J. Plasma Fusion Res. Vol.87, No.6 (2011)３
５０‐３５７講座 電磁波を用いたプラズマ診断の基礎と最前線

３．先進計測技術・最近の進展
３．
３ 散乱計測久保伸，田 中 謙 治，西 浦 正 樹
核融合科学研究所（原稿受付：２
０
１
１年５月１
０日）

本節では散乱計測のうち，コレクティブトムソン散乱（CTS）を取り上げ，特有な原理，計測手法を概説す
る．まず，協同散乱と非協同散乱の違いを述べ，協同散乱計測により，いかにイオンの速度分布関数が測定できるかを解説する．さらに，そのために必要なプローブビームや受信回路といった計測システムの概要を解説し，イオンの速度分布関数観測や波動観測といった最近の実験結果を紹介する．
Keywords:
gyrotron, collective scattering, thomson scattering, background ECE (electron cyclotron emission)３．
３．
１ はじめに

３．
３．
２節では，この協同トムソン散乱の測定原理を，協同

散乱計測とは能動的に入射した波動が媒質によって散乱と非協同の違いに注目して解説し，協同散乱計測によってされ，散乱されて生じた波動の周波数や波数スペクトルのいかにイオンの速度分布関数が測定できるかを明らかにす

変化や強度の分布からその散乱を引き起こした媒質の性質

る．３．
３．
３節では，この協同トムソン散乱を行うために必要を計測するものである．

なハードウェアとしての発振源，伝送・アンテナシステム

すでに，第２章で解説されたように，プラズマの散乱計

さらに，受信器を最新の動向を含めて解説し，３．
３．
４節で測は，基本的には，プラズマに入射された電磁波がプラズ

は，最近行われた，協同トムソン散乱の実験結果数例を述

マ中の電子を振動させ，そのプラズマ中の電子が引き起こべる．なお，協同トムソン散乱計測は，レーザー核融合装

す再放射の周波数，波数のスペクトルを観測することで，置など，高密度プラズマのイオン速度分布関数計測にまずプラズマ中の電子の密度揺動の情報を得ようとするもので適用され，磁場閉じ込め核融合装置における適用は，発振ある．したがって，電子の密度揺動が電子やイオンの熱的源であるジャイロトロンの開発に待つところが多かったたな揺らぎに由来する場合には，それらの速度分布関数，プめ，比較的近年になってから急速に発展した事情がある

ラズマ中の非熱的なイオンや電子の波動に由来する場合にが，本節では，磁場閉じ込め装置における例に限定して解は，その波動の分散関係が計測できることになる．

説を行う．

ここで注意を要するのは，直接散乱を引き起こす媒体はあくまでもプラズマ中の電子ということである．しかしな３．
３．
２ 協同トムソン散乱の測定原理

がら，プラズマそのものの定義である準中性条件を満たす（a）
協同と非協同散乱の違い

ように電子群は常にイオンの電荷を遮蔽するように運動す

電磁波の散乱は，電磁波によって振動を誘起された荷電るため，波数領域によっては散乱スペクトルがイオンの密粒子が元の電磁波とは異なった新たな放射を生じる結果と度揺動によって支配的に決められる場合があり，この領域見なすことができる．一般には，荷電粒子が加速度運動すのことをコレクティブ（通常，協同または集団と訳される）る場合にその加速度に比例した放射電界を生じるが，同じ運動領域と呼ぶ．逆に，イオンの密度揺動のスペクトルを電磁波に対して受ける加速度は質量に反比例するために，観測するためには，このような波数領域を選ぶ必要があ

イオンの引き起こす放射は無視できて電子の加速度運動にる．このように，通常は電子温度，密度の標準的な直接測よる放射のみを考えればよい．したがって，多くの電子が定手法となっている自由電子の散乱スペクトルを求めるト含まれる媒質中を通過する電磁波の散乱は，入射された電ムソン散乱に対して，イオンの温度，密度を測定するため磁波によって新たに引き起こされた個々の電子の放射の重に，周波数と波数をコレクティブ運動が主に効く領域に選ね合わせとして考えることができる［１‐３］．個々の電子がんで行う計測をコレクティブ（協同）トムソン散乱（CTS）

引き起こす放射の方向分布は，振動する電子が，拘束されと呼ぶ．

た電子であるか自由電子であるかによって，若干の違いは3.3 Scattering Measurement
KUBO Shin, TANAKA Kenji and NISHIURA Masaki

corresponding author’s e-mail: kubo@LHD.nifs.ac.jp

３５０!2011 The Japan Society of Plasma
Science and Nuclear Fusion ResearchLecture Note

3.3 Scattering Measurement

S. Kubo et al.

あるものの，強い方向性を示すことはない．
この個々の電子が速度 '(を持つ場合，入射電磁波（周波数 ()，波数 $)）と散乱波（周波数 (,，波数 $,）とすると双方の進行方向の速度成分によってドップラー効果を受ける
ため，散乱波の周 波数 は 入 射 電 磁 波 の 周 波 数 に 対して'("$,$'(%!*$)!$,+'(の周波数シフトを起こすこ$!$)$とになる．つまり，(,%()!*$)!$,+'(の関係が成り立$
つ．これが，通常，トムソン散乱計測と呼ばれる非協同（noncollective）散乱の散乱波周波数スペクトルを観測することにより，媒体の電子群の（"%!$)"$,方向の）速度分布関数を測定する基本原理である．$)，$,，" の関係を
図１に示した．この観測においては，入射波が狭い周波数
図１

スペクトルを持つことが重要であるが，コヒーレントであ

入射波，電子密度揺動，散乱波の関係とそれらに対応した
波数ベクトル ki，kr，K ．'s は散乱角を示している．

ることは必要ではなく，スペクトル強度が電子の密度に比
例し，密度の揺動があっても，それは，スペクトル強度のの実部として表現され，波長に比べて十分大きい散乱領域

時間的変動として観測されるのみである．これが，inco-" の積分を実行するとherent 散乱と呼ばれる理由である．
!,*
!!
*
+
)

ここまでに述べた非協同散乱に対して，入射された電磁波がコヒーレントであり，かつ電子の密度に一定の密度揺

(
!
/
/
0&
&
'
#*
#!!+
.
!, !
,

#,
$)&"!$,+
*
"
#+
(.+!%
!,
#!*
* (,*
. （４）

動が存在する場合には，個々の電子から放射された電磁波が干渉を起し，選択的に強め合う方向が存在することにな/，(,(()&(の実部に近似される．ここで，$,(*
&
(,"
#+

る［１，
２，
４，
５］．個々には放射に強い方向性をもたないダイとした．言い換えれば，波数

ポールアンテナを一定の間隔で並べ，隣同士の位相差を変/%$)&"$,% (,&#

えて給電することで全体として鋭い指向性をもち，その方向を可変とすることができるアンテナアレイとまったく同じ原理である．

（５）および，角周波数

このあたりの事情を理解するために，非協同の場合と同(,%()&(

じ図１に示すように，空間的に一様で，角周波数 ()と波数
$)を持つ

（６）

の成分をもつ散乱波のみが干渉した結果，強め合って残る

/
/
!*
%
$)$
%!()*
!
*
+
%!!(.+%+-*.

ことになる．

（１）

ここで注目すべき点は，波数と周波数の関係である．式の実部で表現される単色電磁波がプラズマに入射される場（５），および（６）を満たす散乱波のみが残ることから，散/合を考える．空間 %，時間 *に存在する電子が入射電磁波

乱波の周波数，波数スペクトル構造を測定することが，散の振動電場によって振動するために発する放射は，遠方の乱体積中の密度揺動の周波数，伝搬方向を含めた波数構造

点#（,）において伝搬時間遅れをもって観測される．
#,
%,
',

の直接測定につながる．逆に測定対象とする密度揺動の波

この観測点での振動電場は，相対論的な効果を無視すれ数，周波数に応じて，入射ビームの周波数，入射，散乱測

ば，

定ビームのパラメータ，およびそれらの幾何配置の選択が
!,*
#!
*
+
%

(
!
/
/
&
&
#*
#!+
.
#,
,
/

必要になることも意味する．また，協同散乱，特にイオンの速度分布関数があらわになるプラズマのパラメータ領域（２）においては，ここまでの議論では簡単のため省略したプラの実部として表現される．放射源から観測点までの伝搬遅ズマによる，屈折，遮断，共鳴，分散の効果も考慮する必///れ時間は )
，*%*
#!%,
#,
%"
#,
"
#)*
"
#"&
#と
!,
!,
$
%#"
,

要が生じる．

##
し，古典電子半径(&$$%2.82×10−15 mの定義
*
!($"
!&# +
0!，波数 "，周波数を用いた．ここで，電子の密度に振幅 '動や，不安定性に起因する非熱的な揺動である場合には，(の揺動，つまり，'
0!&
"$
%!(*
*,*
+が存在するならば，散この非熱的な揺動が持つ振動数と波数が散乱波の周波数と乱体積"に存在するすべての電子からの放射の重ね合わせ

波数スペクトルを決める．
0)に起因する場合
0(は，イオンの揺動 '電子の密度揺動 '散乱に関わる電子の密度揺動が，外部から励起された波は，には，デバイ遮蔽の効果により，

(
/
/
0!,*
&
&
#!
*
#*
#!!+
+
% !'
.
#, !
,

#
0(% # # '
0
'
""# )

$)&"+
%
.+%
#! '%(
$
-*
%

/
#,
%"
()&(+
*
"
#"&
#+
!%
*
*
!,
$
.

（７）

なる関数が成り立つ．ここで，#は，デバイ波長 %' と散乱

（３）
３５１

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.87, No.6 June 2011

（a）

図２

サルピータパラメータ #に対するイオン密度揺動に起因する電子密度揺動の大きさ．

波数 !を用いると #$#"!&'と定義されるサルピータパラ
メータ（Salpeter parameter）と呼ばれるものである．図２*("*)を #の関数としてプロットした．#が１よりも充分%に%に小さい場合には，イオンの揺動があったとしても電子に遮蔽されてしまい，電子の密度揺動として現れてこない．
一方，#が１よりも充分に大きい場合には，電子密度はイ（b）オンの密度揺動と同程度になることがわかる．
（b）協同散乱を用いてイオンの速度分布関数を測定できる理由
式（４）で示したように，電子の密度揺動と散乱波の電場成分が比例するため，散乱波のパワースペクトルは電子の密度揺動の二乗に比例することになる．今，対象とする揺，動が熱平衡に近い電子やイオ ン の 速 度 分 布 関 数 $"&(%"&によるものであるとすると，散乱波のスペクトルは
$
)%
!
!
$
'! $(!
)
$
!!
"%
)&
#! !$
$ !
" #
!
* (" !
! !
$
$(!
'#!
)
$
! !$
"
" #
! * )" !

（８）と 表 さ れ る［１，６，７］．こ こ に，*は 縦 波 の 誘 電 率 で*$#"$("$)また，$(，$)はそれぞれ電子とイオンの分極率（susceptivility）である．式（８）の右辺第一項は電子の

図３

熱揺動，第二項はイオンの熱揺動にそれぞれ起因する散乱，$への寄与である．ここに現れた $
"&
"&
(%
("， $
)
"は， $
)%
を本来ベクトルである波数 ! 方向へ投影して積分したもサルピータパラメータによる CTS スペクトルの変化．
（a）#= 0.4，（b）#= 4.0．

況を説明する［８，９］．

%の，つまり，$
!
(であ
"&
"&
)"
!&
%%
)!!#
'&，($)$$$(%("%

電子の速度分布関数の特徴が強く出てイオンの寄与が陽る．したがって，ある受信角で測定対象波数 ! として協同には現れない領域（#が１よりも小さい場合）では，図３

散乱計測を行った場合，得られる散乱波のパワースペクト（a）に示されるように散乱スペクトルは，電子とイオンのルは，電子，イオンの速度分布関数を波数方向への投影し速度分布関数の &方向の投影した形をほとんど直接反映すたものに依存することを意味している．非協同散乱の場合

ることになる．ただし，この場合には，電子の直接の散乱に散乱スペクトルが電子のトムソン散乱のドップラーシフ

スペクトルが支配的になるため，イオンの速度分布関数のトの重ね合わせとなって電子の速度分布関数を直接反映す情報は測定できない．この図では，電子とイオンの速度分ることから，トムソン散乱計測と呼ばれているが，協同散布関数を同じ 1 keV の等方マックスウェル分布として計算

乱のスペクトルの場合にもこのように，波数方向へ投影ししているが，イオンと電子の質量差により，それぞれの周た速度分布関数を反映することの類似性から協同トムソン

波数拡がりの違いが現れている．

散乱計測と呼ばれるようになった．

一方，イオンの寄与が大きくなる領域（#が１よりも大（c）イオンの速度分布関数と協同散乱スペクトルの対応

きい場合）では，図３（b）に示されるようにイオンの速度

しかし，式（８）が示すように協同散乱の場合には，電子*分布関数の情報が支配的になる．しかし，式（８）の $("がまさに協同的運動をするために，散乱スペクトルが直接に含まれるイオン音波やそのランダウ減衰の効果によっ速度分布関数の投影になる訳ではない．以下，３．
３．
４節に紹て，本来のイオン速度分布関数の投影した形が歪んで観測介する LHD での散乱計測配位での計算例を用いてこの状されることになる．さらに，電子プラズマ波の共鳴効果に
３５２

Lecture Note

3.3 Scattering Measurement

S. Kubo et al.

よって，電子の直接の散乱スペクトルも重ね合わされるこる特長がある．この空間分解能は，プローブビームと散乱とになる．

波との交差する領域の体積（散乱体積 V）とその形状にしたがって，イオンの速度分布関数の計測の観点からす

よって決まる．プローブビームと受信ビームを収束し，散ると，!が１よりも大きい領域を選択して散乱計測すると乱角を直角に近づけると，散乱体積 V が絞られ，空間分解

ともに，電子の温度（速度分布関数）にも注意を払う必要能が向上することになる．実際には，散乱角は式（５）に示がある．

されるように，測定する電子密度揺動の波数とプローブ
ビームの波数によって決められる．同じ波数の電子密度揺３．
３．
３ 計測装置（プローブビーム，受信器）

動を測定する場合には，プローブビームの波数を大きく（a）
大電力でコヒーレントなソースが必要な理由，その条（周波数を高く）すると散乱角は小さくなり，プローブ・受件を満たすジャイロトロン

信ビームは収束しても，ビームの伝播方向の空間分解能が協同トムソン散乱計測の困難とされる一つの要因は，電低下する．一方，周波数が低いプローブビームを用いると，力として散乱される割合は全方向積分してもいわゆるトム

散乱角は大きくなるが，プローブ・受信ビームがプラズマ

ソン散乱断面積によって屈折や反射を受けやすくなり，また，空間分解能"!"#% ! $!6.65×10−29 m2# !

を上げるための収束自体が困難となる．以上のことから，計測対象とする電子密度揺動の波数や必要とされる空間分（９）

解能によって，プローブビームとしての最適な周波数領域程度となり，入射波に対する散乱波の強度が非常に小さが存在する．この最適な領域は，磁場閉じ込め核融合プラい，つまり，制動放射やサイクロトロン放射などの背景雑ズマにおいては，ミリ波からテラヘルツ帯に対応してい音に対して有意の散乱波強度を得るためには大電力のコる．

ヒーレントな入射ビームを要することである．

ジャイロトロンを光源として応用する場合に，さらに重計測対象とする波数や必要とされる空間分解能によっ要なのが，プローブ・ビームとしての質である．通常，て，プローブビームとしての最適な周波数領域が存在す

ジャイロトロンは円形モードの発振をさせるが，この発振る．この最適な領域は，磁場閉じ込め核融合プラズマにおモードから効率良くガウスビームに変換，伝送，入射する

いては，ミリ波からテラヘルツ帯に対応している．また，必要があり，特にテラヘルツ帯では，高効率のモード変換

計測原理で述べたように，入射波に対する散乱波の強度がが課題となっている

微弱であり，測定にお け る S/N 比 を 大 き く す る た めに（c）
受信器として必要な性能は何か，それを満たすための工夫

は，プラズマからのバックグラウンド光や，検出器の雑音に比べて有意な散乱信号強度を確保できる強力でコヒーレ

ここでは，図４に示す LHD において用いた受信システ

ントなプローブビームが必要となる．これらの理由によムを例にとって，CTS に必要な受信素子を紹介する［１２］．
!ノッチフィルター

り，良好な空間分解能と波数分解能および，S/N 比を確保するためには，強力なミリ波からテラヘルツ帯の光源が必CTS で観測すべきスペクトルは通常プローブビーム

要となる．

周波数の近傍数ギガヘルツであり，プローブビームの

特に，テラヘルツ帯は，電波と光との間の領域に当たり，すぐ近くは，バルクのイオン温度を決める重要な領域

電波の発生に使われる発振管と光の発生に使われるレーである．しかし，受信器の感度が高いこともあり，以ザーがそのまま適用しにくくなり，巨大な自由電子レー

下に挙げるミキサーや高周波アンプを飽和させないよ

ザーを除くと，小出力の光源しか存在しなかった．近年，うにするためこのプロームビームの迷光を 100 dB 程ジャイロトロンの大電力化，高周波化が進み，テラヘルツ

度透過阻止させる必要がある．ジャイロトロンの周波帯の光源として利用できる環境が整ったため，有効な散乱数は変調をかけること，あるいは，共振器の温度上昇

計測の光源として視野に入るようになってきた［１０，１１］．

の影響を受けて，発振中に 100 MHz 程度変動すること

電子密度揺動の振幅はプローブビームと散乱波の強度比があるため，阻止帯域幅は 200−500 MHz 程度であるから，電子密度揺動の周波数は式（６）に示される様に，散ことが望ましい．例えば，図４で示す LHD の場合に乱波とプローブ・ビームの周波数差から決定される．したは，阻止帯域４００MHz，阻止能１２０dB 以下の性能を有がって，プローブ・ビームの強度や周波数の変動は，密度している．

揺動の振幅や周波数の評価に影響を与えるが，高周波化!ピンスイッチ

ジャイロトロンのこれまでの開発により，光源の出力変動

通常，CTS 計測時には，背景電子サイクロトロン放射は１％以下，周波数変動は，数 10 kHz 以下に安定化できるがバックグラウンドとして存在するため，これを差し可能性が出てきており，光源としてのジャイロトロンの利引くためにジャイロトロンに電力変調をかける．ジャ用が益々有望になってきている．

イロトロンは特に，この変調時，アノード電圧やカ（b）求められるソースと受信ビームの質，それを満たすた

ソード電圧の過渡特性によって不要モードを発振するめの工夫ことがある．この不要モードの周波数がノッチフィル

散乱による密度揺動計測は，原理からわかるように，有ターの阻止域外である場合には，この後にくるミキ

限の空間分解能を持って密度揺動の振幅と波数を測定できサーにダメージを与えたり，中間周波数用のアンプを
３５３

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.87, No.6 June 2011

飽和させて，飽和直後の時間応答特性を不定にしてしすように入射されている．協同散乱用のプローブビームはまうことがある．背景電子サイクロトロン放射の差し!!4.2 から 6.2 秒まで 100％ の矩形電力変調で入射されてい引きを正確に行うためには，矩形電力変調のオンオフ

る．プローブビームと受信ビームは直接は基本波共鳴層との立ち上がり，立ち下がりのできる限り短時間の前後交わることがないが，容器内での多重反射の影響を受け，で行う必要があり，このアンプの飽和後の不定状態は

前者は，電子温度に変動を与え，後者はそれによって影響避けるべきである．ピンスイッチはこの予め不要モーを受けた背景電子サイクロトロン放射のレベルに変動をもドが発振することが予想される場合に，受信信号を遮たらす．このようなプローブビームの加熱成分が背景電子断し，ミキサーの障害や，アンプの飽和を防止する役

サイクロトロン放射に与える影響は矩形変調の各電力オン目を持っている．

オフの前後 5 msの信号から，傾きの変化分を差し引いてオ!ミキサー
ミキサーは通常電子サイクロトロン放射測定に用いられるラジオメータと同様，受信周波数を直接高感度で受信することが困難である．そのため，ミキサーは局
所発振周波数との差周波数の中間周波を得るヘテロダ
イン受信器の心臓部にあたり，ほとんどの場合は，このミキサーのノイズが受信器の信号雑音比を決める．
このため，ミキサーの雑音指数および変換損はできる限り小さいものが望ましい．
!中間周波アンプ
ミキサーの次に受信器としての性能を左右するのが，初段の中間周波アンプのノイズ指数である．最近は，ノイズ指数が１dB 程度の超低ノイズアンプも市販されている．
!フィルターバンク，ビデオアンプまたは，高速オシロ

図４

LHD で用いられた CTS 受信器のブロック図，主なコンポー
ネントは ノッチフィルター，ピンスイッチ，シンセサイ
ザーで励振した４倍高調波発振器を局部発信器とするミキサー，中間周波増幅器と３２チャンネルフィルターバンク，
検波器および，ビデオアンプ等である［１
２］
．

図５

CTS 計測を行ったショットの代表的な放電波形．（a）
CTS
プローブビームの入射波形 50 Hzで電力の１００％矩形変調がかけられている．（b）
接線 Co-NBI（#1，#3），Ctr-NBI（#2）
および垂直 NBI（#4）（c）
蓄積エネルギーと平均電子密度（d）
結晶分光のドップラー広がりから求めたイオン温度［１２］．

スコープ／ADC による直接データ取得
散乱周波数スペクトルを得るために中間周波数を分割して帯域幅の狭い透過型フィルター群（フィルターバンク）と検波器を用いるのが従来の手法である．これに対して，最近の数ギガ〜数十ギガサンプル毎秒に及ぶ高速オシロスコープや高速 ADC を用いて，直接または，もう一段周波数を落として中間周波数信号を取り込み，データにFFTをかける手法も脚光を浴びている，周波数スペクトルの微細構造を測定できるのが，この手法の特徴である一方，取り込むメモリに制限があるため，数秒に及ぶ放電のイオン速度分布関数の変化を一度に追うことはできない．この特徴を生かして，最近，イオン種の混合比を同定する可能性を示す
実験結果が TEXTOR で得られた．この結果は次節で
詳述する．

３．
３．
４ 最近の実験結果（a）
ジャイロトロンを用いた協同散乱計測例
図５に示したのは，協同散乱 計 測 が 行 わ れ た LHD のショットの典型的なパラメータを示したもので，背景電子
サイクロトロン放射のレベルを下げるために磁場は 2.4 テ
スラに設定された．散乱配位は図６に示したとおりである．計測される散乱ベクトルの方向はほぼ上向きで散乱中
心で磁力線となす角は 80.8°となっている．接線方向の NBは 180 keV で Co 方向と Ctr 方向が同時に入射されプラズマ生成と維持を行っている．ここで，#1 #3 が Co 方向と#2
が Ctr 方向である．これらの接線入射に加えて，200 ms
ごとに 100 ms パルス幅の垂直 NBI（keV）が図５b）．に示
３５４

Lecture Note

3.3 Scattering Measurement

S. Kubo et al.

ンオフ瞬間の信号のジャンプを評価することで，閉じ込めは基本波以上の周波数では，オーバーラップのために背景の影響を受けた背景電子サイクロトロン放射の変動の影響

電子サイクロトロン放射のレベルを小さくできないため，を分離している［１３］．このようにして，図５の #から $プラズマ中で基本波共鳴が存在しない低い周波数までの時間で出した CTS スペクトルを図７で示す［１２］．

（60 GHz）のプラズマ中を伝搬できる X モードを選択してここには，参考のため測定された電子温度 0.82 keV とイオ

いる．入射部は基本的には加熱用のアンテナと同等の設計

ン温度を0.7 keVとした場合と5 keVとした場合の垂直NBIとなっているが，受信部のブランケットの開口が大きく，有無の計算されたスペクトルも描かれている．垂直 NBI

現状ではプライオリティは低く，むしろ，内側からの高磁の有無による±1 GHz 付近のスペクトルの違いや，バルク

場側の開口部を狭くした受信アンテナ（図９）が先に設置のイオン温度が 0.7 keV として計算されたスペクトルに近いことが示された．
（b）ITER での計画
協同トムソン散乱は，バルクのイオンの速度分布に対応する周波数スペクトルはプラズマ分散関数の影響を受けやすいが，高エネルギーイオンの部分の散乱スペクトルは
"
!!
""
"#
!$! "となり，直接測定と言える状況であるた!
め，ITER においては，核融合反応生成物である高速のア
ルファ粒子を直接計測する重要な計測器の一つとして位置づけられている．図８に示したのは，ITER で検討されている協 同 ト ム ソ ン散 乱 計 測 の アン テ ナ で あ る［１４‐１７］．
ITER での最大の問題点は電子温度領域が高いため，電子
サイクロトロン高調波のオーバーラップ効果のため，散乱計測の最大のノイズ源となる電子サイクロトロン放射強度が大きくなることが予想されることである．これまで，
TEXTOR や ASDEX で行われたジャイロトロンを用いた
CTS では，成功の鍵となったのは，プローブビームの周波数に対する基本波共鳴層と第二高調波共鳴層がプラズマに存在しないように設定磁場を選ぶことであった．ITER で

図６

LHD で行われた CTS 計測のプローブ，受信ビーム（７７GHz）の配置と LHD の磁場強度を 2.4 T に設定した場合の共鳴層
の関係［１
２］
．

３５５

図７

図５の a-f で示された各時間での CTS スペクトル．a）
CoNBI ２本 Ctr-NBI １本 ，垂直 NBI 重畳，b）
Co-NBI ２本
Ctr-NBI １本 ，垂直 NBI 重畳なし，c）
Co‐，Ctr 各１本，
垂直 NBI 重畳，d）
Co‐，Ctr 各１本，垂直 NBI 重畳なし e）
Co １本 垂直 NBI 重畳，f）
Co １本 垂直 NBI 重畳なしの各場合．測定された電子温度を 0.82 keV を使って，イオン温度を 0.7 keV とした場合と 5 keV とした場合の垂直NBI有無の計算されたスペクトルが描かれている［１
２］
．

図８

ITER 低磁場側 CTS 用受信アンテナと二つのプローブビー
ム入射アンテナおよびそれらのための開口部と導波管［１５］．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.87, No.6 June 2011

場合破線が重水素のスペクトルへの寄与が多い場合，また，一点鎖線が3He プラズマの場合の協同散乱スペクトルを示す．この実験結果は，散乱波数を磁場に対して９０°となるように設定し，イオンバーンシュタイン波のスペクトル
構造を測定することにより，イオン種の成分比を同定できることを実験的に初めて示した画期的なものである
［２１‐
２５］．

３．
３．
５ まとめ
CTS は，プラズマ中イオンの速度分布関数を調べる手段
として，また，プラズマ中の不安定性の検出，同定，乱流への発展，さらには，その構造形成を直接検出する手段としても重要である．プラズマの閉じ込めを決定づける物理
図９

量として詳細に測定することが求められる．近年のジャイプラズマ側から見たITER高磁場側CTS用受信ビーム（振り角の両極端を示してある）とそのためのブランケット開口部，プローブービームは低磁場側から入射されることを想定している（図８の HFS-FS Probe beam）［１
５］．

ロトロンの高出力化，高周波数化に伴い，急速に研究が進展しており，計測精度の向上，高性能化も目をみはるものがある．今後，さらなる精度向上，信頼性の向上，また，複数の散乱角で同時測定をすることにより，磁力線に平行方
向と垂直方向の速度空間分布を分離し，高エネルギーイオ
ンの実空間，速度空間上での分布の実験的検出が可能となるものと思われる．また，サブミリ波領域の高出力光源が可能となれば，計測対象となるプラズマのパラメータ領域も広がることが期待される．

謝辞

本講座の企画を担当され，丁寧にコメントおよび議論をいただきました間瀬淳博士，出射浩博士に心より謝意を表します．また，協同トムソン散乱に関しては，核融合科学研究所

下妻隆博士，福井大学

斉藤輝雄博士，立松芳典

博士，デンマーク Riso/ 研究所の F. Meo 博士，S. Korsholm
博士，M. Stejner 博士との議論が大変参考になりました．

図１
０ TEXTOR で観測されたイオンサイクロトロン高調波散乱ス
ペクトルの違い3He を供給したプラズマ放電（一点鎖線，
ショット番号１
１
０
４
２
１），重水素が支配的なプ ラ ズ マ 放 電（破線，ショット番号１
０
９
１
２
６）と４
０％水素のプラズマ放電（破線，ショット番号１
１
０
４
１
６［
）２
６］
．

ここに改めて感謝いたします．本節に取り上げた LHD 実
験の一部は，核融合科学研究所 NIFS０９ULHH５２７，NIFS
１０ULHH０１９，科研費補助金（B）
２１３６０４５５の支援を受けて行われました．

検討に入っている．
（c）
TEXTOR での IBW スペクトル計測

参考文献

受信器を通常用いるフィルターバンク方式から数ギガサ［１］J. Sheffield, D. Floura and N.C. Luhmann, Jr., Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation (Elsevier, 2010).
［２］I.H. Hutchinson, Principle of plasma diagnostics (Cambridge Univerisity press, 2002).
［３］R.E. Slusher and C.M. Surko, Phys. Fluids 23, 472 (1980).
［４］赤崎正則，渡辺征夫，村岡克紀，蛯原健治：プラズマ工学の基礎（産業図書，２００１）．
［５］プラズマ・核融合学会編：プラズマ診断の基礎（名古屋大学出版会，１
９９０）．
［６］S. Ichimaru, Basic Principles in Plasma Physics (Addison& Wesley Inc., 1973).
［７］G. Bekefi, Radiation Processes in Plasmas (John Wiley &Sons , Inc. 1966).
［８］M. Nishiura, K. Tanaka, S. Kubo, T. Saito, Y. Tatematsu,
T. Notake, K. Kawahata, T. Shimozuma and T. Mutoh,
Rev. Sci. Instrum. 79, 10E731 (2008).
［９］M. Nishiura, S. Kubo, K. Tanaka, N. Tamura, T. Shi-

ンプルの高速オシロスコープや高速 ADC で直接中間周波数を取り込むことによって，CTS のスペクトル微細構造を観測することが可能となってきた．特に，磁場に垂直に近い波数のイオンバーンシュタインモードの減衰率がマイナ
スつまり，不安定性として波動が存在するため，これに伴った周波数スペクトルが重畳して観測されることにな
る．デンマークの Riso/ 研究グループは，JET，TEXTOR，ASDEX においてジャイロトロンを用いた CTS の先駆的な実験を行っているが［１
８‐２０］，最近，CTS のスペクトルからイオン種を同定する新たな試みを成功させた．図１０がTEXTOR の計測散乱波数を磁場に対して９０度近傍に設定
し，受信器の中間周波数を直接高速オシロスコープで取り込み，FFT 解析した協同散乱スペクトルの例である．図の実線が水素のイオンバーンスタインスペクトルが支配的な
３５６

Lecture Note

3.3 Scattering Measurement

mozuma, T. Mutoh, K. Kawahata, T. Watari, T. Saito, Y.
Tatematsu, T. Notake and LHD experiment group, J.
Phys. conference series 227 (2010) 012014.
［１０］T. Notake, T. Saito, Y. Tatematsu, S. Kubo, T. Shimozuma,
K. Tanaka, M. Nishiura, A. Fujii, La Agusu, I. Ogawa, andT. Idehara, Rev. Sci. Instrum. 79, 10E732 (2008).
［１１］T. Notake, T. Saito, Y. Tatematsu, A. Fujii, S. Ogasawara,
La Agusu, I. Ogawa and T. Idehara, Phys. Rev. Lett. 103,
225002 (2009).
［１２］S. Kubo, M. Nishiura, K. Tanaka, T. Shimozuma, Y.
Yoshimura, H. Igami, H. Takahashi, T. Mutoh, N. Tamura,Y. Tatematsu, T. Saito, T. Notake, S.B. Korsholm, F. Meo,
S.K. Nielsen, M. Salewski and M. Stejner, Rev. Sci. Instrum. 81, 10D535 (2010).
［１３］S. Kubo, M. Nishiura, K. Tanaka, N. Tamura, T. Shimozuma, Y. Tatematsu, T. Saito, Y. Yoshimura, H. Igami,
H. Takahashi and R. Ikeda, Contrib. Plasma Phys. 50, 624(2010).
［１４］H. Bindslev, ITER feasibility report, available at http://
www.risoe.dk/fusion/cts/iter), 2003.
［１５］S.B. Korsholm, H. Bindslev, F. Meo, F. Leipold, P.K. Michelsen, S. Michelsen, P. Woskov, E. Westerhof, FOM ECRH
team, J.W. Oosterbeek, J. Hoekzema, F. Leuterer, D. Wagner and ASDEX Upgrade ECRH team, Rev. Sci. Instrum.
77, 10E514 (2006).
［１６］F. Meo, H. Bindslev, S.B. Korsholm, E.L. Tsakadze, C.I.
Walker, P. Woskov and G. Vayakis, Rev. Sci. Instrum. 75,
3585 (2004).
［１７］M. Salewski, F. Meo, H. Bindslev, V. Furtula, S.B.

S. Kubo et al.

Korsholm, B. Lauritzen, F. Leipold, P.K. Michelsen, S.K.
Nielsen and E. Nonbo/l, Rev. Sci. Instrum. 79, 10E729 (2008).
［１８］H. Bindslev, J.A. Hoekzema, J. Egedal, J.A. Fessey, T.P.
Hughes, J.S. Machuzak, Phys. Rev. Lett. 83, 3206 (1999).
［１９］H. Bindslev, S.K. Nielsen, L. Porte, J.A. Hoekzema, S.B.
Korsholm, F. Meo, P.K. Michelsen, S. Michelsen, J.W.
Oosterbeek, E.L. Tsakadze, E. Westerhof and P. Woskov,
Phys. Rev. Lett. 97, 205005 (2006).
［２０］S. Michelsen, S.B. Korsholm, H. Bindslev, F. Meo, P.K.
Michelsen, E.L. Tsakadze, J. Egedal, P. Woskov, J.A.
Hoekzema, F. Leuterer and E. Westerhof, Rev. Sci. Instrum. 75, 3634 (2004).
［２１］S. Lee and T. Kondoh, Rev. Sci. Instrum. 71, 3718 (2000).
［２２］S.B. Korsholm, M. Stejner, S. Conroy, G. Ericsson, G.
Gorini, M. Tardocchi, M. von Hellermann, R.J.E. Jaspers,
O. Lischtschenko, E. Delabie, H. Bindslev, V. Furtula, F.
Leipold, F. Meo, P.K. Michelsen, D. Moseev, S.K. Nielsen
and M. Salewski, Rev. Sci. Instrum. 81, 10D323 (2010)［２３］M. Stejner, S.K. Nielsen, S.B. Korsholm, M. Salewski,
H. Bindslev, V. Furtula, F. Leipold, F. Meo, P.K. Michelsen,
D. Moseev, A. Bürger, M. Kantor and M. de Baar, Rev. Sci.
Instrum. 81, 10D515 (2010)［２４］M. Stejner et al., Plasma Phys. Control. Fusion 53, 065020(2011).
［２５］S.B. Korsholm, M. Stejner, H. Bindslev, V. Furtula,
F. Leipold, F. Meo, P.K. Michelsen, D. Moseev, S.K.
Nielsen, M. Salewski, M. de Baar, E. Delabie, M. Kantor,
A. Bürger and TEXTOR Team Phys. Rev. Lett. 106,165004 (2011).

３５７

!!
なが

やま

よし

講 座 執 筆 者 紹 介

おく

長 山 好 夫核 融 合 科 学 研 究 所・教 授．北 海 道 北 見 市 出身，東大大学院修了後原研特研生になって以来画像計測を専門とする．TFTR で「それが核融合実現に役立つのか？」と問われ，ディスラ
プション・プラズマ中にバルーニングモードをみつけることで答を出した．福島原発事故以来新エネルギー源が叫ばれる
中，核融合への言及がないことに，核融合学者の怠慢を痛感し
ている．
よし

なが

とも

かず

た

ゆう いち ろう福岡工業大学工学 部 電 子 情 報 工 学 科・准 教
授．主な専門分野はプラズマのマイクロ波計
測やレーダ開発など．昔は多趣味が趣味だったのだが，最近は時間が取れずもっぱら３歳の息子といっしょに仮面ライダーの DVD を鑑賞することぐら
いです．
ざわ

とき

にし

ひこ

じり

あきら

晶

じ

うら

まさ

き

核融合科学研究所ヘリカル研究部プラズマ加熱物理研究系助教．大型ヘリカル装置 LHD
における協同トムソン散乱計測とそれを用いた高エネルギー粒子の振る舞いの理解のための研究，核燃焼プラズマ中のアルファ粒子検出手法の研究，重イオンビームプローブによるプラズマポテンシャル計測等に従事している．前回の著者紹介から継続して協同トムソン散乱計測による波動・プラズマの振る舞いと格闘中．家で飼っているメダカとグッピーは増殖が飽和．

自然科学研究機構核融合科学研究所ヘリカル研究部，助教．研究分野は，電磁波を用いたプ
ラズマ診断を基本として，高温プラズマ中の種々の不安定性・乱流・波動が輸送・閉じ込めに及ぼす影響などに興味を持っている．誰も知らないことを知ることを目指し，最近は，マイクロ波からテラヘルツ波領域への計測手法の展開を図ったりしている．
えけん

西 浦 正 樹徳 沢 季 彦江 尻

なか

核融合科学研究所ヘリカル研究部．大型ヘリ
カル装置においてマイクロ波から赤外領域の光源を用いたプラズマ計測とそれを用いた輸送研究に従事．電子密 度 分 布 か ら 巨 視 的 揺動，微視的揺動，イオンの熱運動による揺動と計測の対象がより小さいスケールに移行しつつある．イオンの熱運動にデバ
イ効果で追随する電子の運動からイオン温度を計測しているが，家庭では家族の意向に追随することを強いられて休日の予定が決まることが多い．

近木祐一郎

とく

しん

伸

田 中 謙 治山口県宇部市出身．今年度より防衛大学校応用物理学科助教．この度，大気圧放電に関する研究（数値計算）に取り組み始めたところ．関東以東に住むのは初めて．先日，オシロスコー
プに映る 50 Hz のハムを見たとき，自分が東日本にいることを
実感した．
ぎ

ぼ

久 保

学生時代から現在の核融合研に至るまで，マ
イクロ波からサブミリ波に至る高周波とプラズマの相互作用を用いた加熱と計測に関わっています．家族は妻と就職活動苦戦中の娘二人．
３．
１
１後のエネルギー環境問題を自分なりに考える中で，あのF.F. Chen の新著 An Indispensable Truth: How Fusion PowerCan Save the Earth （Springer 2011）に出会い，夢中で読みました．

吉 永 智 一こ""

東京大学大学院新領域創成科学研究科，准教
授．主な研究分野：プラズマ診断，球状トカマ
ク．趣味：弁当作り．手持ちの材料で，如何に効率よく，見栄えが良く，かつ安全に（食中毒にならないものを）作るかに精進しています．全く実験と同じ．恩師は料理は実験に通じると言っておられましたが，それを実感する日々です．家族は息子二人．週末は妻一人が追加される．

３５８