傾斜型

JIS 規格適合（K3800-2009）

安全キャビネット

JACA 型式認定品 2 )クラスⅡA2 型

無 理 のない自 然 な姿 勢 で作 業 ができる傾 斜 型 です。
スライドシャッターの開 口 高 さ 250mm または 200mm に設 定 も可 能 です。 1 )１．使い勝手のよい親切設計
・JIS、NSF3)の細菌試験 4)に合格しました。
・前面シャッター開口高さは標準仕様の250m または 200mm に設定可能 2)です。
・作業性の良い傾斜型スライドシャッターです。
200mm
250mm

２．メンテナンスが容易な構造
・特殊用具無しでシャッター内側上部の清掃が可能
・長寿命の LED 照明により、交換頻度が少なくなりました。
・脚部に電気部品が無く、メンテナンスが容易となりました。
写真は BHC-1307ⅡA2 です。

３．風量変動の少ないファン

４．デジタル式操作パネル

・ HEPA フィルター目詰まりに対し、従来比 1/6 程度の風量低下率と・ 流入と給気風速を常時デジタル表示し、常に安全を目視できます。

なっており、風量はほとんど変化しません。
・ NSF の要求するファンの性能（回転制御せず 50%の圧力損失上昇時に風量低下率が 10%以内）を満足しています。

・ 異常表示や HEPA フィルターや殺菌灯の交換時期をお知らせします。

AC型 従 来 ファン

35％風量低下

風量低下率（％）25％
JIS要求範囲
10％

NSF要求範囲
10203025％

新型ファン
5.3％風量低下

4050％
圧力損失増加率1) 選択頂いた前面開口高さ（指定開口高さ）に対し、工場出荷時の検査及び現場検査を実施することにより、指定開口高さにて御使用頂けます。

3）米国の NSF International(公衆衛生財団)が発行する、NSF/ANSI

No.49-2011(Biosafety Cabinetry : Design, Construction, Performance, and Field Certification)。

2) 第３者機関として、JACA（（公社）日本空気清浄協会）が JACA No.48-2009 に基づ

4) JIS 規格及び NSF 規格に基づく細菌試験を、社内検査及び第３者機関（JACA）にき、物理的封じ込め性能の適合性試験を実施（型式認定制度）。試験合格品に対て実施。JACA 型式認定制度の適合性試験についても合格し、 JACA 型式認定をし認定（JACA 型式認定）を行うものです。

取得しました。

寸法図（BHC-1307ⅡA2）
LED照明灯(10)直流ファン
排気フィルター

ブレーカー

1300
(庫内寸法)

アームレスト（取外し可）
ガス供給コック

作

640
200

ガス継手
ガスバーナー(オプション)

菌灯

吸込パンチング板(465)(ｼｬｯﾀｰ開口MAX)
250

バキュームコック

殺業

台

600

125

スライドシャッター
(強化ガラス5t)

吹出パンチング板

脚乗せ台
460

操作パネル

2040（搬入時は1950H＋スタッドボルト）

給気フィルター

バキューム継手
フットスイッチ(ガスバーナー用)(オプション)1500※図面は BHC-1307ⅡA2 です。
792

仕様
型式集塵効率集塵要素

BHC-1007ⅡA2

処理風量(m3/min)

前面開口寸法250㎜

作業室内風速(平均m/s)

前面開口寸法250㎜

前面吸込風速(平均m/s)

前面開口寸法250㎜

電源
消費電力(W)
LED照明
殺菌灯（インバーター式）
重量(Kg)
最小搬入寸法(mm)構造
価格（税別）

約280（約400VA）
8W×3
15W×2
約270
W1200×D730×H1970￥1,580,000

BHC-1907ⅡA2

給気：25.6 / 排気：14.8
約0.41
約0.52
約560（約700VA）
17W×3
15W×2
約480
W2100×D730×H1970￥2,780,000

・電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) ・専用ハンガーパイプ
・室外排気用チャンバーボックス
・アスピレーター（サクションポンプ）
・キャノピーフード
・インラインフィルター
・排気フィルター差圧計・バキュームポンプ
・室外排気での使用にはオプションのチャンバーボックス、キャノピーフードが別途必要になります。
・室外排気仕様にて開放式ダクト（キャノピーフード）にて室外排気を行う場合、安全キャビネットの排気風量に対し、約1.5倍（約150％）の建屋側排気設備を確保することを推奨します。
・ボリュームダンパーを取り付ける場合はキャノピーフード先端より1ｍ以上離してください。
・作業室内風速は前面開口寸法250㎜時の場合、作業台上385㎜の位置にて計測した数値です。
・消費電力は送風機+照明運転時の数値で、コンセント容量を含みません。
・最小搬入寸法は表記寸法に+20㎜程度の余裕を取ってください。
・シャッター開口寸法200㎜設定時の仕様については別途お問い合わせください。

オプション

その他

本

給気：14.4 / 排気：8.3
約0.44±0.025
約0.55±0.025

BHC-1307ⅡA2
BHC-1607ⅡA2
0.3μm粒子にて99.99％以上
HEPAフィルター（スキャンテスト品）
給気：18.8 / 排気：10.7 給気：20.0 / 排気：12.2
約0.44±0.025
約0.38±0.025
約0.55±0.025
約0.51±0.025
AC100V 1φ 50/60Hz約330（約450VA）
約490（約620VA）
11W×314W×315W×215W×2
約320
約410
W1500×D730×H1970 W1800×D730×H1970
本体：鋼板製焼付塗装、 作業台：ステンレス製￥1,680,000￥2,330,000

社〒110-8686

東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号

TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615

東北営業所〒980-0013

宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(オークツリー仙台)

TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883

中部営業所〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号（CK21 広小路伏見ビル） TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200

北陸営業所〒930-0005

富山県富山市新桜町 4 番 28 号（朝日生命富山ビル）

TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753

関西営業所〒531-0071

大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号（第 1 リッチビル）

TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827

中国営業所〒732-0825

広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号（アフロディテビル）TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505

九州営業所〒810-0062

福岡県福岡市中央区荒戸 3 丁目 6 番 29 号（クリエイト西公園ビル）

TEL 092-401-1595 FAX 092-401-1594

鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号（ショーヤ 105 号）

TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

南九州出張所 〒899-4332

URL： https://www.airtech.co.jp☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

5001380-CV2081377CV2076017
CV2083190CV2083188