基本マニュアル■島津製作所製 ＧＣＭＳ－ＴＱ8040ＮＸ（GC-2030）■島津製作所製 AOC-20i または AOC-20i+s■島津製作所製 GCMS solution■アイスティサイエンス製

LVI-S250

株式会社 アイスティサイエンス

目次

Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール-1-■（設定時のみ）ポンプ回数アラーム

１．新規インストールの場合-1-■

バージョンアップエラー

２．再インストールの場合-3-■

システムエラーXXX-5-■

コミュニケーションエラーⅡ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
１．起動

-5-

２．LVI-S250 の初期設定-6-

１．大量注入法メソッド条件の概念図- 20 -

２．１．GC 機種/GC 条件の設定-6-

２．LVI-S250 ソフト条件の設定- 21 -

２．２．温度/アラームの設定-7-

２．１．新規に LVI-S250 メソッド作成する場合-8-- 21 -

３．１．運転モードについて-8-

２．２．一度作成した LVI-S250 のメソッドを編集

３．１．１．定温運転モード

-8-

する場合

３．１．２．リピート運転モード-9-２．２．１．メソッド編集画面からの変更 - 23 -３．１．３．シーケンス運転モード-9-２．２．２．リピート運転画面からの変更 - 24 -３．１．４．シーケンスリピートについて- 10 -

２．３．LVI-S250 シーケンス作成

３．運転・停止方法

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成

３．２．ソフトウエア及びコントローラの表示について3．GCMS ソフト条件の設定- 11 -- 19 -- 23 -- 25 - 26 -３．１．環境設定- 26 -

Ⅲ．推奨値ファイルの設定- 12 -

３．２．注入量の設定- 29 -

Ⅳ．その他の機能- 13 -

３．３．分析条件の設定- 29 -

１．ログの確認- 13 -

３．３．１．サンプラの設定- 29 -

１．１．直近のログを確認する場合- 13 -

３．３．２．GC の設定- 30 -

１．２．過去のログを確認する場合- 14 -

３．３．３．MS の設定- 34 -

２．スタイルの変更- 15 -

３．バージョン情報- 15 -

Ⅴ．エラー内容と対策- 16 -

４．その他の設定- 35 -

４．１．オートインジェクタのシリンジの変更- 35 -■ エアーポンプ異常４．２．試料瓶受け渡し位置の調整■ 圧力センサー異常

５．参考- 39 - 44 -■ 温調異常５．１．エコロジーモードの設定- 44 -■ オーバーヒート

５．２．プレカラム推奨品- 44 -■ センサ異常Ⅶ．既存の注入口で測定する場合- 44 -■ 温度未安定

1．GCMS ソフトの設定変更- 45 -■ CPU 電池異常

２．オートインジェクタのシリンジの変更- 46

３．試料瓶受け渡し位置の調整- 47 -■ リピート回数アラーム■ （設定時のみ）注入回数アラーム■ （設定時のみ）ヒーター時間アラーム-

Ⅷ．メンテナンス- 48 -

Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール
Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール
１．新規インストールの場合①PC に CD-ROM を挿入し、CD 内の「LVI インストールディスク」フォルダを開きます。
※本書の写真は windows8.1 で構成された PC を使用しています。お使いの PC と多少異なる場
合がありますのでご了承下さい。
また LVI-S250 の対応 OS は Windows2000/XP/Vista/7/8/10 です。

②「setup」をダブルクリックします。

③ウィザードが開くので、「次へ」をクリックします。

④使用許諾契約について「同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

-1-

Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール⑤必要に応じてユーザー名、所属を入力し、「次へ」をクリックします。

⑥インストール先のフォルダを選択します。
通常はこのまま「次へ」をクリックします。

⑦「インストール」をクリックします。
自動的にインストールが始まります。この時に、
windows から「ユーザーアカウント制御」の問い合わせが出る場合がありますが、「はい」を選択して
下さい。

-2-

Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール⑧「正常にインストールしました」が出たら「完了」をクリックします。

２．再インストールの場合①「ローカルディスク(C:)」→②「Program Files」→③「AiSTI SCIENCE」→④「LVI-S250」を
開きます。

①

③

②

④

⑤LVI-S250 の名前を変更し、一時的にバックアップして下さい。
「 LVIS250 」 の 名 前 を「LVIS250_backup」に変更しています。

⑤-3-

Ⅰ．LVI-S250 ソフトウエアのインストール③新しいソフトウエアを「LVI-S250」フォルダにドラッグします。

④新しいソフトウエアのショートカットを作成し、デスクトップ上に置いて下さい。

⑤ソフトウエアを立ち上げバージョンを確認して下さい。
正しくインストールされていることを確認したら②のバックアップは削除していただいて構いません。

-4-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
１．起動①デスクトップ上にある LVI-S250 をダブルクリックし、ソフトウエアを起動します。

②通信設定を行います。
自動検出された通信ポートを確認し「OK」をクリック
して下さい。
通信ポートは装置によって異なります。それぞれの通信ポートは据付時に弊社エンジニアにご確認下さい。

なお、ソフトウエア起動後に手動で通信ポートを変更することも可能です。ツールバーの「設定」→「接続」
をクリックして設定します。

※通信ポートの確認は Windows の「デバイスマネージャー」で確認できます。
※本装置は通信に RS-232C という規格を採用しており、USB や LAN と異なりポート（番号）の設定が必要になります。この設定を変更すると PC とコントローラが通信できなくなるため、変更しないで下さい。

-5-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
２．LVI-S250 の初期設定
まず初めに LVI-S250 の使用条件をセッティングします（「初期設定」します）。初期設定後は特に変更することはありません。
２．１．GC 機種/GC 条件の設定①ツールバーの「設定」→「機種/条件の設定」をクリックして下さい。

②使用設置装置に合わせて、「メーカー」、「機種」、「ソフト」、「インジェクター」を設定します。
インストール直後は「メーカー」、「機種」が共に「デモ」と設定されています。

・「メーカー」⇒「島津」・「機種」⇒「2030」
・「ソフト」⇒「Ms solution Ver.2」※ソフトのバージョンに関係なくこれを選択して下さい。
・「インジェクター」⇒「AOC-20((ターレット付))」※インジェクタ―の機種に関係なくこれを選択して下さい。
・「レディ開閉」⇒「オープン」
・「入出力制御」⇒「制御」
を選択します。
「OK」をクリックして下さい。

-6-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
２．２．温度/アラームの設定①ツールバーの「設定」→「温度/アラームの設定」をクリックして下さい。

②通常はソフトウエアインストール直後の設定のまま使用して頂いて構いません（写真はソフトウエ
アインストール直後の値です）。
「OK」をクリックするか☒で画面を閉じて下さい。

【ファン停止】運転の停止後、何度まで温度を降下させると LVI-S250 についているファンを停止するかを決定します。
【上限範囲】設定温度の変化上限を設定します。通常は 3.0 ℃で使用します。下記の初期安定時間と関連します。
【下限範囲】設定温度の変化下限を設定します。通常は 3.0 ℃で使用します。下記の初期安定時間と関連します。
【初期安定時間】LVI-S250 が設定した温度に達した後、どのくらいの時間（秒）上限・下限範囲内に入っていれば安定したと判断するかの時間の値です。通常は６０ 秒で使用します。
安定しない場合は「温度未安定」のエラーが出ます。
【アラーム】注入回数やヒーター・ポンプの稼働時間に対するアラームを設定することで、回数を超えるとアラームで知らせることができます。標準は OFF になっています。
※「アラーム ON」に✔を入れることで実測値がアラーム設定回数を超えるとビープ音が鳴り警告します。なおその際に実行している分析は止まりません。注入回数や各時間は積算で保存されていきます（カウントダウンではありません）。
※部品交換後は必ず「クリア」ボタンを押してカウンタをリセットして下さい。

-7-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
３．運転・停止方法
LVI ソフトウエア画面中央下には以下のようなアイコンが表示されています。基本的な運転/停止
はここで行います。

運転

シーケンス
リピート

停止

【運転】選択している運転モードで運転を開始します。運転モードについては、後述します。運転後は停止するまで、別の運転を開始することはできません。
【停止】運転中の状態をストップさせる際に使用します。停止ボタンが押されると、LVI は直ちに温度を下げていきます。
【シーケンスリピート】設定されたシーケンスを繰り返し実施します。シーケンスリピートの説明については後述します。
３．１．運転モードについて
運転モードには、以下の 3 種類があります。
【定温運転モード】常時一定温度を保つ運転モード【リピート運転モード】ある１つのメソッドを繰り返し行う運転モード【シーケンス運転モード】複数のメソッドや回数を指定して行う運転モード※メソッドおよびシーケンスの作成方法については「１．大量注入法メソッド条件の概念図」（p.20）と「２．LVI-S250 ソフト条件の設定」（p.21）を参照して下さい。

-8-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
３．１．１．定温運転モード「定温」タブの設定温度の欄に温度を直接入力し、「運転」
す。

を押すと定温運転モードで開始しま

３．１．２．リピート運転モード①「リピート」タブを開きます。
②ツールバーの「メニュー」→「エクスプローラで開く」または③「開く」から「METHOD」フォ
ルダを開きます。
④使用するメソッドを選択します⑤に選択したメソッドファイル名が表示されます。
⑥「運転」 を押すとリピート運転モードで開始します。
②

④

①
⑤

⑥

③

-9-

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
３．１．３．シーケンス運転モード①「シーケンス」タブを開きます。
②ツールバーの「メニュー」→「エクスプローラで開く」または③「開く」から「SEQUENCE」
フォルダを開きます。
④使用するシーケンスを選択します。
⑤に選択したシーケンス名がシーケンスファイルに表示されます。
⑥「運転」 を押すとシーケンス運転モードで開始します。

②

④
①
⑤

⑥

③

３．１．４．シーケンスリピートについて
通常のリピート運転は、同一メソッドを繰り返し（リピート）しますが、シーケンスリピートでは、
１つのシーケンスファイルを一連の流れとし、最終メソッドが運転終了した場合、もう一度、1 行目のメソッドに戻りシーケンスを繰り返す運転モードです。
STEP1→2→3→4→5→1→2→3→4→5・・・・という順で実行していきます。
シーケンスリピートで運転する場合は「運転」 をクリックしたあと「シーケンスリピート」 を押すと開始します。

- 10 -

Ⅱ．LVI-S250 ソフトウエアの基本操作
３．２．ソフトウエア及びコントローラの表示について①運転開始前②LVI 運転開始③準備完了■ソフトウエア表示：停止中■ソフトウエア表示：準備中■ソフトウエア表示：待機中■コントローラ画面の色：■コントローラ画面の色：■コントローラ画面の色：

橙色のまま

橙色のまま

④GC 運転開始

緑色に変化⑤LVI 運転終了

次の分析がある場合は②へ■ソフトウエア表示：温調中■ソフトウエア表示：冷却中■コントローラ画面の色：■コントローラ画面の色：
橙色に変化

緑色のまま

- 11 -

Ⅲ．推奨値ファイルの設定
Ⅲ．推奨値ファイルの設定
LVI-S250 の溶媒排出時間は、GC メーカー/溶媒の種類/温度/圧力/注入量ごとに異なります。それぞれ条件による推奨値は推奨値ファイルで定義しています。お使いの GC メーカーに対応した推奨値ファイルを選択し、その値をご使用下さい。
なお、推奨値ファイルの値はあくまでも参考値です。推奨値をお使いになってもうまく分析できな
い場合は別途ご相談下さい。
①ツールバーの「メニュー」→「サンプル推奨値」を開きます。

②「LVI 推奨値編集」画面がポップアップされるので、「開く」をクリックします。

③「Shimadzu2_AOS-20i_170114」を選択し「開く」をクリックします。

④「設定」をクリックし画面を閉じます。

- 12 -

Ⅳ．その他の機能
Ⅳ．その他の機能
１．ログの確認「詳細動作ログ」、「ユーザーログ」、「エラーログ」の各ログは 1 か月ごとに区切られ各フォルダに保管されます。
【詳細動作ログ】装置の動作の記録が残ります。ログは「SYS」フォルダに保管されます。
【ユーザーログ】ユーザーがソフトウエアに対して行った操作の記録が残ります。ログは「USR」フォルダに保管されます。
【エラーログ】装置のエラーの記録が残ります。ログは「ERR」フォルダに保管されます。

ログの確認方法は「直近のログを確認する場合」と「過去のログを確認する場合」の 2 種類があります。
１．１．直近のログを確認する場合①ツールバーの「メニュー」→ログのチェックボックスに✔を入れます。

②直近のログがリアルタイムに表示されます。

- 13 -

Ⅳ．その他の機能
１．２．過去のログを確認する場合①ツールバーの「メニュー」→「エクスプローラで開く」をクリックします。

②「INI」フォルダを開きます。

③「LVILOG」フォルダを開きます。

④「ERR」、「SYS」、「USR」のフォルダが表示されるので目的のフォルダを開きます。
ERR【エラーログ】
SYS【詳細動作ログ】
USR【ユーザーログ】(ｐ.13 参照)

【エラーログの例】：ダブルクリックするとその月のエラー日時と内容が表示されます。

2016 年 3 月分のエラーが表示されています。

- 14 -

Ⅳ．その他の機能
２．スタイルの変更
画面右上にあるスタイルをクリックすると、プルダウン
メニューからお好みの表示スタイルを選択できます。

３．バージョン情報
画面右上のをクリックすると、お使いのソフトウ
エアのバージョン情報を確認することができます。

- 15 -

Ⅴ．エラー内容と対策
Ⅴ．エラー内容と対策
エラーが発生した際にコントローラの液晶パネルやソフトウエアのログ「エラー」に表示される一覧です。
ソフトウエアに表示するためにはツールバーの「メニュー」→「ログ」のチェックボックスに✔を入れ、「エラー」を選択します。

エラー表示

症状

原因

対策

No.1
エアーポンプ異常

コントローラ内の圧力センサーが、「空気圧が不十分」と誤認しています。

エアーホースが外れている。

エアーホースを再接続して下さい。

エアーホースの劣化

エアーホースを交換して下さい。

エアーポンプの消耗・劣化

エアーポンプを交換して下さい。
※ポンプの交換目安は 6000 時間です。

圧力センサーの故
障交換が必要になりますのでサービスまで連絡して下さい。

No.2
圧力センサー
異常

ポンプ停止時にもかかわらず「空気圧が十分」と誤認しています。

圧力センサーの故
障交換が必要になりますのでサービスまで連絡して下さい。

No.3
温調異常

温度が設定値で安定せずに一定時間が経過しました。

注入口初期温度より GC オーブン温度が高い。

注入口初期温度を GC オーブン温度
より高くなるよう設定値を修正して下さい。

ファンが動作していないまたは断線している。

ファンを交換して下さい。

エアーポンプの消耗・劣化

エアーポンプを交換して下さい。
※ポンプの交換目安は 6000 時間です。

ヒーターの消耗・劣化

ヒーターASSY を交換して下さい。

エアコンの風が直接注入口に当たっている。

エアコンの風向きを調整して下さい。

エアーホースが外れている

エアーホースを再接続して下さい。

エアーホースの劣化

エアーホースを交換して下さい。

- 16 -

エラー表示

症状

原因

対策

No.4
オーバーヒート

最 高 設 定 温 度（300 ℃）以上
で一定時間経過しました。

LVI＋GC の温度が上がりすぎた。

設定を見直して下さい。
※300 ℃に設定し、使用することは可能です。
※301 ℃以上は設定できません。

No.6
センサ異常

温度センサーの回
路が繋がっていません。

温度センサーのコ
ネクタが外れている。

コネクタを再接続して下さい。

センサーの断線

温度センサーを交換して下さい。

No.7
温度未安定

LVI-S250 が「待機中」になる前にGC のインジェク
ションが開始されました。

LVI が「待機中」になってない状態でGC を ス タ ー ト させた。

LVI が「待機中」になるのを待ってから GC をスタートして下さい。

エアコンの風が直接注入口に当たっている。

エアコンの風向きを調整して下さい。

GC の 平 衡 時 間 が注入口の初期温度
安定化時間に対して短い。

注入口が初期温度で安定するまで
GC の平衡時間を延長して下さい。
（p.32⑱参照）

LVI-S250 の「温度/アラームの設定」で設定した温度
条件の上限範囲/下
限範囲を初期安定
時間内に満たしていません。
（p.7 参照）

初期安定時間の設定を延長して下さい。

ファンが動作していない・断線している。

ファンを交換して下さい。

エアーポンプの消耗・劣化

エアーポンプを交換して下さい。

ヒーターの消耗・劣化

ヒーターASSY を交換して下さい。

エアコンの風が直接注入口に当たっている

エアコンの風向きを調整して下さい。

エアーホースが外れている

エアーホースを再接続して下さい。

エアーホースが劣化している

エアーホースを交換して下さい。

コントローラ内のメモリバックアップ用の電池が消耗しています。

コントローラ内に内蔵されている電池を交換して下さい。
型番：LB- 2010-014-2
Panasonic 製 CR2025P

No.8
CPU 電池異常コントローラ内のメモリバックアップ用の電池が消耗しています。

- 17 -

Ⅴ．エラー内容と対策
エラー表示

症状

原因

対策

No.12
リピート回数アラーム

リピート運転の回
数が 999 を超えました。

リピート運転の回
数がアラーム設定
値になりました。

ソフトを終了し、コントローラの電源を OFF にして下さい。その後コントローラの電源を ON にし、ソフトを起動して下さい。

No.13
注入回数がアラー
注 入 回 数 ア ラ ム設定値になりまーム
した。
（設定時のみ）注入回数がアラーム設定値になりました。
（p.7 参照）

設定された注入回数になりました。
セプタム、インサートのメンテナン
スを行い、カウンタをリセットして下さい。
（p.7 参照）

No.14
ヒーター運転時間
ヒ ー タ ー 時 間 がアラーム設定値
アラームになりました。
（設定時のみ）ヒーター運転時間がアラーム設定値になりました。
（p.7 参照）

設定されたヒーターの運転時間になりました。ヒーターを交換し、カウンタをリセットして下さい。
（p.7 参照）※ヒーターの交換目安は 6000 時
間です。

No.15
ポンプ運転時間がポ ン プ 回 数 ア アラーム設定値をラーム
超えました。
（設定時のみ）ポンプ運転時間がアラーム設定値を超えました。
（p.7 参照）

設定されたポンプの運転時間になりました。ポンプを交換し、カウンタ
をリセットして下さい。
（p.7 参照）※ポンプの交換目安は 6000 時間です。

バージョンアップエラー

コントローラの画
面が緑色でフリー
ズし、操作を受け付けなくなりました。

コ ン ト ロ ー ラ 内 部 コントローラ内部のメモリのリセッの メ モ リ が オ ー バ トが必要です。
ーロードしました。 付属 CD 内の「不具合対処マニュアル」を参照して下さい。

システムエラーXXX

PC との通信不具合が発生しています。

システムが誤作動
しています。

本体の電源を切ってソフトを再起動して下さい。それでも復帰しない場
合はサービスまで連絡して下さい。

コミュニケー
ションエラー

PC との通信不具合が発生しています。

送信データにエラーがありシステムが誤作動しています。

本体の電源を切ってソフトを再起動して下さい。それでも復帰しない場
合はサービスまで連絡して下さい。

- 18 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
大量注入法メソッドを作成するには大きく分けて以下の４つの事項があります。
１．大量注入法メソッド条件の概念図
２．LVI-S250 ソフト条件の設定
３．GCMS ソフト条件の設定
４．その他の設定- 20 - 21 - 26 - 35 -次ページよりそれぞれの事項を説明していきます。

- 19 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
１．LVI-S250 大量注入法メソッド条件の概念図（例）
この概念図は以下の条件で大量注入を行う場合の例です
溶媒：アセトン-ヘキサン（15/85）

注入量：25 µL
圧力：70kPaⅥ．大量注入法メソッドの作成
２．LVI-S250 ソフト条件の設定
２．１．新規に LVI-S250 メソッド作成する場合①①ツールバー 「メニュー」→「メソッド編集」をクリックし、「LVI-S250 メソッド編集の画面」
をポップアップさせます。

④-2 ⑤-2

②
⑥

③

④-1
⑤-1

②注入法：[大量注入]を選択します。
③推奨設定値の表示
一般的な LVI-S250 での使用条件は以下のようになります。
【溶媒】 [アセトン-ヘキサン（15/85）]【注入量】［25］ µL【圧力】 ［70］ kPa ※GC の初期圧力が 45 kPa 以下の場合は 45 を選択して下さい。
これら 3 項目を選択すると④-1「注入口初期温度」、⑤-1「溶媒排出時間」に自動的に推奨値が表示されます。
④-1 注入口初期温度は溶媒の沸点よりも低い温度で設定し、試料が液体状態でインサートに注入されるようにします。
溶媒の沸点は注入口圧力の 70 kPa 及び大気圧 101 kPa の合計 171 kPa がかかるため大気圧状態よりも高くなります。
④-2 注入口初期温度をプログラム 1 行目の「温度」に④-1 の値を入力して下さい。
⑤-1 溶媒排出時間は溶媒の種類、注入量、圧力により異なります。③で正しい条件を選択して下さい。
⑤-2 溶媒排出時間をプログラム 1 行目の「保持時間」に⑤-1 の値を入力して下さい。

- 21 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成※なお④-2 と⑤-2 の操作は「適用」ボタンをクリックすると自動で温度プログラムの 1 行目に自動的に反映させることもできます。
⑥「溶媒排出時間」に「0」を入力して下さい。
※ソフトのバージョンによっては④-2 と⑤-2 の操作のあと「適用」ボタンを押すと⑥に自動的に⑤－１の数字が入力されてしまう場合があります。その際は必ず「0」を再入力して下さい。

GC/MS ソフト条件（p.26 以降で説明）

⑦
⑩

⑧

⑨

⑪
⑦「LVI-S250 メソッド編集画面」の 2 行目以降を設定します。
このとき LVI のプログラム時間⑧が GC プログラム時間⑨より 3～5 分程短くなるように最終温度の保持時間⑩を調整して下さい。LVI のプログラムが先に終了し GC よりも早く初期温度に戻す
ことで、GC の分析終了後速やかに次の分析を開始することができます。
ただし LVI のプログラム時間⑧が GC プログラム時間⑨より極端に短く設定しないようにして下さい。GC カラムオーブン温度が最高温度に達する前に LVI の運転が終了し、初期温度に戻るとインサート内に高沸点夾雑物がインサート内に残ったままになり分析に影響を与えます。
⑪作成したメソッドを保存します。

- 22 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
２．２．一度作成した LVI-S250 のメソッドを編集する場合一度作成した LVI-S250 のメソッドを変更するには「メソッド画面から変更」する方法と「リピート運転画面から変更」する方法の 2 種類があります。
２．２．１．メソッド編集画面からの変更①①ツールバー 「メニュー」→「メソッド編集」をクリックし、「LVI-S250 メソッド編集の画面」
をポップアップさせます。

③④②②「開く」をクリックします。
③編集したいメソッドを選択します。
④「開く」をクリックすると選択したメソッドを呼び出すことができます。

- 23 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成

⑤

⑥

⑧
⑦

⑤呼び出したメソッドの内容を編集します。プログラム部分はクリックして直接数値を変更することができます。
溶媒の種類、注入量、圧力を変更する場合は推奨値設定⑥を行い、「2.1.新規に LVI-S250 メソッ
ドを作成する場合」（p.21 参照）の手順に従って編集して下さい。
⑦編集後「保存」をクリックします。
⑧上書きまたは名前をつけて保存します。
２．２．２．リピート運転画面からの変更①①LVI ソフトウエア画面中央下にあるアイコンで運転を停止させます。

③
②

④

⑤
②「リピート」タブになっていることを確認します。
③メソッドの内容を編集します。プログラムの部はクリックして直接数値を変更することができます。
溶媒の種類、注入量、圧力を変更する場合は推奨値設定④を行い、「2.1.新規に LVI-S250 メソッ
ドを作成する場合」（p.21 参照）の手順に従って編集して下さい。
⑤メソッドを「保存」 または「別名保存」 して終了します。
※運転動作中は数値の変更が出来ません。
※数値を変更した場合、「保存」、または「別名保存」を実施しないと運転ボタンが実行できません。

- 24 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
２．３．LVI-S250 シーケンス作成
複数のメソッドを連続して使用したい場合は、シーケンスの作成を行います。シーケンスの作成を行うことで異なるメソッドを順番に処理していくことが可能になります。

③

④

⑥

①
②
⑤

⑦
①「シーケンス」タブになっていることを確認します。
②STEP１のメソッド名の部分をダブルクリックします。
③メソッドファイルが保存されているフォルダが開きます。
④シーケンスに組み込みたいメソッドを選択し「開く」をクリックします。シーケンスに選択したメ
ソッドが表示されます。同様に STEP2 以降にも必要なメソッドを選択しシーケンスに表示します。
⑤各メソッドの運転回数を入力します。
⑥必要に応じてコメントを入力します。
⑦シーケンスを「保存」 または「別名保存」 で保存します。
※「メソッドを変更したい場合」は、該当箇所でダブルクリックしメソッドを選択して下さい。
※「メソッドを削除したい場合」は、右クリックで削除を選択して下さい。
※「同一メソッドを繰り返したい場合」は、右クリックで「下へコピー」を選択して下さい。

- 25 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
3．GCMS ソフト条件の設定
３．１．環境設定
初めに GCMS の設定を行い、次にオートサンプラの設定を行います。

②①①GCMSsolution の「GCMS 分析」ソフトウエアを立ち上げ、「GCMS 分析」画面から「環境設定」
アイコンをクリックします。
②「分析に使用するユニット」より、「試料気化室」を「LVI２」に選択します。
※装置により試料気化室の表示は異なる場合があります。据付時に弊社エンジニアにご確認下さい。
※「オートサンプラ」はターレットのみの場合は「AOC-20i」を、オートサンプラも使用する場
合は「AOC-20i＋s」を選択します。

③④③「GC-2030」を選択します。
④「プロパティ」をクリックすると、GC-2030 の設定画面がポップアップします。

- 26 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成

⑤

⑥

⑦

⑧
⑤「CRG・リレー」タブを開きます。
⑥出力 1：イベント「Start」、極性「Close」に選択して下さい。
⑦入力 1：イベント「Wait」、極性「Open」に選択して下さい。
⑧「OK」をクリックして終了です。
※設定変更は LVI を制御している「出力」「入力」について行って下さい。
LVI 以外に外部接続の機器がない場合は LVI の制御は「出力 1」「入力 1」となります。
LVI 以外に外部接続の機器がある場合は LVI の制御は「出力 2」「入力 2」となる場合があります。ご不明な場合は据付時に弊社エンジニアにご確認下さい。
次にオートサンプラの設定を行います。

⑨⑩⑨①～②の手順で環境設定を開き、「AOC-20i」を選択します。
⑩「プロパティ」をクリックすると、AOC-20i の設定画面がポップアップします。

- 27 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成⑪⑫⑪「シリンジ容量」を「10」µL に設定します。
※実際に取り付けるシリンジは 50 µL シリンジですがシリンジ容量は「10」µL を選択して下さい。50 µL を選択すると、洗浄工程やピストン工程でプランジャー動作速度が遅くなり、シリンジ内にエアーが入ってしまうことがあります。
※50 µL シリンジを使用する場合はオートインジェクタで使用する洗浄溶媒バイア
ルのセプタムを外して下さい(またはアルミホイルをかぶせてからふたをして下さい)。50 µL シリンジではニードルが太いため「セプタムかす」が生じやすくなり分析に影響を与える場合があります。
⑫「OK」をクリックして画面を閉じます。
洗浄バイアル⑬⑬「設定」をクリックし、全ての変更点を反映させて終了です。

- 28 -

アルミホイルⅥ．大量注入法メソッドの作成
３．２．注入量の設定
注入量は実際の 1/5 の数値を入力して下さい。50 µL のシリンジを使用していますが、ソフト上は 10 µL のシリンジを使用する設定にしているためです。
設定上の数値( µL)

1

2

3

4

5

6

8

実際の注入量( µL)

5

10

15

20

25

30

40

「GCMS 分析」画面（3.1 環境設定の①で表示した画面）で「バッチ処理」アイコン
ックするとバッチ処理画面が表示されます。

をクリ

３．３．分析条件の設定
大量注入用に編集するメソッドファイルを開きます。
「GCMS 分析」画面（3.1 環境設定の①で表示した画面）の「データ採取」アイコン→「ファイル」→「メソッドファイルを開く」で編集したいメソッドファイルを開きます。

３．３．１．サンプラの設定①「GCMS 分析」画面で「サンプラ」タブを選択します。
②「プランジャー注入速度」を「中速」に変更します。
※速度が速いと注入した液がインサートから勢いでこぼれ出るため「中速」を選択します。

①②- 29 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
３．３．２．GC の設定

①
③
②
④
⑧

⑤
⑥

⑦
⑨
①「GCMS 分析」画面で「GC」タブを選択します。
②「LVI２」を選択します。 ※環境設定で設定した試料気化室の名称が表示されます。
③「注入モード」を「スプリット」に設定します。
④「制御モード」を「カラム流量」に設定します。
⑤「カラム流量」を「1.2」に設定します。
⑥「スプリット比」を「50」に設定します。
⑦「キャリアガスセーブ」を「ON」にしてスプリット比を「15」、時間を「6」に設定します。
⑧このとき「圧力」が 50～75 kPa 内であることを確認して下さい。入っていない場合は入るように調整して下さい。圧力が高すぎると溶媒が気化しにくくなります。
⑨「詳細」をクリックします。

⑩
⑪
⑫
⑬

⑩スプリット比プログラムを設定します。
ここでは LVI- S250 の溶媒排出時間が 0.16 min、カラム流量 1.2 mL/min.の場合を説明します。
（p.20、30 参照）⑪GC スタート直後(0.01 分)にスプリットガス流量が 150 mL になるようにスプリット比を入力します。

- 30 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
島津社の場合、スプリットガス流量は「比」で決定します。スプリットガス流量を 150 mL にするためカラム流量から下記の計算式を参照の上スプリット比を求めて下さい。
（スプリット比） ＝150 ÷（カラム流量）
スプリットガス流量はおおよそ 150 になるように設定して下さい(精確である必要はありません)。
カラム流量とスプリット比の例を下記に示します。
カラム流量(mL/min.)

0.8

1.0

1.2

1.4

スプリット比

190

150

125

110

⑪ではカラム流量 1.2 mL/min.の例ですのでスプリット比を「125」に設定します。
⑫時間（単位は min.）に「溶媒排出時間－0.05」を入力します。スプリット比は「20」を入力します。

LVI-S250 ソフト条件（p.21 参照）

ここでは「溶媒排出時間」は「0.16」ですので 0.16-0.05＝0.11 となり、「0.11」を入力します。溶媒排出時間の終了と同時にスプリットレスにすると圧力バランスが崩れるためその直前(0.11 分)に予めスプリット比を「20」に下げてからスプリットレスにします。
⑬時間「4.01 分」とスプリット比「50」を入力します。
4.01 分でスプリットレスは終了となり、その後はインサート内に残った高沸点物質の焼き出しをするため再度スプリットモードになりスプリット比は「50」に設定します。
※スプリット/スプリットレスモードは㉒タイムプログラムで設定します（p.33 参照）。

- 31 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成

⑭

⑱

⑯

⑰

⑮
⑭メイン画面で「カラム」を選択します。
⑮オーブン冷却速度を「高速」に設定します。
⑯初期温度を「60 ℃」に設定します。
60 ℃(溶媒の沸点より低い温度)に設定することで、注入口から入ってきた試料をカラム入口で再濃縮します。
⑰60 ℃でのホールド時間を「4 分」に設定します。
試料を注入口からカラムに導入する時間です。60 ℃に設定することで試料はカラム入口で再濃縮されます。この時間が 4 分より短い場合はジクロルボスなど低沸点化合物では再濃縮前に分離が始まるためクロマトグラムがブロードになります。
⑱平衡時間を「3 分」に設定します。これより短い場合は LVI の安定化が間に合わずエラーが発生する場合があります。

⑳

⑲

㉒

㉑

- 32 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成⑲「全般」を選択します。
⑳「温調」と「気化室流量」に✓を入れます。
㉑「外部信号の待機」に✓を入れます。
㉒次にタイムプログラムを設定します。

㉓㉕㉔
LVI-S250 ソフト条件（p.21 参照）㉓「溶媒排出時間」を入力します。この場合は 0.16 を入力します。(p.21 参照)㉔「スプリットレスモード終了時間」として「4.00」を入力します。
GC スタートから溶媒排出時間(この場合は 0.16 分)終了まではスプリットモードに設定されています。溶媒排出終了(0.16 分)後はスプリットレスモードになり試料がカラムに注入されます。ス
プリットレスモード終了(4.00 分)後は再びスプリットモードになります。
㉕「設定値」にスプリット・スプリットレスモードのタイムプログラムの値を入力します。
フローコントローラーに AFC2 を使用した場合の設定値は 1 行目に 104（スプリットレスモードの値）、2 行目に-104（スプリットモードの値）を入れて下さい。
※タイムプログラム㉕の値は使用するフローコントローラーにより異なります。
※一般的には試料気化室が SPL1(INJ#1)の場合はフローコントローラーに AFC1 を、LVI2(INJ＃2)の場合はフローコントローラーに AFC2 を使用しています。
試料気化室に「LVI2(INJ＃2)」(AFC2)を使用した場合のタイムプログラムの値の例
試料気化室※1

AFC

タイムプログラム設定値

モード

SPL1(INJ＃1)

1

103※2

スプリットレス

-103

スプリット

104

スプリットレス

-104

スプリット

LVI2(INJ＃2)

2※1 装置により名称が異なる場合がありますのでご注意下さい。
※2 試料気化室 1 をご使用の場合はタイムプログラムの設定値は「103」及び「-103」となります。

- 33 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
３．３．３．MS の設定

①

②

-0.5

①メイン画面で「MS」タブを選択します。
②MS の「溶媒溶出時間」を「開始時間」の 0.5 分前に設定します。

- 34 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
４．その他の設定
４．１．オートインジェクタのシリンジの変更
大量注入する場合はオートインジェクタのシリンジを 10 µL から 50 µL に変更します。
その際は下記の手順でシリンジを交換して下さい。
シリンジ交換手順は GCMS solution のヘルプからも見ることができます。
「GCMS 分析」メイン画面の「ヘルプ(H)」をクリック→プルダウンから「メンテナンス(M)」をク
リック→「周辺装置」→「オートインジェクタ＆オートサンプラ―」→「AOC-20i/ 20i Plus」→「シリンジの交換手順」に掲載されています。

【シリンジ交換手順】①オートインジェクタ AOC-20i の前扉を開けます。

②[STOP]キーを押します。

③シリンジのプランジャを固定しているローレットネジを緩めます。

ローレットネジ- 35 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成④プランジャ駆動ベルトを持って引き下げ、プランジャ固定部を上に引き上げます。

⑤プランジャホルダ引き上げた後、プランジャホルダ引き上
げた後、プランジャホルダを取り外します。

⑥シリンジおさえをはずします。

⑦プランジャが一番下にあることを確認します。

⑧バレルホルダ部を持ってシリンジを取り外します。

- 36 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成⑨50 µL シリンジにバレルホルダを取り付けます。

⑩ニードルガイドに針先を通します。

⑪シリンジ駆動部にシリンジをセットし、シリンジおさえ
で固定します。
※シリンジは、バレルホルダ、シリンジフランジの方向に注意し、しっかり奥までシリンジ駆動部にはめ込んで固定して下さい。方向が間違っていたり、奥まで入っていないと、ニードルが曲がることがあります。
※シリンジを取り付ける際は、必ずプランジャを一番下の状態にして下さい。プランジャが上がっていると、ブランジャ駆動部に引っかかり、プランジャが曲がることがあります。
⑫シリンジおさえをカチッと音がするまで正確にはめ込んで下さい。
※シリンジおさえは必ず閉じて下さい。開放のままでシリンジ駆動部を作動させると、シリンジおさえが外れたり、破損したりします。

⑬プランジャにプランジャホルダをセットします。

- 37 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成⑭プランジャ駆動部を穴がプランジャホルダの凸部に入る
ところまで引き下げます。
※プランジャ駆動部のローレットネジは十分に引き出して置いて下さい。プランジャホルダの凸部があたってしまうとネジ止めできませんし、プランジャを破損する恐れがあります。

⑮[RESET]キーを押し、プランジャ駆動部をホームポジシ
ョンに移動させます。

⑯プランジジャホルダを軽く下に押し、プランジャ先端が確実にゼロ点にあることを確認します。

⑰プランジャ固定ローレットネジを締め付け、固定します。

⑱AOC-20i の前扉を閉めます。

- 38 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
４．２．試料瓶受け渡し位置の調整
大量注入口装置の使用に伴い注入口の位置(バック⇔フロント)が変更する場合があります。その際はオートサンプラからの試料瓶の受け渡し位置を下記の手順で調整して下さい。
調整方法は GCMS solution のヘルプからも見ることができます。
「GCMS 分析」メイン画面の「ヘルプ(H)」をクリック→プルダウンから「メンテナンス(M)」をク
リック→「周辺装置」→「オートインジェクタ＆オートサンプラ―」→「AOC-20s/ 20s Plus」→「試料瓶受け渡し位置の調整手順」に掲載されています。

【試料瓶受け渡し位置調整】①GC パネルのホームボタンを押します。

②オプションを押します。

③AOC を押します。

④オートインジェクタの電源を「OFF」にします。

- 39 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成※⑤オートインジェクタの「MONITOR」と「FUNCTION」を同時に押しながらオートインジェクタ電源を「ON」にします。
※電源を ON にしたあとオートインジェクタの「MONITOR」
及び「FUNCTION」のランプが点灯していることを確認してください。

⑥オートインジェクタ、オートサンプラの初期動作が終了した後、オートインジェクタの左端に試料瓶をセットます。

⑦④の画面にある「設定変更画面」を押します。

⑧「サブメニュー」を押します。

- 40 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成⑨「詳細設定」を押します。

⑩「」を押して「ページ 2/2」を表示します。

⑪「ターレット位置」の数字を大量注入口がついているターレット位置に変更します。
ここではターレット位置 [１]：フロント注入口 既存の注入口
ターレット位置 [２]：バック注入口
大量注入口
として、[１]：フロント注入口→ [２]：バック注入口への変更を説明します。
※注入口とターレット位置関係は上記と異なる場合があります。据付時に弊社エンジニアにご確認下さい。

⑫「2」を選択し、「ENTER」を押します。
「ターレット位置」が「1」から「2」に変更されます。
※一度⑬以下の設定を行っておくと次回からは使用する注入口に合わせてターレット位置を選択するのみで構いません。

- 41 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成※以下の操作は初回のみです。
⑬オートインジェクタの[FUNCTION]キーを押します。
⑭数値変更キーで“78”に合わせます。
⑮[ENTER]キーを押します。
⑯ディスプレイの「F78」が「000」に変更されます。

⑭

数値変更キー：押すとその桁の数字が増えます。

⑬⑮⑰ターレットの左端にセットした試料瓶の上までオートサン
プラのアームを手で動かします。
このときアームを多めに伸ばし、試料瓶の真上にくるように戻します。
※様々な角度から見て、試料瓶の真上にアームがあっているか確認して下さい。

⑱オートインジェクタの[SAMPLE WASH]キー[SOLVENT WASH]キー[NUMBER OF INJECTIONS] キーを用いて左の写真に示す高さにアームを合わせます。
※上昇、下降の各キーはボタンを押してから動作開始に 5秒程度時間がかかります。
※決してアーム先端を持って上下動させないで下さい。

- 42 -

SANPLEWASH]キー：上昇

SOLVENT WASH]キー：停止
NUMBEROF INJECTIONS] キー：下降⑲位置調整終了後、数値変更キーで“001”に合わせ、[ENTER]キーを押します。
アーム先端のグリッパが動き、試料瓶のキャップをつかみ、その後ホームポジションへ戻ります。

⑳最後に位置調整が反映されていることを確認するため、位置調整に使用した試料瓶をオートサンプ
ラトレイの 1 番にセットし、オートインジェクタの[START]キーを押してバイアルの受け渡しが正常に行われることを確認します。
試料瓶がターレットに置かれることを確認したら[STOP]キーを押してから[RESET]キーを押し、動作を停止します。

- 43 -

Ⅵ．大量注入法メソッドの作成
５．参考
５．１．エコロジーモードの設定
GC-MS ではあらかじめ流量を抑えたメソッドを作成し、バッチ設定の最後にそのメソッドを実行することで待機中のガス流量消費を抑えることができますが、GCMS に ECO モードが搭載されている場合、分析終了後に GCMS をエコロジーモードにすることで上記と同じ効果が得られます。
エコロジーモードは分析開始時のメッセージで設定するかまたはメイン画面のアイコンから設定できます。
(1)バッチ分析開始時のメッセージで設定する場合・・・「はい」を選択(2)メイン画面のアイコンから設定する場合・・・「エコロジーモード」
をクリック→「はい」を選択

５．２．プレカラム推奨品
弊社製大量注入口装置使用時は、ピーク形状や高沸点化合物の感度を良好にするため「プレカラム」の使用を標準としています。
また、インターフェース部分はカラムオーブン最高温度より低く設定されているため、インターフ
ェース付近では高沸点化合物がカラム内に汚れとして吸着される可能性があります。その対策として
分析カラムの後ろに「ポストカラム」を使用することも推奨しております。ポストカラムはプレカラムと同じものをご使用できます。
分析カラムとプレカラム及びポストカラムはガラス製の「プレスフィットコネクタ」で接続します。
プレカラム 及び
ポストカラム※プレカラム/ポストカラム共に【ジーエルサイエンス製】
不活性シリカキャピラリーチューブ
内径 0.250 mm 外径 0.350 mm 長さ 10 m
（CatalogNo.1010-36322）

約 0.5 m にカットして使用します。

プレスフィットコネクタ【アイスティサイエンス製】
プレスフィットⅠ型 0.25to0.25 mm
10 個入り（型番：GB-5010-501）

注入口

標準：プレカラム（50ｃｍ）

分析カラム

プレスフィット
コネクタ

推奨：ポストカラム（50CM）

プレスフィット
コネクタ
検出器(質量分析計)GC カラムオーブン- 44 -

Ⅶ．既存の注入口で測定する場合
Ⅶ．既存の注入口で測定する場合
既存の注入口（島津製作所製 SPL 注入口）で測定するようにするには以下の変更と調整を行う必要があります。
【実施事項】
１．GCMS ソフトの設定変更
２．オートインジェクタのシリンジの変更(50 µL→10 µL)
３．試料瓶受け渡し位置の調整

１．GCMS ソフトの設定変更②①①「GCMS 分析」画面から「環境設定」をクリックします。
②試料気化室は「SPL1」を選択します。

③④③「GC-2030」を選択します。
④「プロパティ」をクリックすると、GC-2030 の設定画面がポップアップします。

- 45 -

Ⅶ．既存の注入口で測定する場合

⑤
⑥

⑦

⑧
⑤「CRG・リレー」タブを開きます。
⑥出力 1：イベントを「使用しない」を選択して下さい。極性は設定する必要はありません。
⑦入力 1：イベントを「使用しない」を選択して下さい。極性は設定する必要はありません。
⑧「OK」をクリックして終了です。
※設定変更は LVI を制御している「出力」「入力」について行って下さい。
LVI 以外に外部接続の機器がない場合は LVI の制御は「出力 1」「入力 1」となります。
LVI 以外に外部接続の機器がある場合は LVI の制御は「出力 2」「入力 2」となる場合があります。ご不明な場合は据付時に弊社エンジニアにご確認下さい。

⑨⑨「設定」をクリックし、全ての変更点を反映させます。
⑩LVI-S250 のソフトを閉じてコントローラの電源を OFF にします。
⑪既存の注入口用メソッドを読み込んで分析して下さい。

- 46 -

Ⅶ．既存の注入口で測定する場合
２．オートインジェクタのシリンジの変更
オートサンプラに付いているシリンジを 50 µL から 10 µL に取り替えます。ソフトウエア上でシリンジ設定を変更する必要はありません。
シリンジ交換手順は p.35 を参照して下さい。

３．試料瓶受け渡し位置の調整
注入口の位置(バック⇔フロント)を変更する場合は試料瓶受け渡し位置を調整して下さい。
試料瓶受け渡し位置調整は p.39 を参照して下さい。

- 47 -

Ⅷ．メンテナンス
Ⅷ．メンテナンス【注意】メンテナンス作業を行う際は、注入口本体の温度が十分に冷めていることを確認し、コント
ローラの電源を切って、注入口の圧力を OFF にした状態で行って下さい。
LVI-S250 のメンテナンスには以下のようなものがあります。
《交換手順動画あり》の記載のあるものは、弊社ホームページ「GC 大量注入口装置 LVI-S250 メ
ンテナンス動画」に動画があります。
※LVIS200 メンテナンス動画とありますが、LVI-S250 と同様の手順です。
http://www.aisti.co.jp/product/lvi-s200/【インサート交換】《交換手順動画あり》
LVI-S250 内にあるスパイラルインサート（胃袋型インサート）の交換をします。インサート内部が汚れたら交換します。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。
ヒーター吹き出し

上温度センサー

インサートの胃袋側（●部）を注入口の膨らんだ側（■部）に向けて入れて下さい。

下

インサートは上記を参考に正しい向きで取り付けて下さい。間違った向きで取り付けると注入口内部の温度センサーやヒーター吹き出し口に接触し、インサートが損傷する恐れがあります。また故障や火災につながる恐れもありますので十分ご注意下さい。
【セプタム交換】《交換手順動画あり》
プランジャーのニードルが LVI-S250 に挿入される箇所についているセプタムを交換します。セプタムが劣化してきたら交換します。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。
【ヒーター交換】《交換手順動画あり》
LVI-S250 の昇温に使うセラミック製のヒーターを交換します。交換時間の目安は 6000 時間です。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。
【カラム交換】《交換手順動画あり》
GC カラムオーブン内のカラムを LVI-S250 へ接続する際の手順です。LVI-S250 とカラムは「カラムナット」と呼ばれるペンシル
型のナットでつながっています。カラムのスパイラルインサートへの取り付けにはコツがあります。カラムナットから出ているカラムの先端をスパイラルインサートの奥（上端）に当たるまで差し込みます。そこから 1 mm 程度下に戻したところでナットを締めカラ
ムを固定して下さい。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」または別紙「カラムと注入口接続方法」をご覧下さい。

- 48 -

胃 袋 型 イ ンサ ー
ト の 上 端 にあ た
るまで差し込み、
その後 1 mm 程
度下に戻す

カラム

Ⅷ．メンテナンス【Ｏリング(上)交換】《交換手順動画あり》
注入口内には上下 2 か所に O リング（オーリング）が使われています。O リングは LVI-S250の高温条件下での使用により劣化します。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。
【Ｏリング(下)交換】《交換手順動画あり》
注入口内には上下 2 か所に O リング（オーリング）が使われています。O リングは LVI-S250の高温条件下での使用により劣化します。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。
【ポンプ交換】
LVI-S250 のヒーターで熱された高温の空気をスパイラルインサートまで送るためのポンプです。
交換時間の目安は 6000 時間です。詳しくは別冊「LVI-S250 取扱説明書」をご覧下さい。

以上の内容は付属の CD 及び「インサート交換マニュアル」（下記）にも記載しています。併せてご覧下さい。

- 49 -

製造・販売 株式会社 アイスティサイエンス〒640-8390
和歌山県和歌山市有本 18-3
TEL.073-475-0033
FAX.073-497-5011
URL http://www.aisti.co.jp
Email：as-support@aisti.co.jp
２０２２年 3 月７日- 50 -