フロンティア・ラボ株式会社 〒963-8862福島県郡山市菜根4-16-20 TEL（024）935-5100 http://www.frontier-lab.com/

PY-2020iS ソフトウェア Ver. 3.04のインストールと温度校正値の入力方法
2021/10/27

フロンティア・ラボ㈱下記のStep1～10を実行して下さい。

Step1：温度校正値のメモリ状態の確認
1.1

パイロライザーの温度校正値の記憶状態を確認して下さい。
現 在 ご 使 用 い た だ い て い る ソ フ ト ウ ェ ア の “ Tools ” “Maintenance”を選択して下さい。パスワードの入力を求める
画面が表示されます（図1.1）。パスワード（2020）を入力し、“OK”を押して下さい。

1.2“Maintenance”の画面中の赤枠部の値を確認して下さい（図1.2）。この値が“0”であった場合には、温度校正値がリセットされていることを意味しています。Step3以降で温度校正値を再入力した際に、パイロライザーの実温度が変化しますので、必要に応じて検量線を再作成する準備を行って下さい。

図1.1

図1.2

Step2：温度校正値の準備
2.1

装置の納入時に添付されている性能保証書（図2.1）をご準備下さい（納入時は取扱説明書のファイルに同梱されています）。温度校正値は、性能保証書に記載されている“校正値”または“INPUT PY TEMP”の数値を使用して下さい（出荷時期によって性能保証書の書式が異なります）。
また、パイロライザー加熱炉のヒーターやセンサーの交換などの修理を行った際には、温度校正値が変わります。最後に修理を行った際の「作業報告書」に新しい校正値が記載されていますので、そちらの数値を使用して下さい。

図2.1
2.2 性能保証書が紛失している場合には、温度コントローラー底面にも温度校正値が表記されていますのでご確認ください（一部のロットではこの表記が無い装置もございます。その場合には、装置のシリアル番号をご確認の上、弊社ホームページの問い合わせフォームより弊社顧客サービス部にお問い合わせ下さい）。
1

YN211027

Step3： Ver. 3.04ソフトウェアのインストールの準備
3.1a 旧バージョンのPY-2020iS Controlソフトウェアのインストール先フォルダー名を確認してください。デスクトッ
プ上にPY-2020iSのショートカットがある場合は、そのアイコンをマウスで右クリックします。メニューが現れる
ので、”プロパティ”をクリックしてください。次に現れるウィンドウのリンク先を確認してください。 （図3.1a）。
Step 3.2へ進んでください。
3.1b デスクトップ上にPY-2020iSのショートカットがない場合は、“プログラム”-“PY-2020iS Control”-“PY2020iS Control”を選択して、マウスを右クリックします。メニューが現れるので、”プロパティ”をクリックしてください。次に現れるウィンドウのリンク先を確認してください。 （図3.1b）。 Step 3.2へ進んでください。
3.2 32bitのWindows OSでは、”C:¥Program Files¥PY-2020iS Control¥py2020is.exe” 、64bitのWindows Osでは、 ”C:¥Program Files (x86)¥PY-2020iS Control¥py2020is.exe”であることを確認してください。
3.3 上記の文字列である場合には、これまでお使いの設定がそのまま引き継がれますが、これ以外の文字列が表示される場合は、Ver. 3.04のインストール後の初回起動時に、温度コントローラーのCOMポート番号と(Step6.3参照）、周辺装置の使用環境を (Step10.2参照) 再度設定する必要があります。旧バージョンのPY2020iS Controlソフトウェアを起動し、メニューから”Tools”-”Option” を選びます。図3.2のダイアログが開きますので、PY-2020iSとAS-1020Eで使用しているCOMポート番号を記録します。
3.4 インストール前に、3.2で表示された”C:¥Program Files¥PY-2020iS Control”などのフォルダを”ドキュメント”,あるいは“マイドキュメント”にコピーします。その後、フォルダの名前を変更します。例として、”PY-2020iS
Control Backup 20150918”などと、作業年月日の名前に変更してください。
3.5

Cドライブの空き容量が10MB以上あることを確認してください。

“リンク先” を確認

デスクトップ上のショートカットを右クリックでメニュー表示“プロパティ” をクリック

図3.1 aYN211027
2

“PY-2020iS Control”を右クリックでメニュー表示“プロパティ” をクリック“リンク先” を確認

スタートボタンからの「プログラム」

図3.1 b

例：PY-2020iSは COM1
AS-1020Eは COM2 を使用している

上記の値を記録する

図3.2

YN211027
3

Step4： Ver. 3.04ソフトウェアのダウンロード
4.1 弊社ホームページ（https://www.frontier-lab.com/jp/support/product-support/）より、PY-2020iS Ver. 3.04をダウンロードして下さい。図4.1の赤枠内の（zipファイル）を右クリックし、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。
4.2 図4.2のウィンドウが表示されますので、そのまま“保存”を押して下さい。
4.3 保存されたファイルを右クリックし、“すべて展開”を選択して下さい（図4.3）。
4.4 図4.4に示すSETUP.exeファイルが作られますので、このファイルをメモリースティックやCDにコピーして、ソフトウェアをインストールするPCに挿入して下さい。

図4.1
図4.2

304S

図4.3

図4.4

YN211027
4Step5： Ver. 3.04ソフトウェアのインストール“Next”ボ5.1 Step4で準備したSETUP.exeを左ダブルクリックして下さい。図5.1のウィンドウが表示されます。
タンを押して下さい。
5.2 お客様名とご所属を図5.2のウィンドウで入力し、“Next”ボタンを押して下さい。

5.3 図5.3が表示されます。インストールを開始することを確認する画面です。“Next”ボタンを押して下さい。
5.4 インストールが終了すると図5.4のウィンドウが表示されます。

“Finish”ボタンを押して下さい。

お客様名とご所属を入力して下さい

図5.1

図5.2

図5.3

図5.4

注意! 本ソフトウェアはC:ドライブの¥Program FIles、あるいは¥Program Files(x86)の下にインストールされます。
D:ドライブなどへのインストールはできませんので、ご注意ください。

Step6：ソフトウェアの起動
6.1 パイロライザーの温度コントローラーの電源を入れて下さい。
6.2 PY-2020iS Ver. 3.04ソフトウェアを、“プログラム”-“PY-2020iS Control”-“PY-2020iS Control”
から起動して下さい（図6.2参照）。

図6.2

6.3 これまで”C:¥Program Files¥PY-2020iS Control”、
あ る い は ”C:¥Program Files (x86)¥PY-2020iS
Control”以外の場所でソフトウェアをお使いの方
は、初回起動時にCOMポート番号の問い合わせウィンドウが開く場合がありますので、Step3.3で記録したCOMポート番号を選択してください。 （図6.3参照）。

図6.3

図6.4

6.4 ソフトウェアのインストール後、初回の起動時のみ図6.4のダイアログボックスが表示されます。

Step7：温度校正値の入力
7.1 温度校正値を入力して“OK”ボタンを押して下さい（図7.1は536を入力した例です）。500~600以外の数値は入力できません。図7.2のウィンドウが表示され、受け付けられません。
7.2 7.1で入力した温度校正値を、確認のため再度図7.3のウィンドウに入力して下さい。異なる数値を入力した場合には、図7.4のウィンドウが表示され、受け付けられません。

図7.1

図7.2

図7.3

図7.4
YN211027

5

Step8：温度校正値の確認
図7.1と図7.3のウィンドウで、正しく同じ数値を入力すると、図8.1のダイアログボックスが表示されます。赤
枠内の温度校正値が正しい値であることを確認し、“はい”ボタンを押して下さい。
温度校正値を入力し直したい場合には、“いいえ”ボタンを押して下さい。図7.1のウィンドウに戻ります。
入力された校正値は、“Help”-“About”から表示される画面の右下（図8.2）で確認することができます。

S

図8.1

図8.2

Step9：確認シールの貼付作業を行った日付、作業者および入力した温度校正値（CAL Factor）を記録して、保管して下さい。

Step10：分析条件の設定
10.1以上で温度校正は終了です。通常使用するメソッドファイルを読み込み、使用する分析条件を入力して、従来通りご使用ください。メソッドファイルが見つからない場合は、Step 3.4でバックアップした場所からコピーしてご使用ください。また、これまでメソッドファイルに保存せずに分析を行っていた場合は、分析条件を確認してから分析を行ってください。

10.2

これまで”C:¥Program Files¥PY-2020iS Control”、あるいは”C:¥Program Files(x86)¥PY-2020iS Control”以外の場所でソフトウェアをお使いの方は、メニューの”Tools” “Instrument Set Up”で設定する選択試料導入装置、マイクロジェットクライオトラップ、オー
トショットサンプラーの使用/不使用の設定、および安定化時間などの設定を再度行
い、”Use as Default Value”で確定させてください（図10.1）。
この際、オートショットサンプラーのCOMポート番号の問い合わせウィンドウが表示される場合があります（図10.2）。オートショットサンプラーの電源が入っている状態で、Step3.3で記録したAS-1020E用のCOMポート番号を指定してください。

図10.1

図10.2

YN2110276

注意! 1. 550ºC以外の温度で温度校正を行われる場合には、本ソフトウェアのご使用はできません。
550ºC以外の温度で温度校正を行う場合は、従来通りメニューバーの“Tools-Maintenance”から開くウィンドウで再度温度校正を行って下さい。
2. 新しいPCに交換したり、同じPCにソフトウェアを再インストールする場合、上記のStep2~8の操作を再度行って下さい。
3. 同じPCに異なる加熱炉を使用する場合、上記のStep2~8の操作を再度行って、各加熱炉固有の温度校正値（Step2の値）を入力して下さい。

YN211027
7