マ ル チレー ザ ー 搭 載
計 測 グ レ ード の 高 精 度 3 D ス キャ ナ ーFreeScan UE Pro
FreeScan Combo

FreeScan Trio
FreeScan Trak Pro2

高 精 度 が 求 めら れ る 検 査・計 測 に
SHINING 3Dは、3Dスキャニング分野で多数のコア技術を保有する先端テ

Hybrid Light Source and Multifunctional

クノロジー企業です。ブルーレーザーやVCSEL、フォトグラメトリーなど、

Handheld 3D Scanner

様々なデジタイジング技術を用いて、ハンドヘルド型からワイヤレスCMM

Delight the Metrology Scanningシステム、自動検査装置などの製品を擁し、航空宇宙、自動車、ロジスティク
ス、電力、製造業まで様々な業界・アプリケーションで活用されています。

FreeScan Combo
マ ル チレ ー ザ ー

FreeScan Trio

VCSEL光源を搭載、高 い 精 度とマーカーフリーを実 現で合 計 132本 のレー ザ ーと様々な用途に対応

フォトグラメトリーを搭 載した
フラッグシップ モデ ル

193×63×53mm▶ 複数クロススキャンモード
▶ シングルスキャンモード

331×120×76mm▶ ファインスキャンモード
▶ VCSELスキャンモード

▶ 98本のレーザーラインによるマーカーフリースキャン▶ 複数クロススキャンモード

13本クロスレーザー▶ ファインスキャンモード

7本平行レーザー▶ シングルスキャンモード

▶ フォトグラメトリー機能搭載

FreeScan UE Pro
高 精 度 ス キャンに 対 応した マ ル チレー ザ ーと搭載で、大 型ワークまで 正 確 にス キャン
298×103.5×74.5mm▶ 複数クロススキャンモード
▶ シングルスキャンモード
▶ ファインスキャンモード

▶ フォトグラメトリー機能搭載

13本クロスレーザー
1本シングルレーザー
5本平行レーザー

1本シングルレーザー

FreeScan Trak Pro2
トラッカーシステム採 用
4M のスキャンエリア
大型ワークを高速測定

281×283×290mm▶ 複数クロススキャンモード

▶ シングルスキャンモード
▶ ファインスキャンモード

50本クロスレーザー
1本シングルレーザー
7本平行レーザー

13本クロスレーザー
1本シングルレーザー
7本平行レーザーSHINING 3D

Feature業 界 初 の マ ーカーフリー
ハンドヘ ルドレー ザ ー スキャナ ー

02

FreeScan Trioは、SHINING3D独自のインテリジェントセルフポジショニ

ビルトインフォトグラメトリー機能
FreeScan Trioに搭載されたフォトグラメトリー機能は、コードターゲッ

ング技術を採用しており、マーカーレスのレーザースキャンを実現しました。

トを使用せずに最大0.02mm+0.015mm/mの容積精度を実現。

3つの高解像度カメラと合計132本のレーザーを搭載、4つの測定モード

大きな対象物をスキャンする場合にも、優れた精度を確保できます。

(98ラインモード/複数クロススキャンモード/ファインスキャンモード/シングルスキャンモード)とフォトグラメトリー機能を備えています。
小型から大型まで様々なサイズの対象物をスキャン可能で、TPOに応じてス

素 早 いスキャンと優れた操作性

ピード優先、精度優先など、最適なスキャン方法を選択できます。

650×580mmの広いシングルスキャン範囲と最適化されたソフトウェアアルゴリズムを組み合わせることで高速かつスムーズなスキャンを実現します。

Feature01

98本のレーザーによるマーカーフリースキャン
業界最多の98本のブルーレーザーを使用することで、ブルーレー

Featureザーでは異例のマーカーフリースキャンを実現しました。

ブルーレーザーの特性により、黒などの暗色ワークや、反射/光沢を持つモデルもマーカーレススキャンが可能。

秒間最大3,010,000ポイントの処理能力で、ワークフローを効率化します。

複数クロスレーザーモードでは高精度に重点を置き、0.02mmの精度で品質管理、検査などの高い精度を要求するニーズに応えます。

98本レーザーライン ： マーカーフリー、最大3,010,000ポイント/秒のスキャン速度
13本レーザーライン ： 650×580mmのシングルスキャン範囲
7本平行レーザー

03

高 精 度で正 確なデ ータを取得： 5MPのカメラを使用して細かいディティールまで取得

1本シングルレーザー ： 深い穴や入り組んだ部分まで取得可能

高解像度で細かいディティーまで再現
ディープホールに適したシングルレーザーを搭載
ファインスキャンモードでは、5MPの高画素カメラによって、最小0.01mmの解像度で微細なディティールを取得します。
シングルレーザーモードでは、レーザー光源との距離と角度の小さいカメラのみを使用することで、深い穴やポケット状のエリアをしっかりと形状取得することができます。

SHINING 3DFeature

高精度な品 質 検 査・計 測 に

02

FreeScan UE Proは、計測器レベルのスキャンを可能にする、高精度3D

複 数 のレー ザ ーモードを搭載
大きな対象物を素早くスキャンする13本のクロスレーザー、細かスキャナーです。

い部分をスキャンする5本の平行レーザー、深い穴やポケットエリ

従来機種から軽量化を図りながら、高精細なスキャニング性能と、大型対象アのスキャンに適したシングルレーザーを搭載。

物のスキャンデータの正確な処理も得意としています。
13+5+1本のブルーレーザーとフォトグラメトリー機能を搭載していること優れた操 作 性で、スピード、正確さ、ディテールが格段に向上しました。さまざまな対象物をスキャンすることができるので、検査・リバースエンジニアリング・アディ

軽量で人体工学に基づいたデザインを継承し、ユーザーフレンドティブマニュファクチャリングなどの多くのアプリケーションに対応します。

リーなスキャンソフトウェアなので、誰でも簡単に操作が可能です。

Feature01

計 測グレードの 高 精 度0.02mmまでの精度を実現し、安定した性能で高精度のスキャン結果が得られます。

グローバ ルプレジションコントロー ル
フォトグラメトリー機能を統合し、別形式で保存したマーカーデータ

Feature03

幅 広 い 対 象 物に対応
黒色や反射する対象物でも問題なくスキャン可能。より効率的なプロセスでスキャンを進めることができます。

を読み込む必要がなく、素早くマーカーの空間位置を取得します。

より高精度で細かな
特 許 技 術 の スケ ー ル バ ー 付 属
フォトグラメトリーを使用する際基準として機能し、精度を保持します。

ディテールをスキャン
高解像度なカメラと5本の平行レーザーにより、FreeScan UE
Proは複雑な形状の対象物のスキャンを可能にし、正確に細かなディテールを取得します。

SHINING 3D

Featureブ ル ーレー ザ ーと
V C S E L 光 源（ 赤 外 線レー ザ ー ）の
軽 量 な 高 精 度 3 D スキャナ ー02

V C S E L 光 源（ 赤外線レーザー）搭載
VCSELスキャンモードでは、マーカーなしでより速くスキャンがFreeScan Comboは、小型でありながら高速かつ高精度なスキャンを実可能です。赤外線レーザーにより、反射のある暗い色のワークで現する、品質検査・計測グレードの高性能3Dスキャナーです。

も優れたスキャン品質を発揮します。
光源が目に見えないため、人体を安全かつ快適に3Dスキャンで13+7+1本のブルーレーザーと、VCSEL光源（赤外線レーザー）を搭載してき、可視光LED光源では難しい髪の毛もスキャン可能です。

います。4つのスキャンモードを備え、レーザーモードでは0.02mm、VCSEL光源（赤外線レーザー）モードでは最大2,250,000点/秒の高速スキャンを実現します。
また、シングルスキャンモードによるポケットエリアのスキャン、VCSEL光源を使用したマーカーレススキャンにも対応し、暗色のワークのスキャンも可能です。全長193mm、重量わずか620gの小型・軽量なボディは高い可搬性を有します。

Feature01

３つのレー ザ ースキャンモード大きな対象物を素早くスキャンする13本のクロスレーザー、細かい部分をスキャンする7本の平行レーザー、ポケットエリアのスキャンに適したシングルレーザーを搭載します。

深穴も素早くスキャン
深い穴やポケット形状をスキャンするためのシングルスキャン

Feature03

最 高 0.02mmの 高精度ブルーレーザーを使用したスキャンモードでは最高0.02mmの高精度を実現します。

モードを搭載しています。
レーザー光源とレンズの角度が最適化されたことで、深穴のスキャンにも容易に対応が可能です。

小 型・軽 量ボディで高速スキャン
本体サイズ193mm×63mm×53mm、重量620gの小型・軽量ボディで、持ち運びや操作性に優れています。取り回しがよく、高速スキャンに対応した処理性能により様々なシーンで3Dスキャンが活用できます。

SHINING 3D

Feature高 精 度と安 定した 繰り返し精 度を実 現したメトロジ ー グレード
トラッカー スキャナ ー

02

幅広いマテリアルを高速スキャン
50本のレーザーを使用することで最高3,070,000ポイント/秒のスキャン速度を実現。黒色や反射するマテリアルもスキャンできます。

合計58本のブルーレーザーを搭載し、最高3,070,000ポイント/秒のスキャンスピードを実現しました。大きな対象物に対してもトラッカーを使用することでマーカーレスでスキャンすることができます。
航空宇宙/自動車産業/鉄道/エネルギー分野など中〜大型の対象物に対し信 頼 の 高 精 度スキャンて精度を担保したままフレキシブルに対応可能なスキャナーです。

Freescan Trak Pro2は0.023mmという高精度でメトロジーグレードの 測 定 結 果を実 現します。IS O 1 7 0 2 5 認 定ラボでV D I / V D E 2 6 3 4Part 3に準拠した校正結果を提供いたします。

Feature01

トラッカーによるマーカーレススキャン
リアルタイムにトラッカーがスキャナー・マーカーの位置をトラッキングするため、対象の移動や振動などの影響を受けずに測定可能です。

Feature03

大きなオブジェクトもスムーズにスキャン
複数のトラッカーを使用する場合にも対応しており、大きなオブジェクトに対して置き換えを行うことなくスキャンが可能です。

使 い 分けられる2 種 類 のモードトラッカーを使用するモードと、スキャナー単体の使用モードの2種類に対応しており、対象の大きさや精細さによって切り替えることができます。

S o f t war e

ソリッド 対 応 リバ ースモ デ ラ

スキャンデ ータから
設 計 用 C A Dデ ータを高 速リバ ー ス

統 合 型 3 D 計 測 プ ラットフォ ーム

シンプ ル で 強 力 な 3 D 計 測ソフトウェア
Geomagic

Geomagic

Control X ™ は、簡単な操作で業界最高の機能を提供する包括的な計測ソフトウェアプラットフォームでDesign X™ は、3Dスキャナーで得られたす。検査フローの設定を行えば、トレーサブルで繰り返し使ポリゴ ンデ ー タ（ 点 群 ）から 、寸 法 の 定 義 や 編 集 を 行 い用できる検査ワークフローが構築できます。素早く正確にCADデータを作成することができる唯一のリバースエン

様々な情報を出力する検査レポートを分析することで、あらジニアリング用3Dモデリングソフトウェアです。

ゆる製造現場で品質と生産性と生産性を向上します。

汎 用 的なC A Dソフトウェアと互 換 性 の あるフィーチャーベースのソリットモデルを作成することができます。

検 査 工 程 を 革 新 する

検 査 結 果 からすぐに 問 題 点 を 把 握 する

適 切 なデ ー タを 効 率 的 に伝 達 する

プ ロジェクト の 要 求 に 応 える 数 々 の 機 能

新しいユーザーインターフェースと革新的な計測

Result Navigatorは、複数の結果を同時に比較

レポート機能では好きな視点の画像を取り込んだ機能により、ユーザーのワークフローに合わせたしながら、部品間、もしくは時系列で起こる品質問り、デザインを確認しながら作れるため、グラフィカ

SOLIDWORKS 、Siemens NX 、Autodesk Inventor 、PTC Creo などのよく広範なツールセットは、信頼のCAD機能、業界最高峰のスキャンデータ処理機能なプロセスの自動化から、その場で欲しい寸法を素題を調査することができます。そのため、的確なルで伝えやすいレポートが作成できます。また、規知られたCADソフトウェアに直接データ転送します。
このLive Transfer機能は、作ど、様々なプロジェクトに適用するために必要な能力を備えています。数十億点も早く計測する手軽な検査まで使いやすさと包括的対策をとるための情報を分析結果から効果的に定に合わせてカスタマイズした表示スタイルにす成したモデルの形状情報だけではなく、フィーチャー履歴やパラメーターなどの設計のスキャン点群を処理し、メッシュ化などの必要なく直接点群からCADモデルの作な機能を提供します。

導き出します。

ることも可能です。

情報を転送し、CADで最初からモデリングしたかのような環境で作業ができます。

成が行える機能もあります。

迅 速 に か つ 簡 単 に 得ら れる 機 能 性

信 憑 性の高い 検 査 結 果を提 供

C A Dソフトウェアと同じ 手 順

強 力かつ 柔 軟に

C A D 経 験 者ならすぐに使 い 始めることが 可 能です。洗 練されたユー ザインタ

ソリッドモデリング、先進のサーフェス変換、メッシュ編集および点群処理が一つのフェースは今まで以上に使いやすく、早く正確にモデルを作り上げることができるプラットフォーム上で統合された唯一のソフトウェアです。構築された3Dモデルはようにできています。

製造にそのまま利用することができます。

お使いのC AD環 境に適 応

workflow

点 群・メッシュ○スキャニング

ユ ー ザ が 自 由に測 定をしても 、システムが そ のNIST-PTBで認証された計算アルゴリズムによりデータ構造や手順をバックグラウンドで同期させプロセス全体を通じて信憑性の高い検査結果を迅把握しておくことで、再現性のある編集可能な検査速に提供し、トレーサビリティを備えた検査フロープロセスとして管理できます。

を構築します。

workflow

点 群・
メッシュ処 理ポリゴ ン/メッシュ最 適 化

エラー や 穴 のな い メッシュ
○3 Dプリント 、解 析○ファイル 読 み 込 み

入力

検査○スキャナーとの 直 接 連 携○ C A D を 活 用した 寸 法 測 定とG D & T○ わかりやすいレポート 作 成○ 事 前 設 定した手 順 に 沿った ガイド 機 能○複数結果の分析○カスタマイズ可能 なテン プレ ート○ 柔 軟 な プ ロ ービ ング 計 測ツール

○ 同 期 され た 検 査 プ ロセス○ワークフロ ー に合 わせ たプ ロ ービ ング プ ロセス

メッシュに 忠 実 な自動曲面作成

メッシュフィット
高 精 度データ変 換○ C A D システム
○ 製 造 、解 析設 計 に 必 要 なフィー チャーとパラメータを抽 出○ 作 成したモデル の 偏 差 解 析

パラメトリックモデリングフィー チャー ベースC A D モデル

レポート/傾 向 分 析○ 原 因 分 析&トレ ーサビリティ

製品仕様

P r oduc t Specific a tion s

機種名スキャンモード
光源

Fr eeScan Trio

Fr eeScan UE Pr o

複数クロススキャンモード

シングルスキャンモード

ファインスキャンモード

98ラインモード

複数クロススキャンモード

シングルスキャンモード

ファインスキャンモード

13本クロスレーザー

1本シングルレーザー

7本平行レーザー

98本レーザー13本クロスレーザー

1本シングルレーザー

7本平行レーザー-

0.02mm3D精度

0.02mm3,010,000ポイント/秒

スキャンスピード
焦点距離

300mm

1,850,000ポイント/秒

200mm

300mm

300mm

200mm

被写界深度

360mm

170mm‑680mm

ポイント距離0.01-3mm-

シングルスキャン範囲

650×580mm

600mm×550mm

フォトグラメトリー機能

内蔵

内蔵

0.02mm+0.03mm/m(マーカー使用時) / 0.02mm+0.015mm/m(フォトグラメトリー使用時)

0.02mm+0.03mm/m(マーカー使用時) / 0.02mm+0.015mm/m(フォトグラメトリー使用時)

レーザークラス

クラス2

クラス2

インターフェース

USB3.0USB3.0

製品寸法

331×120×76mm

298mm×103.5mm×74.5mm

製品重量985g

840g

使用電力

12V、5.0A

12V、5.0A

動作温度範囲0〜40℃-20〜40℃

動作湿度範囲10〜90℃

10〜90%

CE / FCC / ROHS / WEEE / KC / FDA / UKCA / IP50

-OS : Windows10/11、64bit / CPU : i7-10700 / GPU : GeForce RTX3060 6GB / メモリ : 64GB

OS : Windows10/11、64bit / CPU : i7-8700 / GPU : GeForce RTX3060 6GB / メモリ : 32GB

容積精度

認定資格
推奨PCスペック

Fr eeScan Combo

機種名
スキャンモード
光源

複数クロススキャンモード

シングルスキャンモード

ファインスキャンモード

13本クロスレーザー

1本シングルレーザー

7本平行レーザー

容積精度
レーザークラス
インターフェース

シングルスキャンモード

ファインスキャンモード

25本クロスレーザー

1本シングルレーザー

7本平行レーザー-0.023mm

0.025mm1,860,000ポイント/秒

2,250,000ポイント/秒

3,070,000ポイント/秒

100measurement/s

300mm

300mm

-

360mm

200-1240mm

400mm

-

520mm×510mm

430mm×430mm

650mm×580mm-

0.02mm+0.033mm/m

0.05mm+0.1mm/m

9.6m3 : 0.062mm / 17.6m3 : 0.072mm / 0.044mm+0.012mm/m（フォトグラメトリー使用時）

-

クラス2

クラス1

クラス2

300mm

シングルスキャン範囲

複数クロススキャンモード

-スキャンスピード

被写界深度

VCSELスキャンモード
（赤外線）

Fr eePr obe（オプション）

0.02mm3D精度

焦点距離Fr eeScan Tr ak Pr o2

200mm

USB3.0USB 3.0 / IEEE802.11n/ac / IEEE802.3ab

製品寸法193mm×63mm×53mm

FreeTrak : 1079×237×110mm / TE25 : 281×283×290mm

製品重量620g

FreeTrak : 7.2kg / TE25 : 1.47kg

70×150×340mm

使用電力

12V、5.0A

24V、3.75A

0.5kg

動作温度範囲-20〜40℃-10〜40℃

3.7V電池動作湿度範囲10〜90%

10〜90%

推奨PCスペック

OS : Windows10/11、64bit / CPU : i7-8700 / GPU : GeForce RTX3060 6GB / メモリ : 32GB

※ISO 17025取得ラボにてVDI/VDE 2634 Part 3規格に基づく

OS : Windows 10 Pro (64-bit) / Windows 11 Pro (64-bit) / CPU : 13th Gen Intel (R) Core (TM) i7-13650HX 2.6 GHz以上;
GPU : NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 以上 / メモリ : DDR5 dual-channel 64GB 以上

h t t p s : // 3 d p r i n t e r. c o . j p

日 本 3 D プリンタ ー 株 式 会 社

SHINING3D 日本正規代理店

本 社〒1 0 4 - 0 035
東 京 都 中 央 区 晴 海４丁 目７-４ C R O S S D O C K H A R U M I 1 階TEL

03 - 3520 - 8928（ご購入、企業に関するお問い合わせ)FAX

03 - 6800 - 7771

MAIL

info@3dprinter.co.jp

西日本事業所〒5 4 1 - 0 047
大 阪 府大 阪 市 中 央 区 淡 路 町3-2-10 ステラ淀屋橋8F
TEL

06 - 6755 - 8897（ご購入、企業に関するお問い合わせ)