PC0-1070

MODEL：
GX-9000

MODEL：
GX-9000H

ポータブル型マルチガス検知器
MODEL：

最大6

種類のガスを同時検知。

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応。革新のガス検知器■ 最大6種類検知 HC/CH₄/H₂ O₂ CO H₂S CO₂ NH₃ VOC etc…

■ センサ保証 最大3年

■ 多言語表示、可燃性ガス読替機能など 便利な機能を多数搭載■ 1.5m落下試験をクリア■ Bluetooth®搭載！スマホでかんたんデータ管理（オプション）■ 保護等級 IP66/68相当

CE marking適合品
MED/JG 申請予定

ポータブル型マルチガス検知器
MODEL：

次世代高性能センサ「Rセンサ」&「Fセンサ」搭載

従来センサと比べ小型で、飛躍的に性能と耐久性を向上させた次世代高性能センサ。
◀︎Rセンサ

Fセンサ▶︎同時検知ガス
最大6種類

より多くのガスを1台で最大6種類のガスを測れる
汎用タイプ

MODEL：GX-9000

今まで複数のガス検知器や検知管を使用して測っていたガスを1台で同時に検知できます。

VOC NH3 Cl2

低濃度

O2

H2S

CO

可燃性ガス

＋ O3 HCl SO2 最大
高濃度

主要な4種類のガスに加えてHCN CO2 H2S

2種類のガスを同時検知可能

1000

センサ
組合せ

通り以上

お客様にピッタリなご提案を最大4種類のガスを測れる
高濃度H2S対応タイプ

1種類から最大6種類のガスまで測れ、CO2やVOCやNH3といった多様な毒性ガスにも1台で対応。お客様にピッタリなガス検知器をご提供します。

MODEL：GX-9000H
高濃度H 2Sとその他のセンサを切り 左右のLEDが点灯することで、選択モードが一目で分かります。
替えて測定できるため、他のセンサが （下記は 高濃度H2S測定モード 選択時の表示例）
高濃度H 2 Sによって被毒する恐れがありません。

センサ保証

最大3

安心の長期保証
低濃度H2S/その他ガス測定モード と高濃度H2S測定モード を1

ボタン操作 で 簡単切替

年

長期安定性に優れたR/Fセンサを搭載。
保証期間は最大3年※。安心してお使いいただけます。
※N H3センサ：2年、O 3/VOCセンサ：1年。
また保証は年1回以上の定期点検が条件となります。

MODEL：

便利な機能でより使いやすく16言語から表示切り替え可能
日本語
イタリア語
英語
スペイン語
韓国語
スロバキア語
中国語（簡体字） チェコ語
中国語（繁体字） ドイツ語
ベトナム語
トルコ語

USB Type-Cで充電&通信
フランス語
ポルトガル語
ポーランド語
ロシア語

充電もパソコンとの通信もUSB Type-C

ケーブルを採用。記録した測定結果を別売品のパソコン用ソフトにアップロードする際も、高速通信で通信時間を短時間に抑えられます。

充電用ACアダプター

PC通信用USBケーブル（別売品）

可燃性ガス読替機能（ニューセラミック式センサ搭載時）
検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、最大27種類の可燃性ガスを直読することができます。
※ニューセラミック式センサにてi-C4H10仕様またはCH4仕様を選択した場合に使用できます（ただし、熱伝導式センサ非搭載が条件）
。
ガス名

CH4仕様
からの読替
−

ガス名

表示名

CH4i-C4H10仕様からの読替
×

アセトン

i-C4H10−

〇プロパン

H2〇〇

ブタジエン

CH3OH〇〇

シクロペンタンC2H2〇〇

ベンゼン

C2H4〇〇n-ヘキサン

C2H6×〇

トルエン

C2H5OH〇〇

ヘプタン

C3H6〇〇

キシレン

表示名

メタン
イソブタン
水素
メタノール
アセチレン
エチレン
エタン
エタノール
プロピレン

CH4仕様
からの読替
〇

ガス名

表示名

C3H6O

i-C4H10仕様からの読替〇

n-C9H20i-C4H10仕様からの読替
〇

CH4仕様
からの読替
〇n-ノナン

C3H8×〇

酢酸エチル

C4H6〇〇

EtAc〇〇

IPA

IPA

〇

C5H10〇〇〇

MEK

MEK〇

C6H6〇〇〇

メタクリル酸メチル

MMA〇〇

n-C6H14〇〇ジメチルエーテルDME〇〇

C7H8〇〇

メチルイソブチルケトン

MIBK〇〇

n-C7H16〇〇

テトラヒドロフラン

THF〇〇

C8H10〇〇n-ペンタン

n-C5H12〇〇

警報点の設定変更が可能

コンファメーションビープ機能

設 定プログラムを用 いて設 定 変 更 がガス検知器が正常に動作していることををサポートします。

間隔ごとにブザーが鳴ります。

可能。お客様の基準に即した管理・運用知らせる機能です。測定中、設定された優れた耐久性でより安心に
1.5m

1.5m

落下試験クリア2m1h
保護等級IP66/68相当

60〜

IP66/68 相当

校正お知らせ機能
電 源 投 入 後、定 期 点 検 推 奨日までの日数を表示します。点検忘れを防止し、より安全にお使いいただけます。

大型タンクにも対応！強力ポンプ搭載
強力ポンプを搭載し、大型タンクにも対応。別売品のサンプリングチューブ℃を使って、最大45m吸引できます。

-40℃

使用温度範囲−40～+60℃（一時的環境）Bluetooth®搭載！※スマホでかんたんデータ管理
Bluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。専用アプリ「RK Link」
を介して測定結果を記録したりメールで送信でき、データを簡単に管理できます。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。
※Bluetooth仕様をご希望の場合は、購入時にご指定ください。

BluetoothおよびはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

スナップログボタン

スナップログボタンにより、日時/測定者/場所/測定値をアプリに保存可能

アプリ「RK Link」
は、Google Play/App Storeから無料でダウンロードできます！

○月○日 / 作業者A /
地点A / 濃度：50%LEL○月○日 / 作業者A /
地点B / 濃度：25%LEL○月×日 / 作業者B /
地点C / 濃度：0%LEL

保存iOS表示例

2

MODEL：

付属品
チューブ/ベルト
ガス採集棒

部品番号：0904 0275 00

ガス採集チューブ

（ガス採集チューブ長さ：約75cm）
部品番号：0914 0135 30

肩掛けベルト

部品番号：4777 4592 10

手が届く範囲内の特定箇所測定用付属品装着イメージ

バッテリー/その他
ACアダプター

単3形アルカリ乾電池6本※充電池仕様の場合に付属（ATEX/IECEx仕様の場合は変換プラグ（C型）も付属）※乾電池仕様の場合に付属

部品番号：2594 1342 30

部品番号
（1本）
：2753 3007 80

各種エア調整用フィルター

肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト

エア調整用フィルターを肩掛けベルトに装着できます。
部品番号：4777 4572 20※エア調整用フィルターやフィルター管固定ベルトの有無や種類は、仕様により異なります。

別売品
チューブ

浮子付きサンプリングチューブ

錘付きサンプリングチューブ

浮子内の防水フィルターで水を分離してチューブが下ろしやすいよう先端部分ある現場に最適。

筒状など狭い現場に最適。

ガスを検知できます。検知ポイントに水がが錘になっています。使用場所が細い

チューブ長さ：8m
部品番号：4384 0430 60
チューブ長さ：30m
部品番号：4775 9678 80
チューブ長さ：45m
部品番号：4777 9567 60※E SF/PIFセンサを搭載する場合を除き、必ず脱脂綿フィルターおよび中継チューブとセットでご使用ください。

ガスフリー時、タンククリー
ニング作業前の安全確保

チューブ長さ：30m
部品番号：4775 9679 50

タンク内測定用

部品番号：4777 9465 80

チューブ長さ：45m

カーゴタンク内の各種ガス濃度測定

タンク内測定用

バッテリー

乾電池ユニット / 単3形アルカリ乾電池

リチウムイオン電池ユニット / ACアダプター

緊急時も乾電池を入れるだけですぐに使用できます。

電池ユニットは充電して繰り返し使用できます。

部品番号：4777 0270 80

リチウムイオン電池ユニット

単3形アルカリ乾電池

部品番号：4777 0260 90

部品番号：2753 3007 80

ACアダプター

乾電池ユニットACアダプターはUSB Type-C形状です。

部品番号：2594 1342 30

フィルター

ウォータートラップ

脱脂綿フィルター / 中継チューブ

希釈器

サンプリングチューブとガス検知

防水フィルターとガス検知器に吸引したガスと空気を1：1に希釈することで、

部品番号：0904 0186 20※ESF/PIFセンサを搭載する場合は使用しないでください。

セラミック式センサも、使用できるようになり器の間に接続し、水を除去します。

接続するチューブ。

原理上不活性ガス中では使用できないニュー

脱脂綿フィルターます。

部品番号：4383 0850 00※爆発の危険性があるため、高濃度可燃性ガス検知には使用できません。

中継チューブ
部品番号：4775 9617 60
脱脂綿（交換用）
部品番号：1879 0011 10

3脱脂綿フィルター
中継チューブ

部品番号：4775 9934 30

MODEL：

ケース/ホルダー

革ケース

腰ベルト / 腰ベルト固定具

汚れなどからの保護用。肩掛けベルト

ガス検知器を腰に装着できます。

付けられます。

部品番号：4775 5653 40

や腰ベルト、脱脂綿フィルターも取り

腰ベルト
固定具

腰ベルト

腰ベルト固定具

部品番号：4777 4593 80

部品番号：4775 9853 10

腰ベルト

フィルター管固定ベルト

採集棒ホルダー

ガス検知器に装着し、脱脂綿フィルターをガス検知器に取り付けられます。フィルターをガス検知器肩掛けベルトに装着し、ガス採集棒の先端を収納

部品番号：4777 9444 20

部品番号：4775 5651 00に固定できるので、測定の邪魔になりません。

できます。

アルミトランクケース

舶用予備品箱

ガス検知器や付属品、サンプリン

大 型ケースでガス検 知 器や付 属できます。

ンス用部品なども収納できます。

寸法：約375（W）
×265（H）×245（D）mm※

寸法：約500（W）
×305（H）×275（D）mm※

グチューブなどの別売品を収納品、サンプリングチューブ、メンテナ

部品番号：4775 9860 80（RoHSⅡ非対応）

部品番号：4775 9885 20（RoHSⅡ非対応）

寸法：約268（W）×217
（H）
×257
（D）
mm※

部品番号：4775 9861 50

ガス検知器や測定に使うチューブ、メンテナンス用部品なども入って保管しやすい！

※突起部は除く

管理ソフト/ケーブル

USBケーブル（1m）

データロガマネジメントプログラム

設定プログラム

パソコンとガス検知器を接続できます。

測定結果や警報発報・調整実施などのGX-9000 SERIESには、各種設定変更やプログラムソフト使用時に使います。

イベント記録の閲覧・管理用ソフト。

部品番号：2440 2628 50

部品番号：（国内防爆仕様）9811 0980 90（ATEX/IECEx仕様）9811 0990 80

600種類以上あるVOCセンサのガスリストを編集できる「設定プログラム」があります。

こちらは弊社HPから無料でダウンロードしてお使いいただけます。
パソコンにプログラムソフトをインストールするだけ。

例：測定結果（表）

例：測定結果（グラフ）
パソコンで簡単管理！

PIDリストメンテナンス用部品/その他

調整用ガス

ガス袋

バンプテストや調整用ガスをガス検知器に導入すガス調整に用いる際に使用します。ガス種によって※詳細については別途お問合せください。

アップしています。

ます。

使い分けしやすいよう3色ライン
部品番号：1L（緑色）0904 0103 80
1L（橙色）0904 0104 50
2L（黒色）0904 0288 10

デマンドフローバルブ /接続用チューブ（10cm）
専用ガスボンベに接続し、ガスを必要量ガス検知器に供給できます。

※対応するガスボンベについては別途お問合せください。

デマンドフローバルブ

部品番号：1641 0190 20
接続用チューブ（10cm）
部品番号：4775 5958 10

変換プラグ

保護フィルムA型のACアダプターについて、C型、LCD保護用（5枚セット）

部品番号：（C型） 2594 1435 00（O型） 2594 1434 20（BF型）2594 1436 70

部品番号：4777 9025 70

詳細については別途お問合せください。

デマンドフローバルブ

ガスボンベ

O型またはBF型に変換できます。

各種フィルター（交換用）

接続用チューブ（10cm）

4MODEL：

センサについてセンサの選択

センサの選択例 ※主要4種ガス = 可燃性ガス / O / H S［低濃度］/ CO

搭載できるセンサはGX-9000では最大6種類、GX-9000Hでは最大5種類お選びいただけます。Rセンサ（R1～3）は搭載の有無を、Fセンサ（F1～3）
は搭載するセンサを下記表の枠内から1種類（または「なし」）お選びください。

例1：主要4種ガス＋1

2

主要CH4 / O2 / H2S / CO 4種ガス＋＋1

例2：主要4種ガス＋2
HC / O2 / H2S / CO

Rセンサ用スロット（GX-9000/GX-9000H共通）
R1（スロット1）
R2（スロット2）
R3（スロット3）● 硫化水素［低濃度］＋NH3 / CO2
可燃性ガスセンサ：
非分散型赤外線式● 一酸化炭素Fセンサ用スロット（上段：GX-9000 下段：GX-9000H）
F1（スロット4）
F2（スロット5）F3（スロット6）

例3：主要ガス＋2● 毒性ガス（定電位電解式）● 可燃性ガス（熱伝導式） ● 可燃性ガス（ニューセラミック式）● VOC（PID）● 可燃性ガス（非分散型赤外線式）● 二酸化炭素● 二酸化炭素O2● 硫化水素［高濃度］

VOC（10.6eV/ppb）/ CO2
可燃性ガスセンサ：なし＋2

例4：主要4種ガス＋1

可燃性ガスセンサの選択

HC / O2 / H2S / CO搭載できる可燃性ガスセンサの検知原理には、ニューセラミック式、熱伝導式、非分散型赤外線式の3種類あります。下記特長をもとに、用途に合ったセンサをお選びください。
検知原理

ニューセラミック式

熱伝導式

非分散型赤外線式

検知レンジ%LEL

vol%%LEL/vol%

特長

＋2

主要ガス＋

● 可燃性ガス（非分散型赤外線式）−

主要4種ガス＋H2S［高濃度］
可燃性ガスセンサ：
非分散型赤外線式

主要4種ガス＋1

低濃度CO

熱伝導式

ニューセラミック式

低濃度

CONH3

赤外線式

HC

CO2O2ーーVOCーCO2O2

H2S

低濃度COー

赤外線式

O2GX-9000

VOC（10.6eV/ppm）

可燃性ガスセンサ：
ニューセラミック式 + 熱伝導式

● 酸素

2H2S

VOC

製品コード
上8桁：C1P2T1N1

CH4O2

GX-9000
製品コード
上8桁：C1E1R1R5

GX-9000
製品コード
上8桁：C4P100R5

GX-9000H

H2S

高濃度

H2S

製品コード
上8桁：D1E800R2

CH4HC

最大1000ppm

上記は例です。例1と２は最大限搭載した例ですので、センサを減らすこともできます。
また異なるセンサを組合せることもできますので、下記［製品コード表］を参考に搭載するセンサをお選びください。

・H2検知可・不活性ガス中でも検知可
・H2検知可・可燃性ガス読替機能使用可
・Si存在環境でも使用可製品コード表
GX-9000 SERIESは搭載するセンサ、電源、Bluetoothの対応/非対応、防爆仕様をお選びいただけます。
下記製品コード表をご参考に、ご希望の仕様をお選びください。

① ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ⑨ ⑩

防爆仕様
Bluetoothの対応

製品型式
C：GX-9000
D：GX-9000H

バッテリーの種類〈❷：Rセンサの組合せ〉
記号〈❸❹：Fセンサ（F1）の組合せ〉

R1

R2

R3

センサ型式

センサ型式

センサ型式

GX-9000の場合

F1記号〈❺～❽：Fセンサ（F2, F3）の組合せ〉
GX-9000の場合
記号

F2

F3
センサ型式

なし

1

ESR-X13P（O2） ESR-A13i（H2S） ESR-A13P
（CO）

00

なし

00 00

2

ESR-X13P（O2） ESR-A13i
（H2S）

なし

P1

PIF-001（VOC） 10.6eV, 単位：ppb

00 N1

なし

3

ESR-X13P（O2）

ESR-A13P（CO）P2

PIF-002（VOC） 10.6eV, 単位：ppm

T1 N1

TEF-7520P（CH4）

NCF-6322P（CH4）

4

ESR-X13P（O2）なし

P3

PIF-003（VOC） 10.0eV, 単位：ppm

00 N2なし

NCF-6322P（i-C4H10）

5なし

ESR-A13i（H2S） ESR-A13P
（CO）

E1

ESF-B242（NH3）

T2 N2

TEF-7520P（i-C4H10）

NCF-6322P（i-C4H10）

6なし

ESR-A13i
（H2S）

なし

E2※1
ESF-C92（Cl2）

00 N4なし

NCF-6322P（H2）※3

7なし

なし

ESR-A13P（CO）E3

ESF-B249（O3）

T4 N4TEF-7520P（H2）

NCF-6322P（H2）※3E4

ESF-A24E2（HCl）

00 N5なし

NCF-6322P（C2H2）※3・4なし

センサ型式

センサ型式

0

〈⑨：バッテリーの種類〉※1なし
NCF-6322P
（CH4）

※3E5

ESF-A24D4（SO2）

R1 00

IRF-4341
（CH4）

なし

記号

内容

E6

ESF-A24D（HCN） 国内防爆仕様

R1 R5

IRF-4341（CH4）

IRF-4443（CO2）

L

リチウムイオン電池ユニット BUL-9000

E7

ESF-AD3EX（HCN） ATEX/IECEx仕様

R2 00

IRF-4345（i-C4H10）なし

D

乾電池ユニット BUD-9000

R5※2
IRF-4443
（CO2）

R2 R5

IRF-4345（i-C4H10）

IRF-4443（CO2）00 R5なし

IRF-4443（CO2）〈⑩：Bluetoothの対応〉
記号

内容0Bluetooth 非対応

1

Bluetooth 対応〈⑪⑫：防爆仕様〉

5⑪ ⑫※1 ②：Rセンサの組合せにおいて、ESR-A13i（H2S）選択不可※2 ⑤～⑧：Fセンサ（F2, F3）の組合せにおいて、F3にNCF-6322P搭載時のみ選択可

GX-9000Hの場合
記号F1※3 ②：Rセンサの組合せにおいて、ESR-A13P（CO）選択不可※4 ③④：Fセンサの組合せにおいて、E5, E6, E7選択不可

GX-9000Hの場合
記号

F2

F3

センサ型式

センサ型式

センサ型式

00 00

記号

内容00なし00 R1なし

なし
IRF-4341（CH4）00

国内防爆E8ESF-A24R2（高濃度H2S）

00 R2なし

IRF-4345（i-C4H10）50

ATEX/IECEx【参考】従来機種GX-8000 / RX-8500と同じ組合せの製品コード上8桁
GX-8000 TYPE A（HC）：C100T2N2 / GX-8000 TYPE B（CH4）：C10000N1 / RX-8500：C300R1R5

MODEL：

センサ仕様
Rセンサ
検知対象ガス酸素（O2）

硫化水素（H2S［低濃度］）

ESR-X13P

センサ型式
検知原理

国内防爆

防爆仕様
表示範囲
検知範囲
分解能
第一警報
第二警報

警報
設定値

TWA
STEL

使用温度
範囲
使用湿度範囲

一酸化炭素 CO）

ESR-A13i
定電位電解式
国内防爆
ATEX/IECEx
0 〜 200.0 ppm
0 〜 30.0 ppm
0 〜 100.0 ppm
0.1 ppm
1.0 ppm
5.0 ppm
10.0 ppm
30.0 ppm
1.0 ppm
5.0 ppm−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

ATEX/IECEx0 〜 40.0 %0 〜 25.0 %0.1 %18.0 %
19.5 %
25.0 %
23.5 %
−−

連続的環境
一時的環境
（15分程度）ESR-A13P
国内防爆 および ATEX/IECEx
0 〜 2000 ppm
0 〜 500 ppm
1 ppm
25 ppm50 ppm25 ppm200 ppm−40 ℃ 〜 ＋60 ℃
10 %RH 〜 90 %RH

連続的環境
一時的環境
（15分程度）

0 ～ 95 %RH

Fセンサ
検知対象ガス

イソブタン（i-C4H10）

メタン
（ＣＨ4）

検知原理
表示範囲 / 検知範囲
分解能
第一警報

警報
設定値

第二警報

連続的環境
使用温度
一時的環境
範囲
（15分程度）

表示範囲/検知範囲
分解能
第一警報

警報
設定値
使用温度
範囲
使用湿度
範囲

イソブタン
（i-C4H10）

第二警報
連続的環境
一時的環境
（15分程度）

表示範囲 / 検知範囲
分解能
警報
設定値

使用湿度
一時的環境
範囲
（15分程度）
メタン（ＣＨ4）

検知対象ガスIRF-4341

アンモニア（NH3）

0 ～ 95 %RH
二酸化炭素用（CO2）

IRF-4443
非分散型赤外線式
表示範囲/検知範囲
0 〜 20.00 vol%分解能
0.01 vol%（0 〜 5 vol%）/0.1 vol%（5 〜 20 vol%）第一警報
5.00 vol%
警報
設定値
第二警報
10.00 vol%連続的環境
−20 ℃ 〜 ＋50 ℃
使用温度
一時的環境
範囲
（15分程度）
使用湿度
一時的環境
範囲
（15分程度）塩素（Cl2）−40 ℃ 〜 ＋60 ℃
10 %RH 〜 90 %RH

検知原理

連続的環境

使用温度
範囲

使用湿度
範囲

ESF-C92

水素（Ｈ2）

オゾン（O3）塩化水素（HCl）

10 ℃ 〜 40 ℃

0 ℃ 〜 40 ℃

−40 ℃ 〜 ＋60 ℃
10 %RH 〜 90 %RH
0 ～ 95 %RH
二酸化硫黄
（SO2）

シアン化水素（HCN）ESF-B249
ESF-A24E2
ESF-A24D4
ESF-A24D ESF-AD3EX
検知原理
定電位電解式
防爆仕様
国内防爆 および ATEX/IECEx
国内防爆 ATEX/IECEx
表示範囲 / 検知範囲
0 〜 1000 ppm 0 〜 75.0 ppm 0 〜 1.50 ppm 0 〜 0.600 ppm 0 〜 6.00 ppm 0.0 〜 100.0 ppm
0 〜 15.0 ppm
分解能1 ppm
0.5 ppm
0.01 ppm
0.005 ppm
0.05 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
第一警報−
25.0 ppm
0.50 ppm
0.100 ppm
2.00 ppm
2.0 ppm
5.0 ppm−50.0 ppm1.00 ppm
0.200 ppm
4.00 ppm
5.0 ppm
10.0 ppm
警報設定 第二警報値
TWA−
25.0 ppm
0.50 ppm
0.100 ppm−
2.0 ppm−STEL−
35.0 ppm
1.00 ppm−−
5.0 ppm
4.7 ppm
連続的環境 −20 ℃ 〜 ＋50 ℃ −20 ℃ 〜 ＋50 ℃
0 ℃ 〜 50 ℃
10 ℃ 〜 40 ℃
0 ℃ 〜 40 ℃ −20 ℃ 〜 ＋50 ℃−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

センサ型式

ESF-B242

TEF-7520P
熱伝導式
0 〜 100.0 vol%0.1 vol%
25.0 vol%50.0 vol%−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

センサ型式

0 ～ 95 %RH
ESF-A24R2

第二警報

連続的環境

10 %RH 〜 90 %RH

硫化水素（H2S［高濃度］）

第一警報

連続的環境
使用温度
一時的環境
範囲
（15分程度）−40 ℃ 〜 ＋60 ℃

一時的環境（15分程度）

検知対象ガス

検知原理

非分散型赤外線式
0 〜 100 %LEL/100 %LEL 〜 100.0 vol%0.5 %LEL/0.1 vol%10.0 %LEL
50.0 %LEL−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

連続的環境

イソブタン
（i-C4H10） メタン
（ＣＨ4）

センサ型式

0 ～ 95 %RH
IRF-4345

検知原理

検知対象ガス−40 ℃ 〜 ＋60 ℃

使用湿度
一時的環境
範囲
（15分程度）

センサ型式

アセチレン
（C2H2）

10 %RH 〜 90 %RH

連続的環境

検知対象ガス水素（Ｈ2）

NCF-6322P
ニューセラミック式
0 〜 100 %LEL
1 %LEL
10 %LEL
50 %LEL−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

センサ型式

一時的環境
−40 ℃ 〜 ＋60 ℃ −40 ℃ 〜 ＋60 ℃ −40 ℃ 〜 ＋60 ℃（15分程度）
連続的環境
一時的環境（15分程度）−40 ℃ 〜 ＋60 ℃−40 ℃ 〜 ＋60 ℃

20 %RH 〜 90 %RH 30 %RH 〜 80 %RH 30 %RH 〜 80 %RH 30 %RH 〜 80 %RH 20 %RH 〜 90 %RH 20 %RH 〜 90 %RH

20 %RH 〜 90 %RH

0 ～ 95 %RH

検知対象ガス

揮発性有機化合物（VOC）

PIF-001

センサ型式
検知原理
イオン化エネルギー
表示範囲 / 検知範囲
分解能
警報設定 第一警報値
第二警報

10.6 eV
0 〜 40000 ppb
1 ppb（0 〜 4000 ppb）
/10ppb（4000 〜 40000 ppb）5000 ppb
10000 ppb

連続的環境
使用温度
一時的環境範囲（15分程度）
連続的環境

使用湿度
一時的環境
範囲
（15分程度）※上記警報設定値は初期設定値です。設定プログラムを用いて任意の値に変更できます。

PIF-002
光イオン化検出器（PID）
10.6 eV
0 〜 4000 ppm
0.1 ppm（0 〜 400.0 ppm）
/1 ppm（400.0 〜 4000 ppm）
400.0 ppm
1000 ppm−20 ℃ 〜 ＋50 ℃

PIF-00310.0 eV
0 〜 100.0 ppm
0.01 ppm（0 〜 10.00 ppm）/
0.1 ppm（10.00 〜 100.0 ppm）
5.00 ppm
10.0 ppm−40 ℃ 〜 ＋60 ℃
10 %RH 〜 90 %RH
0 ～ 95 %RH

6製品仕様GX-9000

型式GX-9000HLCDデジタル（フルドット）濃度表示
検知対象ガス

可燃性ガス（i-C4H10 / CH4 / H2 / C2H2）、酸素（O2）、毒性ガス（H2S［低濃度］/ CO / NH3 / Cl2 / O3 / HCl / SO2 /HCN / VOC）
、二酸化炭素（CO2）

可燃性ガス（i-C4H10 / CH4）
、酸素
（O2）
、硫化水素
（H2S
［低濃度］［高濃度］）、一酸化炭素
（CO）

検知方式

ポンプ吸引式

吸引流量0.75 L/min以上（オープン流量）

各種表示

時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示

表示言語

日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（簡体字）/ 中国語（繁体字）/ ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 /スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語

ブザー音量

約95 dB（発生源から30 cmの平均的な値）

ガス警報表示ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅
自己保持 / 自動復帰

ガス警報動作流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常

故障警報・自己診断
故障警報表示

ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示

故障警報動作

自己保持USB 2.0 Type-C（データロガ・設定用）/ Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

通信仕様
電源

専用リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）
または専用乾電池ユニット〈単3形アルカリ乾電池 × 6本〉（BUD-9000）

連続使用時間※1

リチウムイオン電池ユニット：約25時間
乾電池ユニット：約12時間（25℃、無警報、無照明時）

リチウムイオン電池ユニット：約35時間
乾電池ユニット：約15時間（25℃、無警報、無照明時）

使用温度範囲※2

約15分の一時的環境：−40 ℃ 〜 +60 ℃（急変なきこと）
連続的環境：−20 ℃ 〜 +50 ℃（急変なきこと）

約15分の一時的環境：−40 ℃ 〜 +60 ℃（急変なきこと）
連続的環境：−20 ℃ 〜 +50 ℃（急変なきこと）

使用湿度範囲※2

約15分の一時的環境：0 %RH 〜 95 %RH（結露なきこと）
連続的環境：10 %RH 〜 90 %RH（結露なきこと）

約15分の一時的環境：0 %RH 〜 95 %RH（結露なきこと）
連続的環境：10 %RH 〜 90 %RH（結露なきこと）

使用圧力範囲80 〜 120 kPa（防爆適用範囲は80 〜 110 kPa）

構造

防塵防水構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造（ニューセラミック式センサを含む場合）
本質安全防爆構造（ニューセラミック式センサを含まない場合）

防爆構造

防爆等級

IP66/68相当※3 / 落下耐久1.5m

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆）Ex da ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含む場合）
Ex ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含まない場合）

ATEX
Ⅱ1G Ex da ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含む場合）
Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含まない場合）

IECEx
Ex da ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含む場合）
Ex ia ⅡC T4 Ga（ニューセラミック式センサを含まない場合）

JIS T 8201：2010（酸素欠乏測定用酸素計）、JIS T 8205：2018（硫化水素計）

各種認証

約158（W）× 85（H）× 132（D）mm（突起部は除く）

外形寸法

約1.1 kg

質量※4約1.2 kg※1 連続使用時間：搭載するセンサにより異なります。
※2 使用温湿度範囲：搭載するセンサにより異なる場合があります。詳細はP.6［センサ仕様］参照。
※3 IPx8：水深2 m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。
※4 電池および電池ユニットを含みます。

0570−0 0 1 9 3 9https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437−9 4 2 1 ㈹名 古四 日金大神
水広福熊大屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1070-230330 T