電磁波が健康に与える影響について(低周波編)○長嶌宏弥、岡田嘉寿雄、青木延幸、齋藤彰、松浪有高、佐藤絢子
工学系技術支援室 環境安全技術系

はじめに
現在，私たちの職場では、Ｘ線やγ線などの電離作用がある電磁波については、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則、放射線障害防止法などによって厳しい規制が設けられているため、環境測定を実施している。ところが、非電離放射線である電磁波について、労働災害、環境汚染の立場から被曝許容量や環境基準などを法的に規制されておらず、作業環境測定法や事務所則において測定義務が無いため、実施されていないのが現状である。したがって、OA 機器等から発生する電磁波の人体に及ぼす影響についてさまざまな議論がなされているが健康障害との因果関係がはっきりせず、その規制に関しては国内外を問わず大同小異である。
今回の研修では、電磁波について関連する事項を基礎から学習し、概念・特性を学んだ後、実際に電磁波簡易測定器で測定することにより、その取扱い及び測定方法を習得した。電磁波は周波数帯域によって低周波と高周波に大きく 2 つに区分されるので、今年度は低周波に的を絞って測定を行った。測定結果から、作業従事者の電磁波曝露から身の安全を守るための安全管理の検討・検証を確認した。

1.電磁波とは
1.1 電磁波とは、空間の電場と磁場の変化によって形成された波（波動）のことである。図 1.1 のように「電場」と「磁場」があり、お互いに作用しあい、波となって空間を伝播するものをいう。磁石が作るような、変化しない一定の強さの磁場は静磁場といい、空間を伝わらないので電磁波とは呼ばない。

図1

電界と磁界の関係

1.2 電場と磁場の違い
・電場：電気のある空間（場所）を電場（電界）といい、コンセントに差し込むとコードには電圧がかかり、電流が流れていなくても電界が発生し電圧の大きさに比例する｡ 磁場とは直交し、単位は V/m（ボルトパーメータ）を用いる｡
・磁場：磁気のある空間（場所）を磁場（磁界）といい、コンセントに差し込むとコードには電圧がかかるが、電流は流れないため磁界は発生しない。電流の大きさに比例する｡電場とは直交し、単位は、
T（テスラ）、G（ガウス）を用いる｡

1.3 電磁波の周波数による分類
電磁波は波長によって様々な分類がされており、波長の長い方から電波・光・X 線・ガンマ線などと呼ばれる。電磁波の周波数による分類は表 1 のようになる。
表1

電波の周波数による分類

周波数
高周波

凡例

数百ｋHz 以上～3000GHz（マイクロ波･･･300MHz～3000GHz）

携帯電話、電子レンジ、レーダー、テレビ電波

低周波

2ｋHz～数百ｋHz の範囲

家電機器（IH 調理器）

極低周波

5Hz～2ｋHz の範囲

50／60Hz の家電機器、送電線

表22.電磁波のガイドライン規制値

各国の電磁波ガイドライン規制値

表 2 の電磁波のガイドライン規制値が日

電界本では､200 μT、スウェーデンでは､2 μT、5.0-50Hz

ドイツ･スイス･オーストリアでは 100 μT

国際レベルとなっており､日本ガイドラインは､かな

μT(ｍG)

区分

ガイドライン

200ガイドライン

ICNIRP

4.2-60Hz

WHO10ガイドライン

日本

3規制

200 (20)

米国－－－－

ドイツ

5規制

100(10)

規制

スイス

5規制

100(10)規制

オーストリア5ガイドライン100(10)

ガイドラインスウェーデン

－－－

－

複数の
州

－

－

4(0.4)

規制

スイス(住宅、病院、学校等)

－－

10(1)

り緩いことがわかる｡
スウェーデンでは、電磁波による健康被害に関して予防原則の観点から日本より国レベルも厳しい規制を設けている。しかし、日本の場合は、総務省が「電波防護指針」を定州レベルめている電磁波に関する規制値は急性影響を考慮しているのみである。

その他

磁界区分

KV／ｍ

米国

ガイドライン
規制2(0.2)
スウェーデン
(TDC)

－－

コン
ピュータ
前面から

規制

30cm

3.測定機器と測定結果
3.1 使用した電磁波測定器

eME3840B：ギガヘルツ
MODEL8040：カスタム社（国産製）

ソリューションズ社（ドイツ製）

表示：3.5 桁 LCD 表示、最大 1999 カウント

交流磁界と交流電界強度が測定可能
測定範囲：交流電界 V/m交流磁界

1～2,000 μT

レンジ切替：マニュアル
測定範囲：

交流電界最小測定単位：1 V/m

200～20000 mG

交流磁界最小測定単位：1 nT
測定周波数帯範囲：

5 Hｚ～10 万 Hｚ

20～20,00 μT（-2 dB）

測定精度： +-4%rdg＋3dgt／20（高精度） 50/60Hz

精度：50/60Hz で+-2%、+-20（高精度）

周波数範囲：

磁界軸：X 軸、Y 軸、Z 軸

磁界軸：単磁界軸

図 3.1

今回使用した測定器

30Hｚ～300 Hｚ

3.2 測定結果
測定場所は､図 3.2～3.4 のように超高圧電子顕微鏡施設、8・9 号館出入口ゲート、9 号館屋上携帯電話アンテナである。
測定条件は、表 3.1 に示す。
表 3.1
測定機器
周波数レンジ

測定条件

eME3840B 独 ソリューションズ
電場 50Hz～100KHz
磁場 2KHz～100KHz

測定結果は表 3.2～3.4 に示す。測定結果を表 2 の各国の電磁波のガイドライン規制値と照らし合わせてみると測定データは、安全であるといえる。

表 3.2

図 3.2

図 3.3

超高圧電子顕微鏡施設

測定点距離（mm)0150300

磁場：X 軸(μT)

0.90.83.0

磁場：Y 軸(μT)

1.40.42.0

磁場：Z 軸(μT)

0.4

0.40.9総合磁界(μT)

1.70.13.7

表 3.38・9 号館出入口ゲート

測定点距離（mm)0150300

磁場：X 軸(μT)

0.90.83.0

磁場：Y 軸(μT)

1.40.42.0

磁場：Z 軸(μT)

0.4

0.40.9総合磁界(μT)

1.7

0.1

3.7

8・9 号館出入口ゲート

表 3.4

図 3.4

超高圧電子顕微鏡施設

9 号館屋上携帯電話アンテナ

9 号館屋上携帯電話アンテナ

測定点距離（mm)

2000

5000

磁場：X 軸(μT)

2.22.0

磁場：Y 軸(μT)

5.02.0

磁場：Z 軸(μT)

2.02.0総合磁界(μT)

5.8

3.5次に、IH クッキングヒーターの測定結果を表 3.5～3.6 に示す。
測定した電気機器は表 3.5 の通りである。
表 3.5
製造会社

測定した電気機器

型番

種別

Vkw

パナソニック

CH-CST6IH

クッキングヒーター

200V3kw

アイリスオーヤマ

EIH-14

クッキングヒーター

100V

1.4kw

測定条件は、前述の通り（表 3.1）である。
表 3.5

CH-CST6IH のデータ
前面

図 3.50+150

電界(V/m)

270429

磁場：X 軸(μT)

14.28.2

磁場：Y 軸(μT)

19.34.2

磁場：Z 軸(μT)

16.2

6.8

総合磁界(μT)

28.9

11.4

CH-CST6IH

表 3.6

EIH-14 のデータ
前面

図 3.6

0+150電界(V/M)

590

×

磁場：X 軸(μT)<209.40

磁場：Y 軸(μT)<205.25

磁場：Z 軸(μT)<205.30

総合磁界(μT)-11.2

EIH-144.まとめ
計測結果から超高圧電子顕微鏡施設、8 号館：9 号館出入口ゲート、9 号館屋上携帯電話アンテナ
においては、スウェーデンの基準と比較しても健康に害を与える数値ではなかったので安全と判断できる。IH クッキングヒーターの結果ついては、両機種とも総合磁界において、0 距離だとガイドラインを大きく超えているが、磁界の強さは距離に反比例するため 150mm も離れれば、日本のガイドラインをクリアしており、問題はないと思われる。

5.謝辞
本研修を実施するにあたり適切なるご指導ご鞭撻を承りました環境安全技術系の熊沢正幸氏、研修のために測定場所を提供していただいた、超高圧電子顕微鏡施設：荒井課長に心より感謝いたします。
参考文献：トコトンやさしい電波の本：B&T ブックス‐今日からのモノ知りシリーズ,
日刊工業新聞社

谷腰欣司