INSTRUCTION MANUALFORDIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR
REF

CH-608

CITIZEN is a registered trademark of Citizen Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
Design and Specification are subject to change without notice.

0801

GB

Contents

8- Cautionary Notes
23- Nature and frequency of maintenance:
Protect the nature environment:
WEEE mark25- Reference European standard:
European Representative:
28- Name/function of each part30- Display explanations
32- Hypertension Classification Indicator
34- Irregular heartbeat (IHB) indicator
36- Applying the cuff
38- Correct Measuring Posture
40- Loading the batteries
43- Removing the batteries
45- Time Adjustment
47- Measurement Procedures
49- Recall Values from Memory
51- Clear Values from Memory
53- Data Transfer to PC (Optional)
55- About Blood Pressure61- Before requesting Repairs or Testing67- Blood Pressure Q&A
73- Display Explanations
74- SPECIFICATIONS-2-

body_ch608.indd 2

2007/12/25 15:00:34

E

Contenidos

8- Precauciones
23- Naturaleza y frecuencia del mantenimiento:
Protección del medioambiente:
MARCO DE WEEE
25- Estándar Europeo de Referencia:
Representante Europeo:
28- Nombre/Función de cada parte
30- Explicación de la pantalla
32- El indicador de clasificación de la hypertension
34- Indicador de latidos irregulares del corazón (IHB)
36- Aplicación del brazalete
38- Postura de Medición Correcta
41- Como instalar las pilas
43- Como reemplazar las pilas
45- Ajuste de la hora
47- Procedimiento de medición
49- Restablecer valores de la memoria
51- Borrar valores de la memoria
53- Transferencia de datos al PC (opcional)
56- Acerca de la “Presión Sanguínea”
62- Antes de solicitar reparaciones o pruebas
68- Preguntas y respuestas sobre la presión sanguínea-3-

body_ch608.indd 3

2007/12/25 15:00:34

PÍndice8- Notas de aviso
23- Natureza e frequência da manutenção:Proteja o ambiente natural:
Símbolo REEE
26- Norma Europeia de referência:
Representante Europeu:
28- Nome / função de cada componente
31- Descrição do visor
32- O indicador de Classificação da Hipertensão
34- Indicador de arritmia cardíaca (IHB - Irregular Heartbeat)
36- Colocar a bracadeira38- Postura correta para medição
41- Colocar as pilhas
43- Retirar as pilhas
45- Ajuste da hora
47- Procedimentos de medição
49- Como chamar valores da memória
51- Como apagar valores da memória
53- Transferência de dados para o PC (opcional)
57- Sobre a tensão arterial
63- Antes de solicitar reparações ou inspecção
69- Perguntas e respostas sobre a tensão arterial-4-body_ch608.indd 4

2007/12/25 15:00:34

D

Inhalt9- Wichtige Hinweise
24- Art und Häufigkeit einer Wartung:Schützen Sie die Umwelt:
WEEE-Kennzeichnung
26- Europäische Normen:
Eu-Vertretung:28- Name/Funktion der Einzelteile
31- Erklärungen des Displays
33- Hypertonie Klassifikation Indikator
35- Indikator für unregelmäßigen Herzschlag (IHB)
36- Anbringen der Manschette
38- Ordnungsgemäße Messhaltung
41- Einsetzen der Batterien
44- Entnehmen der Batterien
46- Zeiteinstellung
48- Messvorgänge
49- Werte aus dem Speicher abrufen
52- Werte im Speicher löschen
54- Datenübertragung zum PC (Option)
58- Wichtige informationen über den Blutdruck
64- Bevor sie das Gerät Reparieren oder überprüfen lassen
70- Fragen und Antworten zum Blutdruck-5-

body_ch608.indd 5

2007/12/25 15:00:34

I

Indice9- Avvertenze
24- Tipo e frequenza della manutenzione:
Proteggere l’ambiente naturale:
ETICHETTA RAEE
27- Riferimento agli standard Europei:
Rappresentante per l’Europa:
29- Nome e Funzione di ciascuna parte
31- Spiegazioni sullo schermo
33- Indicatore della classificazione dell’ipertensione
35- Indicatore IHB (Irregular Heart Beat: battito cardiaco irregolare)
37- Utilizoo della manichetta
39- Posizione corretta per la misurazione
42- Come inserire le batterie
44- Come rimuovere le batterie
46- Regolazione dell’ora
48- Procedura di misurazione
50- Richiamo dei valori dalla memoria
52- Azzeramento valori dalla memoria
54- Trasferimento dei dati sul PC (optional)
59- La “pressione arteriosa”
65- Prima di contattare l’assistenza
71- Domande e risposte sulla pressione arteriosa-6-body_ch608.indd 6

2007/12/25 15:00:34

RСодержание

9- Примечания по мерам предосторожности
24- Характер и частота обслуживания:Защита окружающей среды:27- Европейский стандарт:Представительство в Европе:29- Название/Функция каждой части
31- Пояснение к дисплею
33- Индикатор классификации гипертонии
35- Индикатором нерегулярного сердцебиения (IHB)
37- Накладывание манжеты
39- Правильное положение для измерения
42- Установка батареек
44- Извлечение батареек
46- Настройка времени
48- Процедуры измерения
50- Вызов данных из памяти
52- Удаление значений из памяти
54- Передача данных на ПК (дополнительно)60- Артериальное давление
66- Прежде чем образаться за ремонтом или проверкой
72- Вопросы и ответы относительно артериального давления

-7-

body_ch608.indd 7

2007/12/25 15:00:35

GB

Cautionary Notes

1. The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid
extreme temperatures, humidity and direct sunlight. Avoid dropping
or strongly shocking the main unit, and protect it from dust.
2. Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when
the unit is not used for a long time.
3. The unit should not be operated by children so to avoid hazardous
situations.
E

Precauciones

1. La unidad contiene conjuntos de alta precisión. Por tanto, evitetemperaturas extremas, humedad y la luz del sol directa. No deje
caer ni golpee la unidad principal, y protéjala del polvo.
2. Las pilas con fugas pueden dañar la unidad. Retire las pilas cuando
la unidad no se utilice durante largo tiempo.
3. Para evitar situaciones peligrosas, la unidad no debe ser operada
por niños.
P

Notas de aviso

1. A unidade contém mecanismos de elevada precisão. Por isso, evitetemperaturas extremas, humidade e luz solar directa. Evite deixar
cair a unidade principal, não a submeta a choques violentos eproteja-a de pó.
2. Pilhas a verter podem causar danos na unidade. Retire as pilhas
quando a unidade não for ser utilizada durante muito tempo.
3. A unidade não deve ser utilizada por crianças para evitar situações
de perigo.

-8-body_ch608.indd 8

2007/12/25 15:00:35

D

Wichtige Hinweise

1. Das Gerät enthält empfindliche Präzisionsteile. Vermeiden Sie daher
hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und direkte Sonnenbestrahlung.
Lassen Sie das Hauptgerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Stößen
aus und schützen Sie es vor Staub.
2. Undicht gewordene Batterien können das Gerät beschädigen.
Entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere
Zeit nicht benutzt wird.
3. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, sollte das Gerät nicht vonKindern bedient werden.
I

Avvertenze

1. L’unità contiene componenti di alta precisione. Quindi evitare
temperature estreme, umidità e luce diretta del sole. Evitare di far
cadere l’unità o di sottoporla a forti colpi e proteggerla dalla polvere.
2. Le batterie che perdono possono danneggiare l’unità. Rimuovere lebatterie quando l’unità non viene utilizzata per molto tempo.
3. Al fine di evitare situazioni pericolose l’unità non deve essere
utilizzata dai bambini.
RПримечания по мерам предосторожности

1. В конструкцию аппарата входят высокоточные детали. По этойпричине избегайте воздействия экстремальных температур,влажности и прямых солнечных лучей. Избегайте падения илисильного встряхивания аппарата и предохраняйте его от пыли.
2. Протечки батареи могут повредить аппарат. Извлекайте батареи,если аппарат не используется в течение длительного времени.
3. Во избежание возникновения опасных ситуаций не допускайте
использование аппарата детьми.

-9-body_ch608.indd 9

2007/12/25 15:00:35

GB
4.
5.

6.

CH608 is not field serviceable. You should not use any tool to open the device
nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you have any
problems, please contact the store where you purchased CH608.
For users diagnosed with common arrhythmia (atrial or ventricular prematurebeats or atrial fibrillation), diabetes, poor circulation of blood, kidney problems,or for users suffered from stroke, or for unconscious users, the device may
have difficulty in determining the proper blood pressure.
Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly
damp, soft cloth. Do not press. Do not wash the cuff or use the chemicalcleaner on it. Never use thinner, alcohol or petrol(gasoline) as cleaner.

E
4.
5.

6.

Al CH608 no se le puede dar mantenimiento. Nunca debe utilizar ninguna
herramienta para abrir el equipo ni debe intentar ajustar nada dentro delmismo. Si tuviera problemas, contacte con la tienda donde compró el CH608.
El dispositivo pudiera tener dificultad para determinar la presión sanguínea
correcta en usuarios diagnosticados con arritmia común (latidos prematuros
auriculares o ventriculares o fibrilación auricular), diabetes, circulación
sanguínea insuficiente, problemas renales, o en usuarios que han sufrido
derrame cerebral, o usuarios inconscientes.
Limpie el cuerpo del monitor de presión sanguínea y el brazalete
cuidadosamente con un paño suave ligeramente húmedo. No presione.
No lave el brazalete ni use limpiadores químicos en el mismo. Nunca use
disolvente, alcohol o petróleo (gasolina) como limpiador.

P
4.

5.

6.

O CH608 não pode ser reparado pelo cliente. Não deve utilizar qualquer
ferramenta para abrir o dispositivo nem deve tentar proceder a afinações nointerior do mesmo. Em caso de problemas, contacte a loja onde adquiriu oCH608.
O dispositivo pode ter dificuldade em determinar correctamente a tensão
arterial em utilizadores diagnosticados com arritmia comum (batidas
prematuras atriais ou ventriculares ou fibrilação atrial), diabetes, circulação
sanguínea deficiente ou problemas renais e em utilizadores que sofreram uma
trombose ou que perderam a consciência.
Limpe o medidor da tensão arterial e a braçadeira com cuidado, utilizando um
pano húmido macio. Não exerça pressão. Não lave a braçadeira nem utilize
um produto de limpeza químico para tal. Nunca utilize diluente, álcool ou
gasolina como produto de limpeza.

- 10 -

body_ch608.indd 10

2007/12/25 15:00:35

D
4.

Das CH608 ist nicht vor Ort wartbar. Sie sollten nicht versuchen, es mit
Werkzeugen zu öffnen oder Anpassungen im Gerät vorzunehmen. Bei
Problemen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem das CH608 gekauft
wurde.
Bei Personen mit gewöhnlichen Rhythmusstörungen, wie z.B. atriale oderventrikuläre Extrasystolen oder Vorhofflimmern, Personen mit Diabetes,
Kreislaufbeschwerden oder Nierenproblemen und bei Personen, die einen
Schlaganfall erlitten haben oder bewusstlos sind, ist das Gerät eventuell nicht
in der Lage, den Blutdruck richtig zu messen.
Reinigen Sie das Gehäuse und die Manschette des Blutdruckmessers
sorgfältig mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. Nicht drücken.
Die Manschette nicht waschen oder mit chemischen Reinigern behandeln.
Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall Verdünnungsmittel, Alkohol oder
Benzin.

5.

6.

I
4.

5.

6.

CH608 non è riparabile sul sito. Non dovete utilizzare strumenti per aprire
il dispositivo e non dovete cercare di effettuare regolazioni interne deldispositivo. Nel caso in cui abbiate problemi, vi preghiamo di contattare ilnegozio presso cui avete acquistato il CH608.
Il dispositivo può avere difficoltà nel determinare la corretta pressione
sanguinea nel caso di utenti diagnosticati con aritmia comune (battiti prematuri
striali o ventricolari, fibrillazione striale), diabete, insufficienza circolatoria,
problemi renali o utenti che abbiano avuto un ictus o in stato d’incoscienza.
Pulire con cura il misuratore della pressione arteriosa e il bracciale con un
panno umido e morbido. Non esercitare pressione. Non lavare il bracciale e
non applicare detergenti chimici.

R
4.

5.

6.

CH608 не подлежит техническому обслуживанию силами заказчика. Неиспользуйте какие-либо инструменты для разборки аппарата и не пытайтесь
что-либо регулировать внутри аппарата. В случае возникновения каких-либопроблем, обратитесь в магазин, где Вы приобрели CH608.
Определение аппаратом фактического кровяного давления может бытьзатруднено для людей с общей аритмией (предсердная или желудочковая
экстрасистолия, либо мерцательная аритмия), диабетом, плохой циркуляцией
крови, имеющих проблемы с почками, а также для страдающих сердечными
приступами, или для людей в бессознательном состоянии.
Осторожно протирайте корпус монитора кровяного давления и манжету,используя слегка увлажненную мягкую ткань. Не надавливайте. Не мойте
манжету и не используйте химические средства для ее чистки. Никогда неиспользуйте в качестве средства для чистки растворитель, спирт или бензин
(газолин).

- 11 -

body_ch608.indd 11

2007/12/25 15:00:35

GB

7. To stop inflation at any time, press the a key, and the air in the cuff
will be rapidly exhausted.
8. Once the inflation reaches 300mmHg, the unit will start deflating
rapidly for safety reason.
9. If the cuff pressure feels abnormal or you experience any otherirregularity while using the cuff, reduce the pressure immediately
by pressing the a key and then consult the sales outlet where youpurchased the monitor.
E

7. Para parar el inflado en cualquier momento, pulse la a tecla, y elaire en el brazalete saldrá rápidamente.
8. Como seguridad, cuando el inflado llegue a 300 mmHg, la unidad
comenzará a desinflarse rápidamente.
9. Si siente que la presión del brazalete es anormal o si experimenta
cualquier otra irregularidad al utilizar el brazalete, reduzca
inmediatamente la presión presionando el interruptor a y luego
consulte con la tienda en la que compró el monitor.
P

7. Para parar a insuflação em qualquer momento prima o botão a e abraçadeira será esvaziada rapidamente de todo e qualquer ar.
8. Quando a insuflação atingir os 300 mmHg, a unidade começará aproceder à desinsuflação rapidamente, por razões de segurança.
9. Se sentir que a pressão da braçadeira é anormal ou se notar
alguma outra irregularidade ao utilizar a braçadeira, reduza apressão imediatamente premindo o botão a e contacte o vendedor
do medidor.

- 12 -

body_ch608.indd 12

2007/12/25 15:00:35

D

7. Zum Stoppen des Aufpumpens kann jederzeit a gedrückt werden,
wodurch die Luft zügig abgelassen wird.
8. Bei Erreichen eines Fülldrucks von 300 mmHg wird die Luft aus
Sicherheitsgründen zügig wieder abgelassen.
9. Wenn Sie bei der Verwendung der Manschette einen abnormen
Druck oder andere ungewöhnliche Erscheinungen spüren,reduzieren Sie bitte sofort durch Drücken der a-Taste den Druck
und wenden Sie sich dann an das Geschäft, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben.
I

7. Per interrompere il gonfiaggio premere il tasto a e l’aria nel
bracciale verrà rapidamente esaurita.
8. Una volta che il processo di gonfiaggio ha raggiunto i 300mmHg
l’unità per ragioni di sicurezza comincerà a sgonfiarsi rapidamente.
9. Se la pressione del bracciale sembra essere anormale o se rilevate
altri tipi di irregolarità durante l’utilizzo del bracciale, riducete
immediatamente la pressione premendo il tasto a e poi consultate ilpunto vendita dove avete comprato il misuratore.
R

7. Чтобы в любой момент прекратить надувание манжеты,нажмите a кнопку, и воздух будет быстро спущен.
8. По достижению давления 300 мм ртутного столба во время
надувания манжеты, аппарат в целях безопасности начнет
быстро спускать воздух.
9. Если вы почувствуете анормальное давление в манжетеили какие-либо другие ненормальности в работе во время
использования манжету, немедленно уменьшите давление
путем нажатия кнопки a и обратитесь за консультацией в место
покупки прибора.

- 13 -

body_ch608.indd 13

2007/12/25 15:00:35

GB

10. If you think the measurement is abnormal or if measurement makes
you feel unwell, discontinue use and consult your physician.
11. Repeated blood pressure measurement may cause problems suchas congestion or swelling in some people.
12. Frequently repeated blood pressure measurements will not giveaccurate results.
Allow an interval of about 10 minutes between measurements.
13. Do not wrap the cuff around the injured wrist.
E

10. Si piensa que el valor medido es anormal o si la medición le hacesentirse indispuesto, interrumpa el uso y consulte con su médico.
11. Si la presión sanguínea se mide repetidamente, en algunas
personas puede causar problemas como congestión o hinchazón.
12. Las repeticiones frecuentes de las mediciones de la presión
sanguínea no darán resultados precisos. Permita un intervalo de 10
minutos entre las mediciones.
13. No envuelva el brazalete alrededor de una muñeca lesionada.
P

10. Se achar que os valores da medição não são normais ou se as
medições o fizerem sentir-se mal, deixe de utilizar o medidor e
consulte o seu médico.
11. A medição da tensão arterial efectuada repetidamente pode causar
problemas em algumas pessoas, como exemplo inchaço ou
congestão sanguínea.
12. Medir a tensão arterial frequente e repetidamente não produzirá
resultados correctos. Deverá aguardar-se 10 minutos antes de voltar
a medir a tensão.
13. Não coloque a braçadeira à volta de um pulso magoado.

- 14 -

body_ch608.indd 14

2007/12/25 15:00:35

D

10. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Blutdruckwerte nicht
stimmen können, oder sich nach der Messung unwohl fühlen,kontaktieren Sie bitte den Arzt.
11. Wenn der Blutdruck mehrmals hintereinander gemessen wird, kannes bei manchen Personen zu einem Blutstau bzw. einer Schwellung
kommen.
12. Häufi g wiederholte Blutdruckmessungen ergeben keine genauen
Werte. Warten Sie mit der nächsten Messung jeweils etwa 10
Minuten.
13. Legen Sie die Manschette nicht um ein verletztes Handgelenk.
I

10. Se si ritiene che i valori misurati siano anormali o se la misurazione
provoca malessere,interrompere l’uso e contattare il proprio medico.
11. In persone predisposte, a seguito di ripetute misurazioni, potrebbero
verificarsi congestioni o gonfi ori al braccio.
12. I risultati ottenuti misurando ripetutamente la pressione del sangue
non sono attendibili. Lasciare trascorrere almeno 10 minuti tra una
misurazione e l’altra.
13. Non avvolgere il bracciale attorno al polso infortunato.
R

10. Если вы полагаете, что полученные значения измерений
являются ненормальными или при измерении вы чувствуете
себя нехорошо, обратитесь к своему врачу.
11. Многократное измерение давления у некоторых людей может
привести к таким проблемам, как закупорка сосудов и опухание.
12. При повторных часто выполняемых измерениях артериального
давления могут быть получены неправильные результаты.
Перед повторным измерением следует подождать не менее 10минут.
13. Не обертывайте манжету вокруг поврежденного запястья.

- 15 -

body_ch608.indd 15

2007/12/25 15:00:35

GB

14. Be sure to use this unit only for measuring blood pressure. Do notuse it for any other purpose.
15. Do not measure your blood pressure after bathing or drinking.
16. Do not try to measure your blood pressure immediately after drinking
coffee or tea or after smoking.
E

14. Asegúrese de utilizar esta unidad solamente para la medición de lapresión sanguínea. NO la utilice para ningún otro propósito.
15. NO mida la presión sanguínea después de bañarse o beber.
16. NO intente medir su presión sanguínea inmediatamente después debeber café o té o de defumar.
P

14. Assegure-se de que utiliza este medidor apenas para medir atensão arterial. NÃO o utilize para qualquer outra fi nalidade.
15. NÃO meça a tensão arterial depois de tomar banho ou de beber.
16. NÃO meça a tensão arterial logo após ter bebido café ou chá ou
após ter fumado.

- 16 -

body_ch608.indd 16

2007/12/25 15:00:35

D

14. Benutzen Sie das Messgerät ausschließlich zur Blutdruckmessung.
Verwenden Sie es NICHT für irgendwelche anderen Zwecke.
15. Messen Sie den Blutdruck NICHT nach dem Baden oder Trinken.
16. Messen Sie den Blutdruck NICHT unmittelbar nach dem Konsum
von Kaffee oder Tee oder nach dem Rauchen.
I

14. L’apparecchio va utilizzato unicamente per la rilevazione dellapressione del sangue. NON è consentito alcun altro utilizzo.
15. NON misurare la pressione dopo aver bevuto o fatto il bagno.
16. NON misurare la pressione subito dopo aver bevuto caffè o tè
oppure subito dopo aver fumato.
R

14. Этот прибор должен использоваться только для измерения
артериального давления. НЕ используйте его для других целей.
15. НЕ следует измерять артериальное давление после приема
ванны и употребления спиртных напитков.
16. НЕ измеряйте артериальное давление после употребления
кофе, чая или курения.

- 17 -

body_ch608.indd 17

2007/12/25 15:00:35

GB

17. Your blood pressure varies constantly throughout the day. Ideally,
you should measure your blood pressure in the same posture at thesame time every day.
18. Do not use the monitor in the vicinity of flammable gases such as
those used for anaesthesia. Doing so could ignite the gases andcause an explosion.
19. Do not use the monitor in enriched oxygen environments such as a
hospital’s hyperbaric chamber or oxygen tent. Doing so could ignite
the oxygen and cause a fire.
E

17. La presión sanguínea varía constantemente a lo largo del día.
Idealmente, debe medir su presión sanguínea a la misma hora cadadía en la misma postura.
18. NO opere en la vecindad de gases inflamables como los utilizados
para anestesia. Hacer esto podría encender los gases y causar una
explosión.
19. NO utilice el monitor en ambientes de oxígeno enriquecido, como en
una cámara hiperbárica de hospital o una tienda de oxígeno. Hacer
esto podría encender el oxígeno y causar un incendio.
P

17. A tensão arterial varia constantemente ao longo do dia. Por essarazão recomenda-se que meça a sua tensão arterial todos os dias à
mesma hora e na mesma postura.
18. NÃO utilize o medidor nas imediações de gases inflamáveis, comopor exemplo gases usados em anestesia. A não observância desta
instrução pode causar a ignição dos gases e consequente explosão.
19. NÃO utilize o medidor em ambientes ricos em oxigénio, com por
exemplo uma câmara hiperbárica de um hospital ou uma tenda deoxigénio. A não observância desta instrução pode causar a ignição
do oxigénio e consequente incêndio.

- 18 -

body_ch608.indd 18

2007/12/26 14:10:56

D

17. Der Blutdruck unterliegt im Verlaufe eines Tages Schwankungen.
Es wird empfohlen, den Blutdruck immer zur gleichen Zeit und in
gleicher Haltung zu messen.
18. Verwenden Sie das Messgerät NICHT in der Nähe von brennbaren
Gasen wie z.B.anästhetischen Gasen, da sich das Gas entzünden
und explodieren könnte.
19. Verwenden Sie das Messgerät NICHT in einer mit Sauerstoff
angereicherten Umgebung,wie z.B. in einer Überdruckkammer
oder einem Sauerstoffzelt im Krankenhaus, da sichder Sauerstoff
entzünden und einen Brand verursachen könnte.
I

17. La pressione varia continuamente durante la giornata. Si
raccomanda quindi di misurare la pressione alla stessa ora ogni
giorno e nella stessa posizione.
18. NON usare in prossimità di gas infiammabili come ad esempio gas
anestetici a causa dei rischi di incendio ed esplosione.
19. NON usare in ambienti arricchiti di ossigeno come camere
iperbariche o tende ad ossigeno, a causa dei rischi di innescod’incendio che potrebbero essere causati dall’uso dell’apparecchio.
R

17. В течение дня артериальное давление постоянно меняется.
В идеале, рекомендуется измерять артериальное давление водном и том же положении в одно и то же время каждый день.
18. НЕ пользуйтесь прибором в помещениях с горючими газами,такими как анестезирующие газы, поскольку существует
опасность возгорания и взрыва.
19. НЕ пользуйтесь прибором в помещениях с повышенным
содержанием кислорода, таких как барокамера или кислородная
палатка, поскольку существует опасность возгорания и взрыва.

- 19 -

body_ch608.indd 19

2007/12/26 14:10:56

GB

20. Do not use mobile phones near the monitor as this could result in amalfunction.
21. If you use a cardiac pacemaker, consult your physician before using
the monitor.
The CE marking is meant to provide information to market inspectors in
the EU member countries.
: Type BF applied part: Refer to instruction manual before use: Appliance compliance WEEE directive: Manufacturer

Warning

The device has been tested and homologated inaccordance with EN60601-1-2 for EMC.This does notguarantee in any way that the device will not be affectedby electromagnetic interference. Avoid using the device inhigh electromagnetic environment.

E

20. NO use un teléfono móvil cerca del monitor porque esto podría
causar mal funcionamiento.
21. Si usa un marcapasos cardíaco, consulte con su medico antes deusar el monitor.
La indicación CE tiene como objetivo proporcionar información a losinspectores de mercado en los países miembros de la UE.
: Parte Aplicada Tipo BF: Consulte el manual de instrucciones antes del uso: El equipo cumple con la directiva WEEE
: Fabricante

ADVERTENCIA

El equipo ha sido probado y homologado de acuerdo
con la EN60601-1-2 para EMC. Esto no garantiza
que el equipo no se verá afectado por interferencia
electromagnética. Evite utilizar el equipo en un ambiente
con alta presencia electromagnética.

- 20 -

body_ch608.indd 20

2007/12/25 15:00:36

P

20. NÃO utilize telemóveis perto do aparelho, já que isso pode causar
mau funcionamento.
21. Se utilizar um pacemaker consulte o seu médico antes de utilizar omedidor.
A marcação CE destina-se a fornecer informação aos inspectores demercado dos Estados-membros da UE.
: Peça aplicada Tipo BF: Consulte o manual de instruções antes de utilizar o dispositivo: Aparelho em conformidade com a Directiva REEE
: FabricanteAtenção

Este dispositivo foi testado e homologado em
conformidade com a norma EN60601-1-2 no que respeita
a compatibilidade electromagnética. Tal não garante,
de forma alguma, que o dispositivo não venha a serafectado por interferências electromagnéticas. Evite
utilizar o dispositivo em ambientes de forte densidade
electromagnética.

D

20. Verwenden Sie keine Mobiltelefone in der Nähe des Messgeräts, dadies eine Störung verursachen könnte.
21. Falls Sie einen Herzschrittmacher verwenden, konsultieren Sie zur
Benutzung des Messgeräts bitte Ihren Arzt.
Das CE-Zeichen dient vor allem als Hinweiszeichen fürMarktinspektoren in den Mitgliedsländern der EU.
: Anwendungsteil Typ BF: Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen: Mit WEEE-Richtlinie konformes Gerät: Hersteller

Warnung

Dieses Gerät ist nach EN 60601-1-2 EMV-geprüft undzugelassen. Dies gewährleistet jedoch keineswegs, dasses nicht durch elektromagnetische Beeinflussung gestört
werden kann. Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes
in einer stark elektromagnetischen Umgebung.

- 21 -

body_ch608.indd 21

2007/12/25 15:00:38

I

20. L’uso di telefoni cellulari in prossimità dell’unità potrebbero provocare
malfunzionamenti.
21. Se si usa un pacemaker cardiaco consultare il medico primadell’uso.
Il contrassegno CE fornisce opportune informazioni per gli ispettori dimercato nei Paesi membri della UE.
: Parti riguardanti il Tipo BF: Prima dell’uso vedere il manuale di istruzioni: Dispositivo conforme alla direttiva WEEE
: Produttore

ATTENZIONEQuesto dispositivo è stato provato ed omologato in
conformità con la direttiva EN60601-1-2 del MEC. Ciò
non garantisce in alcun modo che il dispositivo non sia
soggetto ad interferenze elettromagnetiche. Evitare quindi
di usare il dispositivo in presenza di elettromagnetismo.

R

20. НЕ пользуйтесь мобильным телефоном около прибора. Этоможет привести кнеправильной работе прибора.
21. Лицам, использующим кардиостимуляторы, следует
предварительно проконсультироваться с врачом.
Маркировка CE предназначена для предоставления информации
инспекторам по маркетингу в странах, являющихся членами ЕС.
: Рабочая часть аппарата, тип ВF,: находящаяся в контакте с пользователем
: Перед использованием обратитесь к инструкции по эксплуатации
Директива WEEE относительно соответствия аппарата
: Изготовитель

Предупреждение

Аппарат опробован и одобрен в соответствии состандартом EN60601-1-2 для электромагнитной
совместимости. Это не гарантирует, что аппаратни в каком случае не будет подвержен влиянию
электромагнитных помех. Избегайте эксплуатации
аппарата в сильной электромагнитной среде.

- 22 -

body_ch608.indd 22

2007/12/25 15:00:38

GB

Nature and frequency of maintenance:

This product is designed for use over an extended period of time;
however, it is generally recommended that it be inspected every two years
to ensure proper function and performance.

Protect the nature environment:

Please help to protect natural environment by respecting national and/or
local recycling regulations when disposing of the battery and the product at the endof their useful live.

WEEE MARK

If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate
collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE
Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.
E

Naturaleza y frecuencia del mantenimiento:

Este producto está diseñado para su uso durante un largo período de tiempo; sin embargo, es
generalmente recomendado que sea inspeccionado cada dos años para asegurar su funcionamiento
y rendimiento correctos.

Protección del medioambiente:

Al deshacerse de la pila y del producto al final de su vida útil contribuya a proteger el medioambiente
respetando las correspondientes regulaciones nacionales y locales sobre reciclado.

MARCO DE WEEESi desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general.
Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece lalegislación prevista por la Directiva 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(WEEE), vigente únicamente en la Unión Europea
P

Natureza e frequência da manutenção:Este produto foi concebido para ser utilizado durante muito tempo; no entanto, recomenda-se
normalmente que seja inspeccionado de dois em dois anos para assegurar um funcionamento e
desempenho adequados.

Proteja o ambiente natural:

Ajude a proteger o ambiente natural respeitando a regulamentação nacional e/ou local sobre
reciclagem quando eliminar a pilha e o produto no final da respectiva vida útil.

SÍMBOLO REEESe quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que
decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE),existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor
apenas na União Europeia.

- 23 -

body_ch608.indd 23

2007/12/25 15:00:38

D

Art und Häufigkeit einer Wartung:

Das Gerät ist für langzeitigen Gebrauch konstruiert. Es wird jedoch empfohlen, es allezwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen, um einwandfreie Funktion und Leistung zu
gewährleisten.

Schützen Sie die Umwelt:

Bitte helfen Sie beim Umweltschutz, indem Sie Batterie und Produkt nach Ende ihrer
Lebensdauer gemäß den geltenden staatlichen und/oder örtlichen Recycling-Vorschriften entsorgen.

WEEE-Kennzeichnung

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem
Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive
2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische
Geräte und Produkte.
I

Tipo e frequenza della manutenzione:

Questo prodotto è progettato per un uso prolungato nel tempo. In generale, tuttavia, si consiglia difarlo controllare ogni 2 anni, per garantirne il corretto funzionamento e le prestazioni.

Proteggere l’ambiente naturale:

Si prega di aiutare a proteggere l’ambiente rispettando i regolamenti nazionali e/o locali concernenti il
riciclaggio della batteria e del prodotto al termine della loro vita.

ETICHETTA RAEESe desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste unsistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE
(Direttiva 2002/96/CE), valida solo all’interno dell’Unione Europea.
RХарактер и частота обслуживания:Этот прибор предназначен для длительного использования, однако, рекомендуется
осуществлять проверку его работоспособности каждые два года.

Защита окружающей среды:Оказывайте содействие в защите окружающей среды, соблюдая государственные законы
и/или местные правила при утилизации батарейки и изделия по окончании их срока службы.

Европейский стандарт:Данный аппарат для измерения кровяного давления соответствует стандарту EN60601-1-2.

- 24 -

body_ch608.indd 24

2007/12/25 15:00:38

GB

Reference European standard:

The blood pressure measuring device corresponds to regulation EN60601-1-2.
Calibration:
The blood pressure measuring device is generally recommended to have themonitor inspected every two years to ensure correct functioning and accuracy.
Please contact a distributor.

Name :
Address :CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDFLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
European Representative:
Name :
WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbH
Address :Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, Germany
E

Estándar Europeo de Referencia:

El equipo de medición de presión sanguínea se corresponde con la regulación
EN60601-1-2.
Calibración:
Se recomienda inspeccionar el monitor de equipo de medición de presión
sanguínea cada dos años para garantizar su correcto funcionamiento yprecisión. Contacte con un distribuidor.

Nombre :Dirección :CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDFLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
Representante europeo:
Nombre :WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbH
Dirección :Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, Germany- 25 -

body_ch608.indd 25

2007/12/25 15:00:38

P

Norma Europeia de Referência:

O dispositivo de medição da tensão arterial cumpre a norma EN60601-1-2.
Calibragem:
O monitor do dispositivo de medição da tensão arterial deve ser inspeccionado
de dois em dois anos para assegurar a exactidão e o correcto funcionamento
do mesmo. Por favor contacte um distribuidor.

Nome :
Endereço :CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDFLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
Representante Europeu:
Nome :
WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbH
Endereço :Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, Germany
D

Europäische Normen:

Dieses Blutdruckmessgerät entspricht den Anforderungen von EN60601-1-2.
Kalibrierung:
Zur Gewährleistung einwandfreier Funktion und Genauigkeit wird empfohlen,den Monitor dieses Blutdruckmessgeräts alle zwei Jahre überprüfen zu lassen.
Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler.

Name :
Anschrift :CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDFLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
Eu-Vertretung:Name :
WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbH
Anschrift :Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, Germany- 26 -

body_ch608.indd 26

2007/12/25 15:00:39

I

Riferimento agli standard Europei:

Il dispositivo per la misurazione della pressione sanguinea è conforme al
regolamento EN60601-1-2.
Calibratura :Si consiglia generalmente di controllare il monitor del dispositivo di misurazione
sanguinea ogni due anni al fine di assicurarsi del corretto funzionamento edella precisione. Si prega di contattare un distributore.

Nome :
Indirizzo :CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDFLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
Rappresentante per l’Europa:
Nome :
WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbH
Indirizzo :Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, GermanyRЕвропейский стандарт:Данный аппарат для измерения кровяного давления соответствует стандарту
EN60601-1-2.
Градуировка:Монитор аппарата для измерения кровяного давления рекомендуется проверять каждыедва года, чтобы быть уверенным в правильности его работы и точности показаний.
Обратитесь к дистрибьютору.

Наименование : CITIZEN SYSTEMS(H.K.) LIMITEDАдрес :FLAT A-B, 4TH FLOOR, HUNG MOU INDUSTRIAL
BUILDING, 62 HUNG TO ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON, HONG KONG
Представительство в Европе:Наименование : WvW electronishe Geräte Vertrieb GmbHАдрес :
Fintelmannstraße 20/Eingang,Martin-Heydert-Straße, D-14109 Berlin, Germany- 27 -

body_ch608.indd 27

2007/12/25 15:00:39

1
4
3
5

2
6

8
GB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Name/Function of EachPart
LCD Display
Battery CoverUser-Switching Key
Memory Recall Key
a Key
Wrist Cuff
Date/Time Set Key
PC Link Socket

E

Nombre/Función decada parte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pantalla LCD
Cubierta de la batería
Tecla cambio de usuario
Tecla Restaurar memoria
Tecla aBrazalete para muñeca
Tecla ajuste fecha/hora
Zócalo PC Link

P

7

Nome / função de cadacomponente

1. Visor de LCD
2. Tampa do compartimento depilha
3. Tecla de troca de usuário
4. Tecla de chamada dememória
5. Tecla a
6. Punho
7. Tecla de ajuste de data/hora
8. Soquete de link de PC
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Name/Funktion derEinzelteile
LCD-Display
Batterieabdeckung
Taste Benutzerschaltung
Taste Speicheraufruf
Taste aHandgelenksmanschette
Taste Datums-/Zeiteinstellung
PC-Link-Anschluss- 28 -

body_ch608.indd 28

2007/12/25 15:00:39

I

Nome e Funzione diciascuna parte

1.
2.
3.
4.

Schermo LCD
Scomparto batterie
Tasto di cambio utente
Tasto di richiamo dellamemoria
Tasto aPolsiera
Tasto d’impostazione di data
ed oraConnettore PC Link

5.
6.
7.
8.
R

Название/Функция
каждой части

1. ЖКД-дисплей
2. Крышка батареек
3. Клавиша переключения
пользователей
4. Клавиша вызова из памяти
5. Клавиша a
6. Манжета на запястье
7. Клавиша установки даты/времени
8. Гнездо связи с ПК

- 29 -

body_ch608.indd 29

2007/12/25 15:00:41

3
8
2
1

4

7

5

11
6

10
9 12

GB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Display Explanations

Memory Zones
Weak Battery Mark
Date/Time Indicator
Systolic Pressure
Diastolic Pressure
Pulse Rate
Error Mark
Hypertension Classification
Indicator
9. Irregular Heartbeat (IHB)
Indicator
10. Memory Sequence Number
11. Memory Average
12. Pulse Symbol

E

Explicación de lapantalla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zonas de memoria
Marca de batería baja
Indicador Fecha/Hora
Presión sistólica
Presión diastólica
Pulso
Marca de error
El indicador de clasificaciónde la hypertension
9. Indicador de latidos
irregulares del corazón (IHB)
10. Número de secuencia dememoria
11. Promedio de memorias
12. Símbolo Pulso- 30 -

body_ch608.indd 30

2007/12/25 15:00:41

P

Descrição do visor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I

Zonas da memória
Marca de pilha fraca
Indicador de data / horaPressão sistólica
Pressão diastólica
Pulsação
Marca de erro
O indicador de Classificação
da Hipertensão
9. Indicador de arritmia cardíaca(IHB - Irregular Heartbeat)
10. Número seqüencial damemória
11. Média da memória
12. Símbolo de pulso
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erklärungen des
Displays

Speicherzonen
Symbol Schwache Batterie
Datums-/Zeitanzeige
Systolischer Druck
Diastolischer Druck
Herzschlagrate
Fehlersymbol
Hypertonie Klassifikation
Indikator
9. Indikator für unregelmäßigen
Herzschlag (IHB)
10. Speichersequenznummer
11. Speicher-Mittelwert
12. Pulssymbol

Spiegazioni sullo
schermo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zone memoria
Icona batteria scarica
Indicatore data/ora
Pressione sistolica
Pressione disolica
Battito cardiaco
Icona errore
Indicatore della classificazione
dell’ipertensione
9. Indicatore IHB (IrregularHeart Beat: battito cardiaco
irregolare)
10. Sequenza numeri memoria
11. Meda memoria
12. Simbolo polsoRПояснение к дисплею

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зоны памяти
Значок разряда батареи
Индикатор даты/времени
Систолическое давление
Диастолическое давление
Частота пульса
Значок ошибки
Индикатор классификации
гипертонии
9. Индикатором нерегулярного
сердцебиения (IHB)
10. Последовательный номер впамяти
11. Усредненное значение
12. Символ пульса

- 31 -

body_ch608.indd 31

2007/12/25 15:00:42

GBStage 2 Hypertension

Pre-hypertension

Stage 1 Hypertension

NormalHypertension Classification Indicator

The National High Blood Pressure Education Program Coordinating
Committee has developed a blood pressure standard according to whichareas of low- and high-risk blood pressure are identified, classifying
blood pressure ranges into 4 stages. This unit is equipped with
innovative blood pressure classification indicator, which visually indicatesthe assumed risk level (prehypertension / stage 1 hypertension / stage
2 hypertension) of the result after each measurement. (Please note
above.)E

El indicador de clasificación de la hypertension

La Comisión Coordinadora Nacional del Programa de Educación
sobre Alta Presión Sanguínea ha desarrollado un estándar de presión
sanguínea, en la cual se identifican las áreas de presión sanguíneade alto y bajo riesgo, clasificando los intervalos de ésta en 4 grados.
Esta unidad cuenta con un innovador indicador de clasificación de lapresión arterial que muestra visualmente el nivel de riesgo asumido(prehipertensión/ hipertensión de grado 1/ hipertensión de grado 2) delresultado después de cada medición. (Anote los valores por debajo.)P

O indicador de Classificação da Hipertensão

O Comitê de Coordenação do Programa Nacional de Educação para
Hipertensão desenvolveram um padrão que classifica as faixas depressão sangüínea em 4 estágios. Esta unidade está equipada com
um inovador indicador de classificação de pressão sangüínea que
mostra o nível de risco adotado (pré-hipertensão / hipertensão estágio
1 / hipertensão estágio 2) do resultado depois de cada medição. (Vejaabaixo.)- 32 -

body_ch608.indd 32

2007/12/25 15:00:42

DHypertonie Klassifikation Indikator

Das National High Blood Pressure Education Program Coordinating
Committee (Koordinationskomitee für nationale Programme zur
Aufklärung über Bluthochdruck) haben Blutdruck-Standardwerte zur
Erkennung von Blutdruckwerten mit hohem und geringem Risikoentwickelt, der den Blutdruckbereich in 4 Stufen unterteilt. Dieser Gerät
ist mit einer innovativen Blutdruck-Klassifizierungsanzeige ausgestattet,
die sichtbar den angenommenen Riskofaktor (Vor-Bluthochdruck /Bluthochdruck Stufe 1 / Bluthochdruck Stufe 2) des Ergebnisses nachjeder Messung anzeigt. (Beachten Sie obiges.)I

Indicatore della classificazione dell’ipertensione

La Commissione di coordinazione per il programma nazionale educativo
sull’alta pressione, hanno sviluppato uno standard sulla pressione
sanguigna in base alle aree identificate come ad alto e a basso rischio
d’alta pressione, classificando le misurazioni della pressione sanguigna
in 4 livelli. Questa unità è dotata di un innovativo indicatore per laclassificazione della pressione sanguigna che indica visivamente il
livello di rischio presunto (preipertensione / ipertensione di 1° livello /ipertensione di 2° livello) del risultato dopo ogni misurazione. (Nota insopra.)
R

Индикатор классификации гипертонии

Национальным координационным комитетом по вопросам изучения
гипертонии были определены стандартные значения кровяного
давления, в соответствии с которыми выделены группы риска дляповышенного и пониженного давления, который классифицирует
4 стадии кровяного давления. Данный прибор оборудован
современным индикатором классификации кровяного давления,который визуально показывает предполагаемый уровень риска
результата (прегипертензия/ 1-ая степень гипертензии / 2-ая степень
гипертензии) после каждого измерения. (Просим отметить выше.)Diastolic (mmHg)

10090Stage 2 Hypertension (Systomic ≥ 160)
(Diastolic ≥ 100)
Stage 1 Hypertension (Systomic > 140~159)(Diastolic > 90~99)
Prehypertension (Systomic > 120~139)(Diastolic >80~89)80

Normal (Systomic < 120)
(Diastolic < 80)
Systolic (mmHg)

120

140

160

- 33 -

body_ch608.indd 33

2007/12/25 15:00:43

GB

Irregular Heartbeat (IHB) Indicator

This unit is equipped with an Irregular Heartbeat (IHB) Indicator which allows those
who have an irregular heartbeat to obtain accurate measurements alerting the userof the presence of an irregular heart beat during the measurement.
Note: It is strongly recommended that you consult your physician if the IHB icon
) appears often.
(
E

Indicador de latidos irregulares del corazón (IHB)

Esta unidad dispone de un indicador de latidos irregulares del corazón (IHB)
que permite a aquellas personas cuyo ritmo de latidos no es regular obtenermediciones precisas que les adviertan de la presencia de dichos latidos.
Nota: Se recomienda que consulte con su médico si aparece el icono IHB (con frecuencia.
P)

Indicador de arritmia cardíaca (IHB - IrregularHeartbeat)

Este aparelho está equipado com um indicador de arritmia cardíaca (IHB
- Irregular Heartbeat) que permite obter medições precisas que alertam o usuário
sobre a presença de arritmia cardíaca durante a medição.
Nota: é altamente recomendado que você consulte seu médico se o ícone de IHB) aparecer com freqüência.
(- 34 -

body_ch608.indd 34

2007/12/25 15:00:44

D

Indikator für unregelmäßigen Herzschlag (IHB)

Dieses Gerät ist mit einem Indikator für unregelmäßigen Herzschlag (IHB)
ausgestattet. Damit können auch Anwender mit unregelmäßigem Herzschlag
genaue Messergebnisse erhalten und werden auf einen unregelmäßigen
Herzschlag hingewiesen.
Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn des Herzstolpern-Symbol (erscheint.
I

) oft

Indicatore IHB (Irregular Heart Beat: battito cardiaco
irregolare)

Questa unità è attrezzata con un indicatore IHB (Irregular Heart Beat: battito
cardiaco irregolare) che consente alle persone con aritmia cardiaca di ottenere
misurazioni accurate avvisando della presenza dell’aritmia durante la misurazione.
Nota: si raccomanda vivamente di consultare il proprio medico se l’icona IHB) appare con frequenza.
(RИндикатором нерегулярного сердцебиения (IHB)

Данный прибор оснащен индикатором нерегулярного сердцебиения (IHB),позволяющим лицам, страдающим нерегулярным сердцебиением, точно
измерять частоту сердечных сокращений и получать уведомление онерегулярном сердцебиении во время измерения.
) появляется часто, настоятельно
Примечание. Если пиктограмма IHB (рекомендуется обратиться к лечащему врачу.

- 35 -

body_ch608.indd 35

2007/12/25 15:00:45

2

GB

Applying the cuff

3
1c

m

1

Apply cuff to left wrist with palm facing up (1). Make sure the edge of thecuff is about 1 cm from the palm (2). Fasten the velcro strap securely
around your wrist (3).
E

Aplicación del brazalete

Colóquese la pulsera en la muñeca izquierda con la palma de la mano
mirando hacia arriba (1) Asegúrese de que el borde de la pulsera seencuentra aproximadamente a 1 cm. de la palma (2). Ajuste la tira develcro alrededor de la muñeca (3).
P

Colocar a bracadeira

Aplicar a correia de punho no pulso esquerdo com a palma da mão
voltada para cima (1). Certifique-se de que a borda do punho fiqueaproximadamente 1 cm distante da palma (2). Aperte a correia de velcro
firmemente ao redor do pulso (3).
D

Anbringen der Manschette

Bringen Sie die Manschette am linken Handgelenk an, mit dem
Handteller nach oben (1). Der Abstand zwischen Manschette undHandteller muss ca. 1 cm betragen (2). Binden Sie das Klettband fest
um Ihr Handgelenk (3).

- 36 -

body_ch608.indd 36

2007/12/25 15:00:45

I

Utilizoo della manichetta

Indossare la polsiera al polso sinistro con il palmo della mano rivolto
verso l’alto (1). Assicurarsi che l’estremità della polsiera sia posta adalmeno 1 cm dal palmo (2). Stringere la cinghia di velcro attorno al polso(3).
RНакладывание манжеты

Наденьте манжету на левое запястье, повернув ладонь вверх
(Рис. 1). Убедитесь, что край манжеты находиться на расстоянии
примерно 1 см от ладони (Рис. 2). Аккуратно застегните липучку
вокруг вашего запястья (Рис. 3).

- 37 -

body_ch608.indd 37

2007/12/25 15:00:46

GBCorrect Measuring Posture

Place your elbow on the table so that the cuff is at the same level as
your heart.
E

Postura de Medición Correcta

Coloque el codo en una mesa de modo que la pulsera se encuentre a lamisma altura que su corazón.
P

Postura correta para medição

Coloque seu cotovelo na mesa para que o punho fique no mesmo nível
de seu coração.
D

Ordnungsgemäße Messhaltung

Legen Sie den Ellbogen auf den Tisch, so dass sich die Manschette inderselben Höhe wie Ihr Herz befindet.

- 38 -

body_ch608.indd 38

2007/12/26 14:10:56

I

Posizione corretta per la misurazione

Collocare il gomito sul tavolo in modo tale che la polsiera sia a livello con
il cuore.
RПравильное положение для измерения

Положите ваш локоть на стол так, чтобы манжета находилась наодном уровне с сердцем.

- 39 -

body_ch608.indd 39

2007/12/26 14:10:57

GB

LOADING THE BATTERIES(Batteries supplied with the unit should be loaded in compartment before
putting the Blood pressure monitor in use.)

1 Open the cover of battery compartment.

Pressing the hook down, pull the cover toward you to open.
Hook

Cover

2 AAA batteries

Battery compartment* If the Blood pressure monitor is left unused for an extended
period of time, the batteries should be removed from thecompartment.

2 Place batteries in the compartment.

Put the batteries over the battery-pull strap, paying attention to thepositive and negative terminal symbols m and ,.

3 Close the battery compartment cover.
Fitting the lugs of the coverat the mating recesses of thebattery compartment body,push the hook to close thecover.

Fit the lugs (projections) at the recesses.

- 40 -

body_ch608.indd 40

2007/12/25 15:00:47

ECÓMO INSTALAR LAS PILAS(Las pilas incluidas con el aparato deben introducirse en su
compartimiento antes de poner el esfigmomanómetro en uso.)

1 Abrir la tapa del compartimiento de las pilas.

Presionar el gancho hacia abajo y tirar de la tapa para abrirla.

2 Colocar las pilas en el compartimiento de las pilas.

Coloque las pilas sobre la cinta para extracción de las mismas,
prestando atención a los símbolos de los terminales positivo ynegativo m y ,.

3 Cerrar la tapa del compartimiento de las pilas.
P

COLOCAR AS PILHAS(As pilhas fornecidas com o aparelho devem ser colocadas nocompartimento próprio antes de começar a utilizar o medidor da tensão
arterial.)

1 Abra a tampa do compartimento das pilhas.

Prima o trinco para baixo e abra a tampa puxando-a para si.

2 Coloque as pilhas no compartimento.

Coloque as pilhas sobre a fita de remoção das pilhas, prestando
atenção aos símbolos de positivo e negativo m e ,.

3 Feche a tampa do compartimento das pilhas.
D

EINSETZEN DER BATTERIEN(Die mitgelieferten Batterien sollen in das Batteriefach eingelegt werden,
bevor die Blutdruckmesser in Betrieb genommen wird.)

1 Deckel des Batteriefachs öffnen.

Drücken Sie den Verschluss nach unten und ziehen Sie zum Öffnen
den Deckel in Ihre Richtung.

2 Batterien in das Fach einlegen.

Legen Sie die Batterien auf den Hochziehstreifen, wobei auf richtige
Ausrichtung der Batteriepole m und , zu achten ist.

3 Den Deckel des Batteriefaches schließen.

- 41 -

body_ch608.indd 41

2007/12/25 15:00:50

I

COME INSERIRE LE BATTERIE(Le batterie fornite con l’unità devono essere inserite nel vano batterie
prima di poter utlizzare il misuratore di pressione.)

1 Aprire il coperchio del vano batterie.

Per aprire premere il gancio verso il basso, tirando indietro ilcoperchio.

2 Introdurre le batterie nel vano.

Posizionare le batterie sulla cinghia per l’inserimento, prestando
attenzione al simbolo positivo m e al simbolo negativo ,.

3 Chiudere il coperchio del vano batterie.
RУСТАНОВКА БАТАРЕЕК

(Перед использованием сфигмоманометра необходимо установитьв батарейный отсек батарейки, поставляемые с прибором).

1 Откройте крышку батарейного отсека.

Чтобы открыть отсек, нажмите на язычок и потяните крышку насебя.

2 Установите батарейки в отсек.

Вставьте батареи поверх шнура для их извлечения, соблюдая
полярность положительного и отрицательного контактов,обозначенную символами m и ,.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

- 42 -

body_ch608.indd 42

2007/12/25 15:00:50

GB

REMOVING THE BATTERIES• When the icon
is displayed, or where the clock is no longer shown or nothing appears in
the display, replace the old batteries with two new ones. All two batteries should be changed atonce.
• Stored data will not be erased when batteries are changed, while time information will be erased.
Make sure to adjust the time setting after changing batteries.
• Do not use rechargeable batteries.
• Do not use alkaline and manganese batteries together.
• The monitor is powered by the batteries provided. Note that they may not last as long as
indicated.
• When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public
institution’s rules that apply in your country /area.
E

COMO REEMPLAZAR LAS PILAS• Cuando se visualiza el icono
o cuando el reloj no aparece en la pantalla, reemplazar laspilas por otras nuevas. Cambiar las dos pilas al mismo tiempo.
• Cuando se cambien las pilas no se borrarán los datos guardados, pero se borrará la informacióndel tiempo. Después de cambiar las pilas, asegúrese de hacer el ajuste del tiempo.
• No utilice pilas recargables.
• No utilice pilas alcalinas y de manganeso juntas.
• El monitor está alimentado por las pilas incluidas. Tenga en cuenta que tal vez no duren tantocomo lo especificado.
• Al desechar las pilas usadas, cumpla las regulaciones gubernamentales o reglas
medioambientales de las instituciones públicas que correspondan a su país o región.
P

RETIRAR AS PILHAS• Quando o ícone
aparecer no visor, ou quando se deixar de ver o relógio no visor ou ainda
quando o visor estiver completamente em branco, substitua as pilhas por pilhas novas. Sempre
que substituir pilhas, deve substituir as dois de uma vez.
• Os dados gravados não serão apagados quando se substituírem as pilhas, mas a informação
sobre a hora será eliminada. Depois de substituir as pilhas, assegure-se de que acerta a hora.
• Não utilize baterias recarregáveis.
• Não utilize pilhas alcalinas e de manganês juntas.
• O medidor é alimentado pelas pilhas fornecidas. Essas pilhas poderão não durar tanto quanto oindicado.
• Quando abandonar pilhas usadas, cumpra as regulamentações nacionais ou as normas das
instituições públicas ligadas ao ambiente aplicáveis ao seu país/região.

- 43 -

body_ch608.indd 43

2007/12/25 15:00:50

D

ENTNEHMEN DER BATTERIEN• Wenn die Anzeige für die restliche Batteriekapazität auf dem Display
angezeigt wird,
wenn die Uhr nicht mehr angezeigt wird oder keine Anzeige mehr am Display erfolgt, tauschen
Sie die Batterien aus. Wenn Sie Batterien austauschen, wechseln Sie immer alle zwei Batterien
gleichzeitig aus und verwenden Sie immer dieselbe Marke für alle zwei Batterien• Beim Austauschen der Batterien bleiben die gespeicherten Daten erhalten, es wird aber die
Uhrzeitinformation gelöscht. Stellen Sie die Uhrzeit nach dem Batteriewechsel neu ein.
• Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
• Verwenden Sie Alkali- und Manganbatterien nicht vermischt.
• Die anfängliche Stromversorgung erfolgt über die mitgelieferten Batterien. Bitte beachten Sieaber, dass die Lebensdauer dieser Batterien bereits wesentlich verkürzt sein kann.
• Entsorgen Sie verbrauchte Batterien bitte nach den für Ihr Land/Gebiet geltenden behördlichen
Vorschriften bzw. Regeln der öffentlichen Umwelteinrichtungen.
I

COME RIMUOVERE LE BATTERIE• Nel caso in cui l’indicatore della carica rimanente del batterie sul display mostra una carica
dovesse essere visualizzato sul display, sostituire le batterie.
esaurita (così:) , o quando
Quando si sostituiscono le batterie, tutte e due le pile vanno sostituite.
• I dati salvati non vengono cancellati quando si cambiano le batterie, invece le informazioni inerenti
l’ora vengono cancellate. Assicurarsi di regolare le impostazioni orario dopo aver cambiato lebatterie.
• Non utilizzare batterie ricaricabili.
• Non utilizzare batterie alcaline e batterie al manganese assieme.
• Le batterie incluse nella confezione sono per uso dimostrativo. La durata di queste potrebbe
essere più breve di quanto specificato.
• Per l’eliminazione delle batterie usate attenersi alle leggi governative o alle regolamentazioni
emesse dalle Autorità pubbliche e vigenti nel Paese o territorio in cui si utilizza il dispositivo.
RИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЕК

• Когда значок индикатора заряда батареек на дисплее изменился наили если надисплее не показываются часы, или на дисплее вообще нет никаких значков, следует
заменить батарейки. При этом необходимо заменить все двух батарейки.
• При замене батарей не происходит удаления сохраненной информации. Удаляется только
информация о времени. После замены батарей обязательно отрегулируйте установку
времени.
• Не используйте перезаряжаемые батарейки.
• Не используйте одновременно сухие щелочные и марганцевые батарейки.
• В комплект поставки входят батарейки, используемые в качестве источников питания
прибора. Срок службы этих батареек может оказаться меньше указанного.
• При утилизации использованных батареек руководствуйтесь местными правилами илиобщепринятыми правилами по охране окружающей среды, действующими в Вашей стране /области.

- 44 -

body_ch608.indd 44

2007/12/25 15:00:51

Press thekeyblinking year

increasing year

confirm the entry

GBTime Adjustment

Press the “” key and “” to adjust the year. Then press the“” and “” in turn to adjust the month, date, hour, minute andconfirm the entry.
E

Ajuste de la hora

Pulse la tecla “”y“” para ajustar del año. A continuación, pulse“”y“” por turnos para ajustar del mes, la fecha, hora, minutos yconfirmar la entrada.
P

Ajuste da horaPressione a tecla “”e“” para ajustar os ano. A seguir, pressione“”e“” para ajustar os mes, a data, a hora, os minutos e confirmar
a entrada.

- 45 -

body_ch608.indd 45

2007/12/25 15:00:51

D

Zeiteinstellung

Drücken Sie die Tasten “” und “”, um das jahr einzustellen.
Drücken Sie dann hintereinander die Tasten “” und “”, um jeweils
das Monat, das Datum, die Stunde, die Minute einzustellen und die
Einträge zu bestätigen.
I

Regolazione dell’ora

Premere il tasto “”e“” per regolare dell anno. Poi premere il”e“” per regolare del mese, la data, l’ora ed i minuti etasto “confermare l’inserimento.
RНастройка времени

Нажав клавиши “”и“” установите года. После этого,поочередно нажимая “”и“”, установите мecяцa, дату, час,минуту и подтвердите ввод.

- 46 -

body_ch608.indd 46

2007/12/25 15:00:53

OR

GB

Measurement Procedures

1. Press the “a” key.
2. Press the “User-Switching” key to select a memory zone after seeing
the display with all digits lighting up.
3. Press the “a” key again, and the monitor will inflate.
4. When completed, the systolic pressure, diastolic pressure and pulse
rate will be shown simultaneously on the same LCD screen. The
values are automatically stored in the pre-designated memory zone.
E

Procedimiento de medición

1. Pulse la tecla “a”.
2. Pulse la tecla “Cambio usuario” para seleccionar una zona de memoriatras comprobar la pantalla con todos los dígitos encendidos.
3. Pulse otra vez la tecla “a”, y el monitor se inflará.
4. Cuando se complete, se mostrará la presión sistólica, diastólica y elpulso simultáneamente en la misma pantalla LCD. Los valores se
almacenan automáticamente en la zona de memoria predesignada.
P

Procedimentos de medição

1. Prima o botão “a”.
2. Prima o botão de mudança de utilizador para seleccionar uma
memória depois de visualizar todos os dígitos acesos no visor.
3. Prima o botão “a” de novo e o aparelho começará a proceder àinsuflação.
4. Depois de medida a tensão, a pressão sistólica, a pressão diastólica
e a pulsação serão apresentadas em simultâneo no mesmo ecrãLCD. Os valores são memorizados automaticamente na memória
seleccionada previamente.
- 47 -

body_ch608.indd 47

2007/12/25 15:00:54

D

Messvorgänge

1. Drücken Sie die Taste “a”.
2. Wenn alle Ziffern im Display aufgeleuchtet sind, wählen Sie bitte mit
der Taste “Benutzerschaltung” eine Speicherzone.
3. Drücken Sie erneut die Taste “a” woraufhin die
Monitormanschette automatisch aufgepumpt wird.
4. Zum Abschluss werden der systolische Druck, der diastolische Druck
und der Herzschlag gleichzeitig in der LCD-Anzeige angezeigt. Die
Werte werden automatisch in der vorherbestimmten Speicherzone
abgespeichert.
I

Procedura di misurazione

1. Premere il tasto “a”.
2. Premere il tasto “User-Switching” (ambio utente) per selezionare una
zona di memoria dopo che tutte le cifre del display si sono illuminate.
3. Premere di nuovo il tasto “a” e il monitor gonfierà la manichetta.
4. Al completamento, sullo schermo LCD appariranno
simultaneamente: pressione sistolica, pressione diastolica e battito
cardiaco. I valori sono archiviati automaticamente nella zona dimemoria prescelta.
RПроцедуры измерения

1. Нажмите кнопку “a”.
2. После того как на дисплее появятся все цифры, нажимайте
кнопку ”Пользовательские переключения” для выбора зоныпамяти.
3. Нажмите кнопку “a” еще раз, и устройство надуется.
4. По завершении на жидкокристаллическом дисплее
одновременно появятся систолическое давление,диастолическое давление и частота пульса. Величины
автоматически сохраняются в предварительно назначенной зонепамяти.

- 48 -

body_ch608.indd 48

2007/12/25 15:00:55

Average

GB

Recall Values from Memory

Press the “User-Switching key” to select a memory zone, and press
the “M” key to switch from memory to memory with sequence numbers.
(The average of the previous measurements will be displayed first. The
calculated average will be applied to a maximum of the last 3 memories.)
E

Restablecer valores de la memoria

Pulse la “tecla cambio de usuario” para seleccionar una zona dememoria y pulse la tecla “M” para cambiar de memoria a memoria con
números de secuencia. (El promedio de medidas anteriores se mostrará
primero. El promedio calculado se aplicará a un máximo de las 3 últimas
memorias.)
P

Como chamar valores da memória

Pressione a tecla de “Troca de usuário” para selecionar uma zona damemória e pressione a tecla “M” para alternar entre as memórias com
números seqüenciais. (As média das medições anteriores será exibida
primeiro. A média calculada será aplicada às três últimas memórias no
máximo.)D

Werte aus dem Speicher abrufen

Drücken Sie die Taste “Benutzerschaltung”, um eine Speicherzone zu
wählen, und drücken Sie die Taste “M”, um vom Speicher zum Speicher
mit Sequenznummern zu schalten. (Der Durchschnitt der vorherigen
Messungen wird zuerst angezeigt. Der berechnete Durchschnitt wird
maximal für die letzten 3 Speichervorgänge übernommen.)- 49 -

body_ch608.indd 49

2007/12/25 15:00:55

I

Richiamo dei valori dalla memoria

Premere il tasto “User-Switching” (Cambio utente) per selezionare lazona di memoria da cui richiamare i valori e premere il tasto “M” perpassare in modo consecutivo da memoria a memoria. (La media delle
misurazioni precedenti sarà visualizzata per prima. La media calcolatasarà applicata ad un massimo di 3 memorie recenti. )RВызов данных из памяти

Нажмите клавишу переключения пользователей, чтобы выбрать
зону памяти, и с помощью клавиши “M” переключайте зоны памяти споследовательными номерами. (Сначала будет отображено среднее
значение результатов измерений. Вычисленное среднее значение
будет применено максимум к 3 последним результатам.)- 50 -

body_ch608.indd 50

2007/12/25 15:00:56

Press and holdfor 5 seconds

GB

Clear Values from Memory

Press the “User-Switching key” to select a memory zone, then press andhold the “M” key for approximately 5 seconds to clear the data in the predesignated memory zone.
E

Borrar valores de la memoria

Pulse la “tecla cambio de usuario” para seleccionar una zona dememoria, a continuación, pulse y mantenga pulsada la tecla “M” durante
aproximadamente 5 segundos para borrar los datos de la zona dememoria predesignada.
P

Como apagar valores da memória

Pressione a tecla de “Troca de usuário” para selecionar uma zonada memória e, a seguir, mantenha a tecla “M” pressionada por
aproximadamente 5 segundos para apagar a zona de memória
designada.

- 51 -

body_ch608.indd 51

2007/12/25 15:00:56

D

Werte im Speicher löschen

Drücken Sie die Taste “Benutzerschaltung”, um eine Speicherzone zu
wählen, und drücken und halten Sie die Taste “M” ca. 5 Sekunden lang,um die Daten in der vorherbestimmten Speicherzone zu löschen.
I

Azzeramento valori dalla memoria

Premere il tasto “User-Switching” (Cambio utente) per selezionare una
zona di memoria e premere il tasto “M” per circa 5 secondi per azzerare i
dati nella memoria scelta.
RУдаление значений из памяти

Нажмите клавишу переключения пользователей, чтобы выбрать
зону памяти, после чего нажмите клавишу “M” и удерживайте еепримерно пять секунд, чтобы удалить данные в предварительно
выбранной зоне памяти.

- 52 -

body_ch608.indd 52

2007/12/25 15:00:57

USB
CD-ROM(For software installation)

Connecting Cable (USB)GB

Data Transfer to PC (Optional)
Accessories for data transfer to PC including :1. Personal Doctor (PD) software CD-ROM
2. connecting cable (USB)
3. instruction manual
are available in another separate pack for option.
E

Transferencia de datos al PC (Opcional)
Entre los accesorios para la transferencia de datos a un PC
se incluyen:

1. CD-ROM con el software PD
2. Cable de conexión (USB)3. Manual de instrucciones
Se dispone de otro paquete de opciones individual.
P

Transferência de dados para o PC (opcional)
Os acessórios para transferência de dados para o PC
são os seguintes:

1. CD-ROM do software PD
2. Cabos de conexão (USB)3. Manual de instruções
Estão disponíveis outros pacotes opcionais.

- 53 -

body_ch608.indd 53

2007/12/25 15:00:57

D

Datenübertragung zum PC (Option)
Zubehör für eine Datenübertragung zum PC besteht aus:

1. PD-Software-CD-ROM
2. Anschlusskabel (USB)
3. Bedienungsanleitung
Verfügbar in einem separaten Karton als Option.
I

Trasferimento dei dati sul PC (optional)
Gli accessori per trasferire i dati al PC includono:

1. CD-ROM software PD
2. Cavo di collegamento (USB)3. Manuale d’istruzioni
Disponibile in un altro pacchetto separato come opzione.
RПередача данных на ПК (дополнительно)К дополнительным принадлежностям для передачи
данных на ПК относятся:1. CD-ROM с программным обеспечением PD
2. соединительный кабель (USB)3. руководство пользователяКак вариант предоставляется другая отдельная упаковка.

- 54 -

body_ch608.indd 54

2007/12/25 15:00:58

GB

ABOUT “BLOOD PRESSURE”

What is blood pressure?
The heart is a pump that circulates blood throughout your body. Bloodis pumped from the heart at a constant pressure into arteries. Thispressure is called the arterial blood pressure and represents, in generalterms, your blood pressure. Blood pressure is indicated by several kindsof pressures, including the systolic pressure that occurs when the heartpumps blood and the diastolic pressure that occurs when blood returns
to the heart.
(Systolic)(Diastolic)ArteryArteryLeft atrium

Left atrium

Left
ventricle The artery wall expands.
Contraction

Leftventricle

Normal state is restored
to the artery wall.
Dilation

Blood pressure value (mmHg)

Your blood pressure changes all the time.
Your blood pressure differs according to your age, gender and a range ofother factors. It is likely to be affected by your biorhythm during the day
and by your posture, physical activities, mental activities, level of stressand even by the air temperature. The blood pressure of a healthy person
generally varies within a day.
Systolic blood pressure

Diastolic blood pressure

Time of day- 55 -

body_ch608.indd 55

2007/12/25 15:00:58

E

ACERCA DE LA “PRESIÓN SANGUÍNEA”¿Qué es la presión sanguínea?
El corazón es una bomba que impulsa la sangre por todo su cuerpo.
La sangre es bombeada a presión constante desde el corazón a lasarterias. A esta presión se le llama la presión sanguínea arterial, yrepresenta, en términos generales, su presión sanguínea. La presión
sanguínea está indicada por diferentes tipos de presiones, entre ellas
la presión sistólica que ocurre cuando el corazón bombea sangre, y lapresión diastólica que ocurre cuando la sangre regresa al corazón.
(Sistólica)(Diastólica)
Arteria

ArteriaAtrio
izquierdo

Atrio
izquierdo

Ventrículo
La pared arterial seizquierdo
expande.
Contracción

Ventrículo
izquierdo

Se restaura el estado
normal en la pared arterial.
Dilatación

Valor de la presión sanguínea (mmHg)

La presión arterial varía a toda hora.
Su presión sanguínea cambia con su edad, sexo y una gama de otros
factores. Es probable que resulte afectada por su biorritmo durante el
día y por su postura, actividades físicas, actividades intelectuales, el
nivel de estrés e incluso por la temperatura atmosférica. La presión
sanguínea de una persona saludable generalmente varía a lo largo deun día.

Presión sanguínea sistólica

Presión sanguínea diastólica

Hora del día- 56 -

body_ch608.indd 56

2007/12/25 15:01:00

P

SOBRE A TENSÃO ARTERIAL

O que é a tensão arterial?
O coração é uma bomba que faz circular o sangue através do corpo.
O sangue é bombeado do coração para as artérias a uma pressão
constante. Esta pressão é designada de pressão sanguínea arteriale, em termos gerais, representa a tensão arterial. A tensão arterial é
indicada por vários tipos de pressões, tais como pressão sistólica que
é a pressão que ocorre quando o coração bombeia o sangue e pressão
diastólica que é a pressão que ocorre quando o sangue regressa ao
coração.
(Sistólica)(Diastólica)
Artéria

ArtériaÁtrioesquerdo

Átrioesquerdo

Ventrículo
A parede da artériaesquerdo
expande.
Contracção

Ventrículo
esquerdo

A parede da artéria volta
ao estado normal.
Dilatação

Valor da pressão sanguínea (mmHg)

A tensão arterial está sempre a mudar.
A tensão arterial varia segundo a idade, sexo e muitos outros factores. Atensão arterial de uma pessoa pode ser afectada pelo biorritmo duranteo dia e por postura, actividades físicas, actividades mentais, nível destress e até mesmo pela temperatura atmosférica. Diz-se que a tensão
arterial de uma pessoa saudável varia.
Pressão arterial sistólica

Pressão arterial diastólica

Hora do dia- 57 -

body_ch608.indd 57

2007/12/25 15:01:02

D

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN BLUTDRUCK

Was ist Blutdruck?
Der Blutdruck ist jener Druck, den Herz- und Gefäßsystem aufbauen,
damit eine geringe Blutmenge den gesamten Organismus rasch
und ununterbrochen durchströmen kann. Der Blutdruck verläuft als
Wellenbewegung. Der Wellengipfel entspricht dem systolischen (oberen)
Wert, wenn das Blut in die Adern gepumpt wird. Das Wellental entspricht
dem diastolischen (unteren) Druck, wenn das Blut zum Herzen
zurückfließt.
(Systolisch)(Diastolisch)
Arterie

Arterie

LinkerHerzvorhof

Linke
Herzkammer

LinkerHerzvorhof

Die Arterienwand dehnt
sich aus.
Kontraktion

Linke
Herzkammer

Der Normalzustand derArterienwand wird wieder hergestellt.
Ausdehnung

Der Blutdruck ändert sich ständig
Der Blutdruck ist kein fix regulierter Wert und je nach Alter, Geschlecht
und einer Reihe weiterer Faktoren unterschiedlich. Er wird wird
tagsüber wahrscheinlich durch Ihren Biorhythmus sowie auch durch die
Körperhaltung, körperliche und geistige Aktivitäten, Ihr Stressniveau
und sogar die Lufttemperatur beeinflusst. Beim Gesunden schwankt der
Blutdruck im Tagesverlauf im Allgemeinen.
Blutdruckwert (mmHg)

Systolischer Blutdruck

Diastolischer BlutdruckTageszeit- 58 -

body_ch608.indd 58

2007/12/25 15:01:04

I

LA “PRESSIONE ARTERIOSA”

Che cosa è la pressione arteriosa?
Il cuore è una pompa che fa circolare il sangue in tutte le parti del corpo.
Il sangue viene spinto dal cuore nelle arterie a pressione costante.
Questa pressione è chiamata “pressione arteriosa”e rappresenta,
in generale, la pressione del sangue. La pressione del sangue è
identificata attraverso diversi tipi di pressione, tra cui la pressione
sistolica che è presente nel momento in cui il cuore pompa sangue e lapressione diastolica che è presente quando il sangue defluisce verso il
cuore.
(Sistolica)(Diastolica)
Arteria

Arteria

Atrio sinstro

Atrio sinstro

Ventricolo
L’arteria si espande.
sinstroContrazione

Ventricolo
sinstroLe pareti dell’arteria
tornano in condizioni normali.
Dilatazione

Valore della pressione sanguigna (mmHg)

La pressione del sangue varia continuamente.
La pressione del sangue differisce a seconda dell’età, del sesso e di altri
fattori. La pressione di un individuo è influenzata dal bioritmo durante ilgiorno, dalla postura, dall’attività fisica, dall’attività mentale, dal livellodi stress e perfino dalla temperatura atmosferica. E’ ritenuto che lapressione arteriosa di una persona in salute vari nell’arco di un giorno.
Pressione Sistolica

Pressione Diastolica

Ora del giorno- 59 -

body_ch608.indd 59

2007/12/25 15:01:06

RАРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕЧто такое артериальное давление?
Сердце – это насос, который подает кровь к различным частям
тела. Кровь при постоянном давлении прокачивается через сердцев артерии. Это давление называется артериальным и отражает, вобщем, давление крови. Артериальное давление характеризуется
несколькими параметрами, такими как: систолическое давление,возникающее, когда сердце качает кровь, и диастолическое
давление, возникающее, когда кровь возвращается в кровь.
(Систолическое)Артерия

(Диастолическое)Левоепредсердие
Левыйжелудочек

Артерия

Левоепредсердие

Стенка артерии
расширяется.
Сжатие

Левыйжелудочек

Стенка артерии возвращаетсяв нормальное состояние.
Расширение

Значение артериального давления (mmHg)

Артериальное давление постоянно изменяется.
Артериальное давление зависит от возраста, пола и ряда других
факторов. На него оказывают влияние дневные биоритмы,положение тела, физическая деятельность, психическая активность,уровень стресса и даже температура воздуха. В течение дняартериальное давление здорового человека обычно может
изменяться.
Систолическое артериальное давление

Диастолическое артериальное давление

Время суток

- 60 -

body_ch608.indd 60

2007/12/25 15:01:08

GB

Before requesting Repairs or Testing

Make sure to check the following before sending your blood pressure
monitor away to be tested or repaired.
Problem

ChecksResponse

Display stays blankwhen you press the akey.

Check whether thebatteries are dead.

Replace all the batteries
with new ones.

Check whether thebatteries are installed
the right way round(m and , oriented
correctly).

Load the batteries in thecorrect direction.

No measurements canbe taken.

Check whether themeasurement icon
displayed.

Attach the cuff properly.
isCheck whether the cuff
is applied correctly.
Did you stay calm during
measurement?

Measure your bloodpressure again, making
sure to remain still.

Note that blood pressure measurement may not be
possible for someone with an extremely weak pulse
or cardiac arrhythmia (irregular pulses).
Your blood pressure readings are abnormally highor low compared with those taken in hospital.
Other phenomena

See page 67.
Remove the batteries
from the unit andchange them with newones.

- 61 -

body_ch608.indd 61

2007/12/25 15:01:10

E

ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS

Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de enviar su
monitor de presión sanguínea a ser probado o reparado.
ProblemaComprobaciones

Respuesta

La pantalla no muestranada aunque pulse elinterruptor a.

Compruebe si las pilas
están agotadas.

Cambie todas las pilas
por unas nuevas.

Compruebe si las pilas
están correctamente
instaladas (m y , en la
posición correcta).

Instale las pilas en la
dirección correcta.

No se puede medir.

Compruebe si haaparecido el icono .

Coloque el brazaletecorrectamente.

Compruebe si elbrazalete está colocado
correctamente.
¿Permaneció tranquilo
durante la medición?

Vuelva a medir su
presión sanguínea,asegurándose de no
moverse.

Tenga en cuenta que la medición de la presión
sanguínea pudiera no ser posible para alguien con
un pulso extremadamente débil o arritmia cardiaca(pulsos irregulares).
Sus lecturas de presión sanguínea sonanormalmente altas o bajas respecto a las medidas
en el hospital.
Otros fenómenos

Vea la página 68.

Retirar las pilas delaparato y colocarle otras
nuevas.

- 62 -

body_ch608.indd 62

2007/12/25 15:01:10

P

ANTES DE SOLICITAR REPARAÇÕES OU INSPECÇÃO

Assegure-se de que verifica o seguinte antes de enviar o seu medidor
da tensão arterial para reparação ou inspecção.
Anomalia

Verificações

Acção correctiva

O visor continua vazio
quando prime o botão
a.

Verifique se as pilhasestão gastas.

Substitua todas aspilhas por pilhas novas.

Verifique se as pilhasestão bem colocadas(com os sinais de m e, virados para o ladocorrecto).

Coloque as pilhas na
direcção correcta.

Não se consegue medira tensão.

Verifique se o ícone
aparece.

Coloque a braçadeira deforma adequada.

Verifique se a
braçadeira está bem
colocada.
Permaneceu calmo
durante a medição?

Meça a tensão de novo,
assegurando-se de que
permanece quieto.

Note que pode não ser possível medir a tensão
arterial em pessoas com pulso muito fraco ou
arritmia cardíaca (pulsação irregular).
Os resultados da medição são muito mais elevados
ou muito mais baixos do que os das medições
realizadas no hospital.
Outros fenómenos

Consulte a página
69.
Retire as pilhas doaparelho e substitua-as
por pilhas novas.

- 63 -

body_ch608.indd 63

2007/12/25 15:01:11

D

BEVOR SIE DAS GERÄT REPARIEREN ODERÜBERPRÜFEN LASSEN

Kontrollieren Sie zuerst die unten angeführten Punkte, bevor Sie das
Blutdruckmessgerät reparieren oder überprüfen lassen.
ProblemPrüfpunkte

Maßnahme

Es erscheint keine
Anzeige auch wenn
die a-Taste gedrückt
wurde.

Prüfen Sie, ob die
Batterien entladen sind.

Alle Batterien durch
neue ersetzen.

Kontrollieren Sie, ob
die Batterien mit derrichtigen Polarität (mund , eingelegt sind.

Batterien richtig
ausgerichtet einlegen.

Es ist keine Messung
möglich.

Kontrollieren Sie, ob das
angezeigt ist.
SymbolDie Manschette richtig
anlegen.

Prüfen Sie, ob die
Manschette richtig
angelegt wurde.
Haben Sie sich während
der Messung ruhig
verhalten?

Nochmals messen undsich ruhig verhalten.

Beachten Sie, dass die Blutdruckmessung bei
Personen mit extrem schwachem Puls oder
Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Puls)
eventuell nicht möglich ist.
Die Blutdruckwerte sind im Vergleich zu denen im
Krankenhaus abnorm hoch oder niedrig.
Andere Probleme

Siehe Seite 70.
Batterien aus dem Gerät
nehmen und gegenneue austauschen.

- 64 -

body_ch608.indd 64

2007/12/25 15:01:11

I

PRIMA DI CONTATTARE L’ASSISTENZA

Siate sicuri di aver verificato i punti seguenti prima di contattare il
servizio di assistenza tecnica per una riparazione/controllo.
ProblemaControlli

Risposta

Il display rimane vuoto
quando premete il tastoa.

Controllare lo stato dellebatterie.

Sostituire tutte lebatterie con delle nuove.

Controllare se le batteriesono installate secondo
la corretta polarità (me ,).

IInserire le batterie nella
corretta polarità.

Nessuna misurazione
possibile.

Controllare se è
visualizzate l’icona

Allacciare correttamente
il bracciale.

.

Controllare se il
bracciale è allacciato
correttamente.
Siete stati calmi durante
la misurazione?

Ripetete la misurazione,
stando fermi.

Notate che la misurazione della pressione arteriosa
con questo dispositivo può risultare impossibile perchi ha polso debole o aritmia (pulsazioni irregolari).
I valori misurati sono anormalmente elevati o più
bassi rispetto a quelli misurati in ospedale.
Altri fenomeni

Si veda pagina 71.
Rimuovere le batterie
dall’unità e sostituirle
con batterie nuove.

- 65 -

body_ch608.indd 65

2007/12/25 15:01:11

RПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЗАТЬСЯ ЗА РЕМОНТОМ ИЛИПРОВЕРКОЙ

Перед тем как отправить прибор для измерения артериального давления напроверку или для ремонта, проверьте следующее.
ПроблемаПри нажатии кнопки
a экран дисплея
остается пустым.

Прибор неможет измерить
артериальное
давление.

Проверьте

Решение

Проверьте, неразрядились либатарейки.

Замените все четыре
батарейки на новые.

Проверьте
правильность
полярности
установленных
батареек
(правильность
ориентации m и ,).

Установите батарейки,соблюдая правильную
полярность.

Проверьте,отображается ли значо
.

Наденьте манжету наруку правильно.

Проверьте, правильноли надета манжета.
Находились ли вы вовремя измерения всостоянии покоя?

Повторите измерение.
Не двигайтесь вовремя измерения.

Прибор может не суметь выполнить измерение
артериального давления у лиц со слишком
слабым пульсом или сердечной аритмией
(нерегулярным пульсом).
Показания замеров артериального давления
ненормально высокие или низкие по сравнениюс полученными в больнице.
Другие проблемы

См. стр. 72

Вытащите батарейки иустановите новые.

- 66 -

body_ch608.indd 66

2007/12/25 15:01:11

GB

BLOOD PRESSURE Q&A

Q Why is the blood pressure measured at home different from that measured by
the physician or at a hospital?

A

Your blood pressure may vary due to exercise, the ambient temperature or
your mental state. When you have a physician or nurse measure your bloodpressure, the pressure value is likely to be 10 to 20 mmHg higher than usual
due to anxiety and/or stress. Knowing what affects your blood pressure helps
you to better monitor your health.

Q Why does the blood pressure obtained vary with measurement?
A Our blood pressure is adjusted by the function of automatic nerve. Bloodpressure differs with every heart beat. We are likely to think that our bloodpressure is constant, but it varies if you take measurements in repetition.
Blood pressure is susceptible to the time of day, such as forenoon andafternoon, season and atmospheric temperature. In addition, blood pressure
is easily affected by mental stress or emotional ups and downs. It tends toincrease when you feel tension or decrease when you are relaxed.

Q What is the benefit of measuring my blood pressure at home?
A Blood pressure measurements taken at home give reliable data as they canbe taken when you are in a stable and relaxed condition. Physicians placeconsiderable importance on blood pressure measurements taken at home.
You should measure your blood pressure at the same time each day andrecord the variations in your blood pressure.

Always consult your physician for an interpretation of yourblood pressure readings and to determine the proper
treatment.
- 67 -

body_ch608.indd 67

2007/12/25 15:01:11

E

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA

P¿Por qué la medición de la presión sanguínea en casa es diferente de lamedida por el médico o en un hospital?

R La presión sanguínea puede variar con el ejercicio, la temperatura ambientalo su estado de ánimo. Cuando un médico o enfermera toma su presión
sanguínea, el valor de la presión probablemente será 10 o 20 mmHg más
alto de lo normal, debido a la preocupación y al estrés. Sabiendo qué es lo
que afecta a su presión sanguínea le ayudará a la mejor monitorización su
salud.

P¿Por qué los resultados de la medición de la presión arterial varían con cada
medición?

R Nuestra presión arterial la ajusta un nervio automáticamente. La presión

arterial difiere con cada latido del corazón. Pensamos que nuestra presión
arterial es constante pero se puede ve como varía al realizar varias
mediciones seguidas. La presión arterial es diferente a diferentes horas deldía, tales como la mañana y la tarde, en diferentes estaciones y en diferentes
temperaturas atmosféricas. Además, la presión arterial se ve fácilmenteafectada por el estrés o los cambios emocionales. Tiende a aumentar cuando
se siente tensión y a disminuir cuando se está relajado.

P ¿Cuál es el beneficio de medir la presión sanguínea en casa?
R La medición de la presión sanguínea en casa es fiable puesto que puede

ser realizada en una situación estable y relajada. Los doctores dan mucha
importancia a las mediciones de presión sanguínea tomadas en casa. Se
recomienda medir su presión sanguínea a la misma hora cada día y guardar
las variaciones de su presión sanguínea.

Siempre consulte con su médico para la interpretación delas lecturas de su presión sanguínea, y para determinar el
tratamiento correcto.
- 68 -

body_ch608.indd 68

2007/12/25 15:01:12

P

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A TENSÃO
ARTERIALP

Porque que é que a tensão arterial medida em casa é diferente da medida
por médicos ou em hospitais?

R A tensão arterial pode variar com o exercício, com a temperatura ambiente
ou com estados psíquicos. Quando um médico ou enfermeira mede a suatensão arterial, o valor da tensão arterial é provavelmente 10 a 20 mmHg
superior ao normal devido à preocupação e/ou nervosismo. Saber o que
afecta a sua tensão arterial ajuda a monitorizar a sua saúde.

P Por que razão a tensão arterial é diferente em cada medição?
R A pressão sanguínea é ajustada pelo funcionamento do sistema nervoso

automático. A tensão arterial é diferente a cada batimento cardíaco.
Provavelmente pensa que a tensão arterial é constante, mas na verdadea tensão arterial não é constante e obterá sempre valores diferentes serealizar medições umas a seguir às outras. A tensão arterial muda com ahora do dia, a estação do ano e a temperatura atmosférica. Para além disso,a tensão arterial é facilmente influenciada pelo stress mental ou por factores
emocionais. A tensão arterial tende a aumentar quando se está nervoso e adiminuir quando se está descontraído.

P Qual o benefício de medir a tensão arterial em casa?
R Medir a tensão arterial em casa permite obter dados fiáveis já que a medição
pode ser feita quando está calmo e descontraído. Os médicos dão muita
importância às medições da tensão arterial feitas em casa. Recomenda-seque meça a sua tensão arterial todos os dias à mesma hora e que registe asvariações da tensão arterial.

Para a interpretação dos valores da tensão arterial e para otratamento adequado, consulte sempre o seu médico.

- 69 -

body_ch608.indd 69

2007/12/25 15:01:12

D

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM BLUTDRUCK

Q Warum ist der zu Hause gemessene Blutdruck anders als der beim Arzt oderim Krankenhaus?

A

Schwankungen des Blutdrucks sind u.a. durch körperliche Betätigung,die Umgebungstemperatur und den seelischen Zustand möglich. Die
Blutdruckwerte, die vom Arzt oder von der Krankenschwester gemessen
werden, fallen durch Aufregung und/oder Stress bedingt vielfach um 10 - 20mmHg höher aus als normal. Zur richtigen Beurteilung ist es daher wichtig zu
wissen, was den Blutdruck beeinflussen kann.

Q Warum ist der gemessene Blutdruck bei jeder Messung unterschiedlich?
A Unser Blutdruck wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Der Blutdruckvariiert mit jedem Herzschlag. Wir glauben, dass unser Blutdruck konstantist, doch er ist jedes Mal anders, wie es wiederholte Messungen zeigen. Der
Blutdruck wird auch von der Tageszeit beeinflusst, morgens und nachmittags
zum Beispiel, ebenso von der Jahreszeit und der Temperatur. Außerdem
kann der Blutdruck noch sehr leicht von Stress oder emotionalen Höhen
und Tiefen beeinflusst werden. Er neigt dazu anzusteigen, wenn man sichangespannt fühlt, oder niedriger, wenn man entspannt ist.

Q Wieso ist es vorteilhaft, zu Hause Blutdruck zu messen?
A Der zu Hause gemessene Blutdruck ist ein verlässlicher Wert, da er instabilem und entspanntem Zustand gemessen wird. Ärzte begrüßen daher
die Blutdruckmessung zu Hause. Es wird empfohlen, den Blutdruck immer
zur selben Zeit (z.B. am Morgen, gleich nach dem Aufstehen) zu messen unddie Werte immer zu notieren.

Überlassen Sie die Interpretation Ihrer Blutdruckwerte immer
Ihrem Arzt. Nur er kann Sie richtig behandeln!

- 70 -

body_ch608.indd 70

2007/12/25 15:01:12

I

DOMANDE E RISPOSTE SULLA PRESSIONE ARTERIOSAD Perché la pressione misurata a casa è differente da quella misurata inambulatorio?

R La pressione del sangue varia con l’attività, la temperatura ambiente e lo

stato emotivo. Quando siete di fronte ad un medico o infermiere che vi misurala pressione, essa è probabilmente 10 o 20 mmHg più alta della pressione
usuale, a causa della tensione emotiva. Sapere che cosa condiziona lapressione è una informazione preziosa per la propria salute.

D Perchè la pressione del sangue varia ad ogni misurazione?
R La nostra pressione del sangue viene regolata automaticamente da un nervo.
Essa differisce ad ogni battito cardiaco. Anche se siamo portati a pensare
che la ressione possa essere costante, ad ogni misurazione che effetuiamo
in sequenza, essa varia. La pressione varia anche a seconda dell’ora, trala mattina e la sera, della stagione e della temperatura esterna. Inoltre, lapressione del sangue risente facilmente degli stress emotivi e dell’umore.
Essa tende ad aumentare quando siete in tensione e a diminuire quando
siete rilassati.

D Quali sono i benefici delle misurazioni effettuate a casa?
R Le misurazioni della pressione effettuate a casa sono utili dal momentoche possono essere effettuate in condizioni costanti e naturali. I medici
attribuiscono grande importanza alle misurazioni eseguite a casa. Si
raccomanda però di misurare la pressione alla stessa ora su base giornaliera
e di registrare le variazioni.

Consultate sempre il vostro medico per l’interpretazione dei
valori di pressione e per una eventuale terapia.

- 71 -

body_ch608.indd 71

2007/12/25 15:01:12

RВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Q Почему артериальное давление, измеренное дома, отличается отартериального давления, измеренного в больнице?

A

Артериальное давление зависит от физического состояния, температуры
окружающей среды и психического состояния. Когда врач или медсестра
измеряет артериальное давление, показания давления, скорее всего,будут выше обычного на 10-20 mmHg вследствие взволнованности и/илинервозности пациента. Знание факторов, влияющих на артериальное
давление, поможет вам лучше следить за состоянием вашего здоровья.

Q Почему измеренное артериальное давление отличается при каждом
измерении?

A

Наше артериальное давление автоматически регулируется нервной
системой. Артериальное давление отличается при каждом ударе
сердца. Мы думаем, что наше давление является постоянным,однако оно изменяется, даже если проводить измерения повторно.
Артериальное давление чувствительно к времени дня, времени
года и температуре воздуха. Кроме того, на артериальное давление
оказывают влияние психические стрессы, эмоциональные подъемы испады. Оно увеличивается, когда вы напрягаетесь, и снижается, когда
расслабляетесь.

Q Какие преимущества дает измерение артериального давления дома?
A Измерение артериального давления дома дает более достоверные

результаты, так как вы можете выполнять измерение, когда находитесьв спокойном и расслабленном состоянии. Врачи придают большое
значение показаниям замеров
артериального давления в домашних
условиях. Следует измерять
артериальное давление в одно и тоже время каждый день и вести записи
изменений в показаниях замеров
артериального давления.

Всегда обращайтесь к врачу за консультацией по поводу анализа
результатов измерения артериального давления и назначением
требуемого лечения.

- 72 -

body_ch608.indd 72

2007/12/25 15:01:12

GB

Display Explanations

Display:

Icons:
User 1: Appears when the monitor is operated by User 1.
User 2: Appears when the monitor is operated by User 2.
Weak Battery Symbol: Appears when batteries should be
replaced.
Pulse Symbol: Shows the pulse rate per minute.
Irregular Heartbeat (IHB) indicator
Memory Symbol: Shows the memory reading number.
Memory Average: Displays average of last 3 readings.
Hypertension Classification Indicator: Compares blood pressure
against guidelines. See page 32 for more information.
Measurement Error: Measure again. Wrap the cuff correctly andkeep wrist steady during measurement.
Air Circuit Abnormality: Measure again.
Pressure Exceeding 300 mmHg: Switch the unit off clear, thenmeasure again.
Data Error: Remove and reload the batteries.
Exceeding Measurement Range: Measure again quietly.
* If error keeps occurring, return the device to the local distributor or service
center.

- 73 -

GB

SPECIFICATIONS

Model Number:
Measurement system:
Measurement Localization
Cuff:
Wrist circumference range:
Pressure
Measurement range:
Pulse
Pressure
Accuracy:
Pulse
Clock
Pressure
Pulse
Date
Time
LCD displays:
Icons
Switch:Inﬂation:Deﬂation & Exhaust:
Rated voltage:
Power supply:
Battery duration:

Alkaline

Automatic changeover function:
Memory capacity:
Data output:
Dimensions:
Weight:Operatingconditions:Temperature
Humidity
Temperature
Storage conditions:
Humidity
Electric shock protection:
Safety Classiﬁcation:
Accessories

CH-608Oscillometric method
Wrist
Pre-formed cuff
13.5 ~ 22.0 cm
0 to 299 mmHg
40 to 199 pulse/min±3 mmHg±5% of reading±30 second/Month3 digits
3 digits
4 digits
4 digits with AM/PM mark: Memory icon, : Pulse icon, ,: USER,: Hypertension icon,:: Memory average icon,: IHB icon
Battery icon,
5 (a, , , , )Automatic Inﬂation by internal pump
Automatic constant deﬂation & Quick
3V
3W (: direct current)
2AAA batteries (LR03)(170 mmHg, once/day,Approx. 300 times
22°C)
Approx. 1 min. (after activated)
60 sets of data including date and time (for each zone
x 2)
PC-link by USB
78(W) x 66(H) x 32(D) mm (not including cuff)
Approx. 115g w/o batteries
10°C to 40°C
30% to 85% RH-10°C to 60°C
30% to 90%RH
Internal power unit
Type BF Equipment
2AAA batteries for the monitor (LR03), Instruction
Manual, Storage case- 74 -

body_ch608.indd 74

2007/12/25 15:01:21

INSTRUCTION MANUALFORDIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR
REF

CH-608

CITIZEN is a registered trademark of Citizen Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
Design and Specification are subject to change without notice.

0801