジ ハンドヘルド テスター APC研磨

E126A-APC

SmartOTDR 1310/1550 nm および フィルタリング 1625 nm Bレンジ ハンドヘルド テスター SC/PC研磨 *E136FB-PC

SmartOTDR 1310/1550 nm および フィルタリング 1625 nm Bレンジ ハンドヘルド テスター SC/APC研磨 *E136FB-APC

OTDR コネクタ・アダプタ
ユニバーサルSCアダプタ

EUSCADS

ユニバーサルFCアダプタ

EUFCADS

電池／充電池単三アルカリ電池パック (電池ホルダ + アルカリ電池)

E10DRYBAT

リチウムポリマー(LiPo) 充電式電池 (E136FB および E126A)

E10LIPO

アクセサリ
ネックストラップ付ハンズフリー・キャリア

E10GLOVE

静電容量方式タッチ・スクリーン用スタイラス

EHVT-STYLUS

ラージ・ソフト・キャリング・ケース (オプション)

E40SCASE1

シガーソケット12V電源アダプタ (オプション)

E40LIGHTER

EU/US→インド変換 Dタイプ AC電源アダプタ (オプション)

EINDIADPLUG

オプショナルTIP および ファームウェアAPPS
VFL用 2.5 mm UPPアダプタ

E10VFL光パワーメータ・オプション (OTDR上のポート搭載)

E10PM

MP-60 USB光パワーメータ 2.5mm/1.25mm ユニバーサル対応アダプタ付（USBポートに外付）

MP-60A

MP-80 USB光パワーメータ 2.5mm/1.25mm ユニバーサル対応アダプタ付（USBポートに外付）

MP-80A

P5000i USBデジタル・自動分析マイクロスコープ 7種Tip付

ESDFSCOPE5KI

ビルトインWi-Fi

E10WIFIビルトインBluetooth

E10BLUE

外付 Wi-Fi USBドングル

E60EWIFI

外付 Bluetooth USBドングル

E60EBLUE

FTTA-SLMESMARTFTTA-100

FTTH-SLMESMARTFTTH-100

SLM

ESMARTLINK-100

CABLE-SLM

ESMARTCABL-100

SmartAccess Anywhere

SAA-100-L2*OTDR SCコ ネクタ・アダプタ (E USCADS) のみ使用可能

当社は日本国内向け二次販売店です。 本カタログに記載の製造元ベンダー名はViavi Solutions社です。正規輸入一次代理店から購入し、再販を行っております。

support@psi.co.jp
本社〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル4F

Tel: 03-3357-9980 / Fax: 03-5360-4488

大阪営業所〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F

福岡営業所〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル4F Tel: 092-731-1238

名古屋営業所

Tel: 06-6151-4034 / Fax: 06-6151-4035〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目9−27 NMF名古屋伏見ビル8F-A

Tel: 052-217-8810

2023