®

TC-08

8チャンネル熱電対データロガー

低コスト＆高分解能

一度に最大8本の熱電対を測定＆記録
20ビットの分解能＆高精度
一般的に使用されているすべての熱電対タイプに対応–270°C～+1820°Cの測定範囲
内蔵の冷接点補償
1秒あたりの最大10件の測定を実行可能
USB接続＆USB電源
1台のPCで複数台の実行可能®
PicoLog 6データロギングソフトウェア＆PicoSDK®同梱
Windows、Linux、macOS対応

www.picotech.com

TC-08熱電対データロガー

USB TC‑08熱電対データロガーは、業界をリードする性能とコスト効率に優れた温度測定ソリューションを提供します。
8点熱電対直接入力装備のUSB TC‑08は正確かつ迅速な測定を可能にします。
さらに、1台のPCで最大20台同時に使用できます。
本ロガーは、適切な熱電対タイプ（B/E/J/K/N/R/S/T）を使用して–270°C～+1820°Cの温度範囲を測定、記録できます。
お使いのPCのUSBポートからの電力を使用するため、外付けの電源供給装置は不要です。

幅広い温度範囲

本製品は、ミニチュア熱電対コネクタ付き熱電対を使用して広範囲の温度を測定することを目的としています。
Picoは、適切な熱電対をお求めいただけるよう幅広い熱電対をご用意しています（ご注文に関する情報を参照してください）。

現在一般的に使用されている熱電対のあらゆるタイプに対応しているため、–270°C～+1820°Cの温度範囲を効果的に測定します（実際の温度範囲は実際に使用する熱電対によって異なります）。

また、周囲温度を測定するための9つ目のチャンネルとして、内蔵の冷接点補償（CJC）回路を使用することもできます。

正確な温度データの速やかな取得

本製品を使用することで、速やかに正確な温度測定を行うことができます。

本製品は変換時間が短いため、毎秒最大10件温度測定（冷接点補償は追加の測定としてカウントされます）を実行できます。
また、同時に高分解能（20ビット）により温度のわずかな変化を検出できます。
タイプKの熱電対の場合、本製品は–250°C～+1370°Cの温度範囲で0.025°C以上の分解能を維持します。

USB TC-08熱電対データロガー

PicoLog 6ソフトウェア – 操作が簡単なソフトウェア

PicoLog 6は、TC‑08データロガー向けの総合的なデータ取得用ソフトウェアパッケージです。
Windows、Linux、macOSに完全に対応しています。
マウスやタッチスクリーンに最適なわかりやすく使いやすいレイアウトが採用されたPicoLog 6を使用すれば、データロガーの使用経験を問わずどなたでもマウスを数クリックするだけでロガーを設定し記録を開始できます。
簡易デー
タの取得も詳細なデータの取得も速やかに設定でき、簡単にデータを記録、表示、分析できます。
取得操作「記録」、「停止」、「リセット」ボタンが分かれているため、いずれかのボタンを誤って押してしまうことがなくなります。

保存＆エクスポートのオプション
グラフをコピーし、PDFとして保存することや、生データとしてCSVファイルにエクスポートすることができます。
また、信頼性の高い.picolog
データベースファイルとしてデータと設定を保存することもできます。

アラーム
様々な事象を通知するアラームを設定できます。
アラームは音、表示による通知、グラフの注釈などの方法で行われます。

機器設定ビュー
1台または複数台のロガーで取得および演算チャンネルを簡単に設定、調整でき、各ロガーのスタータスを一目で確認できます。

情報抽出パネル
レイアウトがわかりやす
いこのパネルでは、チャンネルと軸の設定、アラーム、メモの管理や、情報の取得を実行できます。
パネルを閉じると取得したグラフの表示範囲が広がります。
必要に応じていつでも開くことができます。

グラフビュー
データが収集された時点で、最大4本のY軸にデータがリアルタイムで表示され、右側の「チャンネル＆軸」
パネルでエントリーをドラッグアンドドロップすることでエントリーを設定できます。

複数の機器同時に最大20台のデータが記録されます。
この例では、3台（「USBTC‑08」2台＋「ADC‑24電圧入力ロガー」1台）のロガーが使用されています。

すぐにフィードバックを報告
ご意見をお聞かせください！
ここをクリックす
るとPicoに問い合わせ、コメントを送信できます。

データビュー
パン＆ズーム操作
その時点までに収集されたデータをすべて表示できます。 このツールを使用して、拡大、縮小、選択したエリアの拡もしくはグラフの表示倍率を変えず、新しいサンプルが表 大表示、データに沿っての表示の移動を実行できます。
操
示された場合に表示を動かすこと（パン）ができます。
作を誤った場合は、「元に戻す」をクリックしてください。

メモ＆注釈
データセット全体にメモを追加することや、グラフ上の特定の点について注釈を付けることができます。

カーソル＆注釈
グラフ上の点でデータ値や時間をハイライト表示する場
合はカーソルを使用してください。
点に印を付け、注釈を追加する場合は、「注釈を追加」をクリックしてください。

USB TC-08熱電対データロガー

PicoLog Cloudの紹介

性能が実証されたPicoLog 6の設計上に構築されたPicoLog Cloudは、Picoデータロガーの機能を大きく拡張する様々な機能を新しく搭載しており、無料でアップグレードしていただけます。
長年Picoを愛用してくださっているユーザー様であれ新規ユーザー様であれ、以下のような新機能を十分に活用していただけることでしょう。
•••

••
••
•
•®

新しいPicoLog Cloudに直接ストリーミング行うリアルタイムキャプチャ
安全で信頼性の高いストレージ
世界のどこからでも、PicoLog Cloudを実行するリモートコンピュータで保存されたキャプチャ、およびリアルタイムキャプチャを表示
インターネットブラウザを使用して、どんなデバイス（スマートフォン、タブレット、PC）でもリアルタイムキャプチャおよび保存キャプチャを表示
無料のPicoLog Cloudアカウント
現在のUSB PicoLogロガーおよびPicoScopeリアルタイムオシロスコープすべてに対応
ネットワーク設定を変更することなく、簡単に設定することが可能
ネットワーク接続ありでも無しでも、連続キャプチャが可能
Windows、Linux、macOS、Raspberry Pi OS向けのソースクライアント

新しいPicoLog Cloudにリアルタイムキャプチャを直接ストリーミング

PicoLogデータロギングソフトウェアの今回のアップデートでは、お使いのPicoデータロガーまたはオシロスコープはローカルディスクにキャプチャを行うのみならず、安全なオンラインCloudにキャプチャを直接ストリーミングすることができるようになります。
すでにお使いのユーザー様でも新規ユーザー様でも、新しいクラウドサービスは無料でご利用いただけます。

一般的には、Microsoft、Apple、Googleのいずれかのメールアカウントプロバイダのメールおよびパスワードを使ってログインしていただけるようになっています。
これらのアカウントをお持ちでない場合、別のメールアドレスを使って匿名化アカウントを作成していただくことが可能です。
さらにセキュリティを高めるため、必ず2FA（二要素認証）を提供しているメールアドレ
スを使用するようにしてください。

PicoLog Cloudストレージは、高い信頼性とグローバルなアクセスで知られる業界標準サービスであるMicrosoft Azureがホストしています。
つまり、サービス品質（アップタイム）を信頼することができ、サーバー停止の場合でもデータをバックアップする複数のサーバーロケーションにより安心することができます。

世界のどこからでもリアルタイムキャプチャや保存キャプチャを表示

PCまたはノートパソコンに接続することにより、30年以上に渡ってPicoの装置はお使いのコンピューターの画面、プロセッサ、ハードディスク、キーボード、マウスの機能を活用してきました。
データを測定する装置と同じ部屋、同じ工場、同じ都市、さらには同じ国にいることができないとしたらどうでしょう？

PicoLog Cloudは、お使いのロガーおよびデータに新しい扉を開きました。
世界のどこからでも、他のPCにデータを表示したりエクスポートしたりできるようになりました。
もちろん、リアルタイムキャプチャであれ保存キャプチャであれ、データを表示するには、これらのPCで安全な個人のPicoLog Cloudアカウントにサインインする必要があります。

シンプル性を保ち、リアルタイムキャプチャに余計な変更を加えてしまうことのないように、
キャプチャ設置を変更できるのはホストのPicoLog Cloudアプリからのみとなっています。

今回の新しい機能は、シンプルなユーザーインターフェースのデータロギングアプリケーションを作成するという当社のビジョンに沿ったものであり、技術系ユーザー様でも非技術系ユーザー様でも簡単に使用していただくことができます。

PicoLog Cloudは、基本的には以前と同じアプリケーションとなっていますが、リアルタイムキャプチャデータをリモートのPicoLogCloudスペースに直接送信したり、Cloudにビューで保存したキャプチャを保管したりする拡張機能が搭載されています。

安全で信頼性の高いクラウドキャプチャ

PicoLog Cloudで最も重要視されているのはセキュリティです。
お客様のオンラインデータや認証情報を安全に保つため、当社では最新の最強セキュリティ技術・プロセスを使用しています。
この目的で、PicoLog Cloudはアイデンティティ管理プラットフォーム（Identity Management Platform）を導入してログイン認証プロセスを管理し、アイデンティティを匿名化してお客様のキャプチャデータを安全に保っています。

USB TC-08熱電対データロガー®

スマートフォンやタブレットにキャプチャを表示できますか？

PicoLog 6は、（Googleのオープンソースブラウザ）とJavaを使用したフレームワークに基づいています。
つまり、すでに「ブラウザ対応」であるということです。
非常に簡単に使用することができます。
ブラウザでpicolog.appのURLを開き、PicoLogCloudアカウントにログインします。
これにより、世界のどこからでもインターネット接続のスマートデバイスから、リアルタイムキャプチャや保存したCloudキャプチャなどすべてのデータに迅速かつ安全にアクセスすることができます。
Google ChromeやMicrosoft Edgeなどのブラウザでは、PicoLog CloudをPWA（プログレッシブウェブアプリ）として「インストール」することができるため、ホーム画面やデスクトップで使用することできます。
通常のアプリと同様の動作となります。

います。

APIでアプリケーションにリアルタイムのCloudキャプチャデータをストリーミングキャプチャの実行中に、データロガーソフトウェアアプリケーションからサードパーティ製アプリケーションにキャプチャしたデータを転送する機能は、長年お客様からご要望をいただいていた機能の1つですが、導入が非常に難しい機能でもありました。
サーバーにデータが存在す
るPicoLog Cloudでは、当社はついにシンプルなサーバーサイドAPIを開発しました。
これにより、プログラマーはバッチでリアルタイムデータをリクエストし、対人可読形式およびデータベース可読形式のASCIIフォーマットで返させることができます。
この機能は、アラームやキャプチャのメール送信、既存のデータベースへのロガーデータの追加、様々な方法（フィルタンク、パーセントバー、スロットルゲージ、大型数値表示など）でのデータ表示などの機能を追加したいユーザーにとっては、特に役立つ機能です。
Cloudキャプチャを設定してデータを取得すると、そのキャプチャのパブリック共有を有効にして、PicoLog.appサーバー上でそのキャプチャ固有のIDを含む検索不可のURLを生成することができます。
APIに含まれるのは、以下の2つのコールのみです。
••

基本設定、チャンネルID、最後の記録値およびチャンネル名。
特定のチャンネルの開始・終了時間パラメータを含むキャ
プチャデータのブロックのリクエスト

APIはサーバーサイドで、ユーザーのカスタムアプリケーションやデータベースに生データを送信するため、特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。
ほとんどすべてのプ
ログラミング言語がAPI URLをコールすることができ、簡単なコード例もご利用いただくことができます。
PicoLog Cloudは、Cloudキャプチャモードではキャプチャが30日間に限定されており、それ以降古いデータは上書きされますが、このAPIを使用すれば、データをローカルに、または自分のオンラインデータベースに転送してバックアップを行うことができます。

ネットワーク接続ありでも無しでも連続キャプチャが可能

万が一、キャプチャ中にPCのネットワーク接続が失われたとしても、PicoLog Cloudは即座にPCのハードドライブを使用するように切り替え、ネットワーク接続の回復を待ちます。
失われたデータは即座にCloudに同期されます。

PicoLog Cloudキャプチャの仕様•••••
ローカルキャプチャモードのPicoLog 6は、PicoLogデータロガーやPicoScopeリアルタイム•オシロスコープ（サンプルレート制限が1 kS/秒）すべてに対応しています。
PicoLog Cloudは、 •チャンネル毎のサンプルレートが1 S/秒に制限されている装置を除き、同様の装置に対応して保存キャプチャ数は無制限
クラウドモードでは、チャンネル毎のサンプルレート最大1 S/秒
最大キャプチャ期間30日間
キャプチャは、連続上書きまたは設定した期間後は停止のいずれかに設定することが可能
複数のホストPicoLog Cloudキャプチャを1つのユーザーアカウントで同時に使用可能
一箇所からすべてのデバイスおよびキャプチャを表示
リモートクライアントは、リアルタイムキャプチャおよび保存キャプチャからCSV、PDF、HDF5ファイルにエクスポート可能

USB TC-08熱電対データロガー

Raspberry Piサポート

TC-08は、Windows、macOS、Linuxを実行するPCに接続して使用すると、性能を十分に発揮することができます。
TC-08は、armhfプロセッサのRaspberry Pi OSにも対応しており、Raspberry Pi 4および旧3B/3B+コンピュータでも使用することができます。

TC-08をPiに接続してキーボード、マウス、ビデオモニターを取り除き、安価なスタンドアロンロガーとして収集したデータをSDカードにローカルに保存できるようになります。

さらに、WiFiやEthernetでPiを接続することでPicoロガーをインターネットに接続し、無料で入手できるオープンソースのVNCサーバーやビューアをリモートで使用してアクセスすることもできます。

加えて、Raspberry Pi 3B+のPower over Ethernet（PoE）機能を使ってPoE PiHATとペアリングすることで、外部電源や電源を入れたUSBハブが不要になるだけでなく、ロガーがインターネットに接続できるようにもなります。

TC-08を接続したRaspberry PiのRaspberry Pi OSで動作するPicoLog 6。

TC-08を接続したRaspberry PiのRaspberry Pi OSで動作するPicoLog 6。
無料で入手できるオープンソースのVNCサーバーソフトウェアおよびビューアを使ってWindows 10で表示、コントロール。

USB TC-08熱電対データロガー

演算チャンネル

計算したパラメーターをグラフに描き、記録するため、複数の測定チャンネルからのデータを使用する必要がある場合があります。
PicoLog 6方程式エディタを使用し、「A–B」など簡単な演算チャンネルはもちろん、自然対数、平方根、絶対値、四捨五入、最小値、最大値、平均値、中央値などより複雑な関数を設定できます。

アラーム

PicoLog 6では、様々なイベントを通知するアラームを設定できます。
アラームは希望に合わせて簡易アラームにすることも複雑なアラームにすることもできます。
閾値の限界に達した場合や、データロガーの接続が切断された場合、アラームがトリガされます。
もしくは、アラームをトリガする論理式をご自身で設定することもできます。
音声アラームや表示による視覚的なアラートに加え、アプリケーションを実行させ
PicoLog 6は、演算チャンネルを他のすべてのチャンネルとることや、グラフ上でイベントが発生した場合にマークを付同じように扱うため、演算チャンネルにもアラームを設定することや、注釈を付けることができけることで通知を行うアラームもあります。
ます。

直感的なロガー＆チャンネル設定

機器ビューでは、複数のPicoデータロガーを同時に使用するオプションを使用して、マルチチャンネル取得システムを簡単に設定できます。
PicoLogによって、接続されている各機器の画像が表示されるため、素早く簡単にチャンネルをオン/オフに切り替え、各機器のプロパティを設定できます。
右側の図では、前のページで取得に使用された機器（（「USBTC‑08」2台＋「ADC-20電圧入力ロガー」1台）の設定が確認できます。

信頼性の高いファイル形式

単一のファイルへの保存はファイルの破壊やデータ損失の影響を受けやすいため、PicoLog
6の中核を成すファイルシステムは、取得したデータを単一のファイルではなく、リアルタイムで堅牢なデータベースに直接保存します。
PCがシャットダウンされ、再起動された場
合、PicoLogではPCが停止していた間のデータのみが失われ、保存した内容はソフトウェアを再起動すると復元されます。

このファイルシステムには、つまり、取得できるデータセットの容量に制限がありません。
制限があるとしたら、お使いのPCのハードディスクの容量だけです！

ファイル形式.picologは、すべてのオペレーティングシステムと互換性があり、取得が完了する前に保存するファイルを設定する必要がありません。
その時点までに収集されたデータを共有したい場合は、取得途中の状態で保存することもできます。
PicoLog 6はどなたでも無料でダウンロードし、インストールできるため、オフラインでの事後解析用に保存したデータを同僚、顧客、サプライヤーと共有できます。

PicoSDK®

Picoのソフトウェア開発キット「PicoSDK」は、無料でお使いいただけるキットです。
このキットを使用することで、オリジナルのソフトウェアやサードパーティー製ソフトウェアパッケージへのインターフェースを書くことができます。

さらにPicoはGitHub（github.com/picotech）上でサンプルコードのリポジトリを管理しており、MicrosoftのExcel、National InstrumentsのLabVIEW、MathWorksのMATLABなどのソフトウェアパッケージや、C、C++、C#、Visual Basic .NETなどプログラミング言語と組み合わせてPicoSDKを使用する方法を紹介しています。
PicoSDKおよび『TC-08プログラマー向けガイド』
は、www.picotech.com/downloadsよりダウンロードいただけます。

今すぐPicoLog 6ソフトウェアをお試しください！

PicoLog 6の内蔵デモモードにより、仮想機器を選択し、シミュレーションされたライブデータを使用して、ソフトウェアの全機能をお試しいただけます。
さらに機器を接続していない状態でも、PicoLog 6を使用して以前に保存したデータを確認できます。
www.picotech.com/downloadsにアクセスし、「PicoLog DataLoggers」（PicoLogデータロガー）を選択してコピーを入手してください。

USB TC-08熱電対データロガー

仕様

ハードウェアチャンネル数（1台あたり）
チャンネル最大数（最大20台使用可）
変換時間

温度精度
電圧精度
過電圧保護
最大コモンモード電圧
入力インピーダンス
入力範囲（電圧）
分解能
ノイズフリー分解能
サポートされている熱電対のタイプ
入力コネクタ
一般

接続
機器のコネクタタイプ
電力要件
寸法
温度範囲（動作時）
温度範囲（動作時、推定精度）
温度範囲（保管時）
湿度範囲（動作時）
湿度範囲（保管時）
高度
汚染度
耐水性
安全性に関する認証
EMC認証
環境に関する認証

ソフトウェア8160

熱電対チャンネルあたり100ミリ秒＋CJCの変換時間100ミリ秒（すべてのチャンネルが電圧入力として使用されている場合CJCをオフに設定できます）
測定値の±0.2%と±0.5°Cの合計
測定値の±0.2%と±10µVの合計
±30V
±7.5V
2MΩ
±70mV
20ビット
16.25ビット
B/E/J/K/N/R/S/T
ミニチュア熱電対
USB 2.0
USB 2.0、
タイプB
USBポート201×104×34mm（7.91×4.09×1.34インチ）
0°C～50°C
20°C～30°C-20°C～60°C
5%～80%RH（結露なきこと）
5%～95%RH（結露なきこと）
最高2,000m
汚染度2
非耐水性
2014/35/EU:欧州低電圧指令に準拠した設計
2014/30/EU:EMC指令適合試験済み
RoHS指令およびWEEE指令準拠PicoLog 6、PicoSDK（www.picotech.com/downloadsからダウンロードいただけます）
サンプルコード（PicoのGitHubページ：github.com/picotechからご利用いただけます）

USB TC-08熱電対データロガー一般（続き）PC要件

資料

Windows 7/8/10（32ビットまたは64ビット）
macOS 10.9（Mavericks）以降（64ビットのみ）
Linux（Redhat、OpenSUSE、およびUbuntuでテスト済み）（64ビットのみ）
オペレーティングシステムによって必要とされているハードウェア
クイックスタートガイド
ユーザーガイドプログラマー向けガイド
EU適合宣言書
関連文書はすべてwww.picotech.com/downloadsよりダウンロードいただけます。

互換性のある熱電対

本製品は、一般的に使用されているすべての熱電対と互換性があり、取得速度を低下させることなく高精度の測定結果を提供します。
熱電対のタイプと温度範囲は、以下の表に示されています。
タイプ
B
E
JK
N
RS
T

全範囲（°C）

20～1820-270～910-210～1200-270～1370-270～1300-50～1760-50～1760-270～400

0.1°C分解能
150～1820-270～910-210～1200-270～1370-260～1300-50～1760-50～1760-270～400

0.025°C分解能分解能
600～1820-260～910-210～1200-250～1370-230～1300
20～1760
20～1760-250～400

電圧と電流も測定できます！

オプションのTC-08シングルチャンネル端子盤は、データロガーの1つのチャンネルに接続することができ、ネジ端子一式が装備されています。
これにより、はんだ付けをする必要なく、電圧または電流出力付きのセンサーをデータロガーに接続することが可能となります。
4種類の入力範囲（±50mV/±500mV/±5V/4～20mA）により、幅広い信号を測定できます。

ご注文に関する情報

Picoは、TC-08でお使いいただくための既成の熱電対と受注生産の熱電対の両方を提供しています。
自社の用途に合わせて特注の熱電対が必要な場合は、当社のテクニカルサポートチームまでお問い合わせの上、自社の要件についてご相談ください。
お問い合わせはメール（support@picotech.com）で受け付けております。

USB TC-08熱電対データロガー

タイプKおよびタイプTの熱電対
製品名

SE059熱電対タイプK
SE060熱電対タイプK
SE061熱電対タイプK
SE062熱電対タイプK
SE002熱電対タイプK
SE001熱電対タイプK
SE030熱電対タイプK
SE031熱電対タイプK
SE000熱電対タイプK
SE027熱電対タイプK
SE028熱電対タイプK
SE029熱電対タイプK
SE003熱電対タイプK
SE004熱電対タイプK
SE056熱電対タイプT
SE057熱電対タイプT
SE058熱電対タイプT
SE051熱電対タイプT
SE052熱電対タイプT
SE053熱電対タイプT
SE054熱電対タイプT
SE055熱電対タイプT
SE046熱電対タイプT
SE047熱電対タイプT
SE048熱電対タイプT
SE049熱電対タイプT
SE050熱電対タイプT

説明

高温、露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、1m
高温、露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、2m
高温、露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、3m
高温、露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、5m
プローブ、空気、4.5mmチップ
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、1m
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、2m
露出チップ、
ファイバーグラス被覆（断熱）、5m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、1m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、2m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、3m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、10m
挿入、3.3mmチップ
リボン表面、8mmチップ
防水ステンレス鋼製チップ5mm×50mm、シリコン被覆（断熱）、3m
防水ステンレス鋼製チップ5mm×50mm、シリコン被覆（断熱）、5m
防水ステンレス鋼製チップ5mm×50mm、シリコン被覆（断熱）、10m
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、1m
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、2m
露出チップ、
ファイバーグラス被覆（断熱）、3m
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、5m
露出チップ、ファイバーグラス被覆（断熱）、10m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、1m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、2m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、3m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、5m
露出チップ、テフロン（PTFE）被覆（断熱）、10m

USB TC-08熱電対データロガー

ご注文に関する情報（続き）
製品名
TC-08

説明
熱電対データロガー、Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/1.8m）付き

製品名
TC-08シングルチャンネル端子盤
USB2.0ケーブル（1.8m）*
USB2.0ケーブル（0.5m）*
USB2.0ケーブル（4.5m）*

説明
USB TC‑08熱電対データロガーとの併用を目的としたシングルチャンネル端子盤
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/1.8m）交換用
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/0.5m）
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/4.5m）

オプションアクセサリ*

Pico USBケーブル（ブルー）は、電圧降下と騒音を最低限に抑えるため、Pico Technologyのオシロスコープおよびデータロガー専用に設計、製造されています。
TC-08データロガーにはPico USBケーブル（ブルー）のみをお使いいただきますようお願いいたします。

グローバル本社（イギリス）：
Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

北米支社：

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
米国+1 800 591 2796
sales@picotech.com

アジア太平洋地域管轄支社：
Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。
Pico Technology、PicoLog、PicoLog CloudおよびPicoSDKはPico Technology Ltd.の国際登録商標です。
LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。
Linuxは、Linus Torvaldsの登録商標で、米国およびその他の国で登録されています。
macOSは、Apple Inc.の商標で、米国およびその他の国で登録されています。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
WindowsおよびExcelは、MicrosoftCorporationの登録商標で、米国およびその他の国で登録されています。
MM001.ja.-10.Copyright © 2004–2022 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico@picotechnologyltd

www.picotech.com
Pico Technology@picotech