PC0-1059

付属品
ベルト装着時単４形アルカリ乾電池：２本

部品番号： 2757 0001 90

エネループ：２本

部品番号： 2757 0043 00

乾電池仕様または充電池仕様を注文時にご指定ください。
※防爆性能要件を満たす為に、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。

プロテクトカバー：１個
部品番号： 4123 6450 20

新型Rセンサ搭載で高機能・高耐久に進化〜世界最長クラスの連続使用時間、多彩なセンサをラインアップ〜

ベルトクリップ：１個
部品番号： 4123 6463 30

オプション(別売品)

ポータブルガスモニター

胸ポケット装着時

Modelアリゲータークリップ
部品番号： 4711 7111 10

校正キャップ
部品番号： 4123 9694 70

ヘルメット上のバンドに装着したイメージ

04 Series

校正キャップを取り付けたイメージ

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計
適合(OX-04G)

JIS T 8205:2018 硫化水素計
適合(HS-04)

Model OX-04
アームバンド
部品番号： 4123 9703 10耐熱ケース※1
部品番号： 4732 5029 70

調湿フィルター CF-A13i-1

HS-04用、SC-04（PH₃)用（5枚入り）

調湿フィルター CF-B134-1

SC-04（NH3）用（5枚入り）

ヘルメット用クリップ
部品番号： 4732 4978 10

データロガマネジメントプログラム
部品番号： 9811 0930 30

部品番号： 4777 4400 10
部品番号： 4777 9418 40

H2S 除去フィルター CF-A13D-1

SC-04（NO2）
用（5枚入り）

部品番号： 4777 9347 10

H2S 除去フィルター CF-A13D-3

SC-04（HCN）
用（5枚入り）

部品番号： 4777 9373 90

H2S除去フィルター CF-A13D-5

SC-04（SO2）
用（5枚入り）

部品番号： 4777 9575 10

干渉ガス除去フィルター CF-6280※2ハンドストラップ
部品番号： 0888 0605 90

CO-04/CO-04（C-）/CX-04用（5枚入り）

部品番号： 4777 9351 60※3ダストフィルター（内蔵）部品番号： 4123 6394 40

スペーサー※4

部品番号： 4732 5027 20※１ 装着した場合、防爆要件を満たしません。 ※２ メス側取付金具が別途必要です。 ※3 SC-04（CL2）
では使用しません。 ※4 SC-04（CL2）でのみ使用します。

本社

検知対象ガス：
酸素（定電位電解式）

Model OX-04G

Model HS-04

Model CO-04

検知対象ガス：酸素（隔膜ガルバニ電池式）

検知対象ガス：
硫化水素

検知対象ガス：一酸化炭素

Model CO-04(C-)

Model CX-04

Model SC-04

検知対象ガス：一酸化炭素（水素干渉低減）

検知対象ガス：
一酸化炭素＆酸素検知対象ガス：
毒性ガス（SO2/NO2/HCN/PH3/NH3/CL 2）

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜
名 古四 日金関水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

CE marking適合品
PC0-1059-240550 S

共通仕様「04シリーズ」は、個人装着型の小型ポータブルガスモニターです。
豊富なセンサラインアップ、頑丈設計であらゆる産業の現場で活躍します。

サンプリング方式

拡散式

警報

ガス警報：3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、オーバー警報故障警報：センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常

警報復帰動作

自動復帰、または自己保持（※2）

警報動作

ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション

ブザー音量

約80dB
（30cm, 平均的な値）

電源（※3）

単4形アルカリ乾電池2本 または 単4形Ni-MH電池（エネループ）2本
本質安全防爆構造〈乾電池仕様〉防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 Ga
ATEX：Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx/INMETRO/China Ex：Ex ia ⅡC T4 Ga〈充電池仕様〉防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T3 Ga
ATEX：Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T3 Ga
IECEx/INMETRO/China Ex：Ex ia ⅡC T3 Ga

防爆構造

建設

ガスプラント

狭所でも作業の妨げにならない
小型・軽量設計。

鉄7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

鋼化学プラント
豊富な毒性ガスセンサラインアップであらゆる用途をカバー。

新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

各種認証

防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex

CEマーキング

ATEX指令、EMC指令、RoHS指令

保護等級IP66/67相当

外形寸法/質量約54（W） 67（H） 24（D）mm（突起部は除く）/約93g

機能

データロガ、バイブレーション、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示

型式別仕様
型式

高機能・高耐久な新型Rセンサ搭載

OX-04G

検知対象ガス

1 センサを一新

耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年を実現（OX-04G、SC-04（NH3）、SC-04（CL2）はセンサ保証1年）。

2 広い温度範囲に対応

5 センサラインアップは全12種類

一般的な酸素・一酸化炭素・硫化水素に加え、毒性ガスも豊富にラインアップ（SO₂・NO₂・HCN・PH₃・NH₃・CL₂）。

OX-04/CO-04/HS-04
基本特性が大幅向上！

CO-04(C-)

CX-04

SC-04

H2干渉を低減！

2in1のデュアル構造

毒性ガスを豊富にラインアップ

1 9000時間の長い連続使用時間を実現

0-2000ppm

0-2000ppm

0.0-40.0%

検知範囲

0.0-25.0%

0.0-25.0%0-500ppm

0-500ppm

0-500ppm

0.0-25.0%

0.1%

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm）

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm)

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm）

0.1%

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

1st50ppm
2nd150ppm
3rd
150ppm
積算150ppm
STEL
200ppmOVER 2000ppm

1st50ppm
2nd150ppm
3rd150ppm
積算
150ppm
STEL
200ppmOVER 2000ppm

1st50ppm
2nd150ppm
3rd150ppm
積算150ppm
STEL200ppm
OVER 2000ppm

L
LL
H
OVER

20秒以内
（Typical: 8秒）

30秒以内（Typical: 6秒）

30秒以内（Typical: 17秒）

30秒以内
（Typical: 7秒）

30秒以内（Typical: 15秒）

0.1%

L
LL
H
OVER
T90

2 防塵防水構造

保護等級：IP66/67 相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造です。

3 本質安全防爆構造

本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO/China Ex）で、危険場所でも使用可能です。

20秒以内（Typical: 9秒）

LLL
H
OVER

-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

使用湿度範囲10〜90%RH（結露なきこと）

0〜95%RH（結露なきこと）※6

JIS適合規格JIS T 8201:
2010※7連続使用時間（乾電池）（Ni-MH電池）

約9000時間
約6000時間

約3000時間
約2000時間型式

HS-04

SC-04（SO2）

SC-04（NO2）

SC-04（HCN）

SC-04
（PH3）

SC-04(NH3)SC-04(CL2)

検知対象ガス

硫化水素

二酸化硫黄

二酸化窒素

シアン化水素

ホスフィン

アンモニア

塩素

表示範囲

0.0-200.0ppm

0.00-100.00ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-30.0 ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-400.0 ppm

0.00-20.00 ppm

検知範囲

0.0-30.0ppm

0.00-20.00ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-30.0 ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-300.0 ppm

0.00-10.00 ppm

分解能

0.1ppm（0.0-30.0ppm）
1.0ppm（30.0-200.0ppm）

0.05ppm

0.05 ppm

0.1 ppm

0.01 ppm

0.5 ppm

0.05 ppm

1st1.0ppm
2nd10.0ppm
3rd10.0ppm
TWA
1.0ppmSTEL5.0ppm
OVER 200.0ppm

1st2.00ppm
2nd5.00ppm
3rd5.00ppm
TWA
2.00ppm
STEL
5.00ppm
OVER 100.0ppm

1st3.00ppm
2nd6.00ppm
3rd6.00ppm
TWA
3.00ppm
STEL
5.00ppm
OVER 20.00ppm

1st
2nd
3rdTWASTELOVER

1st0.30ppm
2nd0.60ppm
3rd0.60ppm
TWA0.30ppm
STEL
1.00ppm
OVER 20.00ppm

1st25.0 ppm
2nd35.0 ppm
3rd35.0 ppm
TWA 25.0 ppm
STEL 35.0 ppm
OVER 400.0 ppm

1st0.40 ppm
2nd0.80 ppm
3rd0.80 ppm
TWA 0.50 ppm
STEL 1.00 ppm
OVER 20.00 ppm

30秒以内（Typical: 18秒）

30秒以内
（Typical: 9秒）

30秒以内（Typical：6秒）

90秒以内（Typical：36秒）

30秒以内（Typical：6秒）

90秒以内（Typical：30秒）

90秒以内（Typical：36秒）-20〜＋60℃（急変なきこと）※5-40〜＋60℃（急変なきこと）※5-30〜＋50℃（急変なきこと）※5-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

約9000時間
約6000時間

高さに相当

OK！

約6200時間
約4200時間

約4600時間
約3000時間

定電位電解式T90-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

使用温度範囲7m ≒ビル2〜3階の18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

-20〜＋50℃（急変なきこと）

応答時間
（※4）

安心設計
高所作業時に万が一落とした場合も故障のリスクが少なく、安心してご使用いただけます。

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

定電位電解式

使用温度範囲警報設定値

いつでもすぐに使える乾電池仕様、繰り返し使用できる充電池仕様の2つの電源仕様をラインアップ（注文時にご指定ください）。

酸素

0-2000ppm

小型ポータブルガスモニター最長クラスの約9000時間（※）と長い連続使用時間を実現。※OX-04G/CO-04/HS-04

2 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能

一酸化炭素

0.0-40.0%

検知原理

充実機能

1 7m落下耐久試験をクリア

一酸化炭素

0.0-40.0%

応答時間
（※4）

一酸化炭素＆酸素デュアルセンサを開発し、2成分同時検知＆同時表示を小型ポータブルで実現！

酸素

CX-04

隔膜ガルバニ電池式

警報設定値

4 国内メーカー初のデュアルセンサ： CX-04

CO-04
（C-）
一酸化炭素
(水素干渉低減）

表示範囲

3 水素干渉を低減！： CO-04(C-)

水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサを開発。鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。

酸素CO-04

検知原理

分解能-40〜+60℃で使用可能(センサ仕様による) 。

OX-04

使用湿度範囲4.7ppm
9.4ppm
9.4ppm
0.9ppm
4.5ppm30.0ppm

0〜95%RH（結露なきこと）※6

JIS適合規格JIS T 8205:
2018

連続使用時間（乾電池）（Ni-MH電池）

約9000時間
約6000時間※1 CO-04, CO-04(C-), CX-04：積算警報、HS-04, SC-04：TWA警報※2 CO-04, CO-04(C-), CX-04：自動復帰、
OX-04G, OX-04, HS-04, SC-04：自己保持※3 防爆性能要件を満たす為に、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。
※4 Typicalは、平均的な値を記載しています。

約3000時間
約2000時間※5 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変なきこと）※6 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露なきこと）。
※7 JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。
（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません。）

共通仕様「04シリーズ」は、個人装着型の小型ポータブルガスモニターです。
豊富なセンサラインアップ、頑丈設計であらゆる産業の現場で活躍します。

サンプリング方式

拡散式

警報

ガス警報：3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、オーバー警報
故障警報：センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常

警報復帰動作

自動復帰、
または自己保持（※2）

警報動作

ランプ点滅、ブザー断続鳴動、
ガス濃度値点滅、バイブレーション

ブザー音量

約80dB
（30cm, 平均的な値）

電源（※3）

単4形アルカリ乾電池2本 または 単4形Ni-MH電池（エネループ）2本
本質安全防爆構造〈乾電池仕様〉防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 Ga
ATEX：Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx/INMETRO/China Ex：Ex ia ⅡC T4 Ga〈充電池仕様〉防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T3 Ga
ATEX：Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T3 Ga
IECEx/INMETRO/China Ex：Ex ia ⅡC T3 Ga

防爆構造

建設

ガスプラント

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。

鉄

7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

鋼

化学プラント
豊富な毒性ガスセンサラインアップであらゆる用途をカバー。

新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

各種認証

防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex

CEマーキング

ATEX指令、EMC指令、RoHS指令

保護等級IP66/67相当

外形寸法/質量約54（W） 67（H） 24（D）mm（突起部は除く）/約93g

機能

データロガ、バイブレーション、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、ワンタッチ校正、ピーク値表示、
温度表示

型式別仕様
型式

高機能・高耐久な新型Rセンサ搭載

OX-04G

検知対象ガス

1 センサを一新

耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年を実現（OX-04G、SC-04（NH3）、SC-04（CL2）はセンサ保証1年）。

2 広い温度範囲に対応

5 センサラインアップは全12種類

一般的な酸素・一酸化炭素・硫化水素に加え、毒性ガスも豊富にラインアップ（SO₂・NO₂・HCN・PH₃・NH₃・CL₂）。

OX-04/CO-04/HS-04
基本特性が大幅向上！

CO-04(C-)

CX-04

SC-04

H2干渉を低減！

2in1のデュアル構造

毒性ガスを豊富にラインアップ

1 9000時間の長い連続使用時間を実現

0-2000ppm

0-2000ppm

0.0-40.0%

検知範囲

0.0-25.0%

0.0-25.0%0-500ppm

0-500ppm

0-500ppm

0.0-25.0%

0.1%

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm）

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm)

1ppm（0-300ppm）
10ppm（300-2000ppm）

0.1%

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

1st50ppm
2nd150ppm
3rd150ppm
積算150ppm
STEL200ppm
OVER 2000ppm

1st50ppm
2nd150ppm
3rd150ppm
積算
150ppm
STEL
200ppmOVER 2000ppm

1st50ppm
2nd150ppm
3rd150ppm
積算
150ppm
STEL
200ppmOVER 2000ppm

LLL
H
OVER

20秒以内
（Typical: 8秒）

30秒以内（Typical: 6秒）

30秒以内（Typical: 17秒）

30秒以内
（Typical: 7秒）

30秒以内（Typical: 15秒）

0.1%

L
LLHOVER
T90

2 防塵防水構造

保護等級：IP66/67 相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造です。

3 本質安全防爆構造

本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO/China Ex）で、危険場所でも使用可能です。

20秒以内（Typical: 9秒）

L
LL
H
OVER

-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

使用湿度範囲10〜90%RH（結露なきこと）

0〜95%RH（結露なきこと）※6

JIS適合規格JIS T 8201:
2010

※7

連続使用時間（乾電池）（Ni-MH電池）

約9000時間
約6000時間

約3000時間
約2000時間型式

HS-04

SC-04（SO2）

SC-04（NO2）

SC-04（HCN）

SC-04
（PH3）

SC-04(NH3)SC-04(CL2)

検知対象ガス

硫化水素

二酸化硫黄

二酸化窒素

シアン化水素

ホスフィン

アンモニア

塩素

表示範囲

0.0-200.0ppm

0.00-100.00ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-30.0 ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-400.0 ppm

0.00-20.00 ppm

検知範囲

0.0-30.0ppm

0.00-20.00ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-30.0 ppm

0.00-20.00 ppm

0.0-300.0 ppm

0.00-10.00 ppm

分解能

0.1ppm（0.0-30.0ppm）
1.0ppm（30.0-200.0ppm）

0.05ppm

0.05 ppm

0.1 ppm

0.01 ppm

0.5 ppm

0.05 ppm

1st
1.0ppm2nd
10.0ppm
3rd
10.0ppm
TWA
1.0ppm
STEL
5.0ppmOVER 200.0ppm

1st2.00ppm
2nd5.00ppm
3rd
5.00ppm
TWA
2.00ppm
STEL
5.00ppm
OVER 100.0ppm

1st3.00ppm
2nd6.00ppm
3rd6.00ppm
TWA3.00ppm
STEL5.00ppm
OVER 20.00ppm

1st2nd
3rdTWASTELOVER

1st0.30ppm
2nd0.60ppm
3rd0.60ppm
TWA0.30ppm
STEL1.00ppm
OVER 20.00ppm

1st25.0 ppm
2nd35.0 ppm
3rd35.0 ppm
TWA 25.0 ppm
STEL 35.0 ppm
OVER 400.0 ppm

1st0.40 ppm
2nd0.80 ppm
3rd0.80 ppm
TWA 0.50 ppm
STEL 1.00 ppm
OVER 20.00 ppm

30秒以内（Typical: 18秒）

30秒以内
（Typical: 9秒）

30秒以内（Typical：6秒）

90秒以内（Typical：36秒）

30秒以内（Typical：6秒）

90秒以内（Typical：30秒）

90秒以内（Typical：36秒）-20〜＋60℃（急変なきこと）※5-40〜＋60℃（急変なきこと）※5-30〜＋50℃（急変なきこと）※5-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

約9000時間
約6000時間

高さに相当

OK！

約6200時間
約4200時間

約4600時間
約3000時間

定電位電解式T90-40〜＋60℃（急変なきこと）※5

使用温度範囲7m ≒ビル2〜3階の

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

-20〜＋50℃（急変なきこと）

応答時間
（※4）

安心設計
高所作業時に万が一落とした場合も故障のリスクが少なく、安心してご使用いただけます。

18.0%
18.0%
25.0%
40.0%

定電位電解式

使用温度範囲警報設定値

いつでもすぐに使える乾電池仕様、繰り返し使用できる充電池仕様の2つの電源仕様をラインアップ（注文時にご指定ください）。

酸素

0-2000ppm小型ポータブルガスモニター最長クラスの約9000時間（※）と長い連続使用時間を実現。※OX-04G/CO-04/HS-04

2 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能

一酸化炭素

0.0-40.0%

検知原理

充実機能

1 7m落下耐久試験をクリア

一酸化炭素

0.0-40.0%

応答時間
（※4）

一酸化炭素＆酸素デュアルセンサを開発し、2成分同時検知＆同時表示を小型ポータブルで実現！

酸素

CX-04

隔膜ガルバニ電池式

警報設定値

4 国内メーカー初のデュアルセンサ： CX-04

CO-04
（C-）
一酸化炭素(水素干渉低減）

表示範囲

3 水素干渉を低減！： CO-04(C-)

水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサを開発。鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。

酸素

CO-04

検知原理

分解能

-40〜+60℃で使用可能(センサ仕様による) 。

OX-04

使用湿度範囲4.7ppm
9.4ppm
9.4ppm
0.9ppm
4.5ppm30.0ppm

0〜95%RH（結露なきこと）※6

JIS適合規格JIS T 8205:
2018

連続使用時間（乾電池）（Ni-MH電池）

約9000時間
約6000時間※1 CO-04, CO-04(C-), CX-04：積算警報、HS-04, SC-04：TWA警報※2 CO-04, CO-04(C-), CX-04：自動復帰、
OX-04G, OX-04, HS-04, SC-04：自己保持※3 防爆性能要件を満たす為に、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。
※4 Typicalは、平均的な値を記載しています。

約3000時間
約2000時間※5 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変なきこと）※6 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露なきこと）。
※7 JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。
（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません。）

PC0-1059

付属品
ベルト装着時単４形アルカリ乾電池：２本

部品番号： 2757 0001 90

エネループ：２本

部品番号： 2757 0043 00

乾電池仕様または充電池仕様を注文時にご指定ください。
※防爆性能要件を満たす為に、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。

プロテクトカバー：１個
部品番号： 4123 6450 20

新型Rセンサ搭載で高機能・高耐久に進化〜世界最長クラスの連続使用時間、多彩なセンサをラインアップ〜

ベルトクリップ：１個
部品番号： 4123 6463 30

オプション(別売品)

ポータブルガスモニター

胸ポケット装着時

Model

アリゲータークリップ
部品番号： 4711 7111 10

校正キャップ
部品番号： 4123 9694 70

ヘルメット上のバンドに装着したイメージ

04 Series

校正キャップを取り付けたイメージ

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合(OX-04G)

JIS T 8205:2018 硫化水素計適合(HS-04)

Model OX-04
アームバンド
部品番号： 4123 9703 10

耐熱ケース※1
部品番号： 4732 5029 70

調湿フィルター CF-A13i-1

HS-04用、SC-04（PH₃)用（5枚入り）

調湿フィルター CF-B134-1

SC-04（NH3）用（5枚入り）

ヘルメット用クリップ
部品番号： 4732 4978 10

データロガマネジメントプログラム
部品番号： 9811 0930 30

部品番号： 4777 4400 10
部品番号： 4777 9418 40

H2S 除去フィルター CF-A13D-1

SC-04（NO2）用（5枚入り）

部品番号： 4777 9347 10

H2S 除去フィルター CF-A13D-3

SC-04（HCN）
用（5枚入り）

部品番号： 4777 9373 90

H2S除去フィルター CF-A13D-5

SC-04（SO2）
用（5枚入り）

部品番号： 4777 9575 10

干渉ガス除去フィルター CF-6280※2

ハンドストラップ
部品番号： 0888 0605 90

CO-04/CO-04（C-）/CX-04用（5枚入り）

部品番号： 4777 9351 60※3ダストフィルター（内蔵）部品番号： 4123 6394 40

スペーサー※4

部品番号： 4732 5027 20※１ 装着した場合、防爆要件を満たしません。 ※２ メス側取付金具が別途必要です。 ※3 SC-04（CL2）
では使用しません。 ※4 SC-04（CL2）でのみ使用します。

本社

検知対象ガス：
酸素（定電位電解式）

Model OX-04G

Model HS-04

Model CO-04

検知対象ガス：
酸素（隔膜ガルバニ電池式）

検知対象ガス：
硫化水素

検知対象ガス：一酸化炭素

Model CO-04(C-)

Model CX-04

Model SC-04

検知対象ガス：一酸化炭素（水素干渉低減）

検知対象ガス：一酸化炭素＆酸素

検知対象ガス：
毒性ガス（SO2/NO2/HCN/PH3/NH3/CL 2）

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜
名 古四 日金関
水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

CE marking適合品
PC0-1059-240550 S