別添
資料１ 指定薬物の化学構造等
令和３年 10 月 21 日公布の省令（令和３年厚生労働省令第 174 号）により新たに指定された４物
質の化学構造等は次のとおりである。
物質１構 造 式：

ONHNN

化 学

名：N-(1-Adamantyl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

化学名字訳：Ｎ－（１－アダマンチル）－１－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド
通 称等：Adamantyl-CHMINACA, A-CHMINACA

物質２

構 造 式：

OON

NS OO

FF
化 学

名：Quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl]-4-methylbenzoate

化学名字訳：キノリン－８－イル＝３－［（４，４－ジフルオロピペリジン－１－イル）スルホニル］－４－メチルベンゾアート
通 称 等：2F-QMPSB

物質３構 造 式：NN
O 2NNO
化 学

名：1-(Diethylamino)ethyl-2-(4-methoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazole

化学名字訳：１－（ジエチルアミノ）エチル－２－（４－メトキシベンジル）－５－ニトロベンズイミダゾール
通 称 等：Metonitazene

物質４構 造 式：S

化 学

N

名：1-[1-(Benzo[b]thiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine

化学名字訳：１－［１－（ベンゾ［ｂ］チオフェン－２－イル）シクロヘキシル］ピペリジン
通 称 等：Benocyclidine, BTCP

参考資料 2 GC-MS 及び LC-PDA-MS の測定結果
令和 3 年 10 月 21 日公布の 4 物質追加省令により、新たに指定薬物として指定された 4 物質（メタノール溶液、アセトニトリル溶液、クロロホルム溶液）の GC-MS 及び LC-PDA-MS による測定結果を以下に示す。
①測定条件
GC-MS
条件 1（監視指導・麻薬対策課長通知薬食監麻発第 0521002 号と同法）
カラム：HP-1MS（30 m  0.25 mm i.d., 膜厚 0.25 μm, Agilent 社製）
キャリアーガス：He, 0.7 mL/min
注入口温度：200℃、スプリットレス、トランスファーライン温度：280℃、イオン化法：EI 法
カラム温度：80℃ (1 min hold)－5℃/min－190℃ (15 min hold)－10℃/min－310℃ (10min hold)条件 2（合成カンナビノイドを対象とした測定条件）
カラム：HP-1MS（30 m  0.25 mm i.d., 膜厚 0.25 μm, Agilent 社製）
キャリアーガス：He, 1.1 mL/min
注入口温度：250℃、スプリットレス、トランスファーライン温度：280℃、イオン化法：EI 法
カラム温度：200℃ (1 min hold)－5℃/min－310℃ (7 min hold)

HPLC-PDA-MS
条件 1（監視指導・麻薬対策課長通知薬食監麻発第 0521002 号と同法）
カラム：Atlantis T3（2.1  150 mm, 5 μm, Waters 社製）
移動相 A：10 mM ギ酸アンモニウム緩衝液（pH 3.0）、移動相 B：アセトニトリル
A：B 90:10 (0 min)－80:20 (50 min)－30:70 (60 min, 15 min hold)
流速：0.3 mL/min、カラム温度：40℃、注入量：1 μL
検出：ダイオードアレイ検出器（210 - 450 nm）及び質量検出器
質量分析条件
イオン化法：ESI 法、ポジティブモード、コーン電圧：30V、キャピラリー電圧：2500V
条件 2（合成カンナビノイドを対象とした測定条件）
カラム：XBridge C18 (2.1  150 mm, 3.5 μm, Waters 社製)
移動相 A：0.1% ギ酸、移動相 B：0.1% ギ酸 アセトニトリル/メタノール(60:40)
A：B 50:50 (0 min)－10:90 (30 min, 5 min hold)
流速：0.3 mL/min、カラム温度：40℃、注入量：1 μL
検出：ダイオードアレイ検出器(210 - 450 nm)及び質量検出器
質量分析条件
イオン化法：ESI 法、ポジティブモード、コーン電圧：30V、キャピラリー電圧：2500V

②測定結果各測定条件における新規指定薬物 4 物質の保持時間及び 5-MeO-DMT 又は吉草酸ベタメタゾ
ンの保持時間を 1 とした場合の相対保持時間を下記に示す。
測定条件１（監視指導・麻薬対策課長通知薬食監麻発第 0521002 号と同法）
GC-MS 条件 1

Compounds

Retention
time

LC-PDA-MS 条件 1
Retention
time

(min)

Relative retentiontime
5-MeO-DMT = 1(min)Relative retentiontime
5-MeO-DMT = 1

Benocyclidine

45.33

1.61

55.8

6.94

Metonitazene

53.24

1.90

44.9

5.58

2F-QMPSB*

53.56

1.91

61.1

7.60

A-CHMINACA

54.36

1.94

－－

5-MeO-DMT

28.08

1.00

8.0

1.00

[参考値]

測定条件２（合成カンナビノイドを対象とした測定条件）
GC-MS 条件 2

Compounds

LC-PDA-MS 条件 2

Retention time

Relative retention

Retention time(min)

time

(min)

Relative retentiontime
吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ= 15-MeO-DMT = 1

2F-QMPSB*

22.38

4.57

8.9

0.99

A-CHMINACA

23.29

4.76

27.9

3.13

5-MeO-DMT

4.89

1.00

－

吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ－8.9

1.00*メタノール溶液、アセトニトリル溶液で GC-MS 測定を行なうと主に分解物が検出される．クロロホルム溶液では主に2F-QMPSB が検出される.

③各物質の GC-MS 及び LC-PDA-MS 測定におけるスペクトルデータ
1) Benocyclidine
GC-MS

LC-PDA-MS (positive mode)
UV スペクトル (nm)

マススペクトル (m/z)

M+
260

M+

[M+H]+

2) Metonitazene
GC-MS

LC-PDA-MS (positive mode)
UV スペクトル (nm)

マススペクトル (m/z)[M+H]+M+

3) 2F-QMPSB
GC-MS

LC-PDA-MS (positive mode)
UV スペクトル (nm)

マススペクトル (m/z)

227[M+H]+

279

M+
M+

メタノール溶液、アセトニトリル溶液で GC-MS 測定を行なうと主に分解物が検出される．クロロホルム溶液では主に2F-QMPSB が検出される.

4) A-CHMINACA
GC-MSLC-PDA-MS (positive mode)
UV スペクトル (nm)

M+M+マススペクトル (m/z)[M+H]+