RS-0335-5
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＥＳＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能
推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
定電位電解式
毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによるPOWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと。搭載センサにより異なる場合があります)
30～70%RH(結露なきこと。搭載センサにより異なる場合があります)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0335-5
外観図

端子台図

12＋
－DC24V34＋－
4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0655-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＥＳＵ・酸欠警報仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※1
電源表示
各種表示
外部出力指示精度(同一条件下) ※2
警報設定値の精度※2
応答時間(同一条件下) ※2警報遅れ時間 (同一条件下)※2

ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能
推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D
定電位電解式酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0-25vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】/ 18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点±0.7vol%以内
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は 090%応答 30 秒以内（配管遅れは含まず）
酸欠警報（18vol% L 警報）において 10～11vol%のガスを検知させて5 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(L-LL)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒-10～40℃(急変なきこと)
6～88%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト※1 注文時にご指定ください。
※2 JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠。

RS-0655-1
外観図

端子台図

12＋
－DC24V34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0338-5
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＳＧＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下) ※GD-70D
半導体式可燃性ガス/毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによる
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±25%以内(可燃性ガス)
警報設定値に対して±30%以内(毒性ガス)※
警報遅れ時間(同一条件下) 警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内又は 60 秒以内(検知対象ガスによる。配管遅れは含まず)
ガス警報タイプ
2 段警報(H-HH)
ガス警報表示
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
ガス警報動作自動復帰
ガス警報接点※無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
故障警報・自己診断 システム異常/センサ異常/流量異常
故障警報表示FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作自動復帰
故障警報接点※無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
接点容量
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
推奨接点ケーブル
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
伝送方式
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
伝送仕様
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
推奨伝送ケーブル
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
各種機能
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
推奨電源ケーブル
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
電源
DC24V±10%
消費電力
約 2.5W(最大 5W)
配管接続口
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
イニシャルクリア
約 25 秒使用温度範囲
0～40℃(急変なきこと)
使用湿度範囲
95%RH 以下(結露なきこと)
構造
箱型・壁掛型
外形寸法
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
質量
約 0.9kg
外観色
本体：グレー
前面扉：ホワイト※ 注文時にご指定ください。

RS-0338-5
外観図

端子台図

12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0339-6
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＯＳＵ・酸欠警報仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※1
電源表示
各種表示
外部出力指示精度(同一条件下)※2警報設定値の精度※2
応答時間(同一条件下)※2
警報遅れ時間(同一条件下)※2
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～25vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】
18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点±0.7vol%以内
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は 090%応答 30 秒以内(配管遅れは含まず)
酸欠警報(18vol%L 警報)において 10～11vol%のガスを検知させて 5 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(L-LL 又は L-H)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイト※1 注文時にご指定ください。
※2 JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠。

RS-0339-6
外観図

端子台図

12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0340-3
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＯＳＵ・濃度監視仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
指示精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
ガス警報タイプ※
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造外形寸法質量
外観色※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～5vol%/0～25vol%/0～50vol%/0～100vol%ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
検知範囲に依る
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点±0.7vol%以内(25vol%以下の範囲)/±3vol%以内(25vol%を超える範囲)
90%応答 30 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH 又は L-H,L-LL)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0340-3
外観図

端子台図

12＋－DC24V34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0341-2
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＯＳＵ・漏洩警報仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～50vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%25vol%(1st)/25vol%(2nd)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
漏洩警報(25vol%H 警報)に対して±5%以内
漏洩警報(25vol%H 警報)において 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0341-2
外観図

端子台図

12＋－
DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0355-2
ガス検知部ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＮＣＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
ニューセラミック式
可燃性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによるPOWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±25%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 3W(最大 5.5W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0355-2
外観図

端子台図

12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0369-2
ＳｉＨ４ガス漏洩用検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書(ＳＳＵ・ＳｉＯ２仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値
電源表示
各種表示
外部出力
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
粒子イオン検出式
SiO2(SiH4 酸化生成物)
10mg/m3 以上
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%10mg/m3
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号(警報設定値未満=4mA,警報設定値以上=22mA)/
ガス警報接点/故障警報接点
2 回路警報(H 警報)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 回路独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又は 2 芯
白色バックライト/警報遅延/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/
イベント履歴CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 1.5W(最大 4W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～80%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0369-2
外観図

端子台図

12＋
－DC24V34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。

RS-0842-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ仕様書（ＳＨＵ仕様）
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
外部出力
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
推奨接点ケーブル
伝送方式
伝送仕様
推奨伝送ケーブル
各種機能
推奨電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D
熱線型半導体式
H2
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～2000ppm
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
1st 500ppm /2nd 1000ppm【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示
ガス濃度信号/ガス警報接点/故障警報接点
警報設定値に対して±25%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a または 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a または 1b
常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25 ㎜ 2)・最大 6 芯
3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)または2 線式アナログ伝送
DC4～20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)
CVVS 等のシールドケーブル(1.25 ㎜ 2)・3 芯または 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25 ㎜ 2)・2 芯(3 線式アナログ伝送は伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%
約 3W(最大 5W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0842-1
外観図

端子台図

12＋
－
DC24V

34＋
－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※3線式アナログ伝送の場合は2番端子をコモンとし、2(-),3(+)より4-20mAを出力します。