PC0-1080

ポータブル型４成分ガス検知器

MODEL：

このガス検知器には、安全をつくるという使命がある。
GX-Forceは、持ちやすく頑丈なボディに3年保証センサ＆30時間もつバッテリーを搭載。
すべては、安全をつくるために。
■ 約280gの軽量設計で、握りやすいグリップデザイン■ 連続使用時間 約30時間■ センサ保証3年■ 3m落下試験をクリア■ 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造■ 保護等級 IP67相当

CE/UKCA marking適合品

安心保証センサ
保証

快適さを考慮

3連続使用

年

30約時間

もし前日使用後に充電し忘れてしまっても安心。

1回の充電で長く使えます。
（前機種比 約3倍）
充電コネクタ形状：USB Type-C

長期安定性に優れたRセンサを搭載。
保証期間は3年。

安心してお使いいただけます。

LEDライト
機能性を重視した本体上部にLEDライトを搭載。

軽量設計 デザイン

約280

暗所でも安心して作業できます。

g

握りやすいグリップ形状。

軽量設計で片手でのボタン操作もらくらく。

（前機種比 約22%カット）

JIS規格
適合

優れた耐久性

要求水準の高い国際規格をベースとした可燃性ガス検知器に関するJIS規格を含む、各種JIS規格の最新

3m

IP67 相当版に適合しています。安心してご使用ください。

1m30min

JIS T 8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計
JIS T 8205：2018 硫化水素計

JIS T 8206：2020 可燃性ガス検知器 ※可燃性ガス：CH の場合43m落下試験クリア

保護等級

IP67相当60℃-40℃

使用温度範囲−40～+60℃ (一時的環境)

安全のための多彩な機能
可燃性ガス読み替え機能 ※本機能はOFF設定で出荷されます。使用する場合は設定を変更のうえ、ご使用ください。
面倒な換算は不要。27種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。※電源ON/OFF後も設定は保持されます。
可燃性ガス読み替えリスト
ガス種一覧

CH4仕様 HC仕様
からの読替 からの読替

ガス種一覧

CH4仕様 HC仕様
からの読替 からの読替

CH4仕様 HC仕様
からの読替 からの読替

ガス種一覧

CH4仕様 HC仕様
からの読替 からの読替

ガス種一覧

ガス種一覧

CH4仕様 HC仕様
からの読替 からの読替

メタン

−

×エタン

○

×

シクロペンタン

○

○

n-ノナン

○

○

メチルイソブチルケトン

○

○

イソブタン

○

−エタノール

○

○

ベンゼン

○

○

酢酸エチル

○

○

テトラヒドロフラン

○

○

水素

○

○

プロピレン

○

○

n-ヘキサン○○

イソプロピルアルコール○○

ノルマルペンタン

○

○

メタノール

○

○

アセトン

○

○

トルエン

○

○

メチルエチルケトン

○

○

アセチレン

○

○

プロパン

○

×n-ヘプタン○○

メタクリル酸メチル

○

○

エチレン

○

○

ブタジエン

○

○

キシレン

○

○

ジメチルエーテル○○

警報点の設定変更が可能

コンファメーションビープ機能

校正お知らせ機能が可能。お客様の基準に則した管理・機能です。測定中、設定された間隔ごとにブ日数を表示します。点検忘れを防止し、GX-Forceの本体操作により設定変更運用をサポートします。

検知器が正常に動作していることを知らせるザーが鳴ります。

電源投入後、定期点検推奨日までのより安全にお使いいただけます。

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
GX-Forceは新規開発のセンサシ

リーズRセンサを搭載しています。
Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。

また、センサは3年保証 ※ のため、安心してお使いいただけます。

※年1回以上の点検が条件となります。

可燃性ガス
耐被毒＆耐衝撃性に優れたタフ構造

O2

CO&H2S

CO

定電位電解式採用で2in1のデュアル構造で2センサ構造で基本特性が大幅向上

本体の小型化を実現

H2干渉を低減

充実のオプションラインナップ
用途に応じて最適な組合せを選べます
付属のテーパーノズルの代わりに装着して、離れた場所も指示値を確認しながら測定ができます。
収納時
約40cm

伸長時
約70cm

タンク内測定用手が届く範囲内の 特定箇所測定用浮子式ガス採集器

防水仕様の浮子付きで、水濡れの恐れがある場所も安心。
(チューブ長さ：約8m)

部品番号：4384 0430 60

2段式採集棒

ガス採集棒 および
ガス採集チューブ

ガス採集チューブ(オプション)と組み合わ

部品番号：※使用するには、別途ガス採集チューブ(オプション)(ガス採集チューブ長さ：約75cm)

ガス採集棒

0914 0100 00

ベルトクリップ

データロガマネジメントプログラム

で、ベルトに装着できます。

せて、手が届かない高所も測定可能。
が必要です。

0904 0275 00

ガス採集チューブ

本体背面に取り付けること

高所測定用

部品番号：4383 0730 80

USBケーブル（TypeA-TypeC、1m） 保護フィルム

測定データの閲覧、管理用ソフト。

※取付ねじ2本付属※使用するには、別途USBケーブル(オプション)が必要です。

パソコン通信用。

部品番号：4711 9954 30

部品番号：9812 0010 10

部品番号：2440 2728 90※デ ータロガマネジメントプログラム(オプション)使用時に必要です。

LCD保護用。
（5枚セット）
部品番号：4777 9296 50

仕様

付属品

ACアダプター

型式

GX-Force

サンプリング⽅式

吸引式

吸引流量

0.35 L/min以上（オープン流量）

ガス警報動作

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表⽰点滅/振動

部品番号：2594 1342 30

ガス警報復帰動作

⾃⼰保持

故障警報・⾃⼰診断システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常

故障警報動作

ランプ点滅/ブザー断続/内容表⽰

故障警報復帰動作

⾃⼰保持表⽰LCDデジタル（７セグメント+14セグメント+アイコン）、バックライト付

各種動作

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、ピーク値表⽰、ポンプ動作状態表⽰、校正お知らせ表⽰

⾳圧

約90dB
（30cm）

データロガ機能

最⼤記録件数：3600件インターバル：5分（設定変更可）通信仕様

USB2.0（データロガ⽤）※コネクタ：Type-C

電源

テーパーノズル

部品番号：4126 4948 20

リチウムイオン充電池

連続使⽤時間

約30時間（満充電後、25℃、無警報、無照明時）

使⽤温湿度範囲※2、3−40〜+60℃（急変無きこと）、0〜95%RH（結露無きこと）

防爆構造

本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定（Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅡC T4 Ga）
〈申請中〉
IECEx
（Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅡC T4 Ga）
ATEX（Ⅱ1G Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga）

各種認証

JIS T8201、JIS T8205、JIS T8206、
CE/UKCA marking

保護等級IP67相当

外形⼨法/質量約64（W）
×173（H）
×47（D）mm（突起部は除く）/約280g※1※1※2※3

ハンドストラップ

部品番号：0888 0605 90

搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。
温度：−20～+50℃（急変無きこと）/湿度：10～90%RH（結露無きこと）
防爆性能を維持できる使用温度範囲は次の通り。温度：−20～+60℃（急変無きこと）

検知対象ガス
酸素
（O2）

⼀酸化炭素
（CO）

0〜100 %LEL

0.0〜40.0 vol%0〜2000 ppm

0.0〜200.0 ppm

検知範囲

0〜100 %LEL

0.0〜25.0 vol%0〜500 ppm

0.0〜30.0 ppm

分解能

1 %LEL0.1 vol%

1 ppm

0.1 ppm
第⼀警報 ： 1.0 ppm
第⼆警報 ： 10.0 ppm
第三警報 ： 10.0 ppm
TWA警報 ： 1.0 ppm
STEL警報 ： 5.0 ppm
OVER警報：200.0 ppm
30秒以内

検知対象ガス

可燃性ガス（CH4またはHC）検知原理

ニューセラミック式

表⽰範囲

硫化⽔素
（H2S）

定電位電解式

警報設定値（任意設定可）第⼀警報 ： 10 %LEL
第⼆警報 ： 50 %LEL
第三警報 ： 50 %LEL
OVER警報：100 %LEL

L警報：19.5 vol%LL警報：18.0 vol%H警報：25.0 vol%OVER警報：40.0 vol%第⼀警報 ： 25 ppm
第⼆警報 ： 50 ppm
第三警報 ： 50 ppm
TWA警報 ： 25 ppm
STEL警報 ： 200 ppm
OVER警報：2000 ppm

応答時間
（T90）

CH4:30秒以内、HC:40秒以内

20秒以内

30秒以内

タイプ⼀覧
TYPE

検知対象ガス・センサ

CH4 or HC

O2

H2S&CO

H2S

CO

H2干渉低減CO

NCR-6309

ESR-X13P

ESR-A1DPESR-A13i

ESR-A13P

ESR-A1CP〇

4成分

TYPE A○○3成分

TYPE B○○

3成分

TYPE C○○

3成分

TYPE CH○○

2成分

TYPE D○○〇〇〇

0570−0 0 1 9 3 9https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437−9 4 2 1 ㈹

名 古
四 日
金大神
水広福熊大屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1080-220830 T