茨城観測局の現状について
yoshinori.yonekura.sci@vc.ibaraki.ac.jp

米倉 覚則 (茨城大学), and JVN/EAVN collaboration

サンプラーを ADS-3000+ に置換（ADS-1000 は原則として使わない）
ADS-3000+ と OCTADISK を使うことにより、2 IF (512 MHz 帯域 x 2 ビット) の同時記録が可能になった。
以下の観測モードが可能：(a) 日立・高萩の２台のアンテナを用いた、同じ周波数・偏波の観測=> phase-up, ２素子干渉計による連続波観測(b) １台のアンテナを用いた、同じ周波数、両偏波観測=> 偏波観測(c) ２周波同時観測（6 and 8 GHz ならば１台のアンテナで。
[6 or 8] と 22 GHz ならば２台のアンテナで）=> SED 測定=> メタノールメーザーと水メーザーの同時観測（ただし、分光観測の際には、通常 ADS-3000+ ではなく、K5/VSSP32を使う）

OCTADISK 形式から VDIF 形式への変換（＆吸い出し）ソフトの整備
時系列データが取得可能となった=> パルサー、 FRB などの観測に着手

２台のアンテナの運用時間（2017年度）

ソフトウェア相関（gico3）の整備=> 日立ー高萩２素子干渉計を用いた高感度連続波観測に着手
感度 〜 1 mJy （3-σ）（8 GHz 帯, 512 MHz 帯域, 10 分積分）

VLBI（イメージングモード）（EAVN含む）
108 時間6.7 GHz メタノールメーザーの単一鏡観測（偏波観測含む）〜4,000 時間

VLBI（フリンジ検出モード）
28 時間

6 GHz 帯と 8 GHz 帯を同時に出力可能なようにダウンコンバーターを改造（従来は、同軸スイッチで切り替え、どちらか一方を出力していた）=> 6.7 GHz メタノールメーザー偏波観測に着手

日立高萩２素子干渉計観測（高感度連続波観測）
307 時間時系列データ取得（Crab pulsar, FRB)
101 時間OCTADISK2 が間もなく納品される予定
OCTAD + OCTADISK2 を使うと、4 IF（512 MHz 帯域 x 2 ビット）を同時記録可能=> 高感度両偏波連続波観測が可能になる~

Takahagi receiver cabin
6-9 GHz to 0.5-1.0 GHz
Down Converter

6.3-7.0 GHz

Takahagi observation room6088 MHz

学生観測実習〜 200 時間

Hitachi observation room

E/O
625-675 M 550-950 M

0550-950 M

6~

O/E
optical fiber

Laser

low-frequency band RX
6.3-7.0 and 8.0-8.8 GHz
Dewar

CH4500-m

8To OCTAD-C

Photodiodesampler
K5/VSSP32

PCsampler
K5/VSSP32

PC

sampler
K5/VSSP32

PC

sampler
K5/VSSP32

PCsampler
K5/VSSP32

PC

sampler
K5/VSSP32

PC576 MHzTo ADS-3000+-20 dB

8.0-8.8 GHz
LHCP

power
meter

4-8 GHzPolarizer

Video Converter

2 chinput

2 chinput

4-8 GHz

RHCP

power
meter

625-675 M 550-950 M

6.3-7.0 GHz

To ads-3000+-20 dB

E/O

O/E

550-950 M
optical fiber
Laser
08.0-8.8 GHz~
Hitachi receiver cabin
6-9 GHz to 0.5-1.0 GHz
Down Converter

37680 MHz66088 MHz625-675 M 550-950 M

low-frequency band RX
6.3-7.0 and 8.0-8.8 GHz
Dewar

86CH2CH7~~

9-20 dB

4-8 GHz

power
meter

Polarizer
4-8 GHz

Video Converter

To ADS-3000+

550-950 M

8.0-8.8 GHz~~

To OCTAD-C
625-675 M 550-950 M
CH5~~Polarizer
RHCP

13787 MHzRHCP

The low-freq. band receiver on each antenna
can be exchanged to the high-freq. band receiver.

63

6.3-7.0 GHz

LHCP

576 MHz

2 ch
input

-20 dB

21-25 GHz to 6-9 GHz
Down Converter

576 MHzTo ADS-3000+

LHCP

high-frequency band RX
21-25 GHz
Dewar
LHCP

768 MHz

9To OCTAD-C

550-950 M

8.0-8.8 GHz

RHCP

~

3CH3~

6.3-7.0 GHz

500-m

To OCTAD-C

Photodiode9CH667680 MHzSamplers
ADS-3000+ (4-CH inputs)
1 Gsps (= 512 MHz BW) x 2 bit (2 Gbps) x [1 or 2 CH] mode for JVN
1 or 2 CHs are selected from 4-CHs.
OCTAD-C DBBC mode (4-CH inputs)
4 Gsps (= 2 GHz BW) x 2 bit = 8 Gbps
K5/VSSP32
64 Msps (= 32 MHz BW) (max), 8 bits (max)total data rate can not exceed 240 Mbps (spec. of USB2.0)
We use 16 Msps x 4 bit mode for 6.7 GHz methanol maser observations.

茨城観測局のシステムブロック図（2018年9月バージョン）

9768 MHz768 MHz

VSI
Hitachi LHCP 6 GHz
Hitachi RHCP 8 GHz
Takahagi LHCP 6 GHz
Takahagi RHCP 8 GHz

Sampler(ADS3000+)

VDIF
VSI/10G
Converter(OCTAVIA2)
PC/Raid(soft-cor)
HDD(OCTADISK)

Hitachi LHCP 6 GHz

VDIF (only for DBBC mode)

Hitachi RHCP 8 GHz

VDIF (only for DBBC mode)

OCTAD-Ccorrelator
Takahagi LHCP 6 GHz

Takahagi RHCP 8 GHz

VDIF (only for DBBC mode)(can beused asDBBC)

VDIF (only for DBBC mode)
correlated results

PC10GbE
SW

HDD(OCTADISK2)PC/Raid(VSREC)
PC/Raid(VSREC)