簡易支持力測定器

キャス ポ ル MIS-244-0-62『地盤改良』評価

簡易支持力測定器

製品技術概要キャスポルを使用した衝撃加速度法による本技術は、構造物などの基礎地盤の支持力計算に必要なパラ支持力等の原位置評価技術についてメータを測定し、施工管理に活かす技術です。

評価証明において、次の性能が 確認されました

キャスポル の測定原理は、加速 度計を内蔵したランマーを地盤に落下させ、そのランマーが地盤に衝突する際に得られる衝撃加速度の最大値を、c･φなどの強度定数と相関させる衝撃加速度法です。

1) 衝撃加速度測定器（キャスポル）で測定される衝撃加速度（Ia 値）は、従来の原位置試験の補完値として使用することができる。

実用新案特許取得品

2) 衝 撃 加速 度 測定器（キャスポル）を用いることで、
支 持 力 等 の原位 置 試 験 測 定に使 用する数 値を 迅速に得ることができる。

特 長・載荷の為の反力が不要
・小型で軽量、操作が簡単
・電源は電池式で （充電式電池付属）、電源を気にせず測定可能
・USB 端子接続で、パソコンでのデータ管理が可能

3) 衝撃加速度測定器（キャスポル）が正しい結果の表示と再現性を維持していることを、定期的な検定で確認することができる。

キャスポル

試験コストを 縮減！

『地盤改良』に関わる技術評価証明
社団法人日本材料学会 平成 29 年 8 月 21 日 技術評価証第 1004 号

仕 様本寸

ラ体法 / 重ン

マ量φ15×105 ㎝（ケース収納時）/ 11.5 ㎏

ー重量：4.5 ㎏
落 下 高 さ：45 ㎝
打撃面直径：0.00196 ㎡
固 定 法：1 支点バネ式構造● 「衝 撃 加 速 度 法による支 持力等 の原位 置
評 価 技 術」として技 術 認 証を取 得

操 作 スイッ チ

測定開始スイッチと連動式

三開閉自在一段伸縮式● K 3 0・qc・CBR・c・φ値の 測 定 が 可 能● 反 力不 要、小型 軽 量 、現 場で即 時 判 定脚表示

寸法 / 重電L C D

表器
量W23×H11×D10 ㎝ / 1. 25 ㎏（電池含む）

源単 3 電池 ×4 本示

4 行×20 桁表示（数字、カタカナ、ローマ字表示）

表 示 内 容（ス クロ ール 表 示）

Ia 値・CBR・K 30・c・φ・qc の測定値、測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号

外 部 出 力 部

外部プリンター用：RS232C / パソコン用：USB※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値

本体（運搬ケース収納時）付 属 プ リン タ ー寸
総重法

W9×H6.5×D12.5 ㎝

量0.65 ㎏（電池･AC アダプター含む）

表示器背面収 納 運 搬 ケ ース寸
総重素法W111×H29×D26 ㎝（本体用）/ W37×H16×D33 ㎝（表示器用）

量7.5 ㎏（本体用）/ 3. 2 ㎏（表示器用）材

アルミニウム外部プリンター・AC アダプター

表示器・付属品（運搬ケース収納時）

総合試験機のメーカー

代理店『地盤改良』に関わる技術評価証明
公益社団法人日本材料学会

H P https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp

平成 29 年 8 月 21 日 技術評価証第 1004 号〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
本 社・工 場
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205「キャスポル」を使った衝撃加速度法による

大 阪 営 業 所 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
海外部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

支持力等の原位置評価技術は日本材料学会〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4
東京営業所
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

第 1004 号）を取得しました。

名古屋営業所〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

九州営業所〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277

MIS-244-0-62

において技術審査評価証明（技術評価証※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。
2021.8

反 力が 不 要！

スピーディー！

誰でもカンタン！

キャスポルは、現場 CBR 試験など

キャスポルは、加速度計内蔵ラン

キ ャス ポ ル は、三 脚 を 設 置し、で必要な載荷のための大きな反 力

マー落下によるシンプルな測定方

スイッチレバーを開錠するだけ
スイッチレバ
スイッチレバーを開錠するだけでバーを開錠するだけでが要りません！そのため、低コストで、低コストで低コ
低コスコストでストで法 ですので、従 来 の試 験 方 法 の測 定 可 能 ですので、どなたでも測定を行っていただけます。

ように時間がかかりません！に時間がかに時間がかかりません！に時間がかかりかかりません！
りません

カンタンに使っていた

また、これまで測定が困難だった

また、そその 場で 測 定 値を 確 認
認、だけます。

原 理

ランマー（重錘）を地盤に落下させ、ランマーが地盤に衝突

山岳地や重機の入れない現場でも山山岳地や重機の入れ岳地や重機機の入れない現場でもれ ない現場で字できますので、大 変
結 果 を印 字

また 測 定の 個 人 差もご使用いただけます。

スピーディーです。

ありません。
ありまありません

社団 法人日本材料学会
技術評価証明品
キャスポルの測定原理は、加速度計を内蔵したする際に得られる衝撃加速度の最大値（インパクト値）を地盤の反力係数などの強度定数と相関させる衝撃加速度法です。
固い地盤の場合はインパクト値が大きく表示され、一方、緩い地盤では小さくなります。

！ 適用可能範囲○ 最大粒径が 37.5 ㎜以下で 10 ㎜以上の礫含有率が 30％未満の土質材料

モードキー
液晶パネル

○ 地盤支持力度が 294.3kN/㎡以下の構造物（高さ 5m 以下の各種擁壁、ボックスカルバート等）工事における支持力度算定

CBR・qc・φ・c・K 30 値を○ 道路工事における路床の CBR 値および地盤反力係数の算定順に表示

スイッチレバー

作業状況をラクラク確認

適 応 工 種開錠するだけで

1 路床、擁壁・築堤・鉄塔・橋梁等の基礎工事における施工管理

カンタンに測定開始

2 住宅基礎、宅地造成における宅盤等の施工管理
3 建設汚泥リサイクル土の利用等の判定
4 電気・ガス・水道・下水道における管埋め戻しの施工管理
5 その他、コンクリート二次製品の敷設地盤の強度管理
6 運動競技場・ゴルフ場でのコース硬さの管理

表示器

7 仮設足場基礎の支持力管理

本体

操作手順

履 歴キー
データを呼び出して1キャスポルの三脚を伸縮させ水準器を見て垂直に設置します。

2

キャスポルのランマーを引上げ、ストッパーに固定します。

3

スイッチレバーを開錠し、ランマーを落下させます。

カンタン確認設置

測定

ディスプ レ イに 表 示 され た

4 測定値を確認し、「リターン」
キーを押します。

CBR・qc・φ・c・K 30 値の測定が可能（Ia値から換算）※ 測定結果の取扱いは使用マニュアル
委員会発行のマニュアル･利用の手引きに従って正しくお使い下さい。

加速度計内蔵ランマー

5 次の測定地点に移動します。
6

すべての測定が 終了したら、プリンターと接 続し、印字ボタンを押します。

移動