総合カタログ
Vol.14

Measuring Instruments
燃焼排ガス分析計
マノメータ
ガス検知器
ボイラ用メンテナンス品

ホダカ株式会社

INDEX
機種別性能比較表

P3−4

のご案内

P5−6

燃焼排ガス分析計

HT-1200N/1200NT

HT-1210N/1210NT

O2 ℃

CO ℃

P11−14

P7−10

リニューアル
HT-1300Z

HT-2700N

O2 CO NO(x) NO2 SO2O2 CO NO(x) NO2 SO2

℃ hPa

CO2
℃ hPa

P21−26

P15−20ガス分析計

HT-2900

O2 CO NO(x) NO2 SO2HC CO2 ℃ hPa

リニューアル
HT-2700N バイオガスモデル

O2 CO2 CH4 H2S℃ hPa
P27−32

P33−361

性能比較表

機種別性能比較表

レンタル

のご案内

デジタルマノメータ

HT-1200N

燃焼排ガス分析計

デジタルマノメータ
HT-1700

デジタルマノメータ
HT-1500N シリーズ

HT-1210N

P39−40HT-1300ZP37−38

HT-2700

圧力切替器
HT-1100

HT-2900
HT-2700BIO

P40

ガス分析計

可燃ガス用ガス検知器
リーケーターJr．
HT-4500

HT-1500N

P41

HT-1700

デジタルマノメータ

ガス検知器
HT-4300

P41

P42

ガス検知器

スモークテスタ

P42

ボイラ掃除剤
スートクリーン
HT-4200

ガス検知器

スス濃度計
スモークテスタ
HT-1850

圧力切替器

圧力切替器

スス濃度計
スモークテスタスートクリーン

ボイラ掃除剤
スートクリーン2

燃焼排ガス分析計

HT-1200N

HT-1200NT

HT-1210N

HT-1210NT

P7−10

P7−10

P11−14

P11−14

●

●
●

●

せ

せ

せ

-

-

-

-

○

○

○

○

排ガス温度（0 〜 650℃）

○

●

○

●

排ガス温度（0 〜 1100℃）

○

○

○

○

型式
掲載ページ
O2
CO（H2 補償付き）
高濃度CO
NO
低濃度NO
NO2
計測項目

SO2
H2S
せ

H2
CO2（赤外線センサ）
HC・CO・CO2
赤外線センサユニット
CO2・HC（CH4）赤外線センサユニット
周囲温度
ドラフト・圧力（差圧）CO2・空気比・機能・演算項目

CO2・空気比

燃焼効率・排ガス損失 COピーク値・平均値
露点温度

COピーク値・平均値
せ100 データ

100 データ

100 データ

100 データ

COパージポンプ

―

―

―

―

インターバル計測

―

―

―

―

プリンタ

○

○

○

○

パソコンソフト

○

○

○

○

80×150×35mm

80×150×35mm

80×150×35mm

80×150×35mm

約 350g

約 350g

約 330g

約 330g

データロガ（本体内蔵）

その他

Bluetooth
SDカード
本体外形寸法
本体重量

115,000円

定価●：標準搭載3（税込 126,500 円）○：オプション

129,000円（税込 141,900 円）

152,000円（税込 167,200 円）

166,000円（税込 182,600 円）

機種別性能比較表
性能比較表
レンタル

HT-2700N

HT-2700N

HT-2900

バイオガスモデル

P15−20

P15−20

P15−20

P15−20

P15−20

P21−26

P27−32

P33−36

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●
●

●

○

○

○

●

○

○

●

○

○

●
●

HT-2700N○

HT-1300Z●

HT-1210N

P15−20●HT-1200N

HT-1300Z typeS HT-1300Z typeA HT-1300Z typeB HT-1300Z typeC HT-1300Z typeD HT-1300Z typeE

●

せ

せ

せ

せ

せ

-

-

-

-

-

-

○

○

○

○

-

-

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CO2・空気比・CO2・NOｘ・空気比・

CO2・NOｘ・空気比・ CO2・NOｘ・空気比・

CO2・NOｘ・空気比・ CO2・NOｘ・空気比・

CO2・NOｘ・空気比・

燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失 燃焼効率・排ガス損失

空気比

露点温度・O2 換算

露点温度・O2 換算

露点温度・O2 換算値

露点温度・O2 換算

露点温度・O2 換算

露点温度・O2 換算

露点温度・O2 換算

100 データ

100 データ

100 データ

100 データ

100 データ

100 データ

16,000 データ

16,000 データ

○

●

●

○

○

―

―

―

―

―

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
●

●

●

圧力切替器

露点温度・O2 換算値●

HT-1500N○

HT-1700○

CO2・空気比・HT-2700N BIO

せHT-2900○

16,000 データ

ガス検知器
スモークテスタ

80×210×60mm 80×210×60mm 80×210×60mm 80×210×60mm 80×210×60mm 80×210×60mm 112×244×54mm 470×314×235mm 112×244×54mm
約 680g

約 680g

約 650g

約 700g

約 700g

約 880g

約 7.4kg

約 880g231,000円

349,000円

349,000円

331,000円

512,000円

562,000円

633,000円〜

1,278,000円〜

1,400,000円

スートクリーン

約 620g（税込 254,100 円） （税込 383,900 円） （税込 383,900 円） （税込 364,100 円） （税込 563,200 円） （税込 618,200 円）（税込 696,300 円〜）（税込 1,405,800 円〜） （税込 1,540,000 円）

4

RENTAL

ホダカのレンタルシステムのご案内

今、圧倒的にレンタルにする方が増えています!!
レンタル対象機種

HT-1300Z

HT-1300N O2 CO ℃

HT-1210NT CO ℃

HT-1200NT O2 ℃

type AO2 CO NO(x) ℃

type BO2 CO 低NO(x) ℃

HT-1300Z

type C

type D O2 CO NO(x) NO2 ℃ hPa
type E

HT-2700 O2 CO 低CO 高CO NO(x)O2 高CO ℃ hPa

O2 NO(x) NO2 SO2 ℃ hPa

HT-2900 O2 CO NO(x) NO2 SO2 CO2

低NO(x) NO2 SO2 CO2

2 HC(CH4)
CO・CO・℃ hPa

2 HC(C3H8)
CO・CO・℃ hPa

5

性能比較表A

レンタル

nswersuestions

HT-1200N

Q

計測器が必要です。
でも一度に支払うには高額で…

HT-1210N

レンタルなら、
毎月の経費で処理できます。

レンタルなら、
故障した場合でも、代品をすぐに使用できます。

HT-2700N

修理期間中、
手元に計測器がなくて困ります。

HT-1300Z

固定資産になりませんので、全額経費処理ができ、事務処理もラクラクです。
1日約120円で使用することができます（HT-1200NT 1 年契約の場合）。

修理期間を待たずに、すぐに代品でレンタル継続できます。

※通常の使用方法以外の故意又は過失による故障の修理は有償となります。

HT-2900
HT-2700N BIO

レンタルなら、
メンテナンス費用はかかりません。

メンテナンス費用が負担になっています。

校正、センサ交換などのメンテナンス費用はレンタル料に含んでいますので、予想外の出費を防げます。

HT-1700

レンタルなら、
1年毎の校正費用も含んでいます。

毎年の校正、行った方が良いのは分かっていますが、費用がかさみます。

HT-1500N

1 年以上継続レンタルする時は、1 年毎に校正済の機器と入れ替えいたします。

圧力切替器

ご利用の流れ

注文書・
請求書の
取り交し

お振込

発送

6/4

6/5

レンタル開始発送の 3 日後よりレンタル開始とさせていただきます。
到着時には必ず付属品の確認、本体の作動確認をお願いします。

レンタル期間中修理が必要になったときはご連絡ください。折り返し
別のレンタル機をお届けすることができます。

レンタル満了レンタル機をご返却ください。
更新の場合は入替機を送付させていただきます。

スートクリーン

レンタルのお申込はホームページでどうぞ

翌年 6/4スモークテスタ

お申込

6/3

ガス検知器

6/2

（例：1 年契約の場合）

http：//www.hodaka-inc.co.jp

検索6

燃焼排ガス分析計

HT-1200N/1200NT

7

O2

℃

0 〜 20.9 vol%0 〜 650℃

性能比較表

プリンタ用
ロール紙
HT-1636

５ロール入りアタッシュケース
HT-1315アルミ製
外形寸法
350×460×155mm
2.9kg

パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

海外用 AC アダプタ
HT-1318

AC100 〜 240V 用

プローブハンドル
HT-7201AS

サンプリングホース長1800mmドレンポット付プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

HT-1300Z

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1210N

CO2 濃度等を演算にて表示

赤外線プリンタ
HT-1610

HT-1200N

1200N は O2、1200NT は O2・温度を計測

レンタル

オプション

HT-2900
HT-2700N BIO

空気比を手軽に計測可能

HT-2700N

燃料データが選択可能で、そのデータを基に計測した
O2 濃度から排ガス中の CO2 が演算されます。

HT-1700

O2 アラーム機能付

ガス検知器

本体に 100 データまでの保存が可能です。

圧力切替器

データロガ内蔵HT-1500N

O2 アラーム値を自由に設定可能で、設定値以下になるとアラーム音が鳴ります。

スモークテスタスートクリーン

8

仕様

計測項目
O2
酸素濃度

温度 G（K 熱電対）標準装備 ※標準プローブはどちらかひとつ
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲

0 〜 20.9vol%±0.2vol%
0.1vol%10 秒以内0 〜 650℃
0 〜 1100℃（プローブチューブによる）＊1±1℃または計測値の ±1%（0 〜 650℃）
計測値の ±2% （650.1 〜 1100℃）
0.1℃（0 〜 999.9℃） 1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃
±1℃
0.1℃

精度

温度Ａ
（Pt2000Ω）＊2

分解能
計測範囲
精度
分解能

演算項目＊3
CO2
燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
1.0 〜 50.0
0 〜 100%（Ｋ熱電対、Pt2000Ω使用時のみ）
0 〜 100%（Ｋ熱電対、Pt2000Ω使用時のみ）

本体に内蔵

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）
データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
付属品
AC アダプタ、サンプリングプローブ、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルター
部品名
部品コード 仕様、その他
サンプリングプローブ/HT-1200N HT-1029
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付）/HT-1200NT HT-1007
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃

オプション
排ガス用プローブ
ロングプローブ
HT-1235DS L=690mm φ6mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1238DS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1006LS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
プローブハンドル
プローブハンドル
HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブチューブ（プローブハンドル HT-7201AS 用）
プローブチューブ
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
（排ガス温度センサ付）
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
温度用プローブ

燃料
13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット＊その他の燃料については、お問い合わせください。

K 熱電対

HT-7233
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a

センサ
O2
温度 G
温度 A

HT-1255a
ガルバニ電池
Ｋ熱電対
白金測温抵抗体

Pt2000Ω

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋60℃
ドットマトリックス 4 行表示（4 項目同時表示）（W×H×D）80×150×35 mm
約 350g
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

HT-1256a
HT-1257a
空気温度プローブ Pt2000Ω
HT-1382
海外用 AC アダプタ
HT-1318
アタッシュケース
HT-1315
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・ HT-2084
USB 変換ケーブル付）
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙
HT-1636

L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
φ1.5×130L、0〜950℃、
気体 / 液体温度
φ3×130L、0〜400℃、
気体 / 液体 / 食品用、先尖型
130L、0〜400℃、
表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
φ4×130L、0〜650℃、
表面 / 気体 / 液体温度
0〜450℃、表面温度 磁石付
0〜180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
0〜100℃、気体温度用
AC100〜240V
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9Kg
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1
5 ロール

単 3 乾電池 4 個付き＊1：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊2：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。
＊3：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

9

HT-1200N
標準セット

HT-1200NT
標準セット

・本体
・サンプリングプローブ HT-1229DS・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

・本体
・サンプリングプローブ HT-1007
・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

定価：115,000円（税込 126,500円）

定価：129,000円（税込 141,900円）

燃焼排ガス分析計

HT-1200N/1200NT
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

HT-1200N

排ガス入口

電源ランプ

35

パソコンケーブル接続口
周囲温度センサ接続口

K

φdHT-2700N

排ガス吸引口サンプリングホース
プローブ用コーン
φ7～22

HT-1300Z

赤外線プリンタ用インターフェイス

LHT-1210N

AC アダプタ接続口

スターフィルター150

HT-2900

ドレンポットHT-2700N BIO

L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
0 〜 180 315
5−サンプリングプローブ HT-1029
1500
6−
ロングプローブ
HT-1235DS 0 〜 690 790
150080HT-1700

HT-1200NT

電源ランプ

35

AC アダプタ接続口

HT-1500N

排ガス入口

パソコンケーブル接続口

赤外線プリンタ用インターフェイス

L

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

ガス検知器

φd

サンプリングホース

圧力切替器

周囲温度センサ接続口

K

スターフィルター

スートクリーン

150
80

スモークテスタ

ドレンポット

排ガス温度コネクタ
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
5
0 〜 650
サンプリングプローブ HT-1007 0 〜 180 2901800

排ガス温度用補償導線

10燃焼排ガス分析計

HT-1210N/1210NT

11

CO
H2補償付

℃

0 〜 10000ppm

0 〜 650℃

性能比較表パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

海外用 AC アダプタ
HT-1318

AC100 〜 240V 用

プローブハンドル
HT-7201AS

サンプリングホース長1800mmドレンポット付プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

吸引フード
HT-1376

給湯機器、ストーブ用
φ5mm

HT-1700
HT-1500N
圧力切替器

本体に 100 データまでの保存が可能です。

アルミ製
外形寸法
350×460×155mm
2.9kg

HT-2700N BIO

データロガ内蔵アタッシュケース
HT-1315

HT-2900

COピーク値、平均値は自由設定で自動計算されます。
アラームは 3 段階でブザーと液晶表示でお知らせします。

５ロール入りHT-2700N

COピーク値・平均値・アラーム機能

プリンタ用
ロール紙
HT-1636

HT-1300Z

CO計測の際のH2 による干渉をなくし、より正確なCO計測が可能となっております。

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1210N

H2補償付COセンサを標準搭載

赤外線プリンタ
HT-1610

HT-1200N

1210N は CO、1210NT は CO・温度を計測

レンタル

オプション

ガス検知器
スモークテスタスートクリーン

12

仕様

計測項目

標準装備 ※標準プローブはどちらかひとつ

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度

温度Ｇ
（K 熱電対）

分解能
応答時間
計測範囲
精度

温度Ａ
（Pt2000Ω）＊3

分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 10000ppm（0.000 〜 1.000％）
計測値 =0 〜 200ppm：±10ppm
計測値 =200ppm 〜：計測値の ±5％1ppm（0.001%）
30 秒以内0 〜 650℃
0 〜 1100℃（プローブチューブによる）＊2±1℃または計測値の ±1%（0 〜 650℃）
計測値の ±2% （650.1 〜 1100℃）
0.1℃（0 〜 999.9℃） 1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃
±1℃
0.1℃

センサ
CO（H2 補償付）
温度 G
温度 A

定電位電解式
K 熱電対
白金測温抵抗体

Pt2000Ω

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）
データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
付属品
AC アダプタ、サンプリングプローブ、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルター
部品名
部品コード 仕様、その他
サンプリングプローブ/HT-1210N HT-1029
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付）/HT-1210NT HT-1007
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃

オプション
排ガス用プローブ
ロングプローブ
HT-1235DS L=690mm φ6mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1238DS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1006LS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
プローブハンドル
プローブハンドル
HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブチューブ（プローブハンドル HT-7201AS 用）
プローブチューブ
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
（排ガス温度センサ付）
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
温度用プローブ

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

本体に内蔵

作動時：0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋60℃
ドットマトリックス 4 行表示（4 項目同時表示）（W×H×D）80×150×35 mm
約 330g
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

K 熱電対

HT-7233
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a
HT-1255aHT-1256a
HT-1257a
空気温度プローブ Pt2000Ω
HT-1382
海外用 AC アダプタ
HT-1318
アタッシュケース
HT-1315
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・ HT-2084
USB 変換ケーブル付）
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙
HT-1636
吸引フード
HT-1376

L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
φ1.5×130L、0〜950℃、
気体 / 液体温度
φ3×130L、0〜400℃、
気体 / 液体 / 食品用、先尖型
130L、0〜400℃、
表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
φ4×130L、0〜650℃、
表面 / 気体 / 液体温度
0〜450℃、表面温度 磁石付
0〜180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
0〜100℃、気体温度用
AC100〜240V
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9Kg
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1
5 ロール

単 3 乾電池 4 個付き

給湯機器、ストーブ用

φ5mm＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

13

HT-1210N
標準セット

HT-1210NT
標準セット

・本体
・サンプリングプローブ HT-1229DS・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

・本体
・サンプリングプローブ HT-1007
・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

定価：152,000円（税込 167,200円）

定価：166,000円（税込 182,600円）

燃焼排ガス分析計

HT-1210N/1210NT
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

HT-1210N

排ガス入口

電源ランプ

35

パソコンケーブル接続口
周囲温度センサ接続口

K

φdHT-1300Z

赤外線プリンタ用インターフェイス

LHT-2700N

排ガス吸引口サンプリングホース
プローブ用コーン
φ7～22

HT-1210N

AC アダプタ接続口

スターフィルター150

HT-2900

ドレンポットHT-2700N BIO

品名
型式
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
サンプリングプローブ HT-1029
0 〜 180 315
51500−
ロングプローブ
HT-1235DS 0 〜 690 790
6
1500
−
80

HT-1700

HT-1210NT
HT-1210NT

電源ランプ

35

AC アダプタ接続口

HT-1500N

排ガス入口

パソコンケーブル接続口
K

赤外線プリンタ用インターフェイス

L

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

ガス検知器

φd

サンプリングホース

圧力切替器

周囲温度センサ接続口

スターフィルター

スートクリーン

150
80

スモークテスタ

ドレンポット

排ガス温度コネクタ
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
5
0 〜 650
サンプリングプローブ HT-1007 0 〜 180 2901800

排ガス温度用補償導線14

燃焼排ガス分析計

HT-1300Z

15

O2

CO

高濃度

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol％0 〜 3000ppm

NO2 SO2℃hPa

0 〜 500ppm

0 〜 650℃±100hPa

H2補償付

0 〜 4000ppm

CO

NO

低濃度
0 〜 300ppm

NO圧力切替器CO パージポンプを標準搭載

HT-1500N

手袋をしていても押しやすい、ユーザーフレンドリーな設計です。

HT-1700

大きな操作ボタン

HT-2700N BIO

バックライト付で 4 項目 / 8 項目の切替表示ができます。

HT-2900

見やすいディスプレイ

HT-2700N

オプションの圧力センサユニットを搭載することで、ドラフト圧力及び差圧の計測が可能となります。

HT-1300Z

圧力計測

HT-1210N

約 700g の超軽量となっており、サイズも 80×210×60ｍｍとコンパクトで持ち運びが楽な使いやすいハンディタイプの設計です。

HT-1200N

超軽量・コンパクト

レンタル

お客様の仕様に合わせて、最大 4 項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

性能比較表

センサを選択して最大４項目まで計測できる多分析計

CO濃度が上昇した場合に、計測を継続させながら COセンサ保護を行うパージポンプを内蔵しています。

スートクリーン

様々な場面に合わせてカスタマイズができます。

スモークテスタ

豊富なオプション

ガス検知器※HT-1300Z typeA・typeB・typeD のみ

16

センサ
搭載例

高濃度
低濃度
O2 CO CO NO NO NO2 SO2
H2補償付

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol%0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

HT-1840

HT-1841

HT-1842

HT-1843

HT-1844

HT-1845

HT-1846

typeS

typeA

typeB

typeC

typeD

typeE

O2

O2

O2

O2

O2

O2

CO

CO

CO

高濃度

CO
H2補償付

NO

NO

低濃度

サンプリング
プローブ

NO

NO2

サンプリングプローブ

サンプリングプローブ

ＣＯ
パージポンプＣＯ
パージポンプNO2

SO2

サンプリングプローブ

サンプリングプローブ

H2補償付

サンプリング
プローブ

H2補償付

H2補償付

NO

CO

ＣＯ
パージポンプ
定価：231,000円（税込 245,100円）

定価：349,000円（税込 383,900円）

HT-1300Z

・本体
・サンプリングプローブ
・AC アダプタ・ストラップ・ソフトケース・スターフィルター
・試験成績書・取扱説明書17

定価：349,000円（税込 383,900円）

定価：331,000円（税込 364,100円）

定価：512,000円（税込 563,200円）

定価：562,000円（税込 618,200円）

燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
性能比較表

オプション

レンタル

0 〜 100℃
気体温度用

ABS樹脂ケース
HT-2315

外形寸法
500×420×125mm
2.3kg

パソコン用計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

HT-2900

周囲温度センサ
HT-2305

HT-2700N

５ロール入りHT-1300Z

プリンタ用ロール紙
HT-1636

HT-1210N

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1200N

赤外線プリンタ
HT-1610圧力センサユニット
HT-2303

本体内蔵

圧力、差圧、ドラフト計測

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

スートクリーン

サンプリングホース長2700mmスモークテスタプローブハンドル
HT-7201SS
HT-7202SS

ガス検知器

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm

圧力切替器

ドラフトプローブ
HT-1050

HT-1500N

COセンサ保護HT-1700

本体内蔵

HT-2700N BIO

CO パージポンプ
HT-2321

18

仕様

計測項目

センサ

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

高濃度 CO
一酸化炭素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

低濃度 NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO2
二酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

O2
酸素濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 20.9vol%±0.2vol％
0.1vol％20 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）＊2
計測値の ±10％（2001 〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 2000ppm） 60 秒以内（2001〜 10000ppm）
0.00 〜 4.00vol%（最大許容範囲 10.00vol%）＊2±0.02vol% または計測値の ±5%（0.00 〜 2.00vol%）計測値の ±10%（2.01 〜 10.00vol%）0.01vol%
60 秒以内（0.00 〜 2.00vol%） 100 秒以内（2.01〜10.00vol%）0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm）＊2
計測値の ±10％（1001 〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 300ppm±2ppm（0.0 〜 39.9ppm）
計測値の ±5％（40.0 〜 300ppm）
0.1ppm（0.0 〜 99.9ppm）1ppm（100 〜 300ppm）
40 秒以内0 〜 200ppm（最大許容範囲 ５00ppm）±10ppm（0 〜 200ppm）
計測値の ±10％（201 〜 500ppm）
1ppm（0.1ppm）＊3
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201 〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm）＊2
計測値の ±10％（2001 〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

演算項目＊4CO2NOx
O2 換算値
燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率
露点
mg/m3

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
0 〜演算値（O2 は設定可能）
1.00 〜 9.99
0 〜 99.9%
0 〜 100%
0 〜 100℃

燃料
13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット＊その他の燃料については、お問い合わせください。

O2
CO（H2 補償付）
CO（高濃度 CO）
NO
NO（低濃度 NO）
NO2
SO2
排ガス温度
周囲温度
圧力

ガルバニ電池定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：+0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
ドットマトリックス 8 行⇔4 行 表示切換方式（W×H×D）80×210×60 mm
約 680g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA）
内蔵ニッケル水素充電電池（最大で連続約 12 時間作動）

標準装備
本体に内蔵

付属品
部品名
サンプリングプローブ

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）、
CO パージポンプ＊5、データロガ（100 データまで保存可能）、
赤外線プリンタ用インターフェース
AC アダプタ、サンプリングプローブ、ストラップ、ソフトケース、
スターフィルター
部品コード 仕様、その他
HT-1009
L=180ｍｍ φ5mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 1500ｍｍ
HT-1011
L=300ｍｍ φ6mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 2700ｍｍ＊6HT-1012
L=300ｍｍ φ6mm / ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃ ホース長 2700ｍｍ

オプション
プローブハンドル
プローブチューブ
（排ガス温度センサ付き）

周囲温度センサ
温度用プローブ

K 熱電対

HT-7201SS サンプリングホース長 2700ｍm / ドレンポット付
HT-7202SS＊6 サンプリングホース長 2700ｍm / ドレンポット付
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7233
L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
HT-2305
0 〜 100℃
φ1.5×130L、０〜 950℃、気体 / 液体温度
HT-1252a
φ３×130L、０〜400℃、気体 / 液体 / 食品用、先尖型
HT-1253a
HT-1254a
130L、
０〜400℃、表面/亀裂/気体 /液体温度、パドル型
φ４×130L、0 〜 650℃、表面 / 気体 / 液体温度
HT-1255aHT-1256a
０〜 450℃、表面温度、磁石付
HT-1257a
０〜 180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
HT-2321COセンサ保護HT-2303
圧力、差圧、ドラフト計測
HT-1050
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
HT-2315
寸法：500mm×420mm×125mm 重量：2.3kg
HT-2084
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）

CO パージポンプ
圧力センサユニット
ドラフトプローブ
ABS樹脂ケース
計測ソフト（RS232 通信ケーブル
・USB 変換ケーブル付）
計測ソフト（ソフトウェアのみ）
HT-2074
計測ソフト（Bluetoothモジュール付）HT-1884
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙
HT-1636

Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：低濃度 NO センサを搭載の場合のみ、0.0ppm 〜 99.9ppm の計測範囲で分解能が 0.1ppm となります。
＊4：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算によって算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊5：type S、CO センサ非搭載モデルには搭載されません。
＊6：高濃度 CO/NO2/SO2 計測用です。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

19

燃焼排ガス分析計

HT-1300Z
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

本体
60

F2

HT-1300Z

F1

210

HT-1210N

80

F3F1

HT-2700N

ESC

▲

▲

▲

OK

ESC

▲

▲

HT-2900

周囲温度センサ接続口
AC アダプタ接続口
排ガス温度センサ接続口

HT-2700N BIO

Gas Draft-

P＋

圧力計測口（差圧計測時は正圧口）（オプション）
排ガス入口

サンプリングプローブ

K

φdHT-1500N

L

プローブ用コーン
φ7～22

型式HT-1011
HT-1012*L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
0 〜 300 370
62700
0 〜 650
0 〜 300 370
62700
0 〜 650

スートクリーン

品名サンプリングプローブ

サンプリングホース

スモークテスタ

ドレンポット

ガス検知器

排ガス温度用補償導線

圧力切替器

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

スターフィルター

HT-1700

ドラフト圧力計測口（差圧計測時は負圧口）（オプション）＊HT-1012 は、高濃度 CO、NO2、SO2 計測用です。

20

燃焼排ガス分析計

HT-2700N

21非分散型赤外線方式による CO2 の実測が可能
性能比較表

オプションの CO2 ベンチをご利用いただく事で、CO2 値の実測が可能です。

レンタル

最大６項目まで計測できる多分析計

HT-1200N

お客様の仕様に合わせて、最大６項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

HT-1210N

センサを選択して用途に合わせた仕様を実現可能

HT-1300Z

標準搭載の O2 に加えて、オプションで CO、高濃度 CO、NO、低濃度 NO、
NO2、SO2、CO2（NDIR）センサの搭載が可能です。

HT-2700N

圧力・差圧計測

HT-2900

ドラフト圧力及び差圧の計測が可能です。
オプションの流量演算ソフトを使用することで、流速及び流量を表示できます。

HT-2700N BIO

カラー液晶表示のディスプレイ

HT-1700

カラー液晶、バックライト付の見やすいディスプレイです。
２⇔４⇔７項目の切替表示ができます（排ガス計測時）。

HT-1500N

トレンドグラフ表示

圧力切替器

計測値のトレンドグラフ表示が可能になりました。
値の変化が視覚的に分かりやすくなります。

ガス検知器

CO

0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol％NO
0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

NO2 SO2 CO2
非分散型赤外線方式℃

hPa

0 〜 500ppm

0 〜 20.00vol％0 〜 650℃±100hPa

H2補償付

0 〜 4000ppm

CONO

スートクリーン

ロングライフ低濃度

スモークテスタ

O2

高濃度

22

センサ
塔載例

低濃度
O2 CO 高濃度NO
CO
NO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol%0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

0 〜 20.00vol%標準搭載

HT-2706

HT-2723

HT-2707

HT-2724

HT-2708

HT-2722

HT-2726

非分散型赤外線方式

O2/CO/CO2 計測仕様

定価：1,030,000円（税込 1,133,000円）

O2 CO CO2

ロングライフ

H2補償付

O2/高濃度CO/CO2 計測仕様

O2

高濃度

CO

CO2

サンプリングプローブ

定価：1,098,000円（税込 1,207,800円）

サンプリングプローブ

5成分計測仕様 O2/CO/NO/NO2/SO2※O2 はロングライフセンサではありません。

定価：1,371,000円（税込 1,508,100円）

O2 CO NO NO2 SO2

ロングライフ

H2補償付

6成分計測仕様 O2/CO/NO/NO2/SO2/CO2

サンプリングプローブ

定価：1,611,000円（税込 1,772,100円）

O2 CO NO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

HT-2700N
標準セット
・本体
・サンプリングプローブ
・AC アダプタ
・圧力計測用ホース・キャリングストラップ
・テストキャップ
・ABS 樹脂ケース
・スターフィルター
・試験成績書・取扱説明書23

サンプリングプローブ

燃焼排ガス分析計

HT-2700N
性能比較表

オプション

レンタル

５ロール入り周囲温度センサ
HT-2305

0 〜 100℃
気体温度用

本体内蔵

一定時間ごとのデータの保存が可能

流量演算ソフトHT-2747

本体内蔵

流速、流量を演算する
ソフトウェアピトー管 HT-3052

L=500ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3053

L=850ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3054

L=1000ｍｍ φ8mm

CO パージポンプ
HT-2721

本体内蔵

COセンサ保護用

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

ガス検知器

サンプリングホース長2700mm

圧力切替器

プローブハンドル
HT-7205

HT-1500N

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm

HT-1700

ドラフトプローブ
HT-1050B

HT-2700N BIO

L=300ｍｍ φ6mm

HT-2900

ピトー管 HT-3051

HT-2700N

自動計測ソフトHT-2746

HT-1300Z

プリンタ用ロール紙
HT-1636

HT-1210N

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1200N

赤外線プリンタ
HT-1610

スモークテスタスートクリーン

24

仕様

計測項目

燃料

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

高濃度 CO
一酸化炭素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO

分解能
応答時間
計測範囲

一酸化窒素濃度精度

低濃度 NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

2
O2 / O（ロングライフ）
酸素濃度

分解能
NO2
二酸化窒素濃度

応答時間
計測範囲
精度

SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

CO2
二酸化炭素濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 21.0vol%±0.3vol％
0.1vol％30 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内 (0 〜 2000ppm） 60 秒以内 (2001〜 10000ppm）
0.00 〜 4.00vol％（最大許容範囲 10.00vol％）±0.02vol％または計測値の ±5％（0.00 〜 2.00vol％)＊2
計測値の ±10％（2.01〜 10.00vol％）1ppm または 0.01vol％（0 〜 10000ppm）0.01vol％（10000ppm 〜）
60 秒以内（0.00 〜 2.00vol％） 100 秒以内（2.01〜10.00vol％）0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm)＊2
計測値の ±10％（1001〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 300ppm±2ppm（0.0 〜 39.9ppm）
計測値の ±5％（40.0 〜 300ppm）
0.1ppm
40 秒以内0 〜 200ppm（最大許容範囲 500ppm）±10ppm（0 〜 200ppm)
計測値の ±10％（201〜 500ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）
0.00 〜 20.00vol％±0.50vol％または計測値の ±5％＊2
0.01vol％
40 秒以内（1.40 〜 20.00vol％） 60 秒以内（0.00 〜 1.39vol％）±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

13A、12A、6C、5C、5B、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ユーザー設定燃料＊その他の燃料については、お問い合わせください。

センサ
O2
CO（H2 補償付）
高濃度 CONO
低濃度 NO
NO2
SO2
CO2
排ガス温度
周囲温度
圧力

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：＋5℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
TFT カラー液晶 7 行 ⇔ 4 行 ⇔ 2 行 表示切替方式（W×H×D）112×244×54 mm
約 880g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA）
リチウムイオン充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

標準装備
本体に内蔵
付属品
部品名
サンプリングプローブ

ポンプ、mini-USBインターフェース、データロガ（16,000 データまで保存可能）、
赤外線プリンタ用インターフェース、SDカードインターフェース
AC アダプタ（USB ケーブル込）、サンプリングプローブ、ドレンポット、SDカード（8GB）、
スターフィルター、ショルダーストラップ、圧力計測用ホース、ABS 樹脂ケース
部品コード 仕様、その他
HT-1010
Ｌ=300mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
ホース長 2700mm

オプション
プローブハンドル
プローブチューブ

ドラフトプローブ
周囲温度センサ
自動計測ソフト
流量演算ソフト＊4
ピトー管

演算項目＊3
CO2（CO2 センサ非搭載のみ） 0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
NOx
0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
O2 換算値
0 〜演算値（O2 は設定可能）
燃焼空気比1.00 〜 19.9
排ガス損失
0 〜 99.9%
燃焼効率
0 〜 100％
露点0〜
流速
3 〜 100 m/s
流量
0 〜演算値

ガルバニ電池（ロングライフセンサの場合は定電位電解式）
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
非分散型赤外線方式
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

CO パージポンプ
赤外線プリンタ
プリンタ用ロール紙

HT-7205
HT-7230
HT-7235
HT-7232
HT-7233
HT-1050B
HT-2305
HT-2746
HT-2747
HT-3051
HT-3052
HT-3053
HT-3054
HT-2721
HT-1610
HT-1636

サンプリングホース長 2700mm
Ｌ=300mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=500mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=750mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=750mm φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
0 〜 100℃
一定時間ごとのデータの保存が可能
流速、流量を演算するソフトウェア
Ｌ=300mm φ6mm
Ｌ=500mm φ6mm
Ｌ=850mm φ6mm
Ｌ=1000mm φ8mm
COセンサ保護用
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊4：流量演算ソフトを選択された場合、ピトー管 HT-3051 〜 HT-3054 が必要となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

25

燃焼排ガス分析計

HT-2700N
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N
HT-1210N
HT-1300Z
HT-2700Ｎ
HT-2900
HT-2700Ｎ BIO
HT-1700Ｋ

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

圧力切替器

φd

Ｌ

HT-1500N

サンプリングプローブ

ガス検知器

排ガス温度用補償導線

スモークテスタ

型式
品名
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
サンプリングプローブ HT-1010 0 〜 300 370
62700
0 〜 650

スートクリーン

サンプリングホース

26

燃焼排ガス分析計

HT-2900

27

リモートコントロールユニット付

HT-1200N

お客様の仕様に合わせて、最大８項目までのセンサが搭載可能です。

レンタル

最大８成分のガス分析が可能。燃焼設備の開発・研究に最適。

性能比較表

離れた場所からでも、計測値の確認や本体の操作が可能です。カラー液晶で 2 項目 /６項目の切替表示ができます。

HT-1210N

自動計測機能付き

HT-1300Z

計測時間と計測間隔を設定して、自動で計測・保存ができます。
保存したデータは SD カードに転送し、容易にパソコンで確認ができます。

HT-2700N

プリンタ内蔵
計測したデータを現場で即プリントアウトできます。

HT-2900
HT-2700N BIO

ケース・本体一体型
ケースを開けてすぐ計測にとりかかれます。

HT-1700
HT-1500N

ガス前処理装置※オプション
ガス前処理装置でサンプリングガスの水分を除去し、ドレン水は自動的に本体外部に排出されます。

圧力切替器

CO

0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

NO NO2 SO2

H2補償付

0 〜 3000ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

非分散型赤外線方式

非分散型赤外線方式

0 〜 20.00vol％0.2 〜 10vol％0 〜 20vol％0 〜 2.5vol%

CO・CO2・HC(C3H8) ℃
非分散型赤外線方式

0.2 〜 10vol％ 0 〜 20vol％0 〜 5000ppm

0 〜 650℃

hPa±100hPa

スートクリーン

CO2 CO・CO2・HC(CH4)

スモークテスタ

O2

ガス検知器

ロングライフ28

HT-2900
標準セット
・本体
・リモートコントロールユニット（スタンダードモデル）

・サンプリングプローブ
・AC アダプタ
・圧力計測用ホース
・テストキャップ
・スターフィルター
・プリンタ用ロール紙（1 個）・試験成績書・取扱説明書センサ
塔載例

O2 CO NO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 3000ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

0 〜 20.00vol%標準搭載

HT-2906

HT-2907

HT-2908

HT-2922

HT-2926

非分散型赤外線方式

CO・CO2・HC(CH4) CO・CO2・HC(C3H8)
非分散型赤外線方式

0.2 〜 10vol%0 〜 20vol%非分散型赤外線方式

0 〜 2.5vol%0.2 〜 10vol%0 〜 5000ppm

0 〜 20vol%HT-2943

HT-2944

5成分計測仕様・ガス前処理装置付 O2/CO/NO/NO2/SO2

定価：2,178,000円（税込 2,395,800円）

O2 CO NO NO2 SO2

ロングライフ

H2補償付

プローブ
ハンドル

プローブ
チューブ

6成分計測仕様・ガス前処理装置付 O2/CO/NO/NO2/SO2/CO2 定価：2,418,000円（税込 2,659,800円）

O2 CO NO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

プローブ
ハンドル

プローブ
チューブ

8成分計測仕様・ガス前処理装置付 O2/CO/NO/NO2/SO2/CO・CO2・HC（CH4）定価：2,878,000円（税込 3,165,800円）

O2

CO NO NO2 SO2
H2補償付

プローブ
ハンドル

プローブ
チューブ

CO・CO2・HC(CH4)※O2 はロングライフセンサではありません。

8成分計測仕様・ガス前処理装置付 O2/CO/NO/NO2/SO2/CO・CO2・HC（C3H8）定価：2,878,000円（税込 3,165,800円）

O2

CO NO NO2 SO2
H2補償付

プローブ
ハンドル

CO・CO2・HC(C3H8)※O2 はロングライフセンサではありません。

29

プローブ
チューブ

燃焼排ガス分析計

HT-2900
性能比較表

オプション

レンタル

５ロール入り推奨 OS：Windows 7/8.1/10
mini-USB ケーブル付

Bluetoothモジュール
HT-2933

本体内蔵

計測ソフト用

流量演算ソフトHT-2947

本体内蔵

流速、流量を演算する
ソフトウェア※機器購入時のみ搭載可能です。

L=500ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3053

L=850ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3054

L=1000ｍｍ φ8mm

CO パージポンプ
HT-2920

本体内蔵

COセンサ保護用
ソレノイドバルブ付

ガス前処理装置
HT-2971

本体内蔵

オートドレン排出ポンプ付

サンプリングチェック機能
HT-2948

本体内蔵

機器、プローブのサンプリングシステムをチェック

自動ゼロ校正機能
HT-2949

本体内蔵

設定時間ごとに自動でゼロ校正（プローブを挿入したまま可能）※高濃度 COを大気で希釈します。

※高濃度 COを遮断し、大気でパージします。

工具類を入れることができる
追加ボックス

ドラフトプローブ
HT-1050B

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm
スタンダードプローブハンドル

650℃（NicrNi thermocouple Typ K）
インコネル

1100℃（NiCrNi thermocouple Typ K）

スートクリーン

プローブチューブは、用途に応じて下記から選択可能です。
・3 種類の太さ（φ8、φ10、φ12）、・4 種類の長さ（300mm 〜 1000mm）
・2 種類の温度範囲（650℃、1100℃）

スモークテスタ

ステンレス

ガス検知器

工業用プローブはハンドルにフィルターを内蔵しています。

プローブハンドル

プローブチューブ

圧力切替器

追加アルミケース
HT-2915

HT-1500N

COセンサ保護用

HT-1700

本体内蔵

HT-2700N BIO

CO パージポンプ
HT-2921

HT-2900

ピトー管 HT-3052

HT-2700N

L=300ｍｍ φ6mm

HT-1300Z

ピトー管 HT-3051

工業用プローブハンドル

HT-1210N

パソコン用計測ソフト
Online View 2000
HT-2064

HT-1200N

プリンタ用ロール紙
HT-1636

30

仕様

計測項目

燃料

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO2
二酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

2
O2 / O（ロングライフ）
酸素濃度

CO2
二酸化炭素濃度CO
一酸化炭素濃度＊3CO2
二酸化炭素濃度

HC（CH4）
メタン濃度

CO
一酸化炭素濃度CO2
二酸化炭素濃度HC（C3H8）
プロパン濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

＊3

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 21.0vol%±0.3vol％
0.1vol％30 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 2000ppm） 60 秒以内 (2001〜 10000ppm）
0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm)＊2
計測値の ±10％（1001〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 200ppm（最大許容範囲 500ppm）±10ppm（0 〜 200ppm)
計測値の ±10％（201〜 500ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）
0.00 〜 20.00vol％±0.50vol％または計測値の ±5％＊2
0.01vol％
40 秒以内（1.40 〜 20.00vol％） 60 秒以内（0.00 〜 1.39vol％）0 〜 10vol%±0.03vol% または計測値の ±5 %＊2
10ppm（0 〜 9990ppm）0.001vol%（1.000 〜 10.000vol%）60 秒以内0 〜 20.00vol%±0.50vol% または計測値の ±5 %＊2
0.01vol%
60 秒以内0 〜 2.5vol%±0.03vol% または計測値の ±5 %＊2
0.001vol%60 秒以内0 〜 10vol%±0.03vol% または計測値の ±5 %＊2
10ppm（0 〜 9990ppm）0.001vol%（1.000 〜 10.000vol%）60 秒以内0 〜 20.00vol%±0.50vol% または計測値の ±5 %＊2
0.01vol%
60 秒以内0 〜 5000ppm±50ppm または計測値の ±5 %＊2
1ppm
60 秒以内±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

演算項目＊4
CO2（CO2 センサ非搭載のみ） 0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
NOx
0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
O2 換算値
0 〜演算値（O2 は設定可能）
燃焼空気比1.00 〜 19.9
排ガス損失
0 〜 99.9%
燃焼効率
0 〜 100％
露点
0 〜 99℃
流速
3 〜 100 m/s
流量
0 〜演算値

31

13A、12A、6C、5C、5B、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ユーザー設定燃料＊その他の燃料については、お問い合わせください。

センサ
O2
CO（H2 補償付）
NO
NO2
SO2
CO2
CO・CO2・HC（CH4）
CO・CO2・HC（C3H8）
排ガス温度
周囲温度
圧力

ガルバニ電池（ロングライフセンサの場合は定電位電解式）
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
非分散型赤外線方式
非分散型赤外線方式（3 成分計測用）
非分散型赤外線方式（3 成分計測用）
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：＋5℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
TFT カラー液晶 6 行⇔2 行 表示切替方式（W×H×D）470×314×235 mm
約 7.4kg
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V）
リチウムイオン充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

標準装備
本体に内蔵

付属品

ポンプ、mini-USB インターフェース、
データロガ（16,000 データまで保存可能）、高速サーモプリンタ、
差圧計測ユニット、自動計測ソフト、SD カードインターフェース＊5
AC アダプタ、ドレンポット 、スターフィルター、圧力計測用ホース、周囲温度センサ、SDカード（4GB）、プリンタ用ロール紙（1 個）

オプション
部品名
ドラフトプローブ
CO パージポンプ
CO パージポンプ
ガス前処理装置
サンプリングチェック機能
自動ゼロ校正機能
追加アルミケース
流量演算ソフト＊6 ＊7
ピトー管

計測ソフト
Bluetooth モジュール＊8＊9
プリンタ用ロール紙

部品コード
HT-1050B
HT-2921
HT-2920
HT-2971
HT-2948
HT-2949
HT-2915
HT-2947
HT-3051
HT-3052
HT-3053
HT-3054
HT-2064
HT-2933
HT-1636仕様、その他
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
COセンサ保護用
COセンサ保護用、ソレノイドバルブ付
オートドレン排出ポンプ付機器、プローブのサンプリングシステムをチェック
設定時間毎に自動でゼロ校正
工具類を入れることができる追加ボックス
流速、流量を演算するソフトウェア
Ｌ=300mm φ6mm
Ｌ=500mm φ6mm
Ｌ=850mm φ6mm
Ｌ=1000mm φ8mm
Online View 2000（推奨 OS : Windows 7/8.1/10）
計測ソフト用
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：CO（H2 補償付）センサと非分散型赤外線方式（3 成分計測用）を同時搭載の場合は、
HT-2920 CO パージポンプが必須になります。
＊4：地域により燃料データが異る場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊5：HT-2971 ガス前処理装置を搭載の場合は附属しません。
＊6：HT-2904 リモートコントロールユニット（スペシャルモデル）が必須になります。
＊7：流量演算ソフトを選択された場合、ピトー管 HT-3051 〜 HT-3054 が必要となります。
＊8：計測ソフト HT-2064 が必要となります。
＊9：機器購入時のみ搭載可能です。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

燃焼排ガス分析計

HT-2900
性能比較表

外形図

レンタル

リモートコントロールユニット

HT-1200N

本体

HT-1210N

190

HT-1300Z
HT-2700N

HT-2900

90

39

HT-2900
HT-2700N BIO

本体ケース寸法：（W×H×D）470×314×235ｍｍ

選択必須アイテム＊10
スタンダードプローブ（ドラフト計測機能付）
2700ｍｍホース付（テフロン仕様）

HT-2993

5000ｍｍホース付（テフロン仕様）

HT-3007

L=300mm

φ8mm

0 〜 650℃

HT-3008

L=500mm

φ8mm

0 〜 650℃

HT-3082

L=750mm

φ10mm

0 〜 650℃

HT-3086

L=1000mm

φ10mm

0 〜 1100℃

HT-1700

HT-2992
スタンダードプローブハンドル

HT-1500N

スタンダードプローブチューブ

L
φD

圧力切替器

工業用プローブ（ドラフト計測機能なし）
2700ｍｍホース

HT-3009

L=300mm

φ8mm

0 〜 650℃

工業用プローブチューブ
L

L=1000mm

φ12mm

0 〜 1100℃

スートクリーン

HT-3037

φD

スモークテスタ

HT-2928

ガス検知器

工業用プローブハンドル＊10：プローブハンドル・プローブチューブのうちいずれか最低１つずつは選択してください（スタンダードプローブハンドルにはスタンダードプローブチューブを、
工業用プローブハンドルには工業用プローブチューブを選択してください）。

32

ガス分析計HT-2700N
バイオガスモデル

O2

ロングライフ

0 〜 21.0 vol%33

CO2・HC(CH4) H2S
非分散型赤外線方式

0 〜 100vol％℃hPa

0 〜 650℃±100hPa

0 〜 100vol％0 〜 5000ppm

H2※

0 〜 1000ppm※H2 を計測する場合は、
O2センサとH2センサのみの搭載となります。

性能比較表レンタル

HT-1200N

オプション

本体内蔵

一定時間ごとのデータの保存が可能

流量演算ソフトHT-2788

本体内蔵

流速、流量を演算する
ソフトウェアピトー管 HT-3052

L=500ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3053

L=850ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3054

L=1000ｍｍ φ8mm

プローブハンドル
HT-7205

サンプリングホース長2700mm

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7231

L=180ｍｍ φ5mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

ガス検知器

L=300ｍｍ φ6mm

圧力切替器

ピトー管 HT-3051

HT-1500N

H2を計測する場合はO2センサとH2センサのみの搭載となります。

自動計測ソフトHT-2746

HT-1700

H2 濃度：0〜1000ppm

0 〜 100℃
気体温度用

HT-2700N BIO

非分散型赤外線方式で、高精度の計測が可能です。

周囲温度センサ
HT-2305

HT-2900

CO2 濃度：0〜100Vol％
メタン濃度：0〜100Vol％

５ロール入りHT-2700N

O2・CO2・CH4・H2S・圧力の同時計測

プリンタ用ロール紙
HT-1636

HT-1300Z

バイオガスプラント・農場消化槽・排水処理場・食品加工工場などに特化した計測器です。

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1210N

バイオガスプラントのガスモニタリング用

赤外線プリンタ
HT-1610

スモークテスタスートクリーン

34

圧力計測器

デジタルマノメータ
HT-1700シリーズ

ゲージ圧計

タッチパネルでスムーズな操作が可能です。
見やすいカラーディスプレイです。
正圧、負圧、差圧が測定可能です。
本体内部や SDカード※にデータの保存が可能です（※SD カードはオプション）。
保存したデータを CSV 形式で取り出すことができます（SD カードが必要です）。
自動／連続計測が可能です。
赤外線プリンタでのプリントアウトが可能です（オプション）。
2 ヶ所の温度計測が可能です（オプション）。
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a
HT-1255aHT-1256a
HT-1257a

温度プローブ
温度プローブ
温度プローブ
温度プローブ
温度プローブ
温度プローブ

φ1.5×130L、0 〜 950℃、気体 / 液体温度
φ3×130L、0 〜 400℃、気体 / 液体 / 食品用、先尖型
130L、0 〜 400℃、表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
φ4×130L、0 〜 650℃、表面 / 気体 / 液体温度
0 〜 450℃、表面温度 磁石付
0 〜 180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型

ホダカテスト®

仕様

型式
計測範囲
分解能
精度
温度特性
最大許容圧力＊2
圧力単位
圧力接続口
センサ
計測範囲
分解能
精度
温度単位
センサ
操作温度
保管温度
電源
ディスプレイ
外形寸法
本体重量
保護等級
付属品
オプション

HT-1700-350
HT-1700-1000
圧力−350hPa 〜 ＋350hPa−150hPa 〜＋150hPa−750hPa 〜 ＋1000hPa
0.01hPa（−99.99 〜＋99.99）
0.01hPa（−99.99 〜＋99.99）
0.1hPa0.1hPa（上記範囲外）
0.1hPa（上記範囲外）±1hPa または
±0.5hPa または±1.5hPa または
計測値の ±1.5%＊1
計測値の ±1.5%＊1
計測値の ±1.5%＊1±0.5％（0 〜 50℃）
±0.5％（0 〜 50℃）
±0.5％（0 〜 50℃）
1200hPa
1200hPa
1200hPahPa / kPa / mbar/ bar
Pa / hPa / kPa / mbar/ barhPa / kPa / mbar/ bar
ホースジョイントピエゾ抵抗型半導体センサ
温度
0℃〜 950℃
0.1℃±2℃ または計測値の ±2％*1℃
K 熱電対
5℃〜 40℃−20℃〜 50℃
ACアダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V 2.1A）/ リチウムイオン充電電池（最大で連続16 時間作動）
2.8 インチ TFT カラー液晶
W83×H160×D38mm（突起部は除く）
340g
IP30
ACアダプタ（USBケーブル込）/ ホース（1m）×2 / 異径コネクタ ×2 ACアダプタ（USBケーブル込）/ ホース（1m）×2 / 異径コネクタ ×2
ACアダプタ（USBケーブル込）
HT-1702
microSD カード 8GB
HT-1610赤外線プリンタ
HT-1636
プリンタ用ロール紙（5 ロール）
HT-1700-150＊1：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊2：ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものを御使用下さい。
＊計測された値が各精度より小さい場合、その値は保証致しかねます。
＊本製品はゲージ圧を計測するものであって、絶対圧を計測するものではありません。

37

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

性能比較表
レンタル

計測範囲

単位

Pa

±15000PahPa±150hPa

HT-1700-350

HT-1700-1000±350hPa−750〜＋1000hPa±15kPa±35kPa−75〜＋100kPa±150mbar±350mbar−750〜＋1000mbar

bar±0.15bar±0.35bar−0.75〜＋1.00bar

定価：84,000円

定価：84,000円

定価：84,000円（税込 92,400円）（税込 92,400円）

HT-1300Z（税込 92,400円）

HT-1210N

kPa
mbar

HT-1200N

HT-1700-1500−150hPa

150hPaHT-1700-150−350hPa

HT-2700N

オリフィスメーターの差圧、バーナ調整等

350hPaHT-1700-350

オリフィスメーターの差圧、バーナ調整等−750hPa

1000hPa83

φ3.0

HT-2700N BIO

異径コネクタ

外形図

φ7.5

38
20

P2

P1

2-φ5

φ6.0
φ11.5

2

ｱﾂﾘｮｸ

3

ｱﾂﾘｮｸ

4

OK

[hPa]
0.00
0.00
0.00
0.00

▸

-0.33
ゼロ

160

圧力切替器

[hPa]

1

HT-1500N

1

ｱﾂﾘｮｸ

HT-1700

52
32

ｱﾂﾘｮｸ

HT-2900

医療機器の圧力チェック、校正・検査等

HT-1700-1000

175

HT-1700

ガス検知器
スモークテスタ

絶対圧とゲージ圧

ゲージ圧＝絶対圧−大気圧
ゲージ圧（正圧）
ゲージ圧（負圧）

絶対圧

スートクリーン

圧力の考え方には、絶対圧とゲージ圧の２種類があります。
・完全な真空を圧力０の基準として測った圧力を絶対圧といいます。 大気圧
この考え方の場合、負圧はありません。
（ゲージ圧０）・大気圧を圧力０の基準として測った圧力をゲージ圧といいます。
この場合、大気圧より高いゲージ圧を正圧、低い圧を負圧といいます。
完全真空

38

デジタルマノメータ

圧力計測器

HT-1500Nシリーズ

ゲージ圧計

小型・軽量で、手のひらに収まるサイズです。

正圧、負圧、差圧の計測が可能です。
最大値／最小値の表示も可能です。
値を止めて見ることができる HOLD 機能付です。
オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフトします。

単位の切替えが可能です。

背面マグネットで壁面等に固定可能です。

トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

原寸大●HT-1500NL・NM・NH の写真です。

計測範囲

HT-1500NS

HT-1500NL

HT-1500NM

HT-1500NH±199.9hPa−749〜＋1499hPa±99.9Pa±0.999hPa±29.9hPa±2.99kPa±19.99kPa−74.9〜＋149.9kPa

mbar±0.999mbar±29.9mbar±199.9mbar−749〜＋1499mbar

N/m2±99.9N/m2
定価：99,000円

定価：54,000円

定価：77,000円

単位

Pa
hPa
kPa

定価：79,000円（税込 86,900円）（税込 108,900円）（税込 59,400円）（税込 84,700円）

ホダカテスト®

仕様

型式
表示圧力
計測範囲
分解能

精度
最大許容圧力＊1
単位

圧力接続口
センサ
操作温度
保管温度
電源
外形寸法
本体重量
付属品

39

HT-1500NS

HT-1500NL

HT-1500NM

HT-1500NH−199.9hPa 〜 ＋199.9hPa
0.01hPa−19.99ｈPa 〜＋19.99hPa
0.1hPa−199.9hPa 〜−20.0hPa＋20.0hPa 〜＋199.9hPa
F.S.±1%500hPa
hPa
kPa
mbar

−749hPa 〜 ＋1499hPa
0.1hPa−199.9ｈPa 〜+199.9hPa
1hPa−749hPa 〜−200hPa＋200hPa 〜＋1499hPa
F.S.±1%1500hPa

ゲージ圧−99.9Pa 〜 ＋99.9Pa
0.1Pa−99.9Pa 〜＋99.9Pa

F.S.±3%
30hPa
Pa
hPa
mbar
N/m2

−29.9hPa 〜 ＋29.9hPa
0.01hPa−19.99ｈPa 〜＋19.99hPa
0.1hPa−29.9hPa 〜−20.0hPa＋20.0hPa 〜＋29.9hPa
F.S.±1%
100hPa

ホースジョイントピエゾ抵抗型半導体センサ
0℃〜 40℃-20℃〜 60℃
単 3 アルカリ乾電池 ×2
W64×H95×D28mm （突起部は除く）
145g（電池込み）
単 3 アルカリ乾電池 ×2、異径コネクタ ×2、ホース（1m）×2＊1：ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものをご使用ください。
＊計測される範囲が各精度の範囲内である場合の、計測値は保証致しかねます。

150g（電池込み）
単 3 アルカリ乾電池 ×2
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

性能比較表レンタル−99.9Pa

HT-1200N

0

99.9Paクリーンルームの微圧測定等
HT-1500NS
HT-1500NS−29.9hPa

29.9hPa
ピトー管の動圧測定等−199.9hPa

199.9hPa
HT-1500NM

オリフィスメーターの差圧、バーナ調整等

1499hPa
HT-1500NH

HT-1300Z−749hPa

医療機器の圧力チェック、校正・検査等

HT-1500NS/ HT-1500NL / HT-1500NM

異径コネクタHT-1500NH
64

64

φ3.0

φ7.5

20

28

28

HT-2700N

外形図

HT-1210N

HT-1500NL

32

hPa

kPa

mbar
mbar

106

95

hPa

kPa

mbar
mbar

HT-2700N BIO

φ6.0
φ11.5

110

95

HT-2900

52

2-φ5

2-φ5

HT-1700
HT-1500N●HT-1500NS の単位表示は Pa、hPa、mbar、N/m2 となります。

HT-1100

HT-1100 の使用方法

ガス検知器

デジタルマノメータと圧力切替器 HT-1100 を組み合わせると、1 台で 5 ヶ所まで圧力を計測することができます。

圧力切替器

圧力切替器

外形図

ロータリーノブ100

76

スモークテスタ

１ 下段ジョイントにデジタル
マノメータをホースで接続
します。
φ6.5

２ 上段ジョイント５個を計測箇所へホースで接続します。

４ ロータリーノブの白いラインを
下段ジョイントへ合わせると、ゼロ校正が可能になります。

仕様
マグネット
（スチール面等に固定）

定価：20,000円（税込 22,000円）

型式
接続口数
接続口仕様
切替方式
最大許容圧力
許容周囲温度重量HT-1100
入口：５、出口：１（マノメータへ接続）
ホースジョイント
ロータリー式
750ｈPa+5℃〜 +40℃
675ｇ

スートクリーン

３ ロータリーノブを計測したい箇所の上段ジョイントに合わせて計測します。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

40

ガス検知器HT-4300
水素ガス用
定価：95,000円（税込 104,500円）

検知対象ガス / 範囲
H2 / 0 〜 20000ppm
CH4 / 0 〜 22000 ppm
C3H8 / 0 〜 8500 ppm

都市ガス、プロパンガス用
定価：93,000円（税込 102,300円）

検知対象ガス / 範囲
CH4 / 0 〜 20000 ppm
C3H8 / 0 〜 8500 ppm

都市ガス用
定価：89,000円（税込 97,900円）

検知対象ガス / 範囲
CH4 / 0 〜 20000 ppm

一酸化炭素用
定価：104,000円（税込 114,400円）

検知対象ガス / 範囲
CO / 0 〜 1000 ppm

蒸気用
定価：82,000円（税込 90,200円）

計測対象 / 範囲
結露 / 0 〜 100仕様

本体
定価：62,000円

製品型式
本体
ディスプレイ
外形寸法
プローブ長
重量
電源

HT-4300
1.8 インチ TFT カラー液晶（W×H×D）50 ×135 ×25 mm （突起部は除く）
245 mm
約 230g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA）
リチウムイオン充電電池 （最大で連続約 10 時間作動）（税込 68,200円）

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

特長■ワンタッチでセンサ交換が可能■1.8 インチ TFT カラー液晶■ユーザー設定可能なアラーム
設定値を超えると音・バイブ・LED で警告■電源はリチウムイオン電池。USB での充電が可能■検知対象別に５タイプのセンサをラインナップ

可燃ガス用
ガス検知器

先端のセンサはワンタッチで差し替え可能
センサラインナップ（オプション）
H2、CH4、C3H8

HT-4304

HC402

定価：33,000円（税込 36,300円）

CH4、C3H8

HT-4303HC401

定価：31,000円（税込 34,100円）

CH4

HT-4302HC400

定価：27,000円（税込 29,700円）

CO

HT-4305

CO400

定価：42,000円（税込 46,200円）

結露

HT-4306

RM400

定価：20,000円（税込 22,000円）

リーケーターJr. HT-4500
特長■本体重量 220ｇ（電池込み）コンパクト設計■高感度モード⇔低感度モードの切替可■ミュート機能付き（スイッチ式）■電源 単 3 アルカリ乾電池 4 本 約14 時間の寿命■オートオフ機能付き■UL913 取得 本質安全防爆構造

仕様

製品名
製品型式
検知対象ガスセンサ
ガス採気方法
センサ寿命＊1
立ち上げ時間検知濃度

リーケーター ジュニア
HT-4500
メタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン
塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン
ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
半導体式
拡散式
約２年
約 60 秒
高感度モード：20ppm（メタンガス検出時）
低感度モード：50ppm（メタンガス検出時）

検知表示
電源
電池寿命＊2
安全性
作動環境
プローブ長
本体寸法
重量
付属品

３.リークチェック
プローブの先を検知する場所へ近づける。
漏れを発見すると、
LED ランプが点灯し、検知音が鳴る。

４. モード切替
電源ボタンの
2 度押しで高感度モード⇔低感度モードへ切替。
（音の変化で切替が
わかる。
）

▼

（税込 121,000円）

約 60 秒のゼロ校正（緑色ランプ点滅）。
１秒に１回のペースで検知音が鳴り、
緑色ランプが点滅したら準備 OK。

▼

定価：110,000円

２. ウォームアップ▼

１. 電源オン
電源ボタンを約２秒
間押す。

▼

■操作方法
５. 電源オフ
電源ボタンを約 2 秒
間押し、赤色
ランプが一度点灯
したら電源が切れる。

LED 及び検知音
単３アルカリ乾電池 ×４本
約 14 時間
UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A、B、C、D
温度０℃〜 +40℃ 湿度 15％〜 75％（ただし結露の無いこと）
300mm フレキシブルホース
W60mm×H152mm×D32mm
0.22kg（電池込み）
単 3 アルカリ乾電池 ×4 本 キャリングケース 保護カバー＊1：環境条件、使用条件等により異なる場合があります。
＊2：環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーにより異なる場合があります。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

41

HT-1850

ボイラのスス・硫黄分除去剤（330）（335〜515）

HT-4200/HT-4205
濃縮タイプ

（1ℓ缶）

（5ℓ缶）

苛性ソーダ溶液と異なる清掃剤です。

作業もラクラク

水で薄めてスプレーし、バーナを燃焼させるだけ。あとはビスケット状になってポロポロはがれます。

圧力切替器■水洗式ではないので、汚水は発生しません。
■ススと硫黄分をビスケット状にして、掃除機で簡単に除去。
■徹底的な汚れ除去で、ボイラの熱吸収効率は飛躍的に向上。
■大手ボイラメーカー様に大好評。リピートオーダーも続々。

HT-1500N

ボイラや熱交換器の汚れを落とす 画期的な清掃剤
従来の水洗方式、ブラシ方式、

HT-1700

スートクリーン

定価：1,000円（税込 1,100円）

HT-2700N BIO

ボイラ掃除剤■4 本×10 枚＝40 本入。

HT-2900

スペアフィルターペーパー HT-1651

70

HT-2700N

スモークテスタ用

7
39.5

HT-1300Z

数量
1
4×10
1
1

型番
HT-1850型番
セット販売のみ
HT-1651
HT-1852
HT-1853

HT-1210N

定価：32,000円（税込 35,200円）

商品名
スモークテスタ セット
セット内容品目
ポンプ本体（410ｇ）
スペアフィルターペーパー
シリコンオイルスモークスケール

HT-1200N■3つの簡単な作業ステップ
1．本体にフィルターペーパーを差し込んで留め、
サンプリング管を煙道に挿入し、ハンドルを 10 回前後させます。
2．サンプリング管を煙道から外し、フィルターペーパーを取除きます。
3．フィルターペーパーをスモークスケールの間に挟み、スモークスケールのサンプル色と、実際スモークで付けた色を比較します。一番近いサンプル色ナンバーが計測結果です。

レンタル

バーナの燃焼時にスモークが多過ぎると、燃料過剰使用の原因になり、頻繁にサービスに出向かないといけません。ここでスモークテスタが活躍します。
燃焼排ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、
スモークスケールを比較してスモーク度を特定します。
全てのバーナに使用でき、１分以内に正確なスモーク度を計測できます。
TÜV By RgG 243（ドイツ規格）を取得しており、世界標準として広く受け入れられ、長年にわたるバーナ業界での実績で、信頼を勝ち得ています。

性能比較表

スモークテスタ

汚れを浮かして除去

使用前

使用後

36〜72 万kcal/h のボイラに対応
スートクリーン 1 本で36 〜 72 万 kcal/h のボイラを清掃できます。

スートクリーン

特殊成分が金属表面に残留してトリートメント膜を形成。腐食したり新たに汚れが付着するのを防止します。

スモークテスタ

腐食や汚れの付着を防止

ガス検知器

1ℓ缶 定価：8,000円（税込 8,800円）
5ℓ缶 定価：38,000円（税込 41,800円）

成分は活性化マイナスイオン、
非イオン化浮遊物、燐酸塩、炭酸塩など。この成分がスス・
不燃性硫黄分と反応し、加熱工程を経て、金属表面から汚れを浮かして除去します。

42

ホダカ株式会社■ 本社〒535-0031
大阪市旭区高殿1-6-17
TEL：06-6922-5503
FAX：06-6922-5895■ HODAKA TOKYO（計測器事業部）〒165-0026
東京都中野区新井2-28-3-103
TEL：03-5942-7140
FAX：03-5942-7141
http：//www.hodaka-inc.co.jp/
E-mail：ht@hodaka-inc.co.jp●カタログ記載内容は改良のため予告無く変更することがあります。

20230520̲Vol.14̲4,000