Širokospektrální rtg. systém(ŠIROKO)
FW03010568

Zápis z ověřovací zkoušky prototypu
širokospektrálního rtg. systému(Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot)

Prosinec 2023

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Novodvorská 994 • 142 21 Prague • Czech Republic
Registr No.: CZ28400020 • T: +420 273 136 951 • M: +420 734 231 472 • Mail: sales.prague@rigaku.com

Evidenční číslo

FW03010568-02-Gprot

Druh výsledku projektu Gfunk

Název výsledkuŠirokospektrální rtg. systémŠiirokospektrální rtg. systém ŠIROKO vychází z unikátní
kombinacerotačně

symetrické

rtg.

optiky(RSO)a širokoúhlé multi-fóliové rtg. optiky (MFO) v jeden celek,který má fokus ve stejné fokální rovině. Při sestavování
Popis výsledkufunkčního vzorku širokospektrální rtg. systému byl ověřen
mechanický design, který byl navržen tak, aby bylo
sestavení rtg. optik do jednoho funkčního celku relativněsnadné a přesné, tzn. minimální nutnost dodatečného
seřizování. Prototyp byl navržen tak, aby zobrazoval z bodu
do bodu.
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Tvůrce výsledkuIng. Adolf Inneman, Ph.D.
Ing. Veronika Maršíková, Ph.D.
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Místo ověření:Za Radnicí 868, Dolní BřežanyVZLUBeranových 130, 199 00 Praha – LetňanyTermín ověření:11-12/2023
Prototyp širokospektrálního rtg. systému ŠIROKO bylnavržen, připraven a otestován v přímé souvislostiZávěr:s řešením projektu.
Prototyp stejně jako jednotlivé rtg. optiky, ze kterých byl
prototyp složen splňovaly stanovená kritéria.

12/2023
Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot

2

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gprot
CONFIDENTIAL

Obr. 1: Sestava širokospektrálního rtg. systému ŠIROKO – nákres.

Obr. 2: Fotografie prototypu širokospektrální rtg. systému ŠIROKO.

12/2023
Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot

3

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gprot
CONFIDENTIAL

Obr. 3: Experimentální uspořádání pro testovaní rtg. systému ŠIROKO.

Obr. 4: Fotografie experimentu ve vakuové komoře.

Tab. 1: Kritéria pro splnění ověřovací zkoušky:kritérium

12/2023
Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot

GAIN – zesílení

 20 xohnisková vzdálenost

440 mmvelikost fokusu

 550 µm

4

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gprot
CONFIDENTIAL

Obr. 5: Prototyp ŠIROKO (MFO+RSO) - hledání optimální polohy z hlediska velikosti fokusu, vlevo -  10 mm,krok 2 mm a vpravo 1 mm, krok 0.1 mm, rtg. test – NiP anodou, 12 kV, 100 µA.

Následující obrázky prezentují 3D snímek v optimální poloze (Obr. 6) a profily fokusu
v optimálníohniskové

vzdálenosti,spolu

svyhodnocení

FWHMz

vertikálního

a horizontálního směru (Obr. 7). FWHM dosáhlo v obou směrech hodnoty menší nežstanovené kritérium (Tab. 1), čímž prototyp splnil požadovaná kritéria.

Obr. 6: Prototyp ŠIROKO – 3D snímek v optimální poloze, Z = 440 mm,rtg. test – NiP anoda, 3 kV, 100 µA.

Obr. 7: Prototyp ŠIROKO – profil v horizontálním (vlevo) a vertikálním (vpravo) směru, Z = 440 mm,rtg. test – NiPanoda, 3 kV, 100 µA.

12/2023
Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot

5

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gprot
CONFIDENTIALNa Obr. 8 je vidět porovnání rtg. systému ŠIROKO a MFO. Pro zjištění zesílení užitečnéhosignálu byl použit GAIN z podélného Z-skenu. Tento rtg. test prokázal, že MFO zvýší získanýužitečný signál cca 8x a ŠIROKO (MFO doplněná o RSO) zvýší užitečný signál cca 20x.

Obr. 8: Porovnání prototypu MFO (bez RSO) a prototypu ŠIROKO (MFO+RSO) z hlediska gainu, Z-sken, rtg.
test – NiP anoda, 12 kV, 100 µA.

ZávěrVýstupem etapy E003 „Prototyp“ projektu „Širokospektrální rtg. systém (ŠIROKO)“, TREND
FW03010568 je prototyp ŠIROKO, který vychází z unikátní kombinace rotačně symetrické
rtg. optiky (RSO) a širokoúhlé multi-fóliové rtg. optiky (MFO). Konkrétně se jedná okombinaci 2 eliptických tenkostěnných rotačně symetrický optik a dvou sad MFO, kterébyly navrženy tak, aby zobrazovaly z bod do bodu. Prototyp stejně splnily všechna
stanovená kritéria.
Úplná sada naměřených hodnot, obrázků a fotografií je k dispozici ve společnosti Rigaku
Innovative Technologies Europe s.r.o., Za Radnicí 868, Dolní Břežany.

12/2023
Evidenční č.: FW03010568-02-Gprot

6

TREND FW03010568 – ověřovací zkouška Gprot
CONFIDENTIAL