GLS-2200

GLS-2200

SPECIFICATIONS
タイプ
測定距離 ※ 1
詳細モード （反射強度 90%）高速モード （反射強度 90%）
低出力モード （反射強度 90%）標準モード （反射強度 90%）
近距離/近距離（高出力）/ 路面 / 路面（高出力）モード（反射強度 9%）
スキャニング部

ショート
100 ｍ
130 ｍ
130 ｍ
―40 ｍ

スキャンスピード ※ 2
レーザークラス JIS C 6802 : 2014
レーザー
スキャン密度（分解能）
スポットサイズ(FWHM)
点間隔
最大点数
測定範囲
角度精度
距離精度
面精度

φ≦ 4mm1 ～ 20m

3.1㎜（σ）
1 ～ 90m 時
1 ～ 90m 時

器械高測定機能
測定範囲
測定精度
カメラ部

ミドル

ロング

100 ｍ
210 ｍ
210 ｍ
350m
40m

100 ｍ
210 ｍ
210 ｍ
500 ｍ
40 ｍ

近距離モード近距離（高出力）モード
路面（高出力）モード
路面モード
最大 120,000 点 / 秒 最大 120,000 点 / 秒 最大 48,000 点 / 秒 最大 60,000 点 / 秒 最大 120,000 点 / 秒 最大 60,000 点 / 秒
Class 3R
Class ３R
Class１Class ３R
Class 3R
Class 3R
1064nm ※ 3
詳細モード

測定モード

GLS-2200

高速モード

低出力モード標準モード

3D 点群処理ソフトウェア
MAGNET Collage
対応！

GLS-2200 シリーズ

3D Laser Scannerφ≦ 11mm
1 ～ 150m
最少 3.1㎜ （10m 時）
V：15,202 点 / ライン（270°） H：20,268 点 / ライン（360°）
V：270°/ H：360°
V : 6” / H : 6”
3.1㎜（σ）
3.7㎜（σ）
3.1㎜（σ）
3.1㎜（σ）
1 ～ 110m 時
1 ～ 110m 時
1 ～ 150m 時
1 ～ 40m 時
1.0㎜（σ）
1 ～ 110m 時
1 ～ 110m 時1 ～ 150m 時
1 ～ 40m 時
0.3 ～ 2.0m
3.0㎜（専用ターゲット使用時）

画角

狭角

角度補正装置形式
補正範囲
表示部

広角 ： 対角 170°
： 8.9°(V) x 11.9°(H)
液体式（2 軸）
± 6’

形式
その他
レーザー求心画像求心インターフェース
カードスロット
無線 LAN 通信
通信距離
無線通信規格電源部
内部バッテリー（BDC72）
容量
作動時間
外観
寸法
器械高質量
使用環境
動作温度範囲
保存温度範囲防塵防水性能 JIS C0920 : 2003

TFT-LCD 3.5 型
ビーム径

VGA

タッチパネル付き

1㎜φ（1m） / 4㎜φ（1.5m）
合焦距離 1m

SD カード （SDHC Class6 以上、32GB 以下）
半径 5m 以内 ※ 4 ※ 5 ※ 6
IEEE802.11g/n
5986mAh/1 個 × 4 個 (2 直 2 並で使用 )2.5 時間 （4 個フルチャージ）
293 (W) ×152（D）× 390 (H) mm
226mm ( 整準台取り付け面からミラー回転中心まで )10kg ( 整準台、バッテリーを含む )-5 ～＋ 45℃
-20 ～＋ 60℃
IP54※ 1 気象条件や大気の状況、測定対象物の反射率と表面の状態によって異なる場合があります。 ※ 2 最大発光回数 ※ 3 赤色レーザーを測距レーザーに重畳する Class3R モードと、赤色レーザーを消灯する Class1 モードを有する。 ※ 4 通信間付近一帯に障害物がなく、電波発信・妨害する施設や車がほとんどない場合で雨天を除く。※ 5 本機と Android 端末の設置は地面から 1.3m 以上であること。 ※ 6 通信距離と通信速度は通信環境によって変わることがあります。

GLS-2200 標準構成品
本体（ヘッドカバー付き）
バッテリー (BDC72)
充電器 (CDC77)
電源ケーブル (EDC113)
スタイラスペン
器械高測定用ターゲット
ターゲットシート［マグネットタイプ］
（小型）
工具ケース

1111111工種拡大する i-Construction
活躍の場が広がる 3D 計測
正確な 3D 点群データで高精度面管理を実現！
• 器械点・後視点法 / 後方交会法プログラム搭載• 360°プリズムにも対応する長距離ターゲットスキャン

ー 建設の未来がここにある ーhttps://www.topconsokkia.co.jp
アウラ

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せワイピングクロス
SD カード（取扱説明書 PDF）
安全上のご注意
ビニールカバー
格納ケース
背負いベルト
輸出規制カード

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

トプコンソキアポジショニングジャパンがWebサイトをオープン！

トプコン測量機器コールセンター

1
4
2
2
1
1
2
10120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）●「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
● RCSファイルの出力機能はAutodesk® ReCap 360TM、およびAutodeskテクノロジーを利用しています。
● i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は• 面精度が１ｍｍ (σ) に向上• HDR 撮影でくっきり３D 点群データ生成• リモートコントロール対応• 敏速サポート可能な純国産レーザースキャナー
地上型3次元レーザースキャナによる形状計測
登録番号：KT-140022-VE

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654
ホームページ https://www.topcon.co.jp

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE
本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス

リモートコントロールシステムを用いた効率的測量システム

福岡オフィス©2020

Printed in Japan 2020 12-50 P-278-2

登録番号：KT-100028-VE

活用促進
技術構造物工

舗装工

土工
3D 維持管理データ

測量

設計・
3D 設計データ
施工計画

3D 現況データ施工

3D 施工データ

検査

維持管理

3D 出来形データ

BIM/CIM ソフトウェア
BIM/CIM ソフトウェア

収集した現況の点群データをベースに 3D 設計図を作成

完成物の点群データと3D 設計データを比較

GLS-2200

GLS-2200

効率的な点群ワークフロー

スキャナー

ターゲット

点群品質の向上

長距離ターゲットスキャン

面精度が 1mm※に向上

200m 先でもターゲットスキャンが可能です。
広域現場でも、ターゲット移動の回数が格段に減り、作業量が大幅減少します。

反射率の低い暗色の路面にも強く、1mm の面精度を確保。i-Construction における舗装工の出来形計測に対応します。※標準偏差 (1σ )1mm。MAGNET Collage で解析した場合。

360°
プリズム対応HDR ※撮影によるくっきり３D 点群データ生成

器械点移動の際にプリズムの向きを変更することなく、すぐに測定開始。計測時間の高速化を実

従来画像による 3D 点群データ

ターゲット

通常画像を使用して色付けされた３D 点群データは日陰が黒つぶれしたり日向が白飛びしたりしますが、HDR 画像を使用すれば、より自然でリアルな３D 点群データを生成します。

測定レンジによって選べる
3 つのラインアップ

器械点・後視点法 / 後方交会法
プログラム搭載

簡単操作のオンボード
コントローラ設備やインテリアなどの短距離から土木現場の現況作業や大型構造物まで、用途に応じて 3 種類からお選びいただけます。

測量機器メーカーならではの測量方式レジスト
レーションを多数搭載。標準プログラムを使用すれば、計測時にレジストレーションを行うた現します。

スキャナー

ターゲット

従来のターゲットスキャン

8 種類の測定スキャンモードを搭載
現場状況や要求精度に合わせて、「詳細」
「高速」
「低出力」
「標準」
「近距離」
「近距離（高出力）」「路面」「路面（高出力）」のスキャ
ンモードを搭載し、様々な計測シーンでご利用いただけます。

スキャナー

長距離ターゲットスキャン

スキャナー

ターゲット

HDR 対応画像による 3D 点群データ※ High Dynamic Range の略。一度に何段階かの露出の異なる画像を撮影し、肉眼に近い自然な画像を生成する技術です。

リモートコントロール対応

ワンボタンでスキャンが開始できる簡単ソフ
トウェア。グラフィック表示で、操作性の良いコントローラです。

め、ソフト側の作業時間が大幅に短縮されます。

路面モード搭載

反射率の低い暗色の路面でも、舗装面計測用の「路面」モードを使用することで測定が行えます。
新設のアスファルト舗装面の測定には、「路面（高出力）」モードが適応。
i-Construction における舗装工の出来形計測に対応します。

AndroidTMz 端末から無線 LAN によるリモー
トコントロールが可能です。GLS-2200 を高所や危険な場所に設置する場合など、本体
タッチパネルを操作できない状況でも端末側で操作が行えます。
※外部リモートコントロールコマンド近日対応予定

広角・狭角デュアルカメラ
広角 170°/5M ピクセルカメラと、同軸で狭角 8.9°
/5M ピクセルカメラを搭載。広角カメラは、超高速で全周画の取得を可能としました。

広角カメラ

狭角カメラ

２軸傾斜補正で確実にレジストレーション
トータルステーションと同等仕様である２軸傾斜補正搭載。（範囲±６′）
後処理ソフト MAGNET Collage で、複数のスキャンデータを確実にレジストレーションし正確な点群合成をサポートしています。

GLS-2200
簡単で高精度 器械点・後視点法＆後方交会法

MAGNET Collage がつなぐシームレスな現場の 3D 化！

トータルステーションで馴染みのある器械点・後視点法、および、後方交会法をレーザースキャナーでサポート。
測量機器メーカートプコンならではの機能を含めた６種類のレジストレーションで現場作業が行えます。

MAGNET Collage は、観測から、データ処理・加工・出力、そして、点群合成までを実現する３D 点群処理ソフトウェアです。
短時間で 3 次元点群モデルを作成することが可能です。

外業
内業
特徴

器械点・後視点法
必要（1 点）可
短い
高いターゲット設置
座標付け
作業時間
結合精度

後方交会法
必要（2 点以上）
可
短い
高い

タイポイント法
点群マッチング
必要（多数）不要
可不可
長い（ターゲットスキャン）
*
短い
高い
低い

複数のセンサで取得したデータをMAGNET Collage 一つで点群生成、データ合成！

UAV

マニュアルレジストレーション ステーションセット
不要
不可
混合
短い
低い

空からレーザースキャナー

地上からターゲット / プリズム

3D点群処理ソフトウェア
器械点 1

器械点 2

走行しながらタイポイント法
器械点

器械点・後視点法

高精度

確実な作業を行う場合に有効です。

後視点

簡単

2

高精度
1+2

自動

手動

マニュアルレジストレーション

最大到達距離
反射率
ショート

ミドル

ロング

簡単

高精度

40m

18%

90%

90m

130m

（近距離 / 近距離（高出力）/ （高速モード / 低出力モード）
路面 / 路面（高出力）モード）

40m（近距離/近距離（高出力）/路面/路面（高出力）モード）

40m（近距離/近距離（高出力）/路面/路面（高出力）モード）

150m（標準モード）210m（標準モード）（高速モード / 低出力モード）

350m（標準モード）500m（標準モード）

器械点 2

2

1+2

簡単

手動で点群データを結合させる場合に有効です。

B
9%

MAGNET Collage

計測・データ処理

閲覧・共有

遠隔地から閲覧
距離や面積の計測もラクラク

社内での点群データ共有にも使える！
発注側や元請側と同じ点群データを見ながら説明ができる！

既知点 2

器械設置を任意の場所で行いたい土木・建設現場などで有効です。

MMS

3D 点群によるモデリングで、BIM を強力にサポート
1

後方交会法

MAGNET Collage Web は大容量の点群データを、Web 環境のみで閲覧できるウェブアプリケーションです。断面や距離、面積を計測することもできます
ので、より詳細に情報を把握することができます。

MAGNET Collage Webレーザースキャナー

簡単

短時間で簡単に観測する場合に有効です。

器械点TM

Web にアクセスするだけ連携するオフィスワークソフト

点群マッチング

既知点 1

3D 点群ビューワー（オプション）
UAV

1

結合精度が高く、長い路線や複雑な形状の現場に有効です。

MMS

現況の 3D 化から土工計画において i-Construction を強力にサポート

BIM モデル作成支援ソフトウェア 現況 3D 点群からBIM モデルを自動抽出！

建築向け品質管理ソフトウェア

現況の 3D 点群とBIM モデルを自動比較、施工精度の可視化

平坦性解析ソフトウェア

3D 点群から基準面に対しての平坦性を効率よく正確に検査！

i-Construction を強力に支援する 3D 点群処理システム

点群処理から、施工管理・電子納品まで ICT 活用工事をトータルで強力にバックアップ

結合

結合

器械点・
後視点法

器械点 1

器械点 3

A

タイポイント法

不可A+(B+C)= 結合

C

グループ化

BIM/CIM のワークフロー全体をサポートする総合ソリューション

グループ化ステーションセット

（階層型レジストレーション）
合成方法の組み合わせを併用できます。

建設・土木業界向けコレクション

確実

株式会社アイ・エス・ピー

点群処理・解析・設計・土量管理・シミュレーション・出来形までの一連をひとつで®

活用事例のご紹介

GLS-2200

i-Construction

BIM (Building Information Modeling)

建設現場の生産性向上を目的として国土交通省が推進している「i-Construction」
において、３D 点群による「起工測量」「出来高管理」および「出来形管理」のデータ取得手段として、レーザースキャナー、UAV が活用されています。
３D 点群データの活用により、従来法に比べ土工、舗装工、法面工、付帯構造物設置工などでの作業時間の大幅な短縮、検査書類の削減が実現されます。

建築において土地の形状や改築・改装時の外装・内装の現況調査に活用されます。リアルな 3D 点群データをベースに設計を行うことができ、また竣工時にスキャン計測をしておけば、後のメンテナンスや改装時の効率化に役立ちます。

路面計測・法面計測
道路や法面の計測にもスキャナーは有効です。路面計測では道路の轍の形状を取得し、メンテナンス時期の管理に活用できます。また、法面計測では地滑り等の災害計測はもちろん、法面の形状変化等の経年変化の把握にも役立たせることができます。

トンネルの内空断面計測
連続した 3D の面形状を取得することにより、カーブや合流など複雑な形状をしたトンネルでも、分かり易い 3D モデルを作成することが可能です。任意のピッチで断面形状を抽出でき、また設計データや過去の形状との変位量も容易に把握することが可能です。

インフラ調査構造物全体の 3D 形状データを得ることで、メンテナンス業務における修復箇所の位置特定、サイズや形状の計測、修復部材の積算等、多岐に渡り利用できます。また、定期的な計測を行うことで、経年変化を確認することもできます。

設備現況調査設備の配置転換やリニューアル工事等を行う場合、事前調査や検証が必要となります。短時間で精密なデータを簡単に取得することが可能となれば、計測の時間が限られている工事設備などの測定において有効です。
3D で緻密な点群データから図面を作成したり、配管・配置のシミュレーションなど多岐にわたり活用することができます。

歴史的建造物・文化遺産
多くの場合、歴史的建造物や文化遺産には設計図面が残されていません。非接触で計測できるレーザースキャナーを用いれば、対象物を傷つけることなく詳細な 3D 形状を取得できます。カラー点群データを用いることにより、形状だけでなく質感までも再現可能となります。取得した 3D 形状
データは、メンテナンス用の図面作成だけでなく、 アーカイブとしても広く活用できます。

3D データサービスA

お客様の働き方改革を支援する、3D データの生成・解析のアウトソーシングサービス！
3D 設計データ作成サービス

B

3D 点群処理データサービス

C

データクリーニング /TIN 作成サービス

D

3D 出来形ヒートマップ作成サービス

時間短縮！

繁忙期の作業支援！

レンタル時の解析にも！

お客様に代わり、レーザースキャナー及び UAV の 3D 点群処理を行うサービスを提供しています。繁忙期の作業支援、レンタル時の解析など、お客様の業務を支援し、BIM/CIM や i-Construction の推進に貢献いたします。業務にお困りの際は、下記までご相談ください。

お問い合わせ3D データサービス

電話番号：03-5994-0671
Eメール：3dd_service@topcon.co.jp