直流電子負荷 CL3000シリーズ
DC ELECTRONIC LOAD

直流電源の負荷試験や電池の放電試験に

動作電圧

1.5V 〜 150V / 5V 〜 800V

175W / 350W / 1050W / 2100W（ブースタ）

並列接続

最大 9450W / 1890A

最高スルーレート

16A/μs

最小電流設定分解能

3μA

最大

9450W

直流電子負荷 CL3000 シリーズ

スイッチング電源、DC-DCコンバータ、バッテリの評価に。
直流電源とのコンビネーションでさまざまな試験に対応します。
CL3000シリーズは、各種電源の幅広い試験に

Features●動作電圧

1.5V〜150V/ 5V〜800V、対応する多機能直流電子負荷です。

175W/350W/1050Wの全6機種

静的負荷から複雑な動的負荷まで、さまざまな負荷（175W／350Wモデルは1/2ラック、1050Wモデルはフルラックサイズ）

シミュレーションをプログラム可能です。
マスタ・スレーブ並列接続により、最大 9450 Wの負荷として使用できます。

マスタ・スレーブ制御により、同一機種を最大5台まで並列

スタティックモードは、7つの負荷モードの動作を一定に保つ

接続できます。

モードです。設定した２つの数値を手動で切り換えることも

CL3105L（150V/1050Wモデル）とCL3105H（800V/可能です。定格負荷と定格の半分（ハーフロード）の切換えなど

1050Wモデル）は、専用ブースタ（CL3210LB、CL3210HB）

で使用します。

を最大4台まで接続可能で、それぞれ9450W/1890A、ダイナミックモードでは、2つの数値と各々の時間を設定し、9450W/472.5Aの大容量・大電流システムを構築できます。

自動切換えが可能です。時間のほか、周波数とDUTY比でも設定できます。
（CVモードを除く）
負荷（同一モデル5台まで、1050Wモデルはブースタ最大4台を並列接続可能）●最高スルーレート

16A/μs●電流設定分解能

最小3μA

組み合わせにより、DC-DC コンバータの負荷特性●２つの動作モード：スタティックモード、ダイナミックモード

試験やエージング試験、バッテリの充放電試験、●プログラム機能とシーケンス機能で自動試験に対応●外部制御入出力機能●インタフェース

状態１状態２●7 つの負荷モード：CC、CR、CV、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV

ションに対応します。

2 つの動作モード●最大5台までのマスタ・スレーブ並列運転が可能

当社の直流電源 VP シリーズや CM シリーズとの各種電子部品の特性評価など、幅広いアプリケー

並列接続

時間 2

時間 1

時間 1

時間 2

時間 1

時間

ダイナミック動作モード

電圧または抵抗による制御が可能

プログラム機能

USB、RS-232C、GPIB（オプション）●USBメモリインタフェース装備

256個のメモリに、16ステップで1プログラム、最大16プログラム●操作性と視認性に優れたカラー液晶（LCD）搭載まで負荷条件を設定できます。16プログラムを連続動作させることも可能です。
各ステップには、スタティック、ダイナミックの動作モードも保存

Line-upされます。
※システムケーブル（オプション）で接続します。

800V

7 つの負荷モード

CL3017H

175W

CL3035H

350W

CL3105H

1050W

シーケンス機能

定電流（CC）、定抵抗（CR）、定電圧（CV）、定電力（CP）

任意に設定したシーケンスパターンで、複雑な試験や高速シミュに加え、CC+CV、CR+CV、CP+CVの各モードを装備。

レーションが可能な機能です。最大1000ステップで、ノーマル●CC モード （定電流）設定された一定電流を流す

シーケンスとファストシーケンスの2種類の機能を装備しました。

●CR モード（定抵抗）設定された抵抗値を維持する（ミリジーメンス（mS）あるいはオーム（Ω）を選択可能）●CV モード （定電圧）設定された一定電圧を維持する

150V

ノーマルシーケンスでは負荷値、実行時間、応答時間（スルーレート）をステップごとに独立して設定できます。

●ノーマルシーケンス●CＰモード （定電力）設定された一定電力を維持する●●＋CV モード●

CVモードで設定した電圧値以下で、CVモード（ハイインピーダンス）となるモード

負荷モード：CC、CR、CV、CP

最大ステップ：1000●

ステップ実行時間：1ms〜999h 59min（CL3000Lタイプ）
0.05ms〜999h 59min（CL3000Hタイプ）●ファストシーケンス
負荷モード：CC、CR●●

最大ステップ：1000

ステップ実行時間：25μs〜600ms（全ステップ同一時間）●

CL3017L

型 名

175W

350W

電 流

電 力

税抜価格

CL3017H

8.75A

175W

¥357,000

CL3035H

17.5A

350W

¥422,000

52.5A

1050W

¥710,000

CL3105H

動作電圧

CL3035L

5V〜800V

CL3210HB

105A

2100W

¥880,000

CL3017L

35A

175W¥310,000

70A

350W

¥387,000

210A

1050W

¥613,000

420A

2100W

¥639,000

CL3035L
CL3105L
CL3210LB

1.5V〜150V

CL3105L

1050W

0

専用ブースタ 2100W：CL3105L 用（ CL3210LB
CL3210HB：CL3105H 用 ）

可変

V

V

0

I
CC+CVモード

可変

I
CP+CVモード

V

0

可変

負荷
12A
9A
6A
3A

I
CR+CVモード

時間

10s

5s

5s

10s

5s

負荷

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

スイープ

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

トリガ

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

10s

20s

30s

10s

40s

時間

ノーマルシーケンス

負荷

トリガ
ループ 1

ループ 2

ループ 3

終了

時間

ファストシーケンス

12直流電子負荷 CL3000シリーズ
バッテリテスト機能（CL3000Hタイプのみ）

Applications

タイマー機能■ パワー半導体の評価

二次電池などの放電試験を自動で行う機能を装備しています。

ロードオンからオフになるまで経過時間を測定し（カウントタイム）、

CC/CR/CPモードの設定値で、放電を開始し設定した停止点

指定した時間経過後に自動でロードオフします（カットオフタイム）。

（Time, Volt, Ah）で終了します。

ロードオフ後、液晶画面にロードオフ時の電圧値をポップアップ

データログ機能でテストデータ（1〜120秒間隔、最大65,535個）

表示することが可能です。カットオフ時間は1秒から設定できます。

を保存できます。試験結果の波形表示も可能です。
CPモード時の動作

パワー半導体を評価する際には、急峻に立ち上がる大電流、CL3000シリーズはバッテリの高速・大電流放電試験が可能です。

および高電圧をデバイスに印加する場合があります。

さらに、直流電源と組み合わせて、PCから電子負荷の制御を

CL3000シリーズ（CL3000Hタイプ）と直流電源を併用する行うことにより、充放電試験やパルス放電試験も行えます。

ことにより、直流電源だけではできない、立ち上がり時間msec
以下の試験が実現できます。

充電

放電

放電開始

Vin

パワー半導体

コンパクトマルチレンジ
直流電源
CM800-4R32（800V）

Collector
電流

電流

CPモード
設定値

Ah

0

■ バッテリ充放電試験

SlewRate Stop Time
Stop Ah

CL31017L

ロードオフ時の値をポップアップ表示

カウント中
SlewRate 

高電圧
バッテリ

Gate

ソフトスタート

コンパクトマルチレンジ
直流電源
CM30-36

Emitter

電源起動時に突入電流が流れ、電源の保護回路が動作する場合

PC（充電・放電制御）があります。

CL3105H（800V）

負荷電流の変化する時間を長くすることで、電流の量を制限する機能です。CL3000Lタイプは
1〜200msで、CL3000Hタイプ
設定画面

試験結果の波形表示は3〜200ms、1msの分解能でS1設定可能です。

OCP自動試験／OPP自動試験

S2
S3

背面に外部制御入出コネクタを装備し、外部から接点信号による確認するための試験機能です。
OCP自動試験では、開始電流からステップ毎に電流が変化し、電源装置の保護回路が作動すれば終了します。
もし作動しない場合はあらかじめ設定した電流値で終了します。
OPP自動試験では同様に電力を変化させて試験します。

■JIS規格対応コンデンサ試験■車載電装品の突入電流試験■サーバ用大電流DC-DCコンバータの評価

ロードオン／ロードオフが可能です。また、外部電圧または外部抵抗により、入力値を制御できます。

外部制御入出力コネクタ

各部の機能

カラー液晶画面など

電源オンまたはスタンバイモード

Main ：負荷モード設定

吸気口

↑電流

FUNC：プログラム機能、シーケンス機能等の設定
Short ：負荷端子短絡

エアフィルタ交換可能
直流電源電圧

保護機能

トリガ電圧

Load ：負荷のオン／オフ

過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）、過電力保護（OPP）
、
直流電源
OCP作動

過熱保護（OTP）、低電圧保護（UVP）、逆接続保護（RVP）、モディファイノブ
前面入力端子前面から負荷を接続

定格過電流保護（ROCP）の各保護機能を装備しています。

負荷電流

↑電力

直流電源電圧

電圧モニタ出力● リモートセンシング：接続ケーブルによる電圧降下の影響を受けずに端子電圧を測定可能（片道最大2V）

直流電源
OPP作動

● 計測機能：電圧／電流／電力測定が可能● Go-NoGo機能：電圧／電流の自動判定
時間→

トリガ出力

など

ソフトメニューキー

リモートセンシング端子

外部制御入出力コネクタ
外部アナログ制御
調整用可変抵抗器＊
RS-232C インタフェース● メモリ機能● トリガ出力／電流モニタ出力／電圧モニタ出力（CL3000Hタイプのみ）

負荷電力

電流モニタ出力USB メモリ
インタフェース

電流／電圧モニタ出力＊

その他の機能● ショート機能：負荷端子間を短絡状態にする機能

トリガ電圧

ファンクションキー
＊OCP、OVP、OPP、UVPは動作しきい値の設定も可能です。

時間→

3■ACアダプタ・充電制御回路の実負荷試験

外部制御入出力機能

電源装置の過電流保護や過電力保護が正常に動作するかを

自動OPP試験の動作例■LEDドライバの負荷■ヒューズ・ブレーカの遮断試験（CL3000Hタイプのみ）

自動OCP試験の動作例■スイッチング電源の負荷特性試験

USB メモリインタフェース

背面入力端子背面から負荷を接続

USB インタフェース

GPIB インタフェース（オプション）＊ CL3000Hタイプのみ搭載

4

Specifications■定格

CL3017L

動作電圧
電流
電力

1.5V 〜 150V
35A
175W

動作電圧
電流
電力

5V 〜 800V
8.75A
175W

動作電圧
電流
電力
電流設定
確度

CL3017H

CL3035L

1.5V 〜 150V
70A
350W

CL3035H

5V 〜 800V
17.5A
350W

CL3210LB

CL3105L

1.5V〜150V
210A
1050W

CL3105H

5V 〜 800V
52.5A
1050W

CL3210HB

1.5V 〜 150V
420A
2100W

5V 〜 800V
105A
2100W
±（1.2% of set + 1.1% of f.s.） ±（1.2% of set + 1.1% of f.s.）
MレンジではHレンジのフルスケール、MレンジはHレンジのフルスケールに電流レンジはHレンジとMレンジのみ 適用されます●定電流(CC)モード

CL3017L

H レンジ 0A 〜35A
M レンジ 0A〜3.5A
L レンジ 0A〜0.35A

CL3035L

CL3105L

0A〜70A
0A〜7A
0A〜0.7A

0A〜210A
0A〜21A
0A〜2.1A

0A〜73.5A
0A〜7.35A
0A〜0.735A

0A〜220.5A
0A〜22.05A
0A〜2.205A

2mA
0.2mA
0.02mA

10mA
1mA
0.1mA

設定範囲
H レンジ 0A 〜 36.75A
M レンジ 0A 〜 3.675A
L レンジ 0A 〜 0.3675A
分解能
H レンジ 1mA
M レンジ 0.1mA
L レンジ 0.01mA

H,Mレンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.＊1)± Vin＊2/500kΩ
L レンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.)± Vin＊2/500kΩ
並列運転 ±(1.2% of set + 1.1% of f.s.＊3)
入力電圧変動＊4
H レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩ 4mA＋Vin＊2/500kΩ 10mA＋Vin＊2/500kΩ
M レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩ 4mA＋Vin＊2/500kΩ 10mA＋Vin＊2/500kΩ
L レンジ 0.1mA＋Vin＊2/500kΩ 0.2mA＋Vin＊2/500kΩ 0.6mA＋Vin＊2/500kΩ

リプル
3mA
30mA

5mA
50mA

CL3017H

動作範囲

H レンジ 0A 〜8.75A
M レンジ 0A〜0.875A
L レンジ 0mA〜87.5mA

CL3035H

20mA＊7100mA＊7CL3105H

0A〜17.5A
0A〜1.75A
0mA〜175mA

0A〜52.5A
0A〜5.25A
0A〜0.525A

0A〜18.3750A
0A〜1.83750A
0mA〜183.750mA

0A〜55.126A
0A〜5.5126A
0A〜0.55126A

0.6mA
0.06mA
0.006mA

2mA
0.2mA
0.02mA

設定範囲
H レンジ 0A 〜 9.1875A
M レンジ 0A 〜 0.91875A
L レンジ 0mA 〜 91.875mA
分解能
H レンジ 0.3mA
M レンジ 0.03mA
L レンジ 0.003mA
設定確度
H,Mレンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.＊1)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ
並列運転 ±(1.2% of set + 1.1% of f.s.＊3)
入力電圧変動＊4

H レンジ 20mA＋Vin＊2/3.24MΩ
M レンジ 20mA＋Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ 2mA＋Vin＊2/3.24MΩ

リプル
RMS＊5
P-P＊6

2mA
20mA

4mA
40mA

12mA
120mA

CL3035L

CL3105L

H レンジ 23.3336S〜400μS 46.6672S〜800μS 140.0016S〜2.4mS(42.857mΩ〜2.5kΩ) (21.428mΩ〜1.25kΩ) (7.1427mΩ〜416.667Ω)4.6667S〜80μS
14.0001S〜240μS
M レンジ 2.33336S〜40μS(428.566mΩ〜25kΩ) (214.28mΩ〜12.5kΩ) (71.427mΩ〜4.16667kΩ)
0.46667S〜8μS
1.40001S〜24μS
L レンジ 0.233336S〜4μS(4.28566Ω〜250kΩ) (2.1428Ω〜125kΩ) (714.27mΩ〜41.6667kΩ)
49S〜0S
147S〜0S
H レンジ 24.5S〜0S(40.82mΩ〜OPEN) (20.41mΩ〜OPEN) (6.80mΩ〜OPEN)
4.9S〜0S
14.7S〜0S
M レンジ 24.5S〜0S(408.16mΩ〜OPEN) (204.08mΩ〜OPEN) (68.03mΩ〜OPEN)
49S〜0S
1.47S〜0S
L レンジ 24.5S〜0S(4.08163Ω〜OPEN) (20.4082Ω〜OPEN) (680.27Ω〜OPEN)

分解能
800μS

2.4mS

80μS

240μS

8μS

24μS

設定確度＊9H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/500kΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/500kΩ

CL3017H

H レンジ 1.75S〜30μS(571mΩ〜33.3kΩ)M レンジ 175mS〜3μS(5.71Ω〜333kΩ)L レンジ 17.5mS〜0.3μS(57.1Ω〜3.33MΩ)CL3035H

CL3105H

3.5S〜60μS(285mΩ〜16.6kΩ)350mS〜6μS(2.85Ω〜166kΩ)
35mS〜0.6μS(28.5Ω〜1.66MΩ)10.5S〜180μS(95.2mΩ〜5.55kΩ)
1.05S〜18μS(952mΩ〜55.5kΩ)105mS〜1.8μS(9.52Ω〜555kΩ)H レンジ 1837.50mS〜0mS 3675.00mS〜0mS 11025.0mS〜0mS(0.54422Ω〜33333.3Ω, (0.27211Ω〜16666.7Ω, (0.09070Ω〜5555.56Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
M レンジ 183.750mS〜0mS 367.500mS〜0mS 1102.50mS〜0mS(5.44218Ω〜333333Ω, (2.72109Ω〜166666Ω, (0.90703Ω〜55555.6Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
L レンジ 18.3750mS〜0mS 36.7500mS〜0mS 110.250mS〜0mS(54.4218Ω〜3333333Ω, (27.2109Ω〜1666666Ω, (9.07029Ω〜555555Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
分解能
H レンジ 30μS
M レンジ 3μS
L レンジ 0.3μS

60μS

180μS

6μS

18μS

0.6μS

1.8μS

設定確度＊9H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ

CL3017L

CL3035L

CL3105L

1.5V〜150V
1.5V〜15V

1.5V〜150V
1.5V〜15V

H レンジ
L レンジ

1.5V〜150V
1.5V〜15V

設定範囲
分解能
設定確度＊11入力電流変動＊12

Hレンジ：0V〜157.5V、Lレンジ：0V〜15.75V
Hレンジ：10mV、Lレンジ：1mV
H, Lレンジ：±（0.1% of set + 0.1% of f.s.）
Hレンジ：50mV、Lレンジ：12mV

動作範囲

H レンジ 0W 〜 183.75W
M レンジ 0W 〜 18.375W
L レンジ 0W 〜 1.8375W
H レンジ 10mW
M レンジ 1mW
L レンジ 0.1mW

0W〜367.5W
0W〜36.75W
0W〜3.675W

0W〜1102.5W
0W〜110.25W
0W〜11.025W

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

CL3017H

CL3035H
5V〜800V
5V〜80V

CL3105H

H レンジ
L レンジ

5V〜800V
5V〜80V

5V〜800V
5V〜80V

設定範囲
分解能
設定確度＊11入力電流変動＊12

Hレンジ：0V〜840.00V、Lレンジ：0V〜84.000V
Hレンジ：20mV、Lレンジ：2mV
H, Lレンジ：±（0.2% of set + 0.2% of f.s.）
Hレンジ、Lレンジ：80mV

CL3017L

CL3035L

CL3105L

CL3017H

CL3035H

CL3105H

CL3017L

CL3035L

CL3105L

動作範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/500kΩ

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/3.24MΩ
●スルーレート
設定範囲（CC モード）

5mA/μs〜5A/μs
16mA/μs〜16A/μs
H レンジ 2.5mA/μs〜2.5A/μs
M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
設定範囲（CRモード）
H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
16μA/μs〜16mA/μs
L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs 5μA/μs〜5mA/μs
分解能

CL3017H

設定範囲（CC モード）

CL3035H

CL3017L

CL3035L

CL3105L

0A〜35A
0A〜3.5A
0A〜0.35A

0A〜70A
0A〜7A
0A〜0.7A

0A〜210A
0A〜21A
0A〜2.1A

0A 〜 36.75A
0A 〜 3.675A
0A 〜 0.3675A

0A〜73.5A
0A〜7.35A
0A〜0.735A

0A〜220.5A
0A〜22.05A
0A〜2.205A

1mA
0.1mA
0.01mA±0.4% of f.s＊3

2mA
0.2mA
0.02mA

10mA
1mA
0.1mA

CL3017H

CL3035H

0A〜8.75A
0A〜0.875A
0mA〜87.5mA

0A〜17.5A
0A〜1.75A
0mA〜175mA

0A〜52.5A
0A〜5.25A
0A〜0.525A

0A 〜9.1875A
0A〜0.91875A
0mA〜91.875mA

0A〜18.375A
0A〜1.8375A
0mA〜183.75mA

0A〜55.126A
0A〜5.5126A
0A〜0.55126A

0.3mA
0.03mA
0.003mA±0.4% of f.s＊3

0.6mA
0.06mA
0.006mA

2mA
0.2mA
0.02mA

CL3105H● 定抵抗(CR)モード

CL3017L

CL3035L

CL3105L

CL3017H

CL3035H

CL3105H

動作範囲＊8H レンジ 23.3336S〜400μS 46.6672S〜800μS 140.0016S〜2.4mS(42.857mΩ〜2.5kΩ) (21.428mΩ〜1.25kΩ) (7.1427mΩ〜416.667Ω)4.6667S〜80μS
14.0001S〜240μS
M レンジ 2.33336S〜40μS(428.566mΩ〜25kΩ) (214.28mΩ〜12.5kΩ) (71.427mΩ〜4.16667kΩ)
0.46667S〜8μS
1.40001S〜24μS
L レンジ 0.233336S〜4μS(4.28566Ω〜250kΩ) (2.1428Ω〜125kΩ) (714.27mΩ〜41.6667kΩ)
設定範囲
49S〜0S
147S〜0S
H レンジ 24.5S〜0S(40.82mΩ〜OPEN) (20.41mΩ〜OPEN) (6.80mΩ〜OPEN)
4.9S〜0S
14.7S〜0S
M レンジ 24.5S〜0S(408.16mΩ〜OPEN) (204.08mΩ〜OPEN) (68.03mΩ〜OPEN)
49S〜0S
1.47S〜0S
L レンジ 24.5S〜0S(4.08163Ω〜OPEN) (20.4082Ω〜OPEN) (680.27Ω〜OPEN)
分解能
800μS
2.4mS
H レンジ 400μS
80μS
240μS
M レンジ 40μS
8μS
24μS
L レンジ 4μS
設定確度＊9 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/500kΩ

250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs： 1.6A/μs〜16A/μs：
2mA
1mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs： 50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
200μA
100μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs： 16mA/μs〜160mA/μs：
20μA
10μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs： 500μA/μs〜5 mA/μs： 1.6mA/μs〜16 mA/μs：
2μA
1μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6 mA/μs：
200nA
600nA
100nA
16μA/μs〜160 μA/μs：
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：
20nA
60nA
10nA

CL3105H

H レンジ 0.1400mA/μs〜140.0mA/μs 0.280mA/μs〜280.0mA/μs 0.840mA/μs〜840.0mA/μs
M レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
L レンジ 1.400μA/μs〜1400.0μA/μs 2.80μA/μs〜2800μA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
設定範囲（CRモード）

設定範囲＊8H レンジ 1837.50mS〜0mS 3675.00mS〜0mS 11025.0mS〜0mS(0.54422Ω〜33333.3Ω, (0.27211Ω〜16666.7Ω, (0.09070Ω〜5555.56Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
M レンジ 183.750mS〜0mS 367.500mS〜0mS 1102.50mS〜0mS(5.44218Ω〜333333Ω, (2.72109Ω〜166666Ω, (0.90703Ω〜55555.6Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
L レンジ 18.3750mS〜0mS 36.7500mS〜0mS 110.250mS〜0mS(54.4218Ω〜3333333Ω, (27.2109Ω〜1666666Ω, (9.07029Ω〜555555Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
分解能
60μS
180μS
H レンジ 30μS
6μS
18μS
M レンジ 3μS
0.6μS
1.8μS
L レンジ 0.3μS
設定確度＊9(set＊10 ＞ 0.03% of f.s.)
H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ

H レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
M レンジ 0.001400mA/μs〜1.4000mA/μs 0.00280mA/μs〜2.800mA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
L レンジ 0.1400μA/μs〜140.00μA/μs 0.280μA/μs〜280.0μA/μs 0.000840mA/μs〜0.8400mA/μs
14mA/μs〜140mA/μs： 28mA/μs〜280mA/μs： 84mA/μs〜840mA/μs：
100μA/μs
300μA/μs
50μA/μs
1.4mA/μs〜14mA/μs： 2.8mA/μs〜28mA/μs： 8.4mA/μs〜84mA/μs：
10μA/μs
30μA/μs
5μA/μs140μA/μs〜1.4mA/μs： 280μA/μs〜2.8mA/μs： 840μA/μs〜8.4mA/μs：
1μA/μs3μA/μs
0.5μA/μs
14μA/μs〜140μA/μs： 28μA/μs〜280μA/μs： 84μA/μs〜840μA/μs：
0.1μA/μs
0.3μA/μs
50nA/μs
1.4μA/μs〜14μA/μs： 2.8μA/μs〜28μA/μs： 8.4μA/μs〜84μA/μs：
10nA/μs
30nA/μs
5nA/μs0.14μA/μs〜1.4μA/μs： 0.28μA/μs〜2.8μA/μs： 0.84μA/μs〜8.4μA/μs：
1nA/μs3nA/μs0.5nA/μs

Hレンジのフルスケール
Vin：電子負荷の負荷端子電圧＊3 Mレンジでは、Hレンジのフルスケール＊4 定格電力/150Vの電流にて負荷端子電圧を1.5 Vから150Vまで変化させたとき(参考値）＊5 測定周波数帯域：10Hz〜1MHz(参考値）＊6 測定周波数帯域：10Hz〜20MHz(参考値）＊7 測定電流100A時＊8 コンダクタンス[S]=1／抵抗[Ω]=負荷電流[A]／負荷端子電圧[V]＊9 負荷電流での換算値、センシング端にて。並列運転時は適用されません。
＊10 set=Vin/Rset(設定抵抗値）＊11 負荷端子電圧が動作範囲内で、
リモートセンシング時のセンシング端にて。 並列運転時も同様＊12 リモートセンシング時の負荷端子電圧が1.5V（CL3000Lシリーズ）
または5V（CL3000Hシリーズ）
で定格の10％〜100％の電流の変化に対して(参考値）＊13 並列運転時は適用されません。
＊14 デューティの最小時間幅は10μs、1kHz〜20kHzのデューティ設定範囲は最小時間幅によって制限されます。
＊1■ダイナミックモード
CL3017L CL3017H CL3035L CL3035H CL3105L CL3105H
負荷モード
CC, CR, CP
T1&T2設定範囲 0.025ms〜10ms：分解能1μs、10ms〜30s（CL3000Lシリーズ）
周波数範囲
周波数分解能デューティ範囲＊145105W〜1050W
10.5W〜105W
1.05W〜10.5W

動作範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度

設定範囲

分解能

●定電源(CV)モード
動作範囲

35W〜350W
3.5W〜35W
0.35W〜3.5W● 定電流(CC)モード

分解能

設定範囲

動作範囲＊8H レンジ 17.5W〜175W
M レンジ 1.75W〜17.5W
L レンジ 0.175W〜1.75W

設定範囲

設定確度

RMS＊5
P-P＊6

動作範囲＊8CL3017L

H レンジ 400μS
M レンジ 40μS
L レンジ 4μS

■スタティックモード

動作範囲●定抵抗(CR)モード●定電力(CP)モード
CL3017L CL3017H CL3035L CL3035H CL3105L CL3105H
動作範囲

および10ms〜60s（CL3000Hシリーズ）：分解能1ms
1Hz〜20kHz
0.1Hz（1Hz〜9.9Hz）、 1Hz（10Hz〜99Hz）、10Hz（100Hz〜990Hz）、100Hz（1kHz〜20kHz）
1%〜99%、0.1% step＊26

●定電流(CP)モード

CL3017L■測定

CL3035L

CL3105L

動作範囲
35W〜350W
105W〜1050W
H レンジ 17.5W 〜175W
3.5W〜35W
10.5W〜105W
M レンジ 1.75W 〜17.5W
0.35W〜3.5W
1.05W〜10.5W
L レンジ 0.175W 〜1.75W
設定範囲
0W 〜 367.5W
0W 〜 1102.5W
H レンジ 0W 〜 183.75W
0W 〜 36.75W
0W 〜 110.25W
M レンジ 0W 〜 18.375W
0W 〜 3.675W
0W 〜 11.025W
L レンジ 0W 〜 1.8375W
分解能
10mW
100mW
H レンジ 10mW
1mW
10mW
M レンジ 1mW
0.1mW
1mW
L レンジ 0.1mW
設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.)± Vin×Vin＊3/500kΩ

CL3017H

動作範囲

H レンジ 17.5W 〜175W
M レンジ 1.75W 〜17.5W
L レンジ 0.175W 〜1.75W

CL3017L

電圧測定

0.00V〜150.00V
H レンジ 0.00V〜150.00V
M レンジ 0.000V〜15.000V 0.000V〜15.000V
測定確度 ±(0.1% of rdg + 0.1% of f.s.）

H レンジ 10mW
M レンジ 1mW
L レンジ 0.1mW

電力測定
H,Mレンジ 0.00W 〜 175.00W 0.00W 〜 350.00W 0.00W 〜 1050.0W
L レンジ
0.000W 〜 52.500W 0.000W 〜 105.00W 0.000W 〜 315.00W（CC/CR/CV）
L レンジ
0.0000W 〜 1.7500W 0.0000W 〜 3.5000W 0.000W 〜 10.500W（CP）

CL3105H

35W〜350W
3.5W〜35W
0.35W〜3.5W

105W〜1050W
10.5W〜105W
1.05W〜10.5W

0W 〜 367.5W
0W 〜 36.75W
0W 〜 3.675W

0W 〜 1102.5W
0W 〜 110.25W
0W 〜 11.025W

電圧測定

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

電流測定

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/3.24MΩ
●スルーレート

CL3017L

設定範囲（CC モード）

CL3035L

CL3105L

16mA/μs〜16A/μs
H レンジ 2.5mA/μs〜2.5A/μs 5mA/μs〜5A/μs
M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
設定範囲（CRモード）
H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
16μA/μs〜16mA/μs
L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs 5μA/μs〜5mA/μs
分解能250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs： 1.6A/μs〜16A/μs：
2mA
1mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs：50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
200μA
100μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs： 16mA/μs〜160mA/μs：
20μA
10μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs： 500μA/μs〜5 mA/μs： 1.6mA/μs〜16 mA/μs：
2μA
1μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6 mA/μs：
200nA
600nA
100nA
16μA/μs〜160 μA/μs：
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：
20nA
60nA
10nA

温度特性

電圧測定 100ppm/℃、 電流測定 200ppm/℃

CL3017H

CL3035H

0.00V〜800.00V
H レンジ 0.00V〜800.00V
M レンジ 0.000V〜80.000V 0.000V〜80.000V
測定確度 ±(0.1% of rdg + 0.1% of f.s.）

0.00V〜800.00V
0.000V〜80.000V

H レンジ 0.0000A 〜 8.7500A 0.000A 〜 17.500A 0.000A 〜 52.500A
M レンジ 0.0000A 〜 0.87500A 0.0000A 〜 1.7500A 0.0000A 〜 5.2500A
L レンジ 0.000mA 〜 87.500mA 0.000mA 〜 175.00mA 0.00mA 〜 525.00mA
測定確度 ±(0.2% of rdg + 0.3% of f.s.＊3）
並列運転時：±(1.2% of rdg + 1.1% of f.s.）
電力測定
H,Mレンジ 0.00W 〜 175.00W 0.00W 〜 350.00W 0.0W 〜 1050.0W
L レンジ
0.000W 〜 56.875W 0.000W 〜 113.75W 0.000W 〜 341.25W（CC/CR/CV）
L レンジ
0.0000W 〜 1.7500W 0.0000W 〜 3.5000W 0.000W 〜 10.500W
（CP）
温度特性

電圧測定 100ppm/℃、 電流測定 200ppm/℃

負荷モード
時間設定範囲H レンジ 0.1400mA/μs〜140.0mA/μs 0.280mA/μs〜280.0mA/μs 0.840mA/μs〜840.0mA/μs
M レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
L レンジ 1.400μA/μs〜1400.0μA/μs 2.80μA/μs〜2800μA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs

分解能14mA/μs〜140mA/μs： 28mA/μs〜280mA/μs： 84mA/μs〜840mA/μs：
100μA/μs
50μA/μs
300μA/μs
1.4mA/μs〜14mA/μs： 2.8mA/μs〜28mA/μs： 8.4mA/μs〜84mA/μs：
10μA/μs
5μA/μs
30μA/μs
140μA/μs〜1.4mA/μs： 280μA/μs〜2.8mA/μs： 840μA/μs〜8.4mA/μs：
1μA/μs
0.5μA/μs
3μA/μs
14μA/μs〜140μA/μs： 28μA/μs〜280μA/μs： 84μA/μs〜840μA/μs：
0.1μA/μs
50nA/μs
0.3μA/μs
1.4μA/μs〜14μA/μs： 2.8μA/μs〜28μA/μs： 8.4μA/μs〜84μA/μs：
10nA/μs
5nA/μs30nA/μs
0.14μA/μs〜1.4μA/μs： 0.28μA/μs〜2.8μA/μs： 0.84μA/μs〜8.4μA/μs：
1nA/μs0.5nA/μs
3nA/μs■その他機能・外部制御入出力・インタフェース
リモートセンシング
外部制御入出力

補償電圧：片側2V
ロードオン／オフコントロール入力、ロードオンステータス出力、レンジ切換え入力、レンジステータス出力、トリガ入力、
アラーム入力、アラームステータス出力、ショート信号出力、
外部電圧コントロール、外部抵抗コントロール、電流モニタ
出力、並列運転入力、並列運転出力、ブースタ電源制御
約5V、約2μs（CL3000Lシリーズ）
または2.5〜5000ms
フロント トリガ出力
パネル（CL3000Hシリーズ）、出力インピーダンス 約500Ω
BNC端子
シーケンス動作時またはダイナミックモード時にパルスを出力
電流モニタ出力 H, Lレンジ：1Vf.s. Mレンジ：0.1Vf.s.（CL3000Lシリーズ）
H, Lレンジ：10Vf.s. Mレンジ：1Vf.s.（CL3000Hシリーズ）
インタフェース
RS-232C: D-Sub 9 ピンコネクタ（EIA-232-Dに準拠）
USB: USB2.0, USB-CDC ACMに準拠
GPIB（オプション）： IEEE std. 488-1-1978（partial support）
並列運転
マスタ機を含めて同一機種最大5台まで
CL3105Lをマスタ機としてブースタ（CL3210LB最大4台まで）
CL3105Hをマスタ機としてブースタ（CL3210HB最大4台まで）

AC 100V〜120V±10%
AC 200V〜240V±10%（ただし250V以下）
周波数
47Hz〜63Hz
消費電力
CL3017L/H：90VA、CL3035L/H：110VA、
CL3105L/H：190VA、CL3210LB/HB：230VA
耐電圧
AC1500V 1分間
電源入力 対 負荷端子・筐体一括間、
電源入力・筐体一括 対 負荷端子間安全性
EN61010-1: 2010，EN61010-2-030: 2010
EMC
EN61326-1、EN61326-2-1、EN61326-2-2 : 2013、
EN61000-3-2 : 2014、
EN61000-3-3 : 2013
動作環境
屋内使用
高度
2000m以下
動作温度・湿度範囲 0℃〜40℃、0%〜85% RH（結露はないこと）
保存温度・湿度範囲 −20℃〜70℃、90% RH以下（結露はないこと）■外形寸法・質量
外形寸法（mm）

CL3017L
CL3035L
CL3105L
CL3210LB
CL3017H
CL3035H
CL3105H
CL3210HB

213.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

質量約7.5kg約8.5kg427.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

約16.5kg

427.7（W）×127.8（H）
×553.5（D）

約22.5kg

213.8（W）
×124.0（H）×400.5（D）

約7.5kg約9.0kg427.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

約17.0kg

427.7（W）×127.8（H）
×553.5（D）

約23.5kg■付属品
・クイックスタートガイド
・付属CD-ROM（取扱説明書、
プログラミングマニュアル、USBドライバ）
・電源コード・フロントパネル負荷端子用スプリング（M6サイズ、2個、CL3210LB、CL3210HB除く）
・リアパネル負荷端子ねじ（M8サイズ、2個セット）、
リアパネル負荷端子カバー
・カバー取り付けねじ（M3サイズ）・フレキシブル端子カバー（CL3210LB、CL3210HBのみ）・外部制御入出力コネクタ ダミープラグ（300mm、CL3015L・CL3210LB、CL3015H・CL3210HBのみ）
・システムケーブル■シーケンス
負荷モード
設定範囲

CL3017L

CL3035L

CL3105L

CL3017H

CL3035H

CL3105H

負荷モード
設定範囲

CL3105H

電源入力※CPモードはCL3000Lタイプのみ
CC, CR, CP
1ms〜200ms：分解能1ms（CL3000Lタイプ）
3ms〜200ms：分解能1ms（CL3000Hタイプ）

H レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.084mA/μs〜84.00mA/μs
M レンジ 0.001400mA/μs〜1.4000mA/μs 0.00280mA/μs〜2.800mA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
L レンジ 0.1400μA/μs〜140.00μA/μs 0.280μA/μs〜280.0μA/μs 0.000840mA/μs〜0.8400mA/μs

CL3035H

■一般事項

過電圧保護
（OVP） 0V〜各レンジの最大電圧の110％でロードオフ
過電流保護（OCP） CL3017L：0.03A〜38.5A、CL3035L：0.06A〜77A、CL3105L：0.2A〜231A、CL3017H：0.0060A〜9.6252A、CL3035H：0.0120A〜19.2504A、CL3105H：0.050A〜57.750A
ロードオフまたは制限動作を選択可
過電力保護（OPP） CL3017L/H：0.1W〜192.5W、CL3035L/H：0.1W〜385W、CL3105L/H：1W〜1155W
ロードオフまたは制限動作を選択可
過熱保護
（OTP）
ヒートシンクが高温になったときにロードオフ
低電圧保護（UVP） 検出された場合にロードオフ
0V〜各レンジの最大電圧の110％の範囲 または
機能オフに設定可能
逆接続保護（RVP） 逆接続を検知した場合にロードオフ（ダイオードによる保護）
定格OCP（ROCP） 各レンジの定格電流の110%を超えた電流が流れたときに制限動作
フロントパネル入力
フロントパネルの負荷端子に77A(typ.)を超えた電流が過電流保護（F.ROCP） 流れたときに制限動作（CL3035L、CL3105Lのみ）
定格過電力保護（ROPP） 定格電力の110％を超えた電力をとったときに制限動作■ソフトスタート

設定範囲（CRモード）

CL3017H■保護機能

CL3105H

CC, CR, CV, CP
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：1ms〜999h59min
分解能
1ms（1ms〜1min）、100ms（1min〜1h）、1s（1h〜10h）、
10s（10h〜100h）、1min（100h〜999h59min）
ファストシーケンス
負荷モード
CC, CR
設定範囲
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：25µs〜600ms
分解能
1µs（25µs〜60ms）、10µs（60.01ms〜600ms）

設定範囲（CC モード）

7

0.00V〜150.00V
0.000V〜15.000V

H レンジ 0.000A 〜 35.000A 0.000A 〜 70.000A 0.00A 〜 210.00A
M レンジ 0.0000A 〜 3.5000A 0.0000A 〜 7.0000A 0.000A 〜 21.000A
0.0mA 〜 2100.0mA
L レンジ 0.00mA 〜 350.00mA 0.00mA 〜 700mA
測定確度 ±(0.2% of rdg + 0.3% of f.s.＊3）
並列運転時：±(1.2% of rdg + 1.1% of f.s.）

CL3035H

分解能

CL3105L

電流測定

設定範囲
H レンジ 0W 〜 183.75W
M レンジ 0W 〜 18.375W
L レンジ 0W 〜 1.8375W

CL3035L

CC, CR, CV, CP
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：0.05ms〜999h59min
分解能0.05ms（0.05ms〜1min）、100ms（1min〜1h）、1s（1h〜10h）、
10s（10h〜100h）、1min（100h〜999h59min）
ファストシーケンス
CC or CR
負荷モード
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：25µs〜600ms
設定範囲
1µs（25µs〜60ms）、10µs（60.01ms〜600ms）
分解能

8Ordering Information■ 外形図（CL3000Hタイプ、寸法はCL3000Lタイプも同一です。）（単位：mm ）■ 本体

175W / 350W

型 名

動作電圧

CL3017H
CL3105H

151.6

124.0

CL3035H

5V〜800V

CL3210HB
CL3017L
CL3035L

400.5
464.4

213.8

CL3105L

1.5V〜150V

CL3210LB

電 流

電 力

税抜価格

備 考

8.75A
17.5A
52.5A
105A
35A
70A
210A
420A

175W
350W
1050W
2100W
175W
350W
1050W
2100W

¥357,000¥422,000¥710,000¥880,000¥310,000¥387,000¥613,000¥639,000

CL3105L専用ブースタ（4 台まで接続可能）

税抜価格

備 考

CL3105H専用ブースタ（4 台まで接続可能）■ オプション

型 名

10YTP00102425
10YTP00102426

124.0
427.6
439.4

ラックマウントキット（JIS）

10YTP00102427

ラックマウントキット（EIA）

10YTP00102661

ラックマウントキット（JIS）

10YTP00102662

ラックマウントキット（EIA）

10YTP00102429

システムケーブル（300mm）

10YTP00102449

エアフィルタ（交換用）¥43,000¥28,800¥28,800¥24,200¥24,200¥9,600¥7,000CL3017L/CL3035L/CL3105L/
CL3017H/CL3035H/CL3105H用
CL3210LB用、CL3210HB用

143.8

1050W

品 名
GPIBオプション

400.5
464.4

127.8
147.8

2100W

427.7

9

553.5
592.5

10

直流電子負荷
直流電子負荷多チャネル

最大入力 500V

モジュール4種

CL2000シリーズ
多チャネル負荷試験システムを柔軟に構築、モジュールタイプ直流電子負荷
1フレーム 最大8チャネル並列接続で最大40チャネル

負荷モード

最大入力電圧500V

動作モード スタティックモード、
ダイナミックモード

メインフレーム 2種
2モジュール／4モジュール装着

4モジュール用メインフレーム

最大5桁の分解能
高速スルーレート 2.8A/μs（CL2135ML）

モジュール 4種
100W、30W/250W、350W 2種
メインフレーム：¥151,000（税抜）〜

定電流
（CC）
、定抵抗
（CR）
、
定電圧
（CV）
、定電力
（CP）

120ステップのプログラム機能
モジュール：¥230,000（税抜）〜

直流電源
プログラマブル直流電源

750W / 1500W / 3000W

最大電圧 600V

直列運転 / 並列運転

VPシリーズ
多彩な電圧・電流の組み合わせから、最適なパワーをお選びください。

1U フルラックサイズ

750W・1500W・3000W

立ち上がり時間／立ち下がり時間可変

6V〜600V 15種類の出力電圧

外部信号（電圧／接点）による制御

最大 400Aの出力電流

リモートセンシング、電圧／電流モニタ
各種保護機能電圧・電流表示桁数 5桁

単相100V/200V入力（750W/1500W）
単相200V入力（3000W）

16ビット D/Aによる高分解能出力設定
24ビット A/Dによる高分解能測定
1U ハーフラックサイズ

2台の直列運転、最大5台までの並列運転

コントロールソフトウェアを用意（リモート制御、シーケンス制御）¥220,000（税抜）〜

コンパクトマルチレンジ直流電源

360W / 720W / 1080W

最大電圧 800V

直列運転 / 並列運転

CMシリーズ
ラボから組み込みまで、さまざまな用途にフレキシブルに対応
出力電圧30V／80V／160V／250V／800V、
360W／720W／1080W 3タイプ、全15機種

出力可変、スイッチング方式、CV／CC
高効率・高力率
3種類のラック対応サイズ

360W：1/6ラック、720W：1/3ラック、1080W：1/2ラックCV優先／CC優先モード、出力スルーレート可変、出力オン／オフディレイ、ブリーダ制御、
リモートセンシング
USB、LAN、GPIB（オプション）、外部制御入出力（CONTROL I/O）
直列・並列接続保護機能：過電圧保護（OVP）、過電流保護
（OCP）
、過熱保護
（OTP）

¥130,000（税抜）〜※このカタログの記載内容は、2024年5月20日現在のものです。

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7F

TEL. 03-6907-1401

取扱代理店

FAX. 03-6907-1356

https://www.chiyoda-electronics.co.jp/

24S-CYD07-6A