標準時刻信号発信装置
SC-2000■概 要
SC-2000は、GPS衛星からの時刻信号を基準にした高精度の標準時刻信号発信装置です。
時計機能は年から秒まであり、オートカレンダーにより2049年までのうるう年の判定を行います。
時刻信号出力としてRS-232C出力、並列BCD出力(4出力)、分パルス出力(10出力)、高精度1秒パルス出力、修正用接点出力等を装備しています。
FM放送が受信できない地域でもGPSアンテナを設置することで、正確な時刻を発信できます。

■特 長・UTC（協定世界時）に対して誤差土1μ秒(GPS衛星捕捉時）の高精度・時刻信号出力にはRS-232C出力、並列BCD出力(4出力)、分パルス出力(10出力)を標準搭載(並列BCD出力または分パルス出力、またはEthernet出力※の増設が可能)※2系統のイーサネットI/Fを搭載※NTPプロトコルを使用したタイムサーバ機能(2036年にNTPの時刻情報がロールオーバーするため、2035年までの対応となります)

・電源2重化による高信頼設計
・電源、警報端子の耐電圧は電力規格B-402準拠■ブロック図RC232C出力(シリアル出力) ※Ethernet出力ユニット増設時はRS232C出力は使用できません

GPSアンテナ(別売品)
ブースターアンプ
または避雷器(別売品)

並列BCD出力ユニット 4出力

GPS受信機
水晶発振器

並列BCD出力ユニット 4出力

分周器

分パルス出力ユニット 10出力
(オープンコレクタ出力)

バックアップ用
水晶発振器

分パルス出力ユニット 10出力
(オープンコレクタ出力)

バックアップバッテリ(2次電池)

Ethernet出力ユニット(Ethernet-1,2)
1PPS出力メモリ(RAM)STATUS出力
メモリ(ROM)
接点出力 修正出力

時計表示
電源(A)
AC100V/DC110V
電源(B)AC100V/DC110V
はオプション

μ-CPU

GPSロック外れ、装置異常、ヒューズ断接点出力 電源異常、ノイズフィルタ

電源ユニット
電圧監視

ノイズフィルタ

電源ユニット
電圧監視・SC-2000のGPSアンテナは設置面で制約があります。アンテナの設置場所は，水平面に対して仰角30度以上(理想は15度以上)に障害物の少ないこと。
送電線鉄塔などは問題にならないと思われます。(長時間遮蔽されないため)

内部電源

■仕 様
受信機能
受信周波数受信信号
受信衛星数
表示

時刻出力
電気的仕様
出力コネクタ

1575、42MHz±1MHz
CAコード
8chパラレル受信、8衛星追属
UTC同期(LED点灯)、IPPS(LED点滅)

時計機能
計時機能
時刻表示

年、月、日、時、分、秒 オートカレンダ
年、月、日、時、分、秒 (各2桁)、曜日
GPS衛星補足時:±1μs(UTSに対して)
GPS衛星未補足時:日差0.09s(0～40℃)
時刻精度
バックアップ時:日差2s
UTCとの差を設定します。本装置の計時はローカルタイム設定
ローカルタイムによって行います。
サマータイム期間が設定できます。
サマータイム設定 設定期間はローカルタイムが1時間進みます。
ウォームスタート:平均30秒(最大45秒)
時計機能がバックアップされている場合
初期化時間(GPS衛星補足までの時間) コールドスタート:平均4分(最大25分)
時計機能がバックアップされていない場合

位置固定モード:電源投入後1個の衛星追尾が行われた時点でUTC同期計時を開始
測位動作モード
位置測位モード:電源投入後4個の衛星追尾が行われた時点でUTC同期計時を開始

一般仕様AC100V(±15%)、DC110V(-20～+30%)共用 約60VA(約60W)
入力数2系統(1系統単独運転時でも正常動作)
ローカルタイム、計時機能、設定値(受信位置情報、電源
保護内容
停電保護

測地系、アンテナケーブル長、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信設定、時差(Time Zone)、サマータイム、LIビット判定、ログインパスワード)

計時機能 :リチウム2次電池
設定値:EEPROM
保護時間 時計機能 :約8時間
絶縁抵抗DC500Vメガー10MΩ以上(注:アンテナ端子は非絶縁)
AC2000V商用周波数電圧 1分間
耐電圧(BCD、Ethernet、RS232C、1PPS、保護方法

EIA std RS-232C、JIS X 510に準拠
25ピンD-SUBコネクタ(メス型･M2.6ロックネジ)
常時出力方式:毎秒出力、毎分出力、毎時出力
出力方式
リクエスト出力方式:コマンド要求による出力
常時出力方式:年、月、日、時、分、秒、シリアル出力
UTC同期状態、捕捉衛星数
出力フォーマット (出力例「%1994,01,02,12,34,56,1,4CRLF」)
リクエスト出力方式:STXコード、CMDコード、情報部、CHKコード、ETXコード
伝送速度
2400、4800、9600、19200bps
伝送形式
調歩同期方式
出力数
4出力(オプションで8出力に増設可能)
年、月、日、時、分、秒、READY、曜日、
並列BCD出力 出力信号
パリティ(年、月、日のパリティ)、パリティ(時、分、秒のパリティ)
出力コネクタ 50ピンD-SUBコネクタ(オス型･M2.6ロックネジ)
10出力(オプションで20出力に増設可能)
出力数
毎分0秒にパルス出力(オープンコネクタ出力)
出力内容
分パルス出力 出力コネクタ ネジ式端子台
内部秒信号に対して最大10μsの遅延
出力精度
TTLレベル
信号レベル
出力コネクタ BNCコネクタ
1PPS出力信号立ち上がりがUTCに対して±1μs
出力精度
UTCに同期時のみ出力
出力条件
TTLレベル
信号レベル
ステータス出力 出力コネクタ BNCコネクタ
UTC同期時にHIレベルを出力
出力論理
無電圧接点1a
出力数
0.2A DC110V、AC100V 抵抗負荷遮断容量0.1A DC110V、AC100V 誘導負荷
(L/R=20ms、cosφ=0.4)
指定時刻または毎時指定分に出力タイミング 1秒間(±0.1秒)出力
修正出力
時:00～23時、または毎時
出力タイミング設定 分:00～55分、5分単位で設定
出力コネクタ ネジ式端子台(M4ネジ)
修正出力精度 内部秒信号に対して最大10msの遅延UTCに同期していない時は

出力条件

機械的仕様
出力数

STATUS出力はAC500V商用周波数電圧 1分間)

環境条件

温度

出力制度

0 ～ +40℃( 仕様保証 )装置本体 -10 ～ +50℃( 動作保証 )外形寸法

アンテナ -30 ～ +80℃( 仕様保証 )30 ～ 80%RH
JISラック組込型(標準)480(W)×149(H)×325(D)mm

質量

約 13kg

湿度( 突起物含まず )オプション(2系統出力の時間のずれは0.1ms以内)

GPS衛星未補足時は内部水晶発振器の精度にて出力(オプション)
トランスポート層:UDP ネットワーク層:IPプロトコル
データリンク層：Ethernet 物理層：Ethernet
独立した2系統のネットワークに接続可能
接続形態
パケットフォーマット
時刻修正プロトコル プロトコルはNTP Ver.3準拠
Ethernet I/Fより、Ethernet出力に関する諸パラメータの確認および設定ができます。
(表示・設定に必要：Microsoft Internet Explorer6,7、Microsoft Edge)

警報付ヒューズ
4個
取扱説明書
1部
試験成績書
1部
並列BCD出力ユニット(4出力)分パルス出力ユニット(10出力)
Ethernet出力ユニット(2系統)

機械的仕様
設定用I/F
プロトコル(並列BCD、分パルス、Ethernetいずれか1ユニット増設可能)

EIAラック組込型
外形寸法 482.5(W)×177(H)×325(D)mm

RJ-45
Ethernet1または2
TCP/IP
設定ターミナル
IPアドレス、サブネットマスク、(Ethernet出力デフォルトゲートウェイ、通信設定、ユニット増設時)
表示･設定内容 時差(Time Zone)、サマータイム、LIビット判定、ログインパスワード

警報出力(突起物含まず)EIA特殊ラック組込型
外形寸法 480(W)×149(H)×325(D)mm(突起物含まず)

別売品

RJ-45
2出力(独立操作)
UCTに対して+5ms以内

イーサネット出力 出力条件

付属品・オプション
標準付属品

内部水晶発振器の精度にて出力ブースターアンプ
避雷器、SC-2000～避雷器接続ケーブル
GPSアンテナ(屋外ポール取付型)
アンテナケーブル※ケーブル延長については別途ご相談ください

出力内容
出力数
表示

電源異常、装置異常(ROM･RAM異常、CPU動作異常)
GPSロック外れ(24時間連続して同期しなかった場合)
ヒューズ断
各無電圧接点 1a
電源異常A,B(LED点灯)、GPSロック外れ(LED点灯)
装置異常(LED点灯とエラーコード表示)

お問合せは・・・

電力システム事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ：https://www.kinkei.co.jp/

仙台営業所：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福岡営業所：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
近計サービス：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
★本資料に記載されている会社名･商品名は各社の商標または登録商標です。

DD00062-012