前処理部

Beyond your Imagination

700

送液部

420

多検体自動固相抽出装置

ST-R100

for Smash-SPE
390530

Smash-SPEST - R100 仕様
外観

L400前処理部（H700xD500xW530）＋
M100送液部（H420xD500xW390）
total（H700xD600W950）：ドラフトに入る！

ノズル

４連ノズルをアームに直接接続、ノズル切り替えなし

シリンジ本数４台（同時処理）

シリンジサイズ

250μL

シリンジバルブ

６方分配バルブ（１本はノズルに接続、残りは各種溶媒瓶）

使用溶媒５種類＋溶出溶媒瓶（酸や塩基など）

固相乾燥

ガス不使用、シリンジでエアーを吸引して固相に通気

サンプル吸引epTIPSリロード0.1〜20μL使用 トレー毎装置にセット可

処理時間

40検体／60分（使用する溶媒量や処理内容によって異なります）

使用固相数

１検体２連結まで可能

UP TO

40

Smash-SPE

Smash-SPE

UP TO

40

Sample・Elution

製品の仕様・外観・構成等は改善のため予告なしに変更する場合があります。カタログ中に記載の社名または製品名は各社の登録商標または商法です。

製品に対するお問合せは弊社または代理店までご連絡ください株式会社 アイスティサイエンス
Mail: as@aisti.co.jp［本社］

URL: www.aisti.co.jp〒640-8390
和歌山県和歌山市有本18-3
TEL 073-475-0033 FAX 073-497-5011

埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31 アドバンス610
TEL 048-424-8384 FAX 073-497-5011［東日本営業所］ 〒351-0033

2021年11月08日 版

ST-R100

固相抽出を自動化しませんか？
多検体処理の強い味方。

4 連ノズル（アーム）ST-R100

チップトレー

固相 / チップ廃棄

４検体同時処理● 試料分取チップはサンプル毎に使い捨て● 固相（Smash-SPE）をノズルに直接接続

前処理部

4 本で並列処理※ポート 1~5：溶媒瓶
ポート 6：ノズルの特長● ４連ノズルから同時通液によるハイスループット処理

シリンジポンプ
1-6方バルブ

Beyond your Imagination● 0.1mm レベルの精密動作

溶出トレー

タブレットPC

固相トレー

250µL
シリンジ

極小固相で省溶媒※下に廃液受け有● 充填剤は数 mg

試料トレー● ストレート構造で通液・通気がスムーズ● 各種充填剤の選択が可能● デッドボリュームは最小の 20µL 以下● 溶出溶媒は 50µL 以下。省溶媒、省廃液。

固相連結が可能

送液部● 積層カラムをカスタマイズ可能

前処理部

送液部
シリンジポンプ

・4 本のシリンジを同時に動作することで、スループットの向上。
・6 方バルブにより 5 種類の溶媒をノズルから通液可能。
・シリンジポンプを個別に制御可能。

・工具不要でシリンジ交換可能。※バルブ交換には工具が必要です。
・シリンジサイズ =250μL

４連ノズル（アーム）• 最大４検体並行処理可能（個別に溶媒制御も可能）• 0.1mm 単位で精密に動作を制御可能

溶出トレー（試料トレーと同じ構造）

・溶出液を受けるためのバイアル瓶をセットする• 1.5mLバイアルを最大40本セット可能• バイアル浮き上がり防止のカバー付き
-1-

固相トレー

試料トレー

• Smash-SPE を最大 80 個（連結モード時）セット可能•１検体最大２連結まで可能•トレー下部に廃液受け有• 固相浮き防止のカバー付き• 試料をいれたバイアル瓶をセットする• 1.5mL バイアルを最大 40 本セット可能• バイアル浮き上がり防止のカバー付き

固相／チップ廃棄• ep-TIPS リロード 0.5~20µL を使用• 交換用トレー毎セット可能• 使用した固相／チップを廃棄する• 大容量の廃棄ボックスを装置下部に設置可能-2-

チップトレーST-R100

Beyond your Imagination

保持モード【 目的成分を固相に保持、夾雑成分をスルー除去 】

目的成分を固相に保持して夾雑成分をスルーさせるため、精製効果が高い。溶出量、溶出溶媒を任意に変更できるため、溶出液中の試料濃度を調整して直接GCやLCで測定が可能。

コンディショ
ニング

試料吸引

コンディショニング

試料分取

試料負荷・洗浄

溶出

使用前に固相に溶媒を満たし活性化。使用前の洗浄も可能。

ノズル先端にチップを装着し試料を吸引しループに溜める。
チップはサンプル毎に使い捨て、且つ試料はバルブに到達しないためキャリーオーバー抑制。

ループに溜めた試料を固相に負荷し、目的物質を固相に保持。
その後必要に応じ溶媒を通益し固相を洗浄。

ノズルに固相を装着し、バイアルに溶出。溶出液は pH や極性など各種選択可能。

試料負荷・洗 浄固相２連結
必 要 に 応じて固 相を連結することで異なる精 製 効 果を追加できる。

溶出

希釈・
中和

アプリケーション（カフェイン）

希釈・中和

コーヒー中のカフェインの分析

溶出後、必要に応じ各種溶溶液を添加可能。

コーヒーを固相 C18 を用いて R100 で処理したクロマトグラムです。コーヒー中のカフェインが夾雑物の影響を受けずに検出されています。

ノズル
固相チップ

バイアル瓶（試料）

バイアル瓶（溶出）スルーモード【夾雑成分を保持、目的成分をスルー】

目的成分をスルーさせ夾雑成分を固相に保持させて除去する。固相への保持が難しい成分なども分析可能。

コンディショニング

試料吸引

試料負荷・溶出
試料を固相に負荷し、溶出液を直接バイアルで受ける。

コンディショ
ニング

バイアル瓶（溶出）

試料吸引

固相２連結

試料負荷
・
溶 出

希釈・
中和

希釈・中和

ノズル
固相

チップ

バイアル瓶（試料）

バイアル瓶（溶出）-3-Beyond your Imagination

バイアル瓶（溶出）-4-ST-R100

ソフトウェア固相ラインナップ Smash-SPE

タブレット PC での直感的な操作。

分析操作

品

メソッド編集2STEPで分析を開始できます。
Step1

バイアル ( 試料 / 溶出 )、固相、溶媒、チップを装置にセット

Step2

メソッドを選択して検体数を入力して実行※分析メソッドを作成済みの場合

Smash-SPE

Smash-SPE

ルーチン処理とメソッド編集、メンテナンスの画面が異なり、シンプルな操作性。

画面に従って溶媒量、流速を入力するだけでメソッド作成が可能です。

・編集したメソッドを保存可能。
・編集したメソッドをそのまま実行可能。
保持モード、スルーモード、カスタムモードを作成可能

名型番ベース

官能基

SA-6110-003

シリカゲル

オクタデシル

100個¥32,780

SA-6121-003

シリカゲル

アミノプロピル

100個¥32,780

Smash-SPE PSA

SA-6120-003

シリカゲル

N-プロピルエチレンジアミン

100個¥32,780

Smash-SPE SAX

SA-6122-003

シリカゲル

トリメチルアミノプロピル

100個¥32,780

Smash-SPE SCX

SA-6123-003

シリカゲル

ベンゼンスルホニルプロピル

100個¥32,780

Smash-SPE SI

SA-6160-003

シリカゲル

シラノール

100個

¥32,780

Smash-SPE FL

SA-6140-003

シリカゲル

フロリジル

100個

¥32,780

Smash-SPE AL

SA-6610-003

アルミナ

100個

¥32,780

Smash-SPE BEP

SA-6410-003

ポリマー

スチレンビニルベンゼン

100個¥32,780

Smash-SPE PBXSA-6260-003

ポリマー

スチレンビニルベンゼン親水性/疎水性

100個¥32,780

Smash-SPE WAXs

SA-6573-003

ポリマー

エチレンジアミン

100個¥32,780

Smash-SPE AXs

SA-6581-003

ポリマー

4級アミン100個¥32,780

Smash-SPE WCXs

SA-6577-003

ポリマー

カルボン酸

100個

¥32,780

Smash-SPE CXs

SA-6585-003

ポリマー

スルホン酸

100個

¥32,780

Smash-SPE ACXs

SA-6589-003

ポリマー

4級アミン/スルホン酸

100個¥37,180

連結構造
カートリッジはアダプターを用いなくても容易に連結することが可能です。

さまざまな分析シーンの能率をアップさせる、画期的で柔軟なシステム。

意匠登録

そのまま連結が可能● 連 結 間 の デッドボリューム が 小さいため 、気 泡（ 空 気 ）をか み にくい

Smash-SPE● 連 結した 場 合 でも試 料 および 溶 液 が 直 線 的 にス ムーズに流 れる● 溶 出のバ ンドを崩しにくい

Smash-SPE● 固 相を 組 み合 せ て、積 層カラムのように使 用 可 能● 連 結しても、かさばらない 、コンパクト設 計

サンプル毎に自動で洗浄を行うため、基本的に洗浄は不要。

消耗品リスト

各種部品は、簡単な作業で交換可能。

ワンタッチで配管内のエア抜き、溶媒置換が可能。
分析メソッドに組み込んで自動でエア抜きさせることもできます。

価 格（税込）

Smash-SPE NH2

Smash-SPE

メンテナンス

入数/箱Smash-SPE C18

固相ミニカートリッジ

エア抜き

Beyond your Imagination

品

シリンジ交換型番仕様価格（税込）

SGI用シリンジ 250uL XP/XCPB-1010-007¥15,400

シリンジポンプ用バルブ

AB-4040-016¥55,000

1-6ポート

R100用ﾉｽﾞﾙ配管 4本入

RA-3040-001

ID0.35mm×1500mm

R100溶媒瓶用配管 15本入RA-3040-043

ID0.5mm×700mm¥8,580R100用溶媒瓶 250uL 4本入

RB-5010-200

250uL¥10,120

SGI・R100用バッテリー アーム用 4本入

PB-4040-004¥22,000

ロボット用メモリーバッテリー

AB-4040-024¥6,600品

名

バイアル※画像は開発中のものです

原寸大¥10,560

推奨品リストシリンジ交換は工具不要で簡単作業。
ソフトウェアから操作手順を確認可能。

-5-

名

固相一個の場合

原寸大
推奨品名

不活性処理ガラスバイアル（バイアル規格：12x32mm・キャップサイズ9-425）

バイアルキャップ

広口スクリューキャップ（セプタムタイプ:スリット入りPTFE・シリコン）チップ

epTIPSスタンダード0.5-20μL用

固相を二個連結した場合-6-