PC0-1090

ポータブル型マルチ毒性ガス検知器
MODEL：

SC-9000

3 in1

innovation

最大3種類の毒性ガスセンサをの革新 革新のガス検知器■ 最大3種類の毒性ガスを同時検知1台(3in1)に搭載可能。

NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 etc…

■ 最大3年のガスセンサ保証 パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載■ 優れた耐久性
1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当■ Bluetooth®搭載！
スマホで簡単データ管理（オプション）■ 防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造■ 連続使用時間：約60時間（従来ガス検知器の約2倍）

CE marking適合品

ポータブル型
マルチ毒性ガス検知器
MODEL：

SC-90003

毒性ガス同時検知
3種類の毒性ガスセンサを搭載し、従来ガス検知器3台分が1台になりました。NH 3/HF/Cl 2/HCl/O 3/SiH 4/PH 3などから様々な組み合わせを選択することができます。作業性を大幅に最大向上し、購入・メンテナンスのコストも低減できます。

※検知対象ガスの組み合わせ詳細についてはお問い合わせください。

SC-9000なら1台で対応可能

これまでは…

毒性ガス1種類につき1台のガス検知器が必要でした

3つのガスセンサスロットに検知したいガスのセンサをセットすればOK！
NH3ガスセンサ

NH3ガス検知器

例

従来ガス検知器より小型化−22

SiH4ガスセンサ
Cl2ガスセンサ

SiH4ガス検知器

Cl2ガス検知器

次世代高性能ガスセンサ

3Fセンサ とは・・・mm

従来ガス検知器約154mm「Fセンサ」を搭載

従来ガスセンサと比べ小型で、飛躍的に性能と耐久性を向上させた
次世代高性能ガスセンサ。

種類

従来ガスセンサよりサイズ（体積比）を1/3以下に小型化
従来ガスしました。
センサ

SC-9000

約132mm

Fセンサ

ガスセンサ保証

最大

パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサ「Fセンサ」を搭載していますので、長期間安心してご使用いただけます。

年※メーカーによる年1回以上の点検が条件となります。
※保証年数は[ガスセンサ仕様]をご参照ください。

優れた耐久性m

1.5m

落下試験クリア

IP66/68 相当

502m1h-20

保護等級〜

1.5

Bluetooth® 搭載！※スマホでかんたんデータ管理℃℃

使用温度範囲IP66/68相当 −20℃～+50℃（搭載ガスセンサにより異なります）

本質安全防爆防爆構造

国内外の防爆規格を取得し、防爆エリアでも使用可能です。
※防爆構造電気機械器具型式検定 / ATEX / IECEx

Bluetooth ® でスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリ「RK Link」を介して測定結果を記録したりメールで送信でき、データを簡単に管理できます。

スナップログボタン
スナップログボタン
により、日時/測定者/場所/測定値をアプリに保存可能
iOS表示例アプリ「RK Link」
は、Google
Play/App Storeから無料でダウンロードできます。
B l u e t o o t h ® の ワ ードマ ークとロゴ は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、理研計器株式会社はライセンス許諾を受けて使⽤しています。

※Bluetooth®仕様をご希望の場合は、購入時にご指定ください。

連続使用時間：約60時間
従来ガス検知器の2倍長持ちで、1日8時間使用した場合でも1週間充電なしで使用できます。
※リチウムイオン電池仕様の場合。乾電池仕様は約30時間。

様々な現場でご使用いただけます。

SC-9000は毒性ガスセンサの多彩なラインアップ、優れた耐久性、そして本質安全防爆構造により、半導体工場、石油化学プラント、船舶、自動車工場、燻蒸などの様々な用途に合わせて検知対象ガスを選択し、ご使用いただけます。

半導体工場

石油化学プラント

船舶

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleロゴは、⽶国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、⽶国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

自動車工場

model :SC-9000

付属品
チューブ/ベルト
サンプリングプローブ

肩掛けベルトガス採集棒付の約94cmチューブ（内層：ＥＴＦＥ）
吸着性の強い毒性ガスも吸引可能です。
部品番号：4733 9406 00

本体に装着し、肩に掛けて簡単に持ち運べます。
部品番号：4777 4592 10

付属品装着イメージ

バッテリー/その他
ACアダプター

変換プラグ
（C型）

単3形アルカリ乾電池6本※充電池仕様の場合に付属※A TEX/IECEx仕様かつ充電池仕様の場合に付属※乾電池仕様の場合に付属

部品番号：2594 1342 30

部品番号：2594 1435 00

部品番号
（1本）
：2753 3007 80

別売品
バッテリー

乾電池ユニット / 単3形アルカリ乾電池

リチウムイオン電池ユニット / ACアダプター

緊急時も乾電池を入れるだけですぐに使用できます。

電池ユニットは充電して繰り返し使用できます。
ACアダプターはUSB Type-C形状です。

乾電池ユニット

部品番号：（国内防爆仕様）4777 9603 60（ATEX/IECEx仕様）4777 9605 10

リチウムイオン電池ユニット

単3形アルカリ乾電池

部品番号：（国内防爆仕様）4777 9602 90（ATEX/IECEx仕様）4777 9604 30

部品番号：2753 3007 80

ACアダプター
部品番号：2594 1342 30

ケース/ホルダー

腰ベルト / 腰ベルト固定具

採集棒ホルダー

アルミトランクケース

ガス検知器を腰に密着させて装着できます。

肩掛けベ ルトに装着し、ガス採集棒の先端を収納できます。

ガス検知器や付属品、別売品を収納できます。

※落下防止のため、肩掛けベルトとの併用を推奨します。

腰ベルト

部品番号：4775 5651 00

部品番号：4775 5653 40

寸法：約365（W）
×236（H）
×226（D）
mm※

部品番号：4777 9579 00※突起部は除く

腰ベルト固定具
部品番号：4775 9853 10
腰ベルト固定具

腰ベルト

管理ソフト/ケーブル

USBケーブル（1m）

データロガマネジメントプログラム

パソコンとガス検知器を接続できます。
プログラムソフト使用時に使います。

測定結果や警報発報・調整実施などのイベント記録の閲覧・管理用ソフト。

部品番号：2440 2728 90

パソコンにプログ
ラムソフトをインストールするだけ。

部品番号：（国内防爆仕様）9811 0980 90（ATEX/IECEx仕様）9811 0990 80

例：測定結果（表）

設定プログラム
SC-9000には、各種設定変更が行える「設定プログラム」があります。こちらは
弊 社 W e b サ イトから無 料 で ダウンロードしてお使いいただけます。

例：測定結果
（グラフ）

その他

変換プラグ
A型のACアダプターについて、C型、O型またはBF型に変換できます。
部品番号：（EU/C型） 2594 1435 00（AU/O型） 2594 1434 20（UK/BF型）2594 1436 70

保護フィルムLCD保護用（5枚セット）
部品番号：4777 9025 70

製品仕様
仕様

項目LCDデジタル（フルドット）

濃度表示

1～3種類のガスセンサを搭載（NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 / NO / NO2）

検知対象ガス※1
検知方式

ポンプ吸引式

吸引流量0.75 L/min以上（オープン流量）

各種表示

時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示

表示言語

日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（簡体字）/ 中国語（繁体字）/ ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 /スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語

ブザー音量

約95 dB（発生源から30 cmの平均的な値）

ガス警報表示

ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅
自己保持 / 自動復帰

ガス警報動作流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常

故障警報・自己診断

ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示

故障警報表示自己保持故障警報動作

USB2.0 Type-C（データロガ・設定用） /通信仕様

Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

専用リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）
または専用乾電池ユニット〈単3形アルカリ乾電池 × 6本〉（BUD-9000）

電源※2

リチウムイオン電池ユニット：約60時間

連続使用時間/乾電池ユニット：約30時間 （25 ℃、無警報、無照明時）−20 ℃ ～ +50 ℃（急変なきこと）

使用温度範囲※3
使用湿度範囲※320 ～ 90 %RH（結露なきこと）

使用圧力範囲80 kPa ～ 120 kPa（防爆適用範囲は80 kPa ～ 110 kPa）
防塵防水構造構造※4

IP66/68相当/落下耐久1.5 m

防爆構造

本質安全防爆構造

防爆等級※5

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆） Ex ia ⅡC T4 Ga
ATEX
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga
Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx
CE marking

認証
外形寸法

約158（W）× 85（H）× 132（D）mm（突起部は除く）

質量※6

約1.1 kg※1 検知対象ガスの組み合わせ詳細についてはお問い合わせください。
※2 防爆性能要件を満たすために、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。
※3 搭載するガスセンサにより異なる場合があります。
※4 IPx8：水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。

※5 乾電池仕様にて一部電池を使用する際、防爆等級が異なる場合があります。
※6 電池および電池ユニットを含みます。

ガスセンサ仕様
検知対象
ガス
NH3
HF

Cl2HCl
O3

検知範囲

分解能

保証年数

0 〜 75.0 ppm

警報設定値（1st / 2nd）

検知対象
ガス

0 〜 1.50 ppm

0.5 ppm

25.0 / 50.0 ppm

2年

0.01 ppm

0.50 / 1.00 ppm

1年

SiH40 〜 6.00 ppm

0.01 ppm

0.50 / 1.00 ppm

0.05 ppm

2.00 / 4.00 ppm

0.005 ppm

0.100 / 0.200 ppm

1年

0 〜 1.50 ppm

0 〜 0.600 ppm

検知範囲分解能0 〜 15.0 ppm

警報設定値（1st / 2nd）

0.1 ppm

5.0 / 10.0 ppm

3年

0.30 / 0.60 ppm

3年

保証年数

NO

0 〜 1.00 ppm

0.01 ppm

3年

PH325 / 50 ppm

3年

NO20 〜 15.0 ppm

1 ppm

3年

0.1 ppm

5.0 / 10.0 ppm

3年

0 〜 100 ppm

0570−0 0 1 9 3 9https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜
名 古四 日金関
水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1090-240630 T