状態監視／早期火災検知向け
固定式サーモグラフィカメラ

FLIR A500f/A700f
アドバンスドスマートセンサーサーモグラフィカメラ FLIRカ
A500f/A700fは、屋外の状態監視や早期火災検知用に、メラに内蔵された温度解析およびアラームが必要なユーザーに最適です。-30〜50℃の温度に耐えられる保護筐体を備えているため、過酷な環境条件に対して高水準の保護性能を提供すると同時に、センサーの盗難を防止します。

FLIR A500f/A700fカメラは、エッジコンピューティングと産業分野向けIoT（IIoT）を組み合わせた高解像度のサーモグラフィであり、新規または既存のネットワークへの組み込みを容易にします。VMSとの統合に向けて、赤外線と可視光のストリームを個別もしくは同時に確認できます。
このカ
メラは、HMI/SCADAシステム内での追加、設定、運用が容易なため、オートメーションシステムソリューションのプロバイダーが有利なスタートを切ることを可能にします。企業
がFLIR A500f/A700fカメラを活用することで、自らの資産を保護し、安全性を高め、稼働時間を最大化して、保守費用を最小限に抑えられます。

www.flir.com/a 500 f-a 700 f

シンプルな統合

クラス最高の動作性能卓越したサーモグラフィ

FLIR A500f/A700fカメラの通信・制御オプション
によって、既存のモニタリングシステムへの容易な統合が可能

様々な特殊環境に合わせたサーモグラフィモニタ
リングの構築過酷な条件下でも一貫した正確な結果を提供

Modbus TCP クライアント／サーバーおよびEthernet/IPによるHMI/SCADAに対応

注目エリアやオブジェクト領域を柔軟かつ曲率性を持って指定できるポリゴン、ポリライン、ライン機能の向上

ONVIF S準拠で、パン／チルトの制御といった標
準セキュリティ用の VMS および NVR ソリュー
ションに統合XMLおよびJSONフォーマットでMQTTやRESTAPIなどの広く採用されているIIoTプロトコルをサポートすることで、第4次産業革命に対応

Modbus TCPクライアント／サーバー、Ethernet
IP、REST API、MQTT経由の優れたI/O制御によるアナログおよびデジタル制御を活用して、産業オートメーションシステムに統合
ラジオメトリックストリーミング圧縮技術によりFLIR Atlas SDKへのネットワーク帯域幅を削減

最大 640 × 480（ 307 , 200ピクセル）熱画像解像度の優れた画像品質を実現

FSX（フレキシブルシーンエンハンスメント）技
術により温度が一定の画像のコントラストを向上させ、低照度のエッジのディテールを強調
イーサネット通信経由のリモート電動フォーカ
スにより、様々な距離の対象物の温度精度を確
保製品仕様システムの概要

FLIR A500f

FLIR A700f

デジタル入力／出力

熱画像解像度

464×348（161,472ピクセル）

640×480（307,200ピクセル）

デジタルI_O
コネクタータイプ
デジタルI_O分離電圧

検出器ピッチ

筐体内ターミナルブロック

1280×960

可視解像度

17μm

500VRMS

12μm
デジタル入力用途

アラーム
NUC、NUC無効、有り

MSX/FSX

デジタル入力2×光学絶縁、Vin（低）=0〜1.5V、Vin（高）=3〜25V

デジタル出力用途

アラーム機能、外部デバイスへの出力、故障（NC）

14°、24°、42°アサーマルレンズ

使用可能な視野角
フォーカルプレーンアレイ（FPA）

非冷却マイクロボロメータ

3×光学絶縁、0〜48V DC、最大350mA、半導体光リレー、1×故障出力専用（NC）

デジタル出力フォーカス

電動フォーカス、手動とコマンド自動フォーカス（シーンコントラストメソッド）

画像周波数

30Hz

イーサネット

画像保存

アラーム、最大100枚のFLIRラジオメトリックJPEGを記録、スケジュール、ユーザーインタラクション（カメラWeb）に応じて保存

イーサネットケーブルグランド

1×M12、1×M16、1×M20制御、結果、画像、電源用

イーサネット通信

TCP/IPソケットベースのフリアー独自仕様

測定

対象物温度範囲

精度

読み出し

ホット／コールドの自動検知

20〜120℃、0〜650℃、300〜1500℃±2℃または読み取り値の±2%、
周囲温度が15℃〜35℃で対象物温度が0℃を超えている場合

IP67定格RJ45ポート

イーサネットインターフェース

有線

イーサネット電源

Power over Ethernet、PoE IEEE 802.3af class 3 EtherNet/IP、IEEE 1588、Modbus TCP、MQTT、SNMP、TCP、UDP、SNTP、
RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp（サーバー）、FTP（クライアント）、SMTP、DHCP、MDNS（Bonjour）、uPnP、PoEインジェクター（別売り）

動作保証温度範囲-30℃〜50℃

最高／最低温度の値と位置をボックス内に表示

動作保証温度範囲-30℃〜50℃

有り（値
スポットメーター×10、ボックス／マスクポリゴン×10、デルタ／参照／外部ロックの差）×3、アイソサーモ（上／下／中間）×2、アイソカバレッジ×2、参照温度×1、ライン×2、ポリライン×1、最大12の測定機能を同時に使用可能

Webインターフェース有り

マルチストリーミング

有り

アラーム
アラーム機能選択した各測定機能、デジタル入力、内部カメラ温度アラーム出力）push）、デジタル出力、電子メール（SMTP（Ethernet/IP、ファイル転送（FTP（）push）、（pull）、
Modbus TCPサーバー
MQTT（push）、RESTful APIによるクエリー（pull）、画像／動画の保存

エンコード

動画保存：H.264、MPEG4、MJPEG
ラジオメトリック画像転送：RTSP経由の圧縮JPEG-LS

最新の仕様については、www.teledyneflir.jpをご覧ください。

フリアーシステムズジャパン株式会社〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階

Email: info@flir.jp

イーサネットコネクタータイプ

測定結果：Ethernet/IP、
Modbus TCP サーバー（pull）、（push）、MQTT（push）、Modbus TCPクライアント
REST API（GET/POST）、測定値と静止画像（温度情報付きJPEG、可視画像640×480、可視画像1280×960）、
Webインターフェース

測定プリセット

測定ツール-20〜120℃、0〜650℃、300〜2000℃

環境データ

EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 Class B、
FCC Part. 15 Class B

EMC

IP67

保護等級
物理データ
梱包寸法（L×W×H）
寸法（L×W×H）

62×20.2×22cm
51.5×17.7×22.9cm

取り付け

別売りのポール・壁用アダプターが利用可能

筐体材質

アルミニウム筐体、ABSサンシールド

システム性能ヒーター

8W、電子制御、T_ON 20℃±2℃、T_OFF 23℃ ±2℃

ONVIF準拠有り、ONVIFプロファイルS

窓材透過率

自動、ウィンドウの温度に基づく

消費電力

30W PoE、PoE+、Type 2. IEEE 802.3af、IEEE 802.3at/PoE Plus

本書に記載されている製品は米国の輸出規制の対象となるため、輸出には認可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています 。仕 様 は 予 告 なく変 更 され る 可 能 性 が あります 。© 2 0 2 1

Teledyne FLIR LLC. All rights reserved. Created: 05/12/2021

21-0445-INS-AUT-A500F-A700F-Datasheet - A4

www.teledyneflir.jp