Control Box CO65
Data Sheet

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINECO65 |

2Contents
Introduction��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3Features and options������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4Usage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Ordering example����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
System overview������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
LED indicator������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Acoustic signal functionality ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Dimension drawing������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
Mounting brackets�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
For mounting with LA40���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
For mounting with LA31���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
For mounting with LA27���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Mounting bracket (frame flat)�������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts�������������������������������������������������������������������������������� 14
Mounted on frame������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Mounting of cables and cable lock������������������������������������������������������������������������������������������ 16
Cable management����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
CO-Link™����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17Contacts������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

CO65 |

Introduction
The LINAK® control box CO65 offers a consolidated range of
unprecedented features – all utilising standardised technology, interfaces
and compatibility.
The CO65 for LINAK actuators is intended for the control of, for example,
hospital bed movement.

Equipped with 280 W SMPS, excellent and well thought-out cable management as well as multiple easy
mounting options, this control box opens up a wide range of application possibilities for the provident
hospital and care products manufacturer.
With the CO65, FET, IPX6 Washable DURATM protection, and a battery port are all standard options. Theentire product platform supports the LINAK principle ‘One World – One box’ – worldwide operable andapplicable.

3CO65 |Features and options
Power supply

Universal, SMPS
(Switch Mode Power Supply)
280 W power output
100-240 VAC, 50/60 Hz-15% / +10%

Mains indicator

Yes - Green LED (mains connected)

CO-Link™

Link of primary and secondary CO65 – up to 8 channels
and 2x280 W

Actuator interface

4 channels
6-pin Mini-Fit

Hand control interface

1 port10-pin modular plug

Battery interface

1 port4-pin Mini-Fit (output 300 mA when no actuators are running)Standby power

Approx. 0.5 W (120/230 V)

ColourLight grey (RAL 7035)

Output short-circuit protected

Yes

Control concept

FET (no relay noise)Power Supply Circuit Method

Half bridge

Duty cycle

10% - 2/18 min. on/off continuous use
SMPS load profile:
80 sec./280 W +40 sec./140 W +18 min./20 W

WeightLow weight 0.7 kg

Actuator compatibility

Actuators with signal, feedback by hall and potentiometer

Battery charger

Battery input available
No charger, but supports battery with internal charger

Charging indicator

Supported by using BA21

Acoustic warning signal

Internal buzzer

Battery alarm

Supported by using BA21

PCP version

Will be used as PCP 1.0 and 2.0 (to be defined in SW)

EOPYes

IP-Rating

IPX6 Washable DURATM

Housing typeV-0, PP (chemical resistant sealed-for-life housing)Operation

True parallel (Hall feedback)Max. current

10 A/ch, 2/18 min. max. 14 A/ch. in a limited time period4CO65 |
Accessories

OpenBus™ standard

Power management

High speed at low loads and/or high loads at a lower speed

Overload protection

The CO65 can reduce the output voltages to prevent overloadSafety system

Thermally protected
Short-circuit protected
Hot-plugging protectedStart/stop

Soft start/direct stopProtection classClass 2
Class 1 is possible with pigtail on mains cable

Cable lockIntegrated in lid

MountingCompatible with a wide range of mounting brackets

5CO65 |Usage
Operating temperature+5 °C to +40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Relative humidity

20% - 80% – non-condensing

Atmospheric pressure

700 to 1060 hPa

Meters above sea levelMax. 3000 meters

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1,500 A.
Approvals- IEC60601-1 edition 3.1- ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

6

CO65 |Ordering example
C O 6 + 0 9 4 5 1 T 0 9 2 0 0Reserved for future use

Reserved for future use

PCP version

2PCP 2.0

Class

92 Pole (Without earth. Class II)

Wireless communication

0None

Software

TX

Without software
Special customer software

Voltages

1100-240 VAC -15%/+10%

Power5280 W

Channels

44 Channels

IP degree
IPX6 Washable DURA™
9H-brigde0Half bridge

Colour+RAL7035 light grey

Form factor
6Functionality

O

Intelligent OpenBus™ input

FamilyCControl Box

Without cable7

CO65 |

System overview
HB30
HB70
HB80
HB100
HD80
HL70
FS3MJB
DJB

ACO
ACC
ACKACTACOM
FPP

BA16
BA19
BA21

One signal input

PJ2(5/6)

BA16
BA19
BA21

CO-Link™

CO65
Power outputs(1-4 channels)

LA20
LA23
LA27
LA29
LA31
LA34
LA40
LA44
BL1LC3

CO41
CO61
CO65
CO71

8

CO65 |

LED indicator

CO65 is equipped with a green LED for indication of mains power connected.
When the CO65 is connected to mains, the LED is green. Connected only to battery, the LED is off.

9

CO65 | 10

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low.
The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be specified in thecontrol box software.

CO65 | 11

Dimension drawing
65.5

246
230

125 140

32.5
30
7.4

38.5 38.5
105.4											 Drawing no.: 1014w4010

CO65 | 12

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
1234477

Drawing No.: 1015W4002For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004
138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004		

dified By Torben Iversen
ated By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

CO65 | 13

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003

ed By Torben Iversen
ed By Karin Lagergren Knudsen

135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

CO65 | 14

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001

3x4.2

4.1

38.5

117.338.5

217.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009

3x M4

4.1

38.5

117.3
38.5

217.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

CO65 | 15

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

It is recommended to mount the CO65 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6 Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

CO65 | 16

Mounting of cables and cable lock
CO65 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12

CO65 | 17CO-Link™
Up to 8 channels and 2x280 W (or combinations of all CO-control boxes).
A CO-Link software makes it possible to link two CO65 control boxes (or combinationsof all CO-control boxes) into a system with a primary and secondary control box allowing
you to run up to 8 channels with 2x280 W.
All CO65 benefits and USPs including:• 1 control – 2 x CO65s• 8 channels• 2 x 280 W• Standard items• 2 x 2.2 Ah battery backup – 2 x BA21

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.comSUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.myColombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.beNetherlandsLINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.noSlovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.comCzech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk

Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi

Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se

Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de

Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte LtdPhone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Italy
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+39 02 48 46 82 52
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

United Kingdom
LINAK UK Limited
Phone:+44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.co.uk

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-05 • LIT-62-02-048 BIreland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile) Fax:
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk