PT0-1821

GX-6000 型 簡易取扱説明書
使用前点検
1． 電池残量が十分あることを確認してください。
2． テーパーノズルが折れていないこと、穴が開いていないことを確認してください。
3． 本器内のフィルタが汚れていないこと、目詰まりがないことを確認してください。
4． 本体とテーパーノズルが正しく接続されていることを確認してください。
5． 傷防止のため出荷時に表示部に貼付された保護フィルムが付いていないことを確認してください。

各部の名称
テーパーノズル
ガス排出口

LCD 表示

ガス吸入口
照明ライト

ブザー放音口DISP/LOCKボタン

警報窓▲/AIR ボタンRESET/照明ライトボタン
SHIFT/▼/(PANIC)ボタン

POWER/ENTERボタン
赤外線通信ポート

充電方法/乾電池の交換方法
危険充電および乾電池の交換は、安全な場所で行ってください。
＜充電方法>＜乾電池の交換方法>

1. 本器の電源が切れていることを確認する

1. 本器の電源が切れていることを確認する

2. 本体を充電器に挿入する2. 電池蓋のロックプレートを外す

3. AC アダプタをコンセントに差し込む

3. 電池蓋を開ける

充電が開始されると充電確認用ランプが4. 電池の極性に注意して新しい電池を入れる点灯（赤）し、終了すると消灯します。

5. 電池蓋を閉じ、ロックプレートを閉める

注記 : 詳細は取扱説明書をご参照願います。

GX-6000 型 簡易取扱説明書
基本操作
1. 始動方法
POWER/ENTER

ボタンをブザーが “ピッ” と鳴るまで （5 秒以上）押して電源を入れます。

2．ゼロ校正警告・ 始動後、ガス検知を行う前にゼロ校正を実施してください。
・ 揮発性有機化合物（VOC）と二酸化炭素（CO2）を検知対象ガスとする仕様の場合は、ゼロ校正時に専用フィルタを使用する必要があります。詳細は取扱説明書を参照してください。
測定画面で、新鮮な大気中で AIR ボタンを長押しします。「AIR キー離す」と表示されたら、AIR ボタンを離します。
3．検知方法テーパーノズルの先端を検知する場所に近づけ、LCD 表示部の数値を読み取ってください。
4. 電源の切り方

警告
測定終了後、濃度表示がゼロ（酸素濃度の場合 20.9%）に戻っていない場合は、新鮮な大気中に放置して表示がゼロに戻ってから電源を切ってください。
POWER/ENTER ボタンを長押しし、ブザーがピッピッピッと 3 回鳴り、表示が消えたら離します。

ガス警報動作
警報の種類
ブザー鳴動

警報窓のランプ点滅
バイブレーション動作
LCD 表示第一警報
約 1 秒周期の強弱鳴動を繰り返す。
「ピーピー」
約 1 秒周期の点滅動作を繰り返す。

第二警報
TWA 警報STEL 警報
約 0.5 秒周期の 約 1 秒周期の 約 1 秒周期の強弱鳴動を強弱鳴動を強弱鳴動を繰り返す。
繰り返す。
繰り返す。
「ピーピー」「ピーピーピーピー」 「ピーピー」
約 0.5 秒周期の 約 1 秒周期の 約 1 秒周期の点滅動作を点滅動作を点滅動作を繰り返す。
繰り返す。
繰り返す。
警報時に振動ガス濃度値とガス濃度値と「AL1」を交互に 「AL2」を交互に表示する。
表示する。

注記 : 詳細は取扱説明書をご参照願います。

ガス濃度値とガス濃度値と「TWA」を交互に 「STEL」を交互に表示する。
表示する。

OVER 警報
約 0.5 秒周期の強弱鳴動を繰り返す。
「ピーピーピーピー」
約 0.5 秒周期の点滅動作を繰り返す。
ガス濃度表示部に「OVER」を表示し、「OVER」と交互に表示する。

GX-6000 型 簡易取扱説明書
各種動作フロー＜ゼロ校正＞＜スナップロガ＞＜DISP モード＞
TUBE

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ測定

進む ENTER
戻る DISP
測定 RESET

AIR ボタンDISP ボタン▲ボタン＋ボタン

長押し同時に長押し

SHIFT/▼/PANIC ボタンRESET/照明ライトボタン

長押し長押し＜ノーマルモード＞
測定画面

照明ライト点灯＜パニック警報＞＜照明ライト点灯＞

DISP モード
DISP モードでは DISP ボタンを押すと下記項目を順に表示します。
① ベンゼンセレクトモードへの切り替え（VOC<10.0eV>センサ搭載仕様のみ表示）② PID ガス選択設定(VOC センサ搭載仕様のみ表示)③ PEAK 値表示/クリア④ STEL 値表示⑤ TWA 値表示
⑥ フルスケール/警報点表示/警報テスト⑦ 測定経過時間表示⑧ 日時と電圧表示⑨ データロガ残り時間表示⑩ データロガ消去
注記 : 詳細は取扱説明書をご参照願います。

⑪ユーザーID 表示/選択⑫ステーション ID 表示/選択⑬スナップロガ表示⑭ピークバー表示設定⑮測定ガススクロール表示設定⑯表示上下反転設定⑰可燃性センサ<%LEL>保護設定(可燃性ガス<％LEL>センサ搭載仕様のみ表示)⑱表示白黒反転設定⑲言語設定(英語以外の言語を選択中の場合のみ表示)

GX-6000 型 簡易取扱説明書
トラブルシューティング症 状＜画面表示＞

原

因

電池が極端に消耗している
電源が入らない

異常な動作をする処

置

リチウムイオン電池ユニットの場合：安全な場所で充電してください。
乾電池ユニットの場合：安全な場所で 3 本とも新品の乾電池に交換してください。

POWER ボタンを押す
時間が不適切電源を入れるときは POWER ボタンを押し、ピッと音が鳴ったら指を離してください。

電池ユニットの実装不良

電池ユニットが正しく本体に装着されているか確認してください。

突発的な静電気ノイズなどによる影響

いったん電源を切り、再度電源を入れてください。

リチウムイオン電池ユニットの場合：電源を切り、電池電圧低下警報が電池残量がなくなってい 安全な場所で充電を行ってください。
表示されているる
乾電池ユニットの場合：電源を切り、安全な場所で＜FAIL BATTERY＞
新品の乾電池に交換してください。
アダプタの接続が正しくない

AC アダプタの AC プラグおよび DC プラグを正しく差し込んでください。

充電回路に異常がある販売店または最寄りの弊社営業所まで修理をご依頼ください。

水、油などを吸い込んでいる

テーパーノズルに損傷や水、油などの吸い込み跡がないか、確認してください。

フィルタが詰まっている

フィルタの取り付け状態、および詰まりやねじれなどを確認してください。

ポンプが劣化している販売店または最寄りの弊社営業所までポンプ交換をご依頼ください。

長期間動作させずに保管している（6 ヶ月以上）

流量低下警報が表示されたら、いったん電源を切り、再度電源を入れて（再起動）ください。数回この操作を行って改善しない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所までポンプ交換をご依頼ください。

本器の周囲に新鮮な空気を供給していない新鮮な空気を供給してください。

センサ感度の劣化販売店または最寄りの弊社営業所までセンサ交換をご依頼ください。

センサ異常＜SENSOR FAIL＞

センサ感度の劣化販売店または最寄りの弊社営業所までセンサ交換をご依頼ください。

システム異常＜FAIL SYSTEM＞

本体回路に異常がある販売店または最寄りの弊社営業所まで修理をご依頼ください。

充電できない（リチウムイオン電池ユニットのみ）

流量低下警報が表示されている＜FAIL LOW FLOW＞

ゼロ校正ができない＜SENSOR FAIL＞

注記 : 詳細は取扱説明書をご参照願います。