WPシリーズ 大容量オートレンジ直流電源■仕様 ＜5kW/10kW モデル＞
型

名■入 力
公称入力定格
入力電圧範囲電源周波数範囲
最大入力電流最大突入電流最大入力容量効率
力率（PF）
設定値の温度係数
■出力電圧
定格電圧
設定範囲
過電圧保護（OVP）
定格電流時の電圧
設定分解能
設定確度 ＊2
測定分解能
測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6
ロードレギュレーション ＊7
リップル＆ノイズ ＊3 ＊4

10 kW

5 kW

出力容量WP80-180(E/A/EA) WP250-60(E/A/EA) WP350-42(E/A/EA) WP500-30(E/A/EA) WP650-23(E/A/EA) WP80-360(E/A/EA) WP250-120(E/A/EA) WP350-84(E/A/EA) WP500-60(E/A/EA) WP650-46(E/A/EA) WP1000-30(E/A/EA)
200 V〜415 V 50 Hz /60 Hz 三相 3 線
180〜460 VAC
47 Hz〜63 Hz
40 A（三相 180V 入力時）
66 A（三相 460V 入力時）
12 kVA
86〜95 %（機種および条件によって異なる）＊10.95 typ.
100 ppm / ℃（定格出力電圧にて、30 分のウォームアップ後）

200 V〜415 V 50 Hz / 60 Hz 三相 3 線
180〜460 VAC
47 Hz〜63 Hz
20 A（三相 180V 入力時）
33 A（三相 460V 入力時）
6 kVA
86〜95 %（機種および条件によって異なる）＊1
0.95 typ.
100 ppm / ℃（定格出力電圧にて、30 分のウォームアップ後）
80 V
0〜84 V
定格電圧の 0 %〜110%
27.78 V5桁
定格電圧の ±0.1 %
5桁
定格電圧の ±0.1 %定格電圧の ±0.02 %定格電圧の ±0.05%< 180 mVpp
< 15 mVrms< 30 ms< 80 ms< 30 s< 1.5 ms
5V

250 V
0〜262.5 V

350 V
0 〜 367.5 V

500 V
0 〜 525 V

650 V
0〜682.5 V

83.33 V

119.05 V

166.67 V

217.39 V< 270 mVpp
< 36 mVrms< 288 mVpp
< 50 mVrms< 315 mVpp
< 63 mVrms< 720 mVpp
< 180 mVrms

立ち上がり時間（定格負荷）
立ち下がり時間（定格負荷）< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s
立ち下がり時間（無負荷）
過渡応答 ＊5
リモート補償
■出力電流
23 A
30 A
180 A
42 A
60 A
定格電流
0〜24.15 A
0〜31.5 A
0〜189 A
0〜44.1 A
0〜63 A
設定範囲
定格電流の 0 %〜110%
過電流保護（OCP）
7.69 A
62.5 A
10 A
14.28 A
定格電圧時の電流
20 A
5桁
設定分解能
定格電流の ±0.2 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電流の ±0.2 %測定確度 ＊2
定格電流の ±0.05 %ラインレギュレーション ＊6
定格電流の ±0.15%
ロードレギュレーション ＊715 mA
15 mA
16 mA
20 mA
リップル＆ノイズ（rms）＊3 ＊4 72 mA■出力電力 ※WP-Eシリーズ /WP-EAシリーズの定電力機能は定格電力の 102% に固定（変更不可）
5 kW
定格電力
0〜5.1 kW
設定範囲
定格電力の 0 %〜110%
過電力保護（OPP）
5桁
設定分解能
定格電力の < 1 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電力の ±0.5 %
測定確度 ＊2
定格電力の < 0.05 %ラインレギュレーション ＊6
定格電力の < 0.75%
ロードレギュレーション ＊7■内部抵抗可変 ※WP シリーズ /WP-A シリーズのみ
0〜0.4444 Ω
0〜28.261 Ω
0〜16.667 Ω
0〜8.3333 Ω
0〜4.1667 Ω
調整範囲0.0001 Ω
0.001 Ω0.001 Ω0.0001 Ω
0.0001 Ω
設定分解能≦3%
設定確度 ＊2■機 能最大ステップ数：各シーケンス毎 500 ステップ、最大シーケンス数：16、ステップ時間設定範囲：0.001s〜 999999.999s
シーケンス機能
3 セット（フロントパネル操作）
メモリ
■一般事項
絶 縁 1 次−筐体／1 次−2 次 2.5 kVDC
750 VDC
1500 VDC
1000 VDC
750 VDC
750 VDC2 次−筐体屋内使用
動作環境
0 ℃〜45 ℃
動作温度
30 %RH〜80 %RH（結露しないこと） ※最高 30 ℃で最大 80 %RH、40 ℃で 50 %RH に直線的に減少
動作湿度-20 ℃〜70 ℃
保存温度
10 %RH〜80 %RH（結露しないこと）
保存湿度
最大 2000 m
標 高速度制御されたファンによる強制空冷冷却方式
負極接地もしくは正極接地が可能
接地極性
標準装備：LAN（LXI 準拠） オプション：絶縁アナログ、RS-422/RS-485＋USB、GPIB（いずれか装備可能）
インタフェース
5 インチ WVGA TFT タッチスクリーン ※WP-A/EA シリーズは外部制御専用モデルにつき未装備
表示器
インターロック、外部出力 ON/OFF、遮断、アラーム信号出力、出力電圧下降信号
補助制御
Directive（Category 9; monitoring and control instruments）, EN 50581: 2012
RoHS
EN 61010-1: 2010, EN 61326-1: 2013（Group 1, Class A）, EN 61000-3-12: 2011, EN 61000-3-11: 2000
安全性および EMC
482（W）×132（H）×766（D）
外形寸法（mm）
約 28 kg
質 量＊1 定格出力時 ＊2 確度仕様は 23 ℃±5 ℃で保証 ＊3 リプル＆ノイズ（rms 値）測定帯域幅は 300 kHz まで ＊4 リップル＆ノイズ（peak 値）測定帯域幅は 20 MHz まで＊5 負荷が 10 % から 90 % に変動した時、出力電圧が定格電圧の ±1 % 以内に回復するまでの時間 ＊6 定負荷（0〜100 %）、入力は 180〜264 VAC または 342〜460 VAC の間を変動（0.05＋（0.005×n））% CC：定入力時、電圧は10% 〜100%を変動。n 台並列接続の場合は ±（0.15＋（0.015×n））%＊7 CV：定入力時、電流は 10% 〜 90%を変動。n 台並列接続の場合は ±※並列運転時の仕様については当社にお問い合わせください。

80 V0〜84 V
定格電圧の 0 %〜110%
27.78 V5桁
定格電圧の ±0.1 %
5桁
定格電圧の ±0.1 %定格電圧の ±0.02 %定格電圧の ±0.05%< 288 mVpp
< 23 mVrms< 30 ms< 80 ms< 30 s< 1.5 ms
5V

250 V
0〜262.5 V

350 V
0 〜 367.5 V

500 V
0 〜 525 V

650 V
0〜682.5 V

1000 V0 〜 1050 V

83.33 V

119.05 V

166.67 V

217.39 V

333.33 V< 270 mVpp
< 36 mVrms< 288 mVpp
< 50 mVrms< 315 mVpp
< 63 mVrms< 720 mVpp
< 180 mVrms< 1440 mVpp
< 315 mVrms< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s360 A
0〜378 A
定格電流の 0 %〜110%125 A
5桁定格電流の ±0.2 %
5桁定格電流の ±0.2 %定格電流の ±0.05 %定格電流の ±0.15%
144 mA

120 A
0〜126 A

84 A
0〜88.2 A

60 A
0〜63 A

46 A
0〜48.3 A

30 A
0〜31.5 A

40 A

28.56 A

20 A

15.38 A

10 A

38 mA

32 mA

29 mA

29 mA

20 mA

0〜2.0833 Ω0.0001 Ω

0〜4.1667 Ω0.0001 Ω

0〜8.3333 Ω0.0001 Ω

0〜14.130 Ω0.001Ω

0〜33.333 Ω0.001 Ω

750 VDC

750 VDC

1000 VDC

1500 VDC

1500 VDC

10 kW
0〜10.2 kW
定格電力の 0 %〜110%
5桁定格電力の < 1 %5桁定格電力の±0.5 %
定格電力の < 0.05 %定格電力の < 0.75%
0〜0.2222 Ω0.0001 Ω≦3%

2.5 kVDC
750 VDC482（W）×132（H）×766（D）
約 36 kg

CP：定入力時、電圧 × 電流は 10% 〜 90% を変動。

■仕様 ＜15kW モデル＞
出力容量型

名■入 力
公称入力定格
入力電圧範囲電源周波数範囲
最大入力電流最大突入電流最大入力容量効率
力率（PF）
設定値の温度係数

WP80-540(E/A/EA)

WP250-180(E/A/EA)WP350-126(E/A/EA)

15 kW

WP500-90(E/A/EA)WP650-69(E/A/EA)WPシリーズ 大容量オートレンジ直流電源■仕様 ＜18kW モデル＞
WP750-60(E/A/EA)

WP1050-42(E/A/EA)

WP1500-3(E/A/EA)

200 V〜415 V 50 Hz / 60 Hz 三相 3 線
180〜460 VAC
47 Hz〜63 Hz
60 A（三相 180V 入力時）
99 A（三相 460V 入力時）
18 kVA
86〜95 %（機種および条件によって異なる）＊1
0.95 typ.
100 ppm / ℃（定格出力電圧にて、30 分のウォームアップ後）

■出力電圧
定格電圧
設定範囲
過電圧保護（OVP）
定格電流時の電圧
設定分解能
設定確度 ＊2
測定分解能
測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6
ロードレギュレーション ＊71500 V1050 V
750 V
650 V
500 V
350 V
250 V
80 V
0 〜 1102.5 V 0 〜 1575 V
0〜787.5 V
0〜682.5 V
0 〜 525 V
0 〜 367.5 V
0〜262,5 V
0〜84 V
定格電圧の 0 %〜110%500 V
357.14 V
250 V
217.39 V
166.67 V
119.05 V
83.33 V27.78 V5桁
定格電圧の ±0.1 %
5桁
定格電圧の ±0.1 %定格電圧の ±0.02 %定格電圧の ±0.05%< 720 mVpp < 830 mVpp < 1440 mVpp < 2160 mVpp
< 288 mVpp < 270 mVpp < 288 mVpp < 315 mVpp
＊3 ＊4リップル＆ノイズ< 170 mVrms < 196 mVrms < 315 mVrms < 360 mVrms< 50 mVrms < 63 mVrms< 23 mVrms < 45 mVrms
立ち上がり時間（定格負荷） < 30 ms
立ち下がり時間（定格負荷） < 80 ms< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s< 10 s
立ち下がり時間（無負荷） < 30 s
< 1.5 ms
過渡応答 ＊55V
リモート補償
■出力電流
30 A
42 A
60 A
69 A
90 A
126 A
180 A
540 A
定格電流
0〜31.5 A
0〜44.1 A
0〜63 A
0〜72.45 A
0〜94.5 A
0〜132.3 A
0〜189 A
0〜567 A
設定範囲
定格電流の 0 %〜110%
過電流保護（OCP）
10 A
14.29 A
20 A
23.07 A
30 A
42.86 A
60 A
187.5 A
定格電圧時の電流5桁
設定分解能
定格電流の ±0.2 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電流の ±0.2 %測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6 定格電流の ±0.05 %ロードレギュレーション ＊7 定格電流の ±0.15%
24 mA
32 mA
40 mA
44 mA
44 mA
45 mA
60 mA
リップル＆ノイズ（rms）＊3 ＊4 216 mA■出力電力 ※WP-Eシリーズ /WP-EAシリーズの定電力機能は定格電力の 102% に固定（変更不可）
15 kW
定格電力
0〜15.3 kW
設定範囲
定格電力の 0 %〜110%
過電力保護（OPP）
5桁
設定分解能
定格電力の < 1 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電力の ±0.5 %
測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6 定格電力の < 0.05 %ロードレギュレーション ＊7 定格電力の < 0.75%■内部抵抗可変 ※WPシリーズ/WP-Aシリーズのみ
0〜50.000 Ω0〜9.4203 Ω 0〜12.500 Ω 0〜25.000 Ω0〜0.1481 Ω 0〜1.3889 Ω 0〜2.7778 Ω 0〜5.5556 Ω
調整範囲0.001 Ω0.001 Ω0.001 Ω0.0001 Ω0.0001 Ω0.0001 Ω0.0001 Ω0.0001 Ω
設定分解能
≦3%
設定確度 ＊2■機 能最大ステップ数：各シーケンス毎 500 ステップ、最大シーケンス数：16、ステップ時間設定範囲：0.001s〜 999999.999s
シーケンス機能
3 セット（フロントパネル操作）
メモリ
■一般事項
絶縁 1 次−筐体／1 次−2 次 2.5 kVDC
2000 VDC
1500 VDC
1500 VDC
1500 VDC
1000 VDC
750 VDC
750 VDC
750 VDC2 次−筐体屋内使用
動作環境
0 ℃〜45 ℃
動作温度
30 %RH〜80 %RH（結露しないこと） ※最高 30 ℃で最大 80 %RH、40 ℃で 50 %RH に直線的に減少
動作湿度-20 ℃〜70 ℃
保存温度
10 %RH〜80 %RH（結露しないこと）
保存湿度
最大 2000 m
標 高速度制御されたファンによる強制空冷冷却方式
負極接地もしくは正極接地が可能
接地極性
標準装備：LAN（LXI 準拠） オプション：絶縁アナログ、RS-422/RS-485＋USB、GPIB（いずれか装備可能）
インタフェース
5 インチ WVGA TFT タッチスクリーン ※WP-A/EA シリーズは外部制御専用モデルにつき未装備
表示器
インターロック、外部出力 ON/OFF、遮断、アラーム信号出力、出力電圧下降信号
補助制御
Directive（Category 9; monitoring and control instruments）, EN 50581: 2012
RoHS
EN 61010-1: 2010, EN 61326-1: 2013（Group 1, Class A）, EN 61000-3-12: 2011, EN 61000-3-11: 2000
安全性および EMC
482（W）×132（H）×766（D）
外形寸法（mm）
約 45 kg
質 量＊1 定格出力時 ＊2 確度仕様は 23 ℃±5 ℃で保証 ＊3 リプル＆ノイズ（rms 値）測定帯域幅は 300 kHz まで ＊4 リップル＆ノイズ（peak 値）測定帯域幅は 20 MHz まで＊5 負荷が 10 % から 90 % に変動した時、出力電圧が定格電圧の ±1 % 以内に回復するまでの時間 ＊6 定負荷（0〜100 %）、入力は 180〜264 VAC または 342〜460 VACの間を変動 ＊7 CV：定入力時、電流は 10% 〜 90% を変動。n 台並列接続の場合は ±（0.05＋（0.005×n））%
CC：定入力時、電圧は 10% 〜 100% を変動。n 台並列接続の場合は ±（0.15＋（0.015×n））%CP：定入力時、電圧×電流は 10% 〜 90% を変動。
※並列運転時の仕様については当社にお問い合わせください。

出力容量型

名■入 力
公称入力定格
入力電圧範囲電源周波数範囲
最大入力電流最大突入電流最大入力容量
効率
力率（PF）
設定値の温度係数
■出力電圧
定格電圧
設定範囲
過電圧保護（OVP）
定格電流時の電圧
設定分解能
設定確度 ＊2
測定分解能
測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6
ロードレギュレーション ＊7

WP650-81(E/A/EA)

18 kW■電源入力による出力制限

WP1950-27(E/A/EA)

200 V〜415 V 50 Hz / 60 Hz 三相 3 線（電源入力により制限あり。右図参照）
180〜460 VAC
47 Hz〜63 Hz
40 A（三相 340V 入力時）
99 A（三相 460V 入力時）
21.6 kVA
86〜95 %（機種および条件によって異なる）＊1
0.95 typ.
100 ppm / ℃（定格出力電圧にて、30 分のウォームアップ後）1950 V
650 V
0〜2047.5 V
0〜682.5 V
定格電圧の 0 %〜110%
222.22 V
666.66 V
5桁
定格電圧の ±0.1 %
5桁
定格電圧の ±0.1 %定格電圧の ±0.02 %定格電圧の ±0.05%< 864 mVpp
< 3360 mVpp
＊3 ＊4
リップル＆ノイズ< 216 mVrms< 645 mVrms
立ち上がり時間（定格負荷）< 30 ms
立ち下がり時間（定格負荷）< 80 ms
立ち下がり時間（無負荷） < 6 s< 1.5 ms
過渡応答 ＊55V
リモート補償
■出力電流
81 A
27 A
定格電流
0〜85.05 A
0〜28.35 A
設定範囲
定格電流の 0 %〜110%
過電流保護（OCP）
27.69 A
9.23 A
定格電圧時の電流5桁
設定分解能
定格電流の ±0.2 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電流の ±0.2 %測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6 定格電流の ±0.05 %ロードレギュレーション ＊7 定格電流の ±0.15%
42 mA
リップル＆ノイズ（rms）＊3 ＊4 50 mA■出力電力 ※WP-Eシリーズ /WP-EAシリーズの定電力機能は定格電力の 102% に固定（変更不可）
18 kW
定格電力
0〜18.36 kW
設定範囲
定格電力の 0 %〜110%
過電力保護（OPP）
5桁
設定分解能
定格電力の < 1 %設定確度 ＊25桁
測定分解能
定格電力の ±0.5 %
測定確度 ＊2
ラインレギュレーション ＊6 定格電力の < 0.05 %ロードレギュレーション ＊7 定格電力の < 0.75%■内部抵抗可変 ※WPシリーズ/WP-Aシリーズのみ
0〜8.0246 Ω
0〜72.222 Ω
調整範囲0.0001 Ω0.001 Ω
設定分解能
≦3%
設定確度 ＊2■機 能最大ステップ数：各シーケンス毎 500 ステップ、シーケンス機能
最大シーケンス数：16、ステップ時間設定範囲：0.001s〜 999999.999s
3 セット（フロントパネル操作）
メモリ
■一般事項
絶縁 1 次−筐体／1 次−2 次 2.5 kVDC
1500 VDC
3000 VDC
2 次−筐体屋内使用
動作環境
0 ℃〜45 ℃
動作温度
30 %RH〜80 %RH（結露しないこと）
動作湿度※最高 30 ℃で最大 80 %RH、40 ℃で 50 %RH に直線的に減少-20 ℃〜70 ℃
保存温度
10 %RH〜80 %RH（結露しないこと）
保存湿度
最大 2000 m
標 高速度制御されたファンによる強制空冷冷却方式
負極接地もしくは正極接地が可能
接地極性
標準装備：LAN（LXI 準拠）
インタフェース
オプション：絶縁アナログ、RS-422/RS-485＋USB、GPIB（いずれか装備可能）
5 インチ WVGA TFT タッチスクリーン ※WP-A/EA シリーズは外部制御専用モデルにつき未装備
表示器
インターロック、外部出力 ON/OFF、遮断、アラーム信号出力、出力電圧下降信号
補助制御
482（W）×132（H）×766（D）
外形寸法（mm）
約 45 kg
質 量

本体の電源投入時に自動判別●WP650-81（V）

18kW（≧340VAC）

65015kW（<340VAC）

222.22217.390 023.07 27.6926981●WP1950-27（V）

18kW（≧340VAC）

1950

1500

15kW（<340VAC）

666.66652.1707.69 9.23

●外形寸法図2327

フロントパネルは異なりますが、サイズは全シリーズ共通です。

WP シリーズ
440
59.256.8

149155

20129

63.5
89.1

765.1 660

38.613257.2482

単位 : mm