メインユニット

520

送液部

410

LC-GC インターフェイス

Online SPE-LC-GC System-X100
SPL-X100
LGI
340

390

SPL-X100 仕様
大きさ・重量メインユニット

幅340mm

奥行560mm

高さ520mm（設置面よりの高さ） 重量10kg

送液部

幅390mm

奥行570mm

高さ410mm

電力・消費電力

100V (500VA)

ソフト用PCスペック

Windows7以降

処理検体数

最大50検体送液シリンジ方式

使用ガス

N2ガスまたは不活性ガス

設置環境

温度: 18〜28°
C

重量37kg

湿度: 40〜70%RH ただし結露しないこと。
その他: 塵、振動、空間ノイズ、腐食性ガスなどの妨害要素の少ない環境が望ましい
別途GC用大量注入口装置LVI-S250(別売)が必要となります。
(LVI-S200をお持ちの場合はアップグレードで対応可)

UP TO

100

Flash-SPE

Flash-SPE

UP TO

50

Sample・Elution

製品の仕様・外観・構成等は改善のため予告なしに変更する場合があります。カタログ中に記載の社名または製品名は各社の登録商標または商法です。

製品に対するお問合せは弊社または代理店までご連絡ください

XX-10082021年12月24日 版

株式会社 アイスティサイエンス
Mail: as@aisti.co.jp［本社］

URL: www.aisti.co.jp〒640-8390 和歌山県和歌山市有本18-3
TEL 073-475-0033 FAX 073-497-5011

埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31 アドバンス610
TEL 048-424-8384 FAX 073-497-5011［東日本営業所］ 〒351-0033

Beyond your Imagination

Online SPE-LC-GC System

Beyond your Imagination

試料を固相で精製し、逆相HPLCから分取し、GC分析までを自動オンライン化。

活用分野

製薬
・
医薬

環境

・残留農薬分析・環境分析などの個別分析

食品・スクリーニング分析後の確認分析

SPE-LC-GCシステム

・有機合成などでの副生成物質の確認

・LC／MSでイオン化しにくい目的物質の確認
・クリーンアップを必要とする分析の製造管理オンライン分析
・分取分析の自動化

化学
半導体・香料分析などの多成分分析□ 夾雑物が多い試料中のターゲット分析□ 試料成分が変わる試料中のターゲット分析□ 合成などにおける副生成物の分析□ 未知試料の成分分析□ 微量分析の高感度分析

SPE

さまざまな分野で活躍が期待できるSPE-LC-GC分析。

LC固相抽出のメリット

GC

逆相HPLC-GCシステムのメリット

逆相 HPLC（分画装置）

SPE（固相抽出装置）

GC（測定装置）

試料の採取● 前処理の自動化・簡易化・省略化が図れ、迅速な分析法として有効

ピンポイントで分取無極性夾雑物● 機器による制度管理や保証にも最適なシステム

目的物質

極性夾雑物

無極性

C18 ミニカラムによる精製効果

固相によるクリーンアップ効果
LC カラムにダメージを与えるような夾雑物を予め固相で除去します。また、固相で濃縮することで高感度分析が可能になります。
1● 逆相HPLCを前処理に用いることで、汚い試料でも非常に優れたクリーンアップ効果を発揮

極性

溶解度、極性、Log Pow無極性

逆相 HPLC によるクリーンアップ効果

温度、沸点

GC による高い分離機能

逆相 HPLC を前処理として使用することで、大きな試料許容量と幅ひろい範囲の分離機能により、選択性の高いクリーンアップを行い、GC でさらに効率的に分離します。

● LCの前に固相抽出機能を取り入れることでHPLCへのダメージを減らしたり、高感度分析が可能● LCの親水性疎水性の性質で分離し、GCでは沸点差の性質で分離する。
2

オンラインSPE-LC-GCシステムの処理工程

Beyond your Imagination

前処理

試料採取&固相に負荷

01

試料の採取

試料負荷

分析サイクル時間

注入口
コントローラー

洗浄

稼動効率に優れた
SPE-LC-GC システム

送液部

HPLCとGCを並行して分析させることで、効率よく装置を稼動させることができます。

SPE-LC

固相カートリッジ

Flash-SPE
SPE-LC
ターゲット

夾雑物

HPLC

溶出&溶媒希釈

02

溶出

03

LCへ導入&LC分離
バルブを切り替えて…

溶出液と水をサンプルループ内で均一に混合！

C

POINT

サンプルループ

希釈液MS

GC

04

LC分取＆固相濃縮送液ポンプ

C

固相抽出

LCカラム
廃液瓶
廃液瓶

固相を溶出配管に連結し、固相に保持されている目的物質を溶出しながら、希釈液で希釈し、サンプルループに導入します。

バルブを切り替えてサンプ ル ル ープ にある目的物質をLCへ導入します。

Mixing Injection Valve System■ 従来の SPE-LC のオフラインとオンラインのそれぞれのメリットを融合（ハイブリッドオンラインSPE-LC）

3■ 試料を固相に負荷する時にバルブを汚さないオフラインのメリット■ 固相からの溶出液を LC へ全量導入するオンラインのメリット

Mixing Injection
Valve System（混合注入バルブシステム）

固相カートリッジ

目的物質を固相に保持

HPLCから分取しながら水を加えて溶媒濃度を下げ、そのまま固相カートリッジに通し、目的物質を固相に保持させます。

MiVS 混合注入バルブシステム

HYBRID ONLINE SPE-LCHYBRID ONLINE
SPE-LC

シリンジポンプ

LCカラム

廃液瓶

溶出＆GCへ注入

溶出送液ポンプ

H05

希釈水送液ポンプ

LCカラム

GC

Flash-SPE

ヘキサン

特許登録

GC 注入口GC/MSスパイラル（胃袋型）
インサート(特許出願中）■ バルブ内で溶出液と希釈液を混合しながらサンプルループに溜める■ 流路の切り替えにより希釈した溶出液を LC カラムへ導入■ 固相からの溶出液にpH調整剤や誘導体化試薬を添加することが可能■ LC からの分画を流路切替により分取し、同時にその分取液と希釈液を混合しながら固相へ導入目的物質を固相から溶出させながらをそのままGC注入口へ注入します。
4

活用
実例

SPE-LC-GC システムで多検体処理が必要な単品分析やスクリーニング分析後の確認分析への応用

残留農薬分析において食品の中でも夾雑成分の多い生姜でのトルクロホスメチル（TCM）の分析を行った。

uV

800000抽出フロー

700000

予め濃いスタンダードをLCで測定してリテンションタイムを調べて、分取する時間を設定します。

■ 試料や溶液がスムーズに流れる直線的構造■ 通気乾燥が早い（30秒）■ 自動化に最適化されたシンプルな構造

TCM スタンダード 10 ppm

300000■ 2〜5mgという少量の固相充填量

分取200000

NaCl 1g
クエン酸3Na2水和物 1g
クエン酸水素2Na1.5水和物 0.5g
無水MgSO4 4g■ 上下両端から配管やニードルの連結が可能

※原寸大

フリット

100000
05.0

7.5

10.0

12.5

GC/MS：SCAN測定

撹拌（手で振とう 1分間）

連結機能

min

固相（充填剤）
C18など

フリット

TCM

定量イオンクロマトグラム

ストレート構造により通液や乾燥がスムーズ。効率のよい前処理を実現。

m/z = 265
添加濃度：試料中0.01 ppm

遠心分離（3,500 rpm 5分間）

ニードル

アセトニトリル層 抽 出 液
両端がブレスフィット。
しっかりとした連結が可能で、自由度のある設計。

抽出液をバイアルに1mL入れてSPE-LC-GC/MSにセット。

活用
実例

SPE-LC-GC システムで分取液クロ全分画自動分析

分取液クロでは各分画をそれぞれ濃縮乾固して定容してGC/MS測定を行っていますが、本システムではその作業を全自動で分析することが可能になります。
LC-UV クロマトグラム
香水

分画A

B

充填量が少なく無駄のない分析が可能

配管

生姜の抽出液400000

ホモジナイズオンラインSPE-LC-GC用固相カートリッジ（固相ミニカートリッジ）

LC-UVクロマトグラム

500000アセトニトリル 10mL

Flash-SPE

特許登録

For Online SPE-GC

600000

生姜 10g採取

Beyond your Imagination

C

D

応用例

BCD

固相誘導体化法

GC用大量注入口装置 LVI-S250
HPLC 分取の全量を GC へ
安定した大量注入法により、連続する SPE-LC-GC 分析を高精度に。

カルボン酸やアミノ基、フェノール基を持つようなGCでは不得意とする目的物質でも固相誘導体化法を用いることでGC/MSで測定することが可能になります。
脱水／１分

誘導体化／２分

溶出＆注入

A C Nで 固 相 に 残 存 している水分を除去

誘導体化試薬を固相に含浸させて、目的成分を固相中で誘導体化誘導体化した目的物質を固相から溶出させながら注入します。

ACN

MSTFA

E

A

SPE-LC-(SPE)-GC システムで溶出・GC注入時

注入

大量注入を容易にした胃袋型・新型インサート。

LGI-X100

濃縮導入

除去

固相カートリッジ

フラクションユニット

LVI-S200の胃袋型・新型インサート

LVI-S250

コントローラーボックス
誘導体化してから注入するまでの時間が常に一定

H 2O

E5

液クロで分画し、さらにGCMSで分離し定性することで、その物性を含めたいろいろな情報を得ることが可能になります。

-SO 3

H3N -R-N

OOC -R(CH3 ) 3

H 2O

-SO 3

TMS -HN -R-N

TMS -OOC -R(CH3 ) 3

インサート内で試料溶媒が突沸をおこさないように、注入口温度を溶媒沸点より低めに設定した状態で試料を注入し、液体状態でインサート内に保持。

スプリットモードで 揮 発してくる溶媒蒸気を排出し、インサート内で試料を濃縮する。

スプリットレス
モ ード で 注 入
口温度を上げ、目的物質を分
離 カラム に 導入し 分 析 を 行う。

スプリットモード に し 、イ ン
サートに残存している夾雑物を除去。

注入口本体
（島津用）

6