60Vモデル新登場

PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY

高速プログラマブル直流電源
PP シリーズ
高速応答

正負出力シーケンス動作

510 W

PP30-17￥248,000（税抜）

NEW PP60-8R5￥248,000（税抜）高速応答

急峻な変動試験に。

高速プログラマブル直流電源 PP シリーズ
PP シリーズは、高速応答のプログラマブル直流電源です。正負出力が可能で、極性を切り換えることなく12 種類の出力モード

出力電流制限はピーク値と実効値、出力電圧制限はピーク値で設つの動作モードを搭載。さらに、内部信号源（INT）、外部信号源定できます。ピーク値設定では、正・負の値を設定可能です。

（EXT）などの信号源モードとの組み合わせにより、12 種類の出力リミット動作後は、設定値で出力電流・電圧を制限し続けることや、に対応します。交流＋直流モードでは、 交流に直流を重畳（オフリミット状態を一定時間続けた後に出力をオフすることも可能です。

セット）させることも、直流に交流を重畳させることも可能です。
DC-DC コンバータのノイズ重畳試験やコンデンサのリップル試験などに有用です。510 VA の交流電源としても使用できます。
● 直流定電圧特性により、急峻な電圧変動試験にも対応します。

● 交流

ケンス機能をはじめ、計測機能、電流・電圧リミッタ機能、保護機能などの充実した機能を搭載し、複雑な試験ニーズにお応えします。

電流・電圧リミッタ機能

直流定電圧・定電流モードに加えて、交流および交流＋直流の４連続した出力が可能です。また、良好なステップ応答安定した直流出力、豊富な出力モードに加え、シー

PP30-17

PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY● 直流定電流● 交流＋直流

DC-CV INT、DC-CV EXT
DC-CC INT、DC-CC EXT、
AC INT、AC EXT、AC ADD、AC SYNC
AC+DC INT、AC+DC EXT、AC+DC ADD、AC+DC SYNC

保護機能
出力の過電圧や過電流、電源部異常、操作パネルなどの内部制御
異常や内部温度異常を検出した場合、異常状況をパネルに表示し、出力をオフにします。

コントロールソフトウェア

計測機能
外部に計測器なしで、電圧・電流・電力などを計測可能です。
計測しながら、設定を変更することもできます。

基本コントローラで、基本パラメタを PC からリモート制御が可能です。シーケンス・任意波形編集機能により、複雑な波形や試験パターンを自在に設定できます。

● 電 圧： 実効値、平均値、ピーク値

PP60-8R5

型名

電力電圧

電流

PP30-17510 W

30 V

17 A

PP60-8R5

510 W

60 V

8.5 A

● 負荷力率● クレストファクタ● 外部同期周波数（SYNCモード）

シーケンス機能試験の繰り返し、複数の条件の組み合わせや長時間試験など、試験パターンをプログラムして出力できます。本体パネル面●設定範囲制限機能 ●設定メモリ●積算電流プリセットカウンタ機能■その他の機能も充実

1 ms

立ち上がり

以内

220 μs

直流定電圧 (DC-CV)、直流定電流 (DC-CC) に加え、基本コントローラ

シーケンス編集※当社 Web サイトよりダウンロード可能です。

●ソフトスタート・ソフトストップ機能●積算電流トータルカウンタ機能●タイマ機能■出力波形例シーケンス

交流 (AC) ／交流 + 直流 (AC+DC) も出力可能

高速応答● 電 力： 有効、皮相、無効およびコントロールソフトウェア本体にて設定可能です。

Features
多彩な出力モード● 電 流： 実効値、平均値、ピーク値、ピーク値ホールド

コンデンサ負荷+、 出力

傾斜1 ms 以内

立ち上がり／立ち下がり時間は、1ms 以内（DC-CV モード）

正負出力正電圧から負電圧まで、正電流から負電流まで連続して出力可能

並列接続
2 台並列接続により、出力電流を 2 倍に

X 軸：200 μs/div.

立ち下がり

220 μs

下段：電流パルス

DC-CV モード、シーケンス

交流出力

AC INT、AC30V、550Hz、定格負荷

5 ms

充実の機能

0.1 ms 単位で設定可能（1 ms 以上）

シーケンス機能、計測機能、電流・電圧リミッタ機能、保護機能、設定範囲制限機能 など

コントロールソフトウェアを用意
基本パラメタを PC からリモート制御
シーケンス・任意波形編集が可能

1X 軸：200 μs/div.
※DC-CV モード、定格出力、抵抗負荷

X 軸：5 ms/div.

AC 出力、AC+DC 出力も可能

2

PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLYInterfaces

仕様

特に断りのない場合は、30分間のウォームアップ後に以下の条件❶❷❸❹

・負荷：力率1の抵抗負荷・信号源モード：INTモード

・出力波形：直流、または正弦波

・出力：リアパネル端子台（測定は出力端） ・周囲温度：23℃±5℃

各仕様において確度を示した数値は保証値です。ただし、参考値と付記してある確度は製品を使用するにあたり参考となる補足データを示し、保証対象外です。

❷CONTROL I/O（外部制御入出力）

確度のないものは公称値または代表値（typ.と表示）です。本仕様は1台で使用する場合のみ適用されます。

PLCや接点による制御が可能（制御入力、出力設定）❸USBインタフェース❹LANインタフェース■出力モード
動作モード
CVDCCCACCVAC+DCCV
任意波■出力
信号源モード外部信号源(EXT、ADD）

Applications

外部同期(SYNC）●電流センサの動作試験
電流センサは、プラスマイナスの電流を印加して動作試験を行います。

●DC-CV

INT、EXTDC

INT、EXT、ADD、SYNC

正弦波、方形波、任意波

波形メモリ数 16種類、波形長 4096ワード、波形データ 16ビット（符号付き）、任意波形メモリデータ
バックアップ有り

電流波形0V
出力電流＋電源変動試験

30V/60V出力により、12V、24V、48Vで駆動する各種車載電装品の試験が可能です。
高速応答により、電圧急変試験にも対応します。

●電子部品の寿命試験
高速応答、正負出力を用いた多様な条件で試験・評価を行えます。

●めっき研究
直流めっきのみならず、パルスめっきの研究にも対応します。

30V

フルスケール：40.00 Vrms
実効値
AC＋DCの実効値 表示分解能：0.01 Vrms
フルスケール：±40.00 V
平均値
AC＋DCの平均値 表示分解能：0.01 V(直流分を計測）
フルスケール：±50.0 Vpk
ピーク値
最小電圧と最大電圧 表示分解能：0.1 Vpk
を個別に表示フルスケール：25.00 Arms
実効値
AC＋DCの実効値 表示分解能：0.01 Arms
フルスケール：±25.00 A
平均値
AC＋DCの平均値 表示分解能：0.01 A60V

フルスケール：80.00 Vrms
表示分解能：0.01 Vrms
フルスケール：±80.00 V
表示分解能：0.01 V
フルスケール：±100.0 Vpk
表示分解能：0.1 Vpk
フルスケール：12.500 Arms
表示分解能：0.001 Arms
フルスケール：±12.500 A
表示分解能：0.001 A(直流分を計測）
フルスケール：±85.0 Apk フルスケール：±42.50 Apk
ピーク値
表示分解能：0.01 Apk
最小電流と最大電流 表示分解能：0.1 Apk
を個別に表示フルスケール：42.50 Apk
ピーク値ホールド フルスケール：85.0 Apk
表示分解能：0.01 Apk
最大電流、および 表示分解能：0.1 Apk
最小電流の絶対値 表示値のクリア：外部信号に 表示値のクリア：外部信号によるよるの最大値

シーケンス、DC-CV INT、定格負荷+10V 10ms /-30V 1ms−●車載電装品（12V, 24V, 48V）の

3

出力
電圧

正負出力＋−30V60V
利得設定範囲利得設定範囲DC-CV：0.0倍〜30.0倍、 DC-CV：0.0倍〜60.0倍、DC-CC：0.0倍〜17.00倍、 DC-CC：0.0倍〜8.50倍、AC、AC+DC：0.0倍〜30.0倍 AC、AC+DC：0.0倍〜60.0倍
同期信号源：外部同期信号、またはライン（どちらかを選択）
同期周波数：40 Hz〜500 Hz、
波形：正弦波、方形波、任意波から選択■計測機能

PPシリーズは、正負の出力が可能なので、１台で試験に対応できます。

出力電力

フルスケール：600.0 W
表示分解能：0.1 W
出力電圧実効値×出力電流実効値より算出
皮相電力
フルスケール：700.0 VA
表示分解能：0.1 VA
皮相電力2−有効電力2 より算出
無効電力
フルスケール：700.0 var
表示分解能：0.1 var
有効電力／皮相電力より算出
負荷力率
計測範囲：0.00〜1.00
表示分解能：0.01
クレストファクタ
最大電流、および最小電流の絶対値の最大値／電流実効値より算出
計測範囲：1.00〜50.00
表示分解能：0.01
外部同期周波数
計測範囲：38.0 Hz〜525.0 Hz(SYNCモードのみ） 表示分解能：0.1 Hz
有効電力

30V

波形

■外部信号源モード

両方向に電流が流せる

EXT：外部信号源、ADD：内部信号源+外部信号源、SYNC：外部同期

※
［set］
は設定値、
［ rdg］
は読み値❶SYSTEM I/O（並列接続用入出力）

CV：定電圧、CC：定電流、INT：内部信号源、

電力容量
定格出力電圧
出力電圧設定最大出力電流＊2
最大出力ピーク電流立ち上がり／
立ち下がり時間＊3
出力電圧安定度60V

510 W
±30 V
±60 V
‑31.50 V〜0.00 V〜+31.50 V ‑63.00 V〜0.00 V〜+63.00 V
分解能：0.01 V
分解能：0.01 V
確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.18 V ）＊1 確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.36 V ）＊1±17 A±8.5 A±42.5 Apk（最大2 ms） ±21.25 Apk（最大2 ms）
1 ms以内出力電流変動：±0.5%以内＊4、入力電圧変動：±0.2%以内＊5●DC-CC

電力容量
定格出力電流出力電流 範囲設定
分解能確度
最大出力電圧立ち上がり／立ち下がり時間＊7
出力電流安定度

510 W
±17 A
‑17.85 A〜0.00 A〜+17.85 A
0.01 A±（｜0.5% of set｜+ 0.1 A）＊6
±30.0 V
10 ms以内±8.5 A‑8.925 A〜0.00 A〜+8.925 A
0.001 A±（｜0.5% of set｜+ 0.05 A）＊6
±60.0 V

出力電圧変動：±0.5%以内＊8、入力電圧変動：±0.2%以内＊9●AC, AC+DC＊10

電力容量
定格出力電圧
出力電圧 正弦波、方形波
設定任意波
DC510 VA
30 Vrms (AC)／30 V (DC） 60 Vrms (AC)／60 V (DC）0.00 Vrms〜31.50 Vrms 0.00 Vrms〜63.00 Vrms
分解能：0.01 Vrms
分解能：0.01 Vrms
確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.18 Vrms）＊11 確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.36 Vrms）＊110.00 Vp-p〜89.10 Vp-p 0.00 Vp-p〜178.20 Vp-p
分解能：0.01 Vp-p
分解能：0.01 Vp-p
‑31.50 V〜0.00 V〜+31.50 V ‑63.00 V〜0.00 V〜+63.00 V
分解能：0.01 V
分解能：0.01 V
確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.18 V）＊12 確度：±（｜0.5% of set｜+ 0.36 V）＊12

最大出力電流＊13＊14＊15 17 Arms（AC）／±17 A（DC）8.5 Arms（AC）／±8.5 A（DC）
21.25 Apk
最大出力ピーク電流 42.5 Apk＊16＊17(クレストファクタ2.5以下、コン (クレストファクタ2.5以下、コンデンサ入力型整流回路に対して） デンサ入力型整流回路に対して）
1.0 Hz〜550.0 Hz（AC+DCモード）
40.0 Hz〜550.0 Hz（ACモード）
分解能：0.1 Hz
確度：±0.01%
設定範囲：0.0 〜359.9°
出力オン時位相(INT、SYNC、ADD） 設定分解能：0.1°
設定範囲：0.0 〜359.9°
出力オフ時位相(INT、SYNC、ADD） 設定分解能：0.1°
40 Hz〜550 Hz ±1%
小振幅周波数特性
0.5%以下出力電圧ひずみ率(50 Hz / 60 Hz、定格出力電圧の50％以上）
出力電圧 出力電流変動 45 Hz〜65 Hz, DC：±0.5%以内
40 Hz〜550 Hz：±1.5%以内
安定度
入力電圧変動 ±0.2%以内
5 mF（DC 30 V）
2.2 mF（DC 60 V）
最大接続容量
周波数設定(INT、ADD）

並列接続＊18

2台（出力電流2倍）
・同一モデル／同一バージョン（ファームウェア）で接続可能
・出力電力値の表示分解能は、それぞれ1 W / 1 VA /1 Var
・出力波形モニタの電流出力はそれぞれの機器の出力4PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY■出力波形モニタ■各種機能
60V

設定範囲制限機能

上限・下限を設定

外形寸法図

モニタ出力

出力電圧、出力電流のいずれかを選択

利得

出力電圧

1 V／30 V

1 V／60 V

・正負出力電流（DC-CC）

出力電流

1 V／17 A

1 V／8.5 A

・出力電圧、周波数（AC、AC+DC）(DC-CCモードのとき）(DC-CCモードのとき）

保護機能

出力異常、電源部異常、内部制御異常、内部温度異常

1 V／42.5 A

1 V／21.25 A

シーケンス メモリ数

5・正負出力電圧（DC-CV）(DC-CCモード以外のとき） (DC-CCモード以外のとき）
出力電流±5% （DC-CCモードのとき）

機能(INTモード ステップ
時間のみ）

±10% （DC-CCモード以外のとき）

パラメタ

30V

電流ピーク値

電流実効値

正電流設定範囲：

正電流設定範囲：+8.5 A〜+44.7 A+4.3 A〜+22.4 A

負電流設定範囲：

負電流設定範囲：‑44.7 A〜‑8.5 A‑22.4 A〜‑4.3 A

設定分解能：0.1 A

設定分解能：0.1 A

電流設定範囲：電流設定範囲：1.7 A〜17.8 A

0.85 A〜8.92 A

設定分解能：0.1 A

設定分解能：0.01 A

正電圧設定範囲：

正電圧設定範囲：+5.0 V〜+31.5 V+10.0 V〜+63.0 V

負電圧設定範囲：

負電圧設定範囲：‑31.5 V〜‑5.0 V‑63.0 V〜‑10.0 V

設定分解能：0.1 V

設定分解能：0.1 V●AC+DC出力／AC出力

電流ピーク値

電流実効値

495

27.4

分解能：0.1 ms

正電流設定範囲：

正電流設定範囲：+8.5 A〜+44.7 A+4.3 A〜+22.4 A

負電流設定範囲：

負電流設定範囲：‑44.7 A〜‑8.5 A‑22.4 A〜‑4.3 A

設定分解能：0.1 A

設定分解能：0.1 A

電流設定範囲：電流設定範囲：1.7 A〜17.8 A

0.85 A〜8.92 A

設定分解能：0.1 A

設定分解能：0.01 A

DC-CV INT：直流電圧

DC-CC INT：直流電流

AC INT：交流電圧、周波数、波形

60V●DC-CC出力

電圧ピーク値

1 ms〜999.9999 s

17.5

ステップ内 一定、保持、またはリニアスイープ
動作■電流リミッタ／電圧リミッタ機能●DC-CV出力

ステップ数 最大255（1シーケンス内）

540
0.8AC+DC INT：交流電圧、直流電圧、周波数、波形シーケンス コンパイル、開始、停止、ホールド、リジューム、制御
ブランチ、クリア
ソフトスタート・

出力オン時／出力オフ時に、出力を徐々に増やす／減らす

ストップ機能＊19

スタート時間／ストップ時間：0.1 s〜99.9 s

2.5±5%

214132.5

出力電圧221.26.4152

確度

単位：mm

19.530V

分解能 0.1 s
タイマ機能＊19

出力オンを継続する時間を設定
設定：1 s〜99999 s

積算電流

分解能 1 s

設定した積算電流値で出力オフプリセットカウンタ機能＊19 設定値：0.01〜9999.99（分解能 0.01）、As／Am
積算電流

リセットするまで常に積算電流値を加算

トータルカウンタ機能＊19 表示値：0.00〜99999.99（分解能0.01）、As／Am／Ah
設定メモリ

30通り

外部制御入出力外部信号で本機をコントロール

外部インタフェース

USB、LAN

制御入力、状態出力

■一般事項
電源入力

電圧

AC 100 V〜230 V ±10%（250 V以下）、
過電圧カテゴリⅡ

周波数50 Hz ±2 Hzまたは60 Hz ±2 Hz（単相）

消費電力

800 VA以下

力率（typ.） AC100 V入力：0.95以上、AC200 V入力：0.90以上
動作温度・湿度範囲

0℃〜+40℃／5%〜85%RH

外形寸法（mm）・質量214（W）
×132.5（H）
×495（D）、約9kg

ただし、絶対湿度は1 g/m3 〜25 g/m3、結露なきこと(突起物を除く）［］
内の値はPP60-8R5、［］の前の値はPP30-17の仕様です。
＊1 ±3.00 V〜±30.00 V［±6.00 V〜±60.00 V］
設定、無負荷時＊2 定格出力電圧以上は、出力電力により出力電流が制限されます。 ＊3 0 Vから+(‑)30 V［60 V］、
もしくは+(‑)30 V［60 V］から0 V、定格抵抗（1.77 Ω）
［7.06 Ω］
負荷時、出力電圧が10%から90%、もしくは90%から10%に変化するまでの時間 ＊4 出力電流を最大出力電流の0%から100%に変化させた場合、定格出力電圧 ＊5 電源入力
電圧100 V／120 V／230 V、無負荷、定格出力電圧 ＊6 ±1.70 A〜±17.00 A［±0.850 A〜±8.500 A］
設定、出力短絡時 ＊7 0 Aから+(‑)17 A［8.5 A］、もしくは+(‑)17 A［8.5 A］
から0 A、定格抵抗（1.77 Ω）［7.06 Ω］
負荷時、出力電流が10%から90%、もしくは90%から10%に変化するまでの時間 ＊8 出力電圧を最大出力電圧の0%から100%に変化させた場合、定格出力電流 ＊9 電源入力電圧100V／120 V／230 V、出力短絡、定格出力電流 ＊10 交流設定値（ピーク値）+直流設定値の設定範囲は、‑44.55 V〜+44.55 V［‑89.10 V〜+89.10 V］です。 ＊11 ACモード、3.00 Vrms〜30.00 Vrms
設定、50 Hz / 60 Hz、正弦波、無負荷時 ＊12 AC+DCモード、AC 0 V設定、
‑30.00 V〜‑3.00 V／+3.00 V〜+30.00 V設定、無負荷時＊13 定格出力電圧以上は，最大電力により出力電流が制限されます。 ＊14 出力周波数が40 Hz以下および400 Hz以上の場合は、最大出力電流が減少する場合があります。 ＊15 交流+直流の実効値が、最大出力電流となります。波形によっては最大出力電流が減少する＊16 定格出力電圧以上は、場合があります。
最大出力ピーク電流が制限される場合があります。 ＊17 出力周波数が45 Hz以下および65 Hz以上の場合は最大出力ピーク電流が減少する場合があります。
＊18 電流設定分解能は2倍、電圧リミッタ値は±31.5 V固定（30 Vモデル、+31.5 V、‑31.5 Vで出力オフ）、±63.0 V固定（60 Vモデル、+63.0 V、‑63.0 Vで出力オフ）、リミット時は出力オフ＊19 DC-CV INT、DC-CC INTモード

付属品

5

オプション

・取扱説明書・PA-001-3705

ラックマウント金具 1台用 JIS

・電源コード（15 A/125 V 2 m、10 A/250 V 1.5m）

・PA-001-3706

ラックマウント金具 1台用 EIA

・PA-001-3707

ラックマウント金具 2台用 JIS

・PA-001-3708

ラックマウント金具 2台用 EIA

・PA-001-3709

システムケーブル（並列運転用）

・PA-001-3710

交換用エアフィルタ6大容量オートレンジ直流電源

5kW / 10kW / 15kW / 18kW

最大 1950V

並列運転

WPシリーズ
大容量でコンパクト。１台で複数台の電源として。
大容量 5kW/10kW/15kW/18kW、３U筐体

CV/CC/CPモード（出力優先順位設定可能）

出力電圧 80V〜1950V、
出力電流 23A 〜 540A

電圧／電流／電力測定機能

最大50台、900kWの大容量・大電流システム構築可能

内部抵抗可変機能

オートレンジ出力で電流・電圧動作範囲3倍

絶縁アナログ、RS-422/RS-485＋USB、GPIBインタフェースを用意（オプション）

多機能モデル、ATE組込みモデルなど、全84機種

シーケンス機能
LAN（LXI）インタフェース標準装備¥1,150,000（税抜）〜プログラマブル直流電源

750W / 1500W / 3000W

最大電圧 600V

直列運転 / 並列運転

VPシリーズ
多彩な電圧・電流の組み合わせから、最適なパワーをお選びください。
750W・1500W・3000W

立ち上がり時間／立ち下がり時間可変

6V〜600V 15種類の出力電圧、全60機種

外部信号（電圧／接点）による制御

最大 400Aの出力電流

リモートセンシング、電圧／電流モニタ
各種保護機能電圧・電流表示桁数 5桁

1U フルラックサイズ

16ビット D/Aによる高分解能出力設定
24ビット A/Dによる高分解能測定
1U ハーフラックサイズ

2台の直列運転、最大5台までの並列運転

単相100V/200V入力（750W/1500W）
単相200V入力（3000W）
コントロールソフトウェアを用意（リモート制御、シーケンス制御）¥220,000（税抜）〜

コンパクトマルチレンジ直流電源

360W / 720W / 1080W

最大電圧 800V

直列運転 / 並列運転

CMシリーズ
ラボから組込みまで対応フレキシブル＆リーズナブルな直流電源
出力電圧30V/80V/160V/250V/800V
360W/720W/1080W 3タイプ、全15機種
ラック対応サイズ（360W：1/6ラック、720W：1/3ラック、1080W：1/2ラック）
CV優先／CC優先モード、出力スルーレート可変、出力オン／オフ ディレイ
USB、LAN、GPIB＊、外部制御入出力1080W

720W

360W

直列・並列接続＊オプション¥100,000（税抜）〜※このカタログの記載内容は、2022年10月24日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7F

TEL. 03-6907-1401

取扱代理店

FAX. 03-6907-1356

https://www.chiyoda-electronics.co.jp/
PP22X-CYD34-3A0.6