NETIS 登録商品
KT-220069-A

斜面変位監視システム
高精度な計測で災害予兆を確実に検知

センサ部
本体

変位センサ装置「LST-2000」（センサ分離型）

変位センサ装置「LST-2010」（センサ一体型）

ゲートウェイ「LSG-2000」

高精度な計測で、構造物や斜面の災害予兆を確実に検知・レーザー測距の 5 倍以上の高精度計測で予兆を検知（精度＝±0.5mm 以内）※1

複数の監視要素による確実な防災監視・地滑り監視（変位）・画像監視（カメラ画像）、構造物監視（変位、傾斜角度）、土壌雨量指数監視（地中の水分量）

設置が容易
・電源配線不要、メンテナンスフリー（連続で６年間動作可能）※使用環境による多彩な通信機能により点検、計測作業の省力化が可能
・Web ブラウザによる遠隔監視 及び 異常時のメール通報機能
・お客様のサーバーへリアルタイムで直接データ転送が可能（オプション機能）

■ システム概要
斜面変位監視システム(以下、本システムという)は、危険個所に設置することで、災害の予兆監視を遠隔で可能となり、予防巡視の保全作業が効率化できます。 また、構造物の微小な傾斜計測にもご利用いただけます。

構造物監視の傾斜計測も可能

変位センサ「LST-2010」（センサ一体型）

弊社
ＡＳＰサーバー

携帯電話

回線網
docomo、ａｕ 等
・通常１時間毎に送信・急変時は即時送信(※1)

ゲートウェイ

変位センサ「LST-2000」（センサ分離型）

インターネット

オプション機能（※1）変位センサ～ゲートウエイ間通信
・通常 20 秒毎に通信・メッシュ通信

お客様
サーバー

製品ラインアップ
概 要
変位センサ装置「LST-2000」 傾斜角度を計測します。（センサ部と本体は分離）
変位センサ装置「LST-2010」 傾斜角度を計測します。（センサは本体に内蔵）中継装置「LST-2100」

変位センサ通信距離の延長を行います

ゲートウェイ「LSG-2000」

各種センサ情報の収集及びサーバとの通信を行いますPC

スマートフォン

データのグラフや画像で現場の状態把握（設定変更も可能）

高精度センサによる災害予兆監視・検出感度が高いため変位の予兆も検出可能。（最小検出傾斜角度 0.05°「移動距離換算 約 0.5mm」）・変位センサ装置を複数台設置することで、面による変位方向の監視が可能。
設置が容易
・変位センサ装置➾ 杭を地面に打ち込み取り付けるだけです。
（温度変動に強いため、地中に埋める必要がありません）

・ゲートウェイ
・ソフトウエア
メンテナンスが容易
・変位センサ装置
・ゲートウェイ
・雨量計➾ ソーラー給電によるバッテリ駆動ですので電源ケーブル敷設が不要。
➾ ASP サーバによりお客様の PC へのソフトウエアインストールが不要。

➾ 電池で駆動。（最大 6 年間連続で動作可能）※使用環境による➾ ソーラー給電によるバッテリ駆動。
➾ 原理的にメンテナンスがほとんど不要な、高性能雨量計を採用。

高信頼性、セキュア通信
・変位センサ装置➾ 無線メッシュネットワークで構成。（通信自動復旧機能搭載、暗号通信）
中継装置を置くことで、飛距離を延長することが可能。
・ゲートウェイ
➾ 弊社からのリモートメンテナンスやソフトウエアのバージョンアップが可能。
集中豪雨でも確実に計測・気象庁の計測データでは得られない、ピンポイントの雨量データを（及び 土壌雨量指数）計測。
（※オプションで風向、風速、気圧、温度、湿度も計測可能）

多彩な通信機能・変位の検知時にメールを送信可能です。（※オプションでパトライトの点灯も可能）
・お客様のサーバーへ、直接データをリアルタイムで転送可能。（オプション機能、転送仕様はご相談により対応）

■ ASP サーバ画面例
監視地点の計測データ（傾斜角度、降雨量、土壌雨量指数）の確認 および ダウンロードが可能です。
また、現場の状況を静止画により確認できます。
（降雨量、土壌雨量指数、傾斜角度はグラフによる確認も可能）
バッテリ電圧（変位センサ装置、ゲートウエイ）も確認できます。
時間雨量

ゲートウェイのバッテリ電圧

基本画面（現在値表示）最新の現場画像
変位計測情報各変位センサの詳細情報
・詳細な角度情報
・バッテリ電圧・温度

現場のマップ

雨量グラフ表示（土壌雨量指数も表示）

変位センサ
傾斜角度グラフ表示

■ 仕様

変位センサ装置
測定可能傾斜角度
傾斜角測定分解能
測定精度
通信周期
設定機能
サーバ送信データ
通信仕様
伝送距離
寸 法

使用温度範囲
電 源

仕 様
±90°
0.00022 度 （0°付近）±0.05°以内（仕様範囲内の周囲温度変動時でも左記精度を維持）±0.5mm 以内（※1 計算による換算値）
20 秒周期 固定
Web 画面よりリモート設定可能 （「サンプリング間隔」、「使用/未使用 設定」 等）
傾斜角度（X 軸、Y 軸）、バッテリ電圧、温度
無線によるメッシュ通信（SmartMesh IP 、2.4GHz ,IEEE 802.15.4）「ゲートウェイ」、「中継装置」、「変位センサ装置」各ノード間、最大 150ｍ程度「LST-2000」のバッテリ・無線部： 130mm(W)×175mm(H)×45mm（D） 突起部、取り付け金具等除く「LST-2000」のセンサ部：60mm(W)×50mm(H)×80mm(D)
突起部、取り付け金具等除く「LST-2010」：
130mm(W)×175mm(H)×45mm（D） 突起部、取り付け金具等除く－10℃～50℃
１次電池（リチウム電池）
電池容量： 1400mAh×3.0V（「CR123A」×4）
電池交換周期：3 年程度（ゲートウェイと直接通信する場所に設置した場合） ※使用環境による（大容量リチウム電池「CR17450」使用した場合 5～6 年程度

ゲートウェイ
接続機器※使用環境による）

仕 様
最大 30 台1 台 （VAISALA 製 WXT530 シリーズ）

変位センサ装置
気象センサ（オプションで降雨計測に転倒マス雨量計を選択可能）

サーバ間通信接続機器間通信

カメラ機能
設定機能

サーバ送信データ
データバックアップ
警報出力
寸 法
使用温度範囲
設置方法
電 源

カメラ
１台
NTT-DOCOMO 携帯電話回線網（LTE 通信対応）
au はオプション対応可能
変位センサ装置間：無線通信(2.4GHz)
気象センサ間：
シリアル通信カメラ間：USB 通信静止画 (最大解像度=VGA サイズ「640×480dot」)
Web 画面よりリモート設定可能「サーバとの通信周期」、「変位計測関係の閾値」、 「雨量計測関係の閾値」 等「変位センサ装置から受信したデータ」「本装置のバッテリ電圧」、「気象センサ、カメラの計測データ」 等
携帯通信異常時に一時的に送信データを保存
警告灯オプションを接続可能用（パトライト点滅、ブザー）
ゲートウェイ本体：W×D×H = 300mm×300mm×151mm（突起部、取り付け金具等除く）－10℃～50℃
ラック等に組込み ※お打合せによるバッテリ(鉛蓄電池等) ※充電はソーラーパネルを使用

カメラユニット
気象センサ

ソーラーパネル(※1) 変位の計測要素は角度計測（°）で、水平方向の移動距離計測値（mm）は計算による換算値です。
角度計測の精度は±0.05°以内で、仕様温度範囲内の気温変動時でも、この精度を維持します。

ゲートウェイ本体
バッテリボックス
ゲートウェイ設置例
お問い合わせは･･･

本社：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
電力ｼｽﾃﾑ事業部 TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
社会ｼｽﾃﾑ事業部 TEL(06)6613-2331
FAX(06)6613-5872
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ http://www.kinkei.co.jp/

仙福

台 ：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
岡 ：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168

近計ｻｰﾋﾞｽ ：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★記載内容はお断りなく変更することがあります。
★本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

DD01175-002