確実に実験を成功させるために

Agilent 2100 バイオアナライザ
電気泳動システム

AGILENT 2100 バイオアナライザ電気泳動システム

確実に実験を成功させるためにサンプル品質の信頼性実験を成功させるためには、サンプルの品質が最も重要です。1999 年に販売開始した Agilent 2100 バイオアナライザ電気泳動システムはサンプル分析に Lab-on-a-Chip テクノロジーを応用した世界初のマイクロチップ型電気泳動装置です。

Agilent 2100 バイオアナライザ電気泳動システムは 35,000 以上の論文で引用されており、DNA や RNA サンプルの品質管理のために確立されたツールです。DNA、RNA、タンパク質の電気泳動解析で濃度、サイズ、品質評価など目的に応じた情報をデジタルデータとして得ることができます。

限られたサンプルであっても、他にはないスピード、柔軟性、感度、再現性を示します。様々な実験で確実に結果を出すため、貴重なサンプルにおいて信頼できる品質評価と濃度をご提供します。

Agilent 2100 バイオアナライザ
電気泳動システム（RoHS* 対応）

アプリケーションに応じたチップと試薬が含まれたキットおよび直感的なソフトウェアを使用し、確実に実験を成功させるためのソリューションをご提供します。
*Restriction of Hazardous Substances2

信頼性のある結果を得るために
1. チップ調製

2. 泳動スタート

主な特長

3. リアルタイムでデータを表示

高感度

高品質なデジタルデータ

少ないサンプル使用量
DNA/RNA：1 µL• 内部標準を使用してデータ（移動度、分子サイズ、定量値）を自動補正 / 計算

高い柔軟性

アッセイ毎に電極カートリッジの交換、洗浄が可能

pg/µL の濃度まで測定可能

による RNA サンプル分解度評価、• RIN（RNA Integrity Number）
DNA とタンパク質のサンプル品質管理

タンパク質：4-5 µL

コンタミネーションの心配不要

1 台で DNA、RNA、タンパク質の泳動が約 30 分で可能

泳動原理
1.

2.

3.

4.

コンプライアンスサービスとソフトウェア

21 CFR Part11 に対応可能なソフトウェアと IQ/OQ サービス

1.
2.
3.
4.

サンプルがサンプルウェルから流路に泳動されます。

分離用の流路にサンプルがインジェクションされます。
サンプル中の各成分が電気泳動により分離されます。

分離された成分が蛍光により検出され、ゲルイメージ（バンド）およびエレクトロフェログラム（ピーク）で示されます。

3

AGILENT 2100 バイオアナライザ アプリケーションキット

幅広い用途実験のスタートサンプルの定量と定性評価は良い結果を確実に得るために非常に重要です。Agilent 2100
バイオアナライザ電気泳動システムは次世代シーケンス、遺伝子発現解析、プロテオミクスを含む多くのワークフローにおいて、サンプルの品質管理（QC）に幅広く利用できます。FFPE サンプル、レーザーマイクロダイセクション、生検等の様々な由来の DNA、RNA、タンパク質サンプルの品質、濃度、純度の評価が可能です。

DNA フラグメント解析

2• 次世代シーケンスのサンプル QC‒ サイズ分布解析‒ PCR 増幅ライブラリの QC• PCR 産物と不純物の確認• 制限酵素切断の解析• 食品分析

1
1

2

3

1. FFPE DNA Q

4

2. FFPE DNA A

3. Frozen tissue DNA

4. Control DNA[FU]1500160850
700

1405001204001008030060200401502010050015-2015 50

100 150

300400500700

1500

1. 断片化 DNA のサイズ分布解析 2. 13 種のアンプリコンのマルチプレックス PCR の解析

タンパク質解析• タンパク質精製の最適化とモニタリング• タンパク質発現の確認

Non-reducing conditions
Reducing conditions• タンパク質生成の確認• 食品分析

• 抗体の QC

• タンパク質の絶対定量

還元 / 非還元条件での抗体の QC

4

広がる可能性

Fluorescence• Total RNA 解 析：rRNA ピ ー ク の 自 動
認識、（RNA Integrity Number）
rRNA 比、RIN等の自動計算• mRNA 解析：rRNA ピークを自動認識、コンタミネーション率等の自動計算• Small RNA 解 析：miRNA 領 域 の比 率、
短い RNA フラグメントのサイズ等をFluorescence

自動計算87654321028S

Partially degraded
RNA: RIN 528S

• miRNA 解析や small RNA-seq での small
RNA QC

Intact RNA: RIN 1018SFluorescence• マ イク ロ ア レ イ、qRT-PCR、RNA-seq
での total RNA/mRNA QC

45403530252015105018S

遺伝子発現解析におけるサンプル QC

3.0
2.5
2.0
1.5
1.00.50.0

Strongly degraded
RNA: RIN 319242934

39444954596469Time (seconds)

Total RNA の分解度の評価

ゲノム編集• guide RNA（gRNA）の QC

AB• 切断活性 / 変異の検出• ベクター構築解析

A. gRNA のサイズ測定と定量 B. gRNA の機能確認 ; 標的部位の切断活性 / 変異の検出

5

AGILENT 2100 バイオアナライザ電気泳動システム

高い汎用性

優れたデータのために

Agilent 2100 バイオアナライザ電気泳動システムは、交換可能なカートリッジタイプの電極を採用することで、電気泳動の様々なアプリケーションに対するソリューションを提供します。

このシステムには以下の構成品が含まれます。
1. チップ調整スタンド

2. 専用ボルテックスミキサ

3. 装置コントロールとデータ解 析用の Agilent 2100 Expert
software（コンプライアンスサポートをオプションとして追加可能）

4. システムとアプリケーションに関するサービスとサポート※１および２はアプリケーションによって設定の変更が可能

最高の汎用性• 工具不要で交換可能な電極カートリッジ• アッセイ間で簡単に切り替えが可能• 接 液部である電極ピン部分のみも取り外し可能でメンテナンスも容易

最高の感度

小型化と高精度のレーザーでの蛍光検出により最小のサンプル必要量

最高の堅牢性装置仕様
項目

仕様

励起波長、検出波長

630 nm、680 nm

質量10 kg（ 22 lbs）

電源

100 - 240 VAC 、50 - 60 Hz、60 VA

検出方式

光軸調整寸法（高さ×幅×奥行き）
動作環境

安全基準 IEC 、EN 、CSA 、UL

6

壊れやすい部品や動く部品に依存しない
高く安定した装置

レーザー蛍光検出
チップ毎に自動で実施

290 × 162 × 412 mm（11.4 × 6.4 × 16.2 インチ）
15 - 27 ℃、湿度 50 ％未満（結露しないこと）

据付カテゴリ II 、汚染レベル 2、レーザークラス 1

AGILENT 2100 EXPERT SOFTWARE & バイオアナライザ サポート

デジタルデータを最大限に活用
DNA、RNA、タンパク質の解析に高性能なソフトウェア

2100 Expert software では全てのアッセイのデータ

評 価が 可能で、デジタルデータを最 大 限に活用できます。複 数のエクスポート可能なデータ形式（CSV、PDF、HTML 形式等）により柔軟なデータ交換ができます。

独自の特長• RNA Integrity Number（RIN）― 客観的な total RNA QCのための確立されたパラメーター• DNA、RNA、タンパク質のサンプルのスメア解析機能も強化、マニュアル積分にも対応• flagging tool による色分けされた結果 ― 自動の QCとデータ評価のための簡単なルールで定義• Security pack（ オプ ション）― 電 子 記 録 の 処 理、データセキュリティ、データ完全性と監査証跡を含む全ての 21 CFR Part11 の要件をサポート• 効率の良い自動装置診断ツールにより、システムの停止時間を最小限に抑えます

装置とアプリケーションサポート
ハードウェアとソフトウェアのサポートサービス

標準保証期間終了後も安心して Agilent 2100 バイオアナライザ
電気泳動システムをお使いいただけるよう「サポート契約」をご提供しています。ご契約により、迅速なサポートが受けられ、かつ高額修理のリスクを回避し、保守・修理費用の年間定額予算化が実現できます。

コンプライアンスサービス

アジレントは 認 定されたアジレントサービス担当者による据付時適格性確認と稼動性能適格性確認をご提供します。
完全な一連のコンプライアンスサービスは装置とソフトウェアの適格性確認で構成されます。

7

アプリケーションキット仕様：DNA、RNA、タンパク質DNA 分析仕様
分析分子量範囲
ピーク分離能サイズ決定真度 *サイズ決定再現性 *定量真度 *

定量再現性 *
定量範囲

緩衝液互換性
サンプル数

サンプル容量DNA 1000 Assay

25 ～ 1,000 bp
25 ～ 100 bp：± 5 bp
100 ～ 500 bp：± 5%
500 ～ 1,000 bp：± 10%
± 10%
5% CV
20%
25 ～ 500 bp：15% CV
500 ～ 1,000 bp：5% CV
0.5 ～ 50 ng/µ L
250 mM KCl
250 mM NaCl
15 mM MgCl2
12 サンプル / チップ
1 µL

DNA 7500 Assay

DNA 12000 Assay

100 ～ 1,000 bp：± 5%
1,000 ～ 7,500 bp：± 15%

100 ～ 1,000 bp：± 5%
1,000 ～ 12,000 bp：± 15%

100 ～ 7,500 bp± 10%
5% CV20%100 ～ 1,000 bp：10% CV
1,000 ～ 7,500 bp：5% CV
0.5 ～ 50 ng/µ L
250 mM KCl
250 mM NaCl
15 mM MgCl2
12 サンプル / チップ
1 µL

High Sensitivity DNA Assay

100 ～ 12,000 bp

50 ～ 7,000 bp

± 15%
5% CV
25%
100 ～ 1,000 bp：15% CV
1,000 ～ 12,000 bp：10% CV
0.5 ～ 50 ng/µ L
250 mM KCl
250 mM NaCl
15 mM MgCl2
12 サンプル / チップ
1 µL

± 10%
5% CV
20%
50 ～ 2,000 bp：15% CV
2,000 ～ 7,000 bp：10% CV
5 ～ 500 pg/µ L

50 ～ 600 bp：± 10%
600 ～ 7,000 bp：± 20%10 mM Tris
1 mM EDTA
11 サンプル / チップ1 µL* サンプルとして専用ラダを使用した場合の値。

RNA 分析仕様

RNA6000 ナノ
total RNA Assay

RNA 6000 ナノmRNA Assay

RNA 6000 ピコ
total RNA Assay

分析分子量範囲―

25 ～ 500 ng/µ L

25 ～ 250 ng/µ L

―

―

定性範囲

5 ～ 500 ng/µ L

25 ～ 250 ng/µ L

50 ～ 5,000 pg/µ L（水溶液）

250 ～ 5,000 pg/µ L（水溶液）

感度（S/N>3）

5 ng/µ L（水溶液）

25 ng/µ L（水溶液）20%
10% CV
100 mM Tris, 0.1 mM EDTA
または 125 mM NaCl
または 15 mM MgCl 2
12 サンプル / チップ
1 µL

20%
10% CV
100 mM Tris, 0.1 mM EDTAまたは 125 mM NaCl
または 15 mM MgCl 2
12 サンプル / チップ
1 µL

50 pg/µ L（水溶液）200 pg/µ L（ TE ）30%
20% CV
50 mM Tris, 0.1 mM EDTA
または 50 mM NaCl
または 15 mM MgCl 2
11 サンプル / チップ
1 µL

250 pg/µ L（水溶液）
500 pg/µ L（ TE ）30%
20% CV
50 mM Tris, 0.1 mM EDTA
または 50 mM NaCl
または 15 mM MgCl 2
11 サンプル / チップ
1 µL

定量範囲

定量真度（専用ラダ使用）
定量再現性 **

緩衝液互換性 *サンプル数

必要サンプル容量――

RNA 6000 ピコ
mRNA Assay―

Small RNA Assay
6 ～ 150 nt
50 ～ 2,000 pg/µ L（精製 miRNA 、水溶液）
50 ～ 2,000 pg/µ L（精製 miRNA 、水溶液）［推奨濃度］
total RNA：1 ～ 100 ng/µ L
Enriched small RNA：1 ～ 20 ng/µ L
Oligonucleotides：100 ～ 2,000 pg/µ L

50 pg/µ L（水溶液）***―25% CV
10 mM Tris, 0.1 mM EDTA
11 サンプル / チップ
1 µL* 分析が高感度なため、試料に共存するイオンや高濃度の塩が分析結果に影響を及ぼす場合があります。** 同一チップ内での再現性。*** 専用ラダを水で希釈した物の 40 nt のピークでの値。

Protein 分析仕様
分析分子量範囲
ピーク分離能サイズ決定真度 *サイズ決定再現性 *感度（S/N 比 > 3）
定量範囲
定性範囲

定量再現性

サンプル数

サンプル容量Protein 80 Assay

5 ～ 80 kDa
10%10%（CAⅡ、BLG）
3% CV（CAⅡ、BLG）
6 ng/µ L CAⅡ（PBS）
15 ng/µ L BSA（PBS）
10 ng/µ L CAⅡ（0.5 M NaCl）
30 ng/µ L BSA（0.5 M NaCl）

60 ～ 2,000 ng/µ L CAⅡ（PBS）
6 ～ 4,000 ng/µ L CAⅡ、BLG（PBS）
20% CV（CAⅡ、BLG）
10 サンプル / チップ
4 µL

Protein 230 Assay

High Sensitivity Protein 250 Assay

14 ～ 230 kDa
10%10%（BSA 、CAⅡ）
3% CV（BSA 、CAⅡ）

10 ～ 250 kDa
10%10%（BSA ）3% CV（BSA ）6 ng/µ L CAⅡ（PBS）
15 ng/µ L BSA（PBS）
30 ng/µ L BSA（0.5 M NaCl）

1 pg/µ L BSA（水溶液、on-chip）
5 pg/µ L BSA（PBS 、on-chip）（ラベル化時の総タンパク質濃度が 1 ng/µ L の場合）

15 ～ 2,000 ng/µ L CAⅡ（PBS）
30 ～ 2,000 ng/µ L BSA（PBS）
6 ～ 5,000 ng/µ L CAⅡ（PBS）
15 ～ 5,000 ng/µ L BSA（PBS）
20% CV（BSA 、CAⅡ）
10 サンプル / チップ
4 µL

0.3 ～ 3,000 ng/µ L BSA―20% CV（BSA ）10 サンプル / チップ
5 µL

CAⅡ = 炭酸脱水酵素アイソザイムⅡ、BSA = ウシ血清アルブミン、BLG = ベータラクトグロブリン。* 分析するタンパク質によってはこの仕様を満たさない場合があります。

販売店［ お問い合わせ窓口 ］

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1●カストマコンタクトセンタ
0120-477-111mail：email_ japan@agilent.com※仕様は予告なく変更する場合があります。
※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
その他の用途にご利用いただくことはできません。

http://www.agilent.com/chem/genomics:jp
G210373-1© Agilent Technologies, Inc. 2021

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan, Mar. 16, 2021
5994-3176JAJP