PC0tw-1083

型號：可攜式 4 用氣­體檢測器

這款氣體檢測器旨在確保安全。

GX-Force 具有堅固且易於握持的機身、 感測器三年保固和搭載可用 30 小時電池。
這些屬性有助於確保安全。

■ 易於抓握的輕便設計；約 ３００g

■ 連續運作時間：約 30 小時■ 本質安全的防爆構造、 耐壓防爆構造■ 防護等級相當於 IP67

■ 感測器三年保固

符合 CE/UKCA 標記■ 通過 3 m 掉落測試

安心保固

感測器
保固

3

利用 R 感測器實現出色的長期穩定性。
三年感測器保固。
讓人安心使用。

易於上手的設計連續運作
時間年300輕便
設計

約30
約具有頂部安裝的 LED 燈。
有助於在黑暗的地方安心工作。

g

出色的
耐用性3m
通過3 m 掉落測試

IP67
1m30min

防護等級相當於

IP67

大約是以前機型的三倍充電器連接器類型：USB Type-CLED燈

功能導向設計易於抓握的設計。
輕便設計使單手按鈕操作變容易。
（比以前的機型輕約 16 %）小時

60℃-40℃

使用溫度範圍

-40 °C - +60 °C（臨時使用環境）

多樣的安全功能

可燃氣體­­­切換功能

消除對於繁瑣計算的需求。 允許直接讀出 27 種不同可燃氣體類型。 * 即使開啟和關閉電源， 仍會保留設定。

可燃氣體切換清單
氣體類型
甲烷

異丁烷
氫氣

甲醇

乙炔

乙烯

從 CH4
從 HC機型切換 機型切換
−×〇〇〇〇〇〇

氣體類型
乙烷

−乙醇

丙烯

〇〇〇

從 CH4
從 HC
機型切換 機型切換

丙酮

丙烷

丁二烯

警報點可變更設定功能氣體類型〇×〇〇正己烷

×N- 庚烷

〇〇〇〇可以在 GX-Force 主機上變更 / 配置設定。 支援根據客戶自己的標準進行控制
和管理。

〇〇〇

環戊烷

從 CH4
從 HC機型切換 機型切換

苯甲苯

二甲苯

確認嗶聲功能〇〇〇

〇〇〇〇〇

氣體類型
正壬烷

〇

乙酸乙酯

〇

甲基乙基酮

異丙醇

〇

甲基丙烯酸甲酯〇二甲醚

偵測器正常作動的通知功能。 偵測過程中蜂鳴器以預設間隔鳴響。

從 CH4
從 HC機型切換 機型切換

氣體類型〇〇

甲基異丁基酮

〇〇

正戊烷

〇〇〇〇〇

從 CH4
從 HC機型切換 機型切換

四氫呋喃〇〇〇〇〇〇〇〇〇

校準通知功能電源開啟後會顯示， 離建議定期校正的天數。
提醒使用者定期校正， 確保安全使用。

長期穩定性出色的新 R 感測器

GX-Force 搭載新開發的
R Sensor 感測器系列。
與傳統的感測器相比，R Sensor 具有大幅提升的效能。
感測器享有三年保固 *， 安心使用。
* 感測器每年至少校正一次。

可燃氣體

構造堅固， 且抗毒害和
耐衝擊性

O2

電化學型且基本特性
大幅提升

CO 與 H2S

CO用於小巧主單元的
二合一雙重構造

雙感測器組態使H2 干擾降到最低

選配項目範圍廣泛

可以根據需要選擇最佳組合。

可以裝在隨附錐形嘴所在處， 遠處採樣亦可同步確認讀值及監測。
縮回
約 40 cm

伸長
約 70 cm

用於桶槽測量
浮標型採集器（管長：約 8 m）

零件編號：4384 0430 60

AC 電源線零件編號：2594 1342 30

資料記錄器管理程式* 這額外需要一條 USB 傳輸線（選配）才能使用。

零件編號：9812 0020 10

用於在觸手可及的特定位置進行測量

氣體取樣棒和氣體取樣管（氣體取樣管長度：約 75 cm）

零件編號： 氣體取樣棒：0904 0275 00氣體取樣管：0914 0100 00

錐形嘴零件編號：4126 4948 20

用於高處測量２段式採樣棒全長約 70 cm，可以測量夠不著的高處。
零件編號：4383 0730 80

手帶

零件編號：0888 0605 90

USB 傳輸線（Type-A - Type-C， 1 m）
* 使用資料記錄器管理程式（選配）時需要。

零件編號：2440 2728 90皮帶夾* 帶兩個附接螺絲

零件編號：4711 9954 30

保護膜（5 組）零件編號：4777 9296 50

規格型號

GX-Force

吸引流量

最小 0.35 L/min（開流率）

取樣方法

吸引式

氣體警報樣式

燈光閃爍、 連續調變蜂鳴器鳴響、 氣體濃度顯示閃爍、 震動

故障警報 / 自我診斷

系統、 時脈或感測器異常；電池電壓下降；校準失敗；泵浦異常；低流率

氣體警報復歸動作

自我保持故障警報樣式

燈光閃爍、 蜂鳴器間歇鳴響、 詳細顯示

故障警報復歸動作

自我保持顯示伴隨背光的 LCD 數字（7 段 + 14 段 + 圖示）

個別運作

運作狀態、 時脈、 電池電量、 峰值讀數、 泵浦狀態、 校準通知

音量

約 90 dB (30 cm)

資料記錄器功能最大存儲容量：3,600 個項目

通訊規格(用於資料記錄器)

間隔：5 分鐘（可調）

USB2.0 (連接器：Type-C)

電源可充電鋰離子電池

約 30 小時（25 °C， 充滿電， 無警報也無照明時）

連續運作時間 *1-40 °C - +60 °C（無突然變化）， 0 - 95 %RH（無凝結）使用環境溫度 / 濕度範圍 *2、 3

本質安全的防爆構造、 耐壓防爆構造
IECEx/INMETRO/China Ex (Ex da ia IIC T4 Ga)
ATEX/UKEX (II1G Ex da ia IIC T4 Ga)
Japan Ex (Ex da ia IIC T4 Ga)

防爆構造
認證

CE/UKCA 標記、 JIS T 8201、 JIS T 8205、 JIS T 8206

外形尺寸 / 重量

約 64 mm（寬）× 173 mm（高）× 47 mm（深）（不包括突出部分）/ 約 300 g

防護等級

相當於 IP67*1 因安裝的感測器類型而異。 請聯絡理研計器以取得更多資訊。
*2 處於臨時環境條件約 15 分鐘。 連續環境條件下的使用溫度和濕度範圍如下：
溫度：-20 °C - +50 °C（無突然變化）/ 濕度：10 - 90 %RH（無凝結）*3 維持防爆效能的使用溫度範圍：-20 °C - +60 °C（無突然變化）檢測目標氣體
檢測目標氣體

可燃氣體（CH4 或 HC）

氧氣(O2)一氧化碳(CO)顯示範圍

0 - 100 %LEL

0.0 - 40.0 vol%0 - 2,000 ppm

解析度

1 %LEL0.1 vol%

1 ppm

檢測原理新陶瓷型檢測範圍

0 - 100 %LEL

0.0 - 25.0 vol%警報設定點（可變更設定）第一警報：
10 %LEL
第二警報：
25 %LEL
第三警報：
50 %LELOVER 警報： 100 %LEL

L 警報：
19.5 vol%LL 警報：
18.0 vol%H 警報：
23.5 vol%OVER 警報： 40.0 vol%回應時間 (T90)

CH4：30 秒內
HC：40 秒內

20 秒內

類型清單
類型

四用

CH4 或 HC
NCR-6309

O2
ESR-X13P

H2S 與 COESR-A1DP

TYPE A〇〇〇TYPE C〇〇TYPE B

三用

TYPE CH

三用

二用

TYPE D〇〇〇〇

電化學型

0.0 - 200.0 ppm

0 - 500 ppm

0.0 - 100.0 ppm

第一警報：25 ppm
第二警報：50 ppm
第三警報： 1,200 ppm
TWA 警報：25 ppm
STEL 警報： 200 ppm
OVER 警報：2,000 ppm

第一警報：
5.0 ppm
第二警報： 30.0 ppm
第三警報： 100.0 ppm
TWA 警報：1.0 ppm
STEL 警報： 5.0 ppm
OVER 警報：200.0 ppm

0.1 ppm

30 秒內

檢測目標氣體 /感測器

三用

硫化氫
(H2S)

H 2S
ESR-A13i

30 秒內

CO
ESR-A13P〇〇〇〇

CO（降低 H2 干擾）
ESR-A1CP〇

經銷商：總公司 郵遞區號174-8744東京板橋區小豆澤2-7-6
TEL 81-3-3966-1111 FAX 81-3-3558-0043
HPhttps://www.rikenkeiki.co.jp/english
台灣理研計器股份有限公司HEAD OFFICE
台南市善化區陽明路87號
TEL 886-6-581-1224 FAX 886-6-581-1164台灣理研計器股份有限公司TAICHUNG BRANCH
台中市西屯區西屯路三段150-30巷14弄2號
TEL 886-4-2462-5386 FAX 886-4-2462-5508
台灣理研計器股份有限公司TAIPEI BRANCH
台北市市民大道一段209號10樓 M208
TEL 886-2-2181-1620

PC0tw-1083-230800