Specifications■定格

CL3017L

動作電圧
電流
電力

1.5V 〜 150V
35A
175W

動作電圧
電流
電力

5V 〜 800V
8.75A
175W

動作電圧
電流
電力
電流設定
確度

CL3017H

CL3035L

1.5V 〜 150V
70A
350W

CL3035H

5V 〜 800V
17.5A
350W

CL3210LB

CL3105L

1.5V〜150V
210A
1050W

CL3105H

5V 〜 800V
52.5A
1050W

CL3210HB

1.5V 〜 150V
420A
2100W

5V 〜 800V
105A
2100W
±（1.2% of set + 1.1% of f.s.） ±（1.2% of set + 1.1% of f.s.）
MレンジではHレンジのフルスケール、MレンジはHレンジのフルスケールに電流レンジはHレンジとMレンジのみ 適用されます●定電流(CC)モード

CL3017L

H レンジ 0A 〜35A
M レンジ 0A〜3.5A
L レンジ 0A〜0.35A

CL3035L

CL3105L

0A〜70A
0A〜7A
0A〜0.7A

0A〜210A
0A〜21A
0A〜2.1A

0A〜73.5A
0A〜7.35A
0A〜0.735A

0A〜220.5A
0A〜22.05A
0A〜2.205A

2mA
0.2mA
0.02mA

10mA
1mA
0.1mA

設定範囲
H レンジ 0A 〜 36.75A
M レンジ 0A 〜 3.675A
L レンジ 0A 〜 0.3675A
分解能
H レンジ 1mA
M レンジ 0.1mA
L レンジ 0.01mA

H,Mレンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.＊1)± Vin＊2/500kΩ
L レンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.)± Vin＊2/500kΩ
並列運転 ±(1.2% of set + 1.1% of f.s.＊3)
入力電圧変動＊4
H レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩ 4mA＋Vin＊2/500kΩ 10mA＋Vin＊2/500kΩ
M レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩ 4mA＋Vin＊2/500kΩ 10mA＋Vin＊2/500kΩ
L レンジ 0.1mA＋Vin＊2/500kΩ 0.2mA＋Vin＊2/500kΩ 0.6mA＋Vin＊2/500kΩ

リプル
3mA
30mA

5mA
50mA

CL3017H

動作範囲

H レンジ 0A 〜8.75A
M レンジ 0A〜0.875A
L レンジ 0mA〜87.5mA

CL3035H

20mA＊7100mA＊7CL3105H

0A〜17.5A
0A〜1.75A
0mA〜175mA

0A〜52.5A
0A〜5.25A
0A〜0.525A

0A〜18.3750A
0A〜1.83750A
0mA〜183.750mA

0A〜55.126A
0A〜5.5126A
0A〜0.55126A

0.6mA
0.06mA
0.006mA

2mA
0.2mA
0.02mA

設定範囲
H レンジ 0A 〜 9.1875A
M レンジ 0A 〜 0.91875A
L レンジ 0mA 〜 91.875mA
分解能
H レンジ 0.3mA
M レンジ 0.03mA
L レンジ 0.003mA
設定確度
H,Mレンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.＊1)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ
並列運転 ±(1.2% of set + 1.1% of f.s.＊3)
入力電圧変動＊4

H レンジ 20mA＋Vin＊2/3.24MΩ
M レンジ 20mA＋Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ 2mA＋Vin＊2/3.24MΩ

リプル
RMS＊5
P-P＊6

2mA
20mA

4mA
40mA

12mA
120mA

CL3035L

CL3105L

H レンジ 23.3336S〜400μS 46.6672S〜800μS 140.0016S〜2.4mS(42.857mΩ〜2.5kΩ) (21.428mΩ〜1.25kΩ) (7.1427mΩ〜416.667Ω)4.6667S〜80μS
14.0001S〜240μS
M レンジ 2.33336S〜40μS(428.566mΩ〜25kΩ) (214.28mΩ〜12.5kΩ) (71.427mΩ〜4.16667kΩ)
0.46667S〜8μS
1.40001S〜24μS
L レンジ 0.233336S〜4μS(4.28566Ω〜250kΩ) (2.1428Ω〜125kΩ) (714.27mΩ〜41.6667kΩ)
49S〜0S
147S〜0S
H レンジ 24.5S〜0S(40.82mΩ〜OPEN) (20.41mΩ〜OPEN) (6.80mΩ〜OPEN)
4.9S〜0S
14.7S〜0S
M レンジ 24.5S〜0S(408.16mΩ〜OPEN) (204.08mΩ〜OPEN) (68.03mΩ〜OPEN)
49S〜0S
1.47S〜0S
L レンジ 24.5S〜0S(4.08163Ω〜OPEN) (20.4082Ω〜OPEN) (680.27Ω〜OPEN)

分解能
800μS

2.4mS

80μS

240μS

8μS

24μS

設定確度＊9H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/500kΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/500kΩ

CL3017H

H レンジ 1.75S〜30μS(571mΩ〜33.3kΩ)M レンジ 175mS〜3μS(5.71Ω〜333kΩ)L レンジ 17.5mS〜0.3μS(57.1Ω〜3.33MΩ)CL3035H

CL3105H

3.5S〜60μS(285mΩ〜16.6kΩ)350mS〜6μS(2.85Ω〜166kΩ)
35mS〜0.6μS(28.5Ω〜1.66MΩ)10.5S〜180μS(95.2mΩ〜5.55kΩ)
1.05S〜18μS(952mΩ〜55.5kΩ)105mS〜1.8μS(9.52Ω〜555kΩ)H レンジ 1837.50mS〜0mS 3675.00mS〜0mS 11025.0mS〜0mS(0.54422Ω〜33333.3Ω, (0.27211Ω〜16666.7Ω, (0.09070Ω〜5555.56Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
M レンジ 183.750mS〜0mS 367.500mS〜0mS 1102.50mS〜0mS(5.44218Ω〜333333Ω, (2.72109Ω〜166666Ω, (0.90703Ω〜55555.6Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
L レンジ 18.3750mS〜0mS 36.7500mS〜0mS 110.250mS〜0mS(54.4218Ω〜3333333Ω, (27.2109Ω〜1666666Ω, (9.07029Ω〜555555Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
分解能
H レンジ 30μS
M レンジ 3μS
L レンジ 0.3μS

60μS

180μS

6μS

18μS

0.6μS

1.8μS

設定確度＊9H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ

CL3017L

CL3035L

CL3105L

1.5V〜150V
1.5V〜15V

1.5V〜150V
1.5V〜15V

H レンジ
L レンジ

1.5V〜150V
1.5V〜15V

設定範囲
分解能
設定確度＊11入力電流変動＊12

Hレンジ：0V〜157.5V、Lレンジ：0V〜15.75V
Hレンジ：10mV、Lレンジ：1mV
H, Lレンジ：±（0.1% of set + 0.1% of f.s.）
Hレンジ：50mV、Lレンジ：12mV

動作範囲

105W〜1050W
10.5W〜105W
1.05W〜10.5W

0W〜367.5W
0W〜36.75W
0W〜3.675W

0W〜1102.5W
0W〜110.25W
0W〜11.025W

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

動作範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度

設定範囲
H レンジ 0W 〜 183.75W
M レンジ 0W 〜 18.375W
L レンジ 0W 〜 1.8375W
H レンジ 10mW
M レンジ 1mW
L レンジ 0.1mW

CL3017H

CL3035H
5V〜800V
5V〜80V

CL3105H

H レンジ
L レンジ

5V〜800V
5V〜80V

5V〜800V
5V〜80V

設定範囲
分解能
設定確度＊11入力電流変動＊12

Hレンジ：0V〜840.00V、Lレンジ：0V〜84.000V
Hレンジ：20mV、Lレンジ：2mV
H, Lレンジ：±（0.2% of set + 0.2% of f.s.）
Hレンジ、Lレンジ：80mV

CL3017L

CL3035L

CL3105L

CL3017H

CL3035H

CL3105H

CL3017L

CL3035L

CL3105L

動作範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定範囲
H レンジ
M レンジ
L レンジ
分解能
H レンジ
M レンジ
L レンジ
設定確度

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/500kΩ

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/3.24MΩ
●スルーレート
設定範囲（CC モード）

5mA/μs〜5A/μs
16mA/μs〜16A/μs
H レンジ 2.5mA/μs〜2.5A/μs
M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
設定範囲（CRモード）
H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
16μA/μs〜16mA/μs
L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs 5μA/μs〜5mA/μs
分解能

CL3017H

CL3035H

H レンジ 0.1400mA/μs〜140.0mA/μs 0.280mA/μs〜280.0mA/μs 0.840mA/μs〜840.0mA/μs
M レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
L レンジ 1.400μA/μs〜1400.0μA/μs 2.80μA/μs〜2800μA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
設定範囲（CRモード）

14mA/μs〜140mA/μs： 28mA/μs〜280mA/μs： 84mA/μs〜840mA/μs：
100μA/μs
300μA/μs
50μA/μs
1.4mA/μs〜14mA/μs： 2.8mA/μs〜28mA/μs： 8.4mA/μs〜84mA/μs：
10μA/μs
30μA/μs
5μA/μs140μA/μs〜1.4mA/μs： 280μA/μs〜2.8mA/μs： 840μA/μs〜8.4mA/μs：
1μA/μs3μA/μs
0.5μA/μs
14μA/μs〜140μA/μs： 28μA/μs〜280μA/μs： 84μA/μs〜840μA/μs：
0.1μA/μs
0.3μA/μs
50nA/μs
1.4μA/μs〜14μA/μs： 2.8μA/μs〜28μA/μs： 8.4μA/μs〜84μA/μs：
10nA/μs
30nA/μs
5nA/μs0.14μA/μs〜1.4μA/μs： 0.28μA/μs〜2.8μA/μs： 0.84μA/μs〜8.4μA/μs：
1nA/μs3nA/μs0.5nA/μs

デューティ範囲＊14

および10ms〜60s（CL3000Hシリーズ）：分解能1ms
1Hz〜20kHz
0.1Hz（1Hz〜9.9Hz）、 1Hz（10Hz〜99Hz）、10Hz（100Hz〜990Hz）、100Hz（1kHz〜20kHz）
1%〜99%、0.1% step

0A〜35A
0A〜3.5A
0A〜0.35A

0A〜70A
0A〜7A
0A〜0.7A

0A〜210A
0A〜21A
0A〜2.1A

0A 〜 36.75A
0A 〜 3.675A
0A 〜 0.3675A

0A〜73.5A
0A〜7.35A
0A〜0.735A

0A〜220.5A
0A〜22.05A
0A〜2.205A

1mA
0.1mA
0.01mA±0.4% of f.s＊3

2mA
0.2mA
0.02mA

10mA
1mA
0.1mA

CL3017H

CL3035H

0A〜8.75A
0A〜0.875A
0mA〜87.5mA

0A〜17.5A
0A〜1.75A
0mA〜175mA

0A〜52.5A
0A〜5.25A
0A〜0.525A

0A 〜9.1875A
0A〜0.91875A
0mA〜91.875mA

0A〜18.375A
0A〜1.8375A
0mA〜183.75mA

0A〜55.126A
0A〜5.5126A
0A〜0.55126A

0.3mA
0.03mA
0.003mA±0.4% of f.s＊3

0.6mA
0.06mA
0.006mA

2mA
0.2mA
0.02mA

CL3105H

CL3017L

CL3035L

CL3105L

CL3017H

CL3035H

CL3105H

Hレンジのフルスケール
Vin：電子負荷の負荷端子電圧＊3 Mレンジでは、Hレンジのフルスケール＊4 定格電力/150Vの電流にて負荷端子電圧を1.5 Vから150Vまで変化させたとき(参考値）＊5 測定周波数帯域：10Hz〜1MHz(参考値）＊6 測定周波数帯域：10Hz〜20MHz(参考値）＊7 測定電流100A時＊8 コンダクタンス[S]=1／抵抗[Ω]=負荷電流[A]／負荷端子電圧[V]＊9 負荷電流での換算値、センシング端にて。並列運転時は適用されません。
＊10 set=Vin/Rset(設定抵抗値）＊11 負荷端子電圧が動作範囲内で、
リモートセンシング時のセンシング端にて。 並列運転時も同様＊12 リモートセンシング時の負荷端子電圧が1.5V（CL3000Lシリーズ）
または5V（CL3000Hシリーズ）
で定格の10％〜100％の電流の変化に対して(参考値）＊13 並列運転時は適用されません。
＊14 デューティの最小時間幅は10μs、1kHz〜20kHzのデューティ設定範囲は最小時間幅によって制限されます。
＊1

周波数範囲
周波数分解能CL3105L

設定範囲＊8H レンジ 1837.50mS〜0mS 3675.00mS〜0mS 11025.0mS〜0mS(0.54422Ω〜33333.3Ω, (0.27211Ω〜16666.7Ω, (0.09070Ω〜5555.56Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
M レンジ 183.750mS〜0mS 367.500mS〜0mS 1102.50mS〜0mS(5.44218Ω〜333333Ω, (2.72109Ω〜166666Ω, (0.90703Ω〜55555.6Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
L レンジ 18.3750mS〜0mS 36.7500mS〜0mS 110.250mS〜0mS(54.4218Ω〜3333333Ω, (27.2109Ω〜1666666Ω, (9.07029Ω〜555555Ω,
OPEN)
OPEN)
OPEN)
分解能
60μS
180μS
H レンジ 30μS
6μS
18μS
M レンジ 3μS
0.6μS
1.8μS
L レンジ 0.3μS
設定確度＊9(set＊10 ＞ 0.03% of f.s.)
H,Mレンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3)± Vin＊2/3.24MΩ
L レンジ ±(0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.)± Vin＊2/3.24MΩ

H レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
M レンジ 0.001400mA/μs〜1.4000mA/μs 0.00280mA/μs〜2.800mA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
L レンジ 0.1400μA/μs〜140.00μA/μs 0.280μA/μs〜280.0μA/μs 0.000840mA/μs〜0.8400mA/μs

CL3017L CL3017H CL3035L CL3035H CL3105L CL3105H
負荷モード
CC, CR, CP
T1&T2設定範囲 0.025ms〜10ms：分解能1μs、10ms〜30s（CL3000Lシリーズ）

CL3035L

動作範囲＊8H レンジ 23.3336S〜400μS 46.6672S〜800μS 140.0016S〜2.4mS(42.857mΩ〜2.5kΩ) (21.428mΩ〜1.25kΩ) (7.1427mΩ〜416.667Ω)4.6667S〜80μS
14.0001S〜240μS
M レンジ 2.33336S〜40μS(428.566mΩ〜25kΩ) (214.28mΩ〜12.5kΩ) (71.427mΩ〜4.16667kΩ)
0.46667S〜8μS
1.40001S〜24μS
L レンジ 0.233336S〜4μS(4.28566Ω〜250kΩ) (2.1428Ω〜125kΩ) (714.27mΩ〜41.6667kΩ)
設定範囲
49S〜0S
147S〜0S
H レンジ 24.5S〜0S(40.82mΩ〜OPEN) (20.41mΩ〜OPEN) (6.80mΩ〜OPEN)
4.9S〜0S
14.7S〜0S
M レンジ 24.5S〜0S(408.16mΩ〜OPEN) (204.08mΩ〜OPEN) (68.03mΩ〜OPEN)
49S〜0S
1.47S〜0S
L レンジ 24.5S〜0S(4.08163Ω〜OPEN) (20.4082Ω〜OPEN) (680.27Ω〜OPEN)
分解能
800μS
2.4mS
H レンジ 400μS
80μS
240μS
M レンジ 40μS
8μS
24μS
L レンジ 4μS
設定確度＊9 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/500kΩ

CL3105H■ダイナミックモード

CL3017L● 定抵抗(CR)モード

250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs： 1.6A/μs〜16A/μs：
2mA
1mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs： 50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
200μA
100μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs： 16mA/μs〜160mA/μs：
20μA
10μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs： 500μA/μs〜5 mA/μs： 1.6mA/μs〜16 mA/μs：
2μA
1μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6 mA/μs：
200nA
600nA
100nA
16μA/μs〜160 μA/μs：
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：
20nA
60nA
10nA

設定範囲（CC モード）

分解能

●定電源(CV)モード
動作範囲

35W〜350W
3.5W〜35W
0.35W〜3.5W● 定電流(CC)モード

分解能

設定範囲

動作範囲＊8H レンジ 17.5W〜175W
M レンジ 1.75W〜17.5W
L レンジ 0.175W〜1.75W

設定範囲

設定確度

RMS＊5
P-P＊6

動作範囲＊8CL3017L

H レンジ 400μS
M レンジ 40μS
L レンジ 4μS

■スタティックモード

動作範囲●定抵抗(CR)モード●定電力(CP)モード
CL3017L CL3017H CL3035L CL3035H CL3105L CL3105H
動作範囲

＊2

●定電流(CP)モード

CL3017L■測定

CL3035L

CL3105L

動作範囲
35W〜350W
105W〜1050W
H レンジ 17.5W 〜175W
3.5W〜35W
10.5W〜105W
M レンジ 1.75W 〜17.5W
0.35W〜3.5W
1.05W〜10.5W
L レンジ 0.175W 〜1.75W
設定範囲
0W 〜 367.5W
0W 〜 1102.5W
H レンジ 0W 〜 183.75W
0W 〜 36.75W
0W 〜 110.25W
M レンジ 0W 〜 18.375W
0W 〜 3.675W
0W 〜 11.025W
L レンジ 0W 〜 1.8375W
分解能
10mW
100mW
H レンジ 10mW
1mW
10mW
M レンジ 1mW
0.1mW
1mW
L レンジ 0.1mW
設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.)± Vin×Vin＊3/500kΩ

CL3017H

動作範囲

H レンジ 17.5W 〜175W
M レンジ 1.75W 〜17.5W
L レンジ 0.175W 〜1.75W

CL3017L

電圧測定

0.00V〜150.00V
H レンジ 0.00V〜150.00V
M レンジ 0.000V〜15.000V 0.000V〜15.000V
測定確度 ±(0.1% of rdg + 0.1% of f.s.）

H レンジ 10mW
M レンジ 1mW
L レンジ 0.1mW

電力測定
H,Mレンジ 0.00W 〜 175.00W 0.00W 〜 350.00W 0.00W 〜 1050.0W
L レンジ
0.000W 〜 52.500W 0.000W 〜 105.00W 0.000W 〜 315.00W（CC/CR/CV）
L レンジ
0.0000W 〜 1.7500W 0.0000W 〜 3.5000W 0.000W 〜 10.500W（CP）

CL3105H

35W〜350W
3.5W〜35W
0.35W〜3.5W

105W〜1050W
10.5W〜105W
1.05W〜10.5W

0W 〜 367.5W
0W 〜 36.75W
0W 〜 3.675W

0W 〜 1102.5W
0W 〜 110.25W
0W 〜 11.025W

電圧測定

10mW
1mW
0.1mW

100mW
10mW
1mW

電流測定

設定確度＊13 ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3)± Vin×Vin＊2/3.24MΩ
●スルーレート

CL3017L

設定範囲（CC モード）

CL3035L

CL3105L

16mA/μs〜16A/μs
H レンジ 2.5mA/μs〜2.5A/μs 5mA/μs〜5A/μs
M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
設定範囲（CRモード）
H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs 50μA/μs〜50mA/μs 160μA/μs〜160mA/μs
16μA/μs〜16mA/μs
L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs 5μA/μs〜5mA/μs
分解能250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs： 1.6A/μs〜16A/μs：
2mA
1mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs：50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
200μA
100μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs： 16mA/μs〜160mA/μs：
20μA
10μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs：500μA/μs〜5 mA/μs： 1.6mA/μs〜16 mA/μs：
2μA
1μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6 mA/μs：
200nA
600nA
100nA
16μA/μs〜160 μA/μs：
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：
20nA
60nA
10nA

0.00V〜150.00V
0.000V〜15.000V

H レンジ 0.000A 〜 35.000A 0.000A 〜 70.000A 0.00A 〜 210.00A
M レンジ 0.0000A 〜 3.5000A 0.0000A 〜 7.0000A 0.000A 〜 21.000A
0.0mA 〜 2100.0mA
L レンジ 0.00mA 〜 350.00mA 0.00mA 〜 700mA
測定確度 ±(0.2% of rdg + 0.3% of f.s.＊3）
並列運転時：±(1.2% of rdg + 1.1% of f.s.）

CL3035H

分解能

CL3105L

電流測定

温度特性

電圧測定 100ppm/℃、 電流測定 200ppm/℃

設定範囲
H レンジ 0W 〜 183.75W
M レンジ 0W 〜 18.375W
L レンジ 0W 〜 1.8375W

CL3035L

CL3017H

CL3035H

0.00V〜800.00V
H レンジ 0.00V〜800.00V
M レンジ 0.000V〜80.000V 0.000V〜80.000V
測定確度 ±(0.1% of rdg + 0.1% of f.s.）

0.00V〜800.00V
0.000V〜80.000V

電力測定
H,Mレンジ 0.00W 〜 175.00W 0.00W 〜 350.00W 0.0W 〜 1050.0W
L レンジ
0.000W 〜 56.875W 0.000W 〜 113.75W 0.000W 〜 341.25W（CC/CR/CV）
L レンジ
0.0000W 〜 1.7500W 0.0000W 〜 3.5000W 0.000W 〜 10.500W（CP）
電圧測定 100ppm/℃、 電流測定 200ppm/℃

負荷モード
時間設定範囲負荷モード
設定範囲

CL3017L

CL3035L

H レンジ 0.1400mA/μs〜140.0mA/μs 0.280mA/μs〜280.0mA/μs 0.840mA/μs〜840.0mA/μs
M レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.0840mA/μs〜84.00mA/μs
L レンジ 1.400μA/μs〜1400.0μA/μs 2.80μA/μs〜2800μA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs

分解能14mA/μs〜140mA/μs：28mA/μs〜280mA/μs： 84mA/μs〜840mA/μs：
100μA/μs
50μA/μs
300μA/μs
1.4mA/μs〜14mA/μs： 2.8mA/μs〜28mA/μs： 8.4mA/μs〜84mA/μs：
10μA/μs
5μA/μs
30μA/μs
140μA/μs〜1.4mA/μs：280μA/μs〜2.8mA/μs： 840μA/μs〜8.4mA/μs：
1μA/μs
0.5μA/μs
3μA/μs
14μA/μs〜140μA/μs： 28μA/μs〜280μA/μs： 84μA/μs〜840μA/μs：
0.1μA/μs
50nA/μs
0.3μA/μs
1.4μA/μs〜14μA/μs： 2.8μA/μs〜28μA/μs： 8.4μA/μs〜84μA/μs：
10nA/μs
5nA/μs30nA/μs
0.14μA/μs〜1.4μA/μs： 0.28μA/μs〜2.8μA/μs： 0.84μA/μs〜8.4μA/μs：
1nA/μs0.5nA/μs
3nA/μs

補償電圧：片側2V
ロードオン／オフコントロール入力、ロードオンステータス出力、レンジ切換え入力、レンジステータス出力、トリガ入力、
アラーム入力、アラームステータス出力、ショート信号出力、
外部電圧コントロール、外部抵抗コントロール、電流モニタ
出力、並列運転入力、並列運転出力、ブースタ電源制御
約5V、約2μs（CL3000Lシリーズ）
または2.5〜5000ms
フロント トリガ出力
パネル（CL3000Hシリーズ）、出力インピーダンス 約500Ω
BNC端子
シーケンス動作時またはダイナミックモード時にパルスを出力
電流モニタ出力 H, Lレンジ：1Vf.s. Mレンジ：0.1Vf.s.（CL3000Lシリーズ）
H, Lレンジ：10Vf.s. Mレンジ：1Vf.s.（CL3000Hシリーズ）
インタフェース
RS-232C: D-Sub 9 ピンコネクタ（EIA-232-Dに準拠）
USB: USB2.0, USB-CDC ACMに準拠
GPIB（オプション）： IEEE std. 488-1-1978（partial support）
並列運転
マスタ機を含めて同一機種最大5台まで
CL3105Lをマスタ機としてブースタ（CL3210LB最大4台まで）
CL3105Hをマスタ機としてブースタ（CL3210HB最大4台まで）

外形寸法
（mm）

CL3017L
CL3035L
CL3105L
CL3210LB
CL3017H
CL3035H
CL3105H
CL3210HB

213.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

質量約7.5kg約8.5kg427.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

約16.5kg

427.7（W）×127.8（H）
×553.5（D）

約22.5kg

213.8（W）
×124.0（H）×400.5（D）

約7.5kg約9.0kg427.8（W）×124.0（H）×400.5（D）

約17.0kg

427.7（W）×127.8（H）
×553.5（D）

約23.5kg■付属品
・クイックスタートガイド
・付属CD-ROM（取扱説明書、
プログラミングマニュアル、USBドライバ）
・電源コード・フロントパネル負荷端子用スプリング（M6サイズ、2個、CL3210LB、CL3210HB除く）
・リアパネル負荷端子ねじ（M8サイズ、2個セット）、
リアパネル負荷端子カバー
・カバー取り付けねじ（M3サイズ）・フレキシブル端子カバー（CL3210LB、CL3210HBのみ）・外部制御入出力コネクタ ダミープラグ（300mm、CL3015L・CL3210LB、CL3015H・CL3210HBのみ）
・システムケーブル

CL3105L

負荷モード
設定範囲

CL3105H

リモートセンシング
外部制御入出力■外形寸法・質量■シーケンス

H レンジ 0.01400mA/μs〜14.000mA/μs 0.0280mA/μs〜28.00mA/μs 0.084mA/μs〜84.00mA/μs
M レンジ 0.001400mA/μs〜1.4000mA/μs 0.00280mA/μs〜2.800mA/μs 0.00840mA/μs〜8.400mA/μs
L レンジ 0.1400μA/μs〜140.00μA/μs 0.280μA/μs〜280.0μA/μs 0.000840mA/μs〜0.8400mA/μs

CL3035H■その他機能・外部制御入出力・インタフェース

AC 100V〜120V±10%
AC 200V〜240V±10%（ただし250V以下）
周波数
47Hz〜63Hz
消費電力
CL3017L/H：90VA、CL3035L/H：110VA、
CL3105L/H：190VA、CL3210LB/HB：230VA
耐電圧
AC1500V 1分間
電源入力 対 負荷端子・筐体一括間、
電源入力・筐体一括 対 負荷端子間安全性
EN61010-1: 2010，EN61010-2-030: 2010
EMC
EN61326-1、EN61326-2-1、EN61326-2-2 : 2013、
EN61000-3-2 : 2014、
EN61000-3-3 : 2013
動作環境
屋内使用
高度
2000m以下
動作温度・湿度範囲 0℃〜40℃、0%〜85% RH（結露はないこと）
保存温度・湿度範囲 −20℃〜70℃、90% RH以下（結露はないこと）※CPモードはCL3000Lタイプのみ
CC, CR, CP
1ms〜200ms：分解能1ms（CL3000Lタイプ）
3ms〜200ms：分解能1ms（CL3000Hタイプ）

設定範囲（CRモード）

CL3017H

電源入力■ソフトスタート

CC, CR, CV, CP
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：1ms〜999h59min
分解能
1ms（1ms〜1min）、100ms（1min〜1h）、1s（1h〜10h）、
10s（10h〜100h）、1min（100h〜999h59min）
ファストシーケンス
負荷モード
CC, CR
設定範囲
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：25µs〜600ms
分解能
1µs（25µs〜60ms）、10µs（60.01ms〜600ms）

設定範囲（CC モード）

■一般事項

過電圧保護
（OVP） 0V〜各レンジの最大電圧の110％でロードオフ
過電流保護（OCP） CL3017L：0.03A〜38.5A、CL3035L：0.06A〜77A、CL3105L：0.2A〜231A、CL3017H：0.0060A〜9.6252A、CL3035H：0.0120A〜19.2504A、CL3105H：0.050A〜57.750A
ロードオフまたは制限動作を選択可
過電力保護（OPP） CL3017L/H：0.1W〜192.5W、CL3035L/H：0.1W〜385W、CL3105L/H：1W〜1155W
ロードオフまたは制限動作を選択可
過熱保護
（OTP）
ヒートシンクが高温になったときにロードオフ
低電圧保護（UVP） 検出された場合にロードオフ
0V〜各レンジの最大電圧の110％の範囲 または
機能オフに設定可能
逆接続保護（RVP） 逆接続を検知した場合にロードオフ（ダイオードによる保護）
定格OCP（ROCP） 各レンジの定格電流の110%を超えた電流が流れたときに制限動作
フロントパネル入力
フロントパネルの負荷端子に77A(typ.)を超えた電流が過電流保護（F.ROCP） 流れたときに制限動作（CL3035L、CL3105Lのみ）
定格過電力保護（ROPP） 定格電力の110％を超えた電力をとったときに制限動作

CL3105H

H レンジ 0.0000A 〜 8.7500A 0.000A 〜 17.500A 0.000A 〜 52.500A
M レンジ 0.0000A 〜 0.87500A 0.0000A 〜 1.7500A 0.0000A 〜 5.2500A
L レンジ 0.000mA 〜 87.500mA 0.000mA 〜 175.00mA 0.00mA 〜 525.00mA
測定確度 ±(0.2% of rdg + 0.3% of f.s.＊3）
並列運転時：±(1.2% of rdg + 1.1% of f.s.）

温度特性

■保護機能

CL3017H

CL3035H

CL3105H

CC, CR, CV, CP
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：0.05ms〜999h59min
分解能0.05ms（0.05ms〜1min）、100ms（1min〜1h）、1s（1h〜10h）、
10s（10h〜100h）、1min（100h〜999h59min）
ファストシーケンス
CC or CR
負荷モード
最大ステップ数：1000、ステップ実行時間：25µs〜600ms
設定範囲
1µs（25µs〜60ms）、10µs（60.01ms〜600ms）
分解能※このカタログの記載内容は、2020年4月13日現在のものです。