仕様書

熱流計

MF-180MF-180M
HF-30S
HF-10S1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様
3-1. 本 体 仕 様

43 - 2 . ケーブル仕 様

53-3. 寸 法

64. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2018 英弘精機株式会社

224785-1. 連 絡 先

85 - 2 . 保 証 と責 任 に ついて

85 - 3 . 環 境 情 報 につ いて

8

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2018/5/22 発行)

2. 製品概要
近年省エネルギーに対する要望の強さから、ビル・オフィス・工場・家庭等の保温、断熱性能に対する関心は非常に高まっています。この度お求め頂きました熱流計は、建物の壁面や床面・貯蓄槽壁面・冷凍庫壁面等からの放散熱流または通過熱流や地中の熱流量を直接測定するもので、被測定部に埋設するかあるいは貼付けて熱の移動量を測定するものです。

MF-180、MF-180M 型は小型で高感度な構造であり前者は汎用、後者は地中埋設用です。HF-30、HF-10 型は 0.5mm程度の厚みを持ち、薄型はある程度の曲面にも張ることができ、厚いものは薄型に比べ強度が強いです。何枚かを組み合わせて密閉した箱を作ればカロリーメータ装置を構成することも可能です。

温度計による熱流計測に比べ、非常に精度よく熱流を計測できます。
高感度なセンサーであることから低熱流測定にも威力を発揮します。
GHP 法(JIS A1412、ASTM C1777)を改良した絶対法を使って校正されています。

1. MF-180
熱流計本体に同一面積の黒色ポリエステルシートを両面に貼り付けたものです。

汎用、小型で高感度2. MF-180M
地中あるいは屋外で連続使用ができるよう防水性の高いエポキシ樹脂でモールドされています。

小型で高感度

地中埋設用、高耐久性

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3Pg. 2

3. HF-30S
300mm×300mm の大きさの熱流計両面にエポキシ塗ったものです。



低熱抵抗(薄型)、300×300mm の大面積

4. HF-10S
100mm×100mm の大きさの熱流計両面にエポキシを塗ったものです。薄型(0.5mmｔ)の HF-10S があります。



ボイラ、燃焼室の放熱伝熱、照明や熱源からの放熱、暖房機器の放熱調査などに最適

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3

Pg. 3

3. 仕様3-1. 本 体 仕 様
表 3-1. 本体仕様

MF-180型式

汎用

特徴

小型・高感度

MF-180M
防水型
地中埋設用
高耐久性

HF-30S

HF-10S

低熱抵抗(薄型)

低熱抵抗(薄型)

大面積

中型

測定場所

屋内

地中埋設・屋外

屋内

屋内

防水機能なしありなし

なし

センサー-30~+120-30~+120-20~+120-20~+120

ケーブル-25~+60-25~+60-25~+60-25~+60

代表感度(mV/W･m-2) (室温)

0.028

0.025

0.1

0.01

再現精度(%)±2±2±2±2

内部抵抗(Ω) (室温)

300~450300~450400~800

90~180

熱抵抗 (m2･℃/W)

1.4×10-2

1.5×10-2

1.6×10-3

1.6×10-3

熱抵抗材

テフロン

テフロン

ガラスエポキシ

ガラスエポキシ

被覆材

ポリエステルカーボン FRP

エポキシ

エポキシ

外形寸法(mm)

42×20×0.9

50×25×1.2

300×300×0.5

100×100×0.5

1.1

1.8

10012

使用温度範囲(℃)

質量(g)

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3

Pg. 4

3-2. ケー ブル仕 様
表 3-2. ケーブル仕様

型式
HF-10
HF-30
MF-180MF-180M詳細材質:
径:
外形:先端処理:
材質:
径:外形:
先端処理:

MVVS
0.18mm2×2 芯
φ3.2mm
Y 端子(1.25Y-4)
テフロン
0.24mm2×2 芯
Φ3.2mm
Y 端子(1.25Y-4)

端子色

線色

出力

赤青

白
橙(+) プラス(-) マイナス

赤青白
黒(+) プラス(-) マイナス

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3Pg. 5

3-3. 寸 法
1. MF-1804220

厚さ 0.9mm

2. MF-180M

5025

厚さ 1.2mm

3. HF-30

300

300

S:厚さ 0.5mm

4. HF-10100100

S: 厚さ 0.5mm

図 3-1. 熱流計外形寸法図(単位 mm)

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3Pg. 6

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品

個数

熱流計

1枚

検査証

1部

保証書

1部

取扱説明書

1部

詳細10mケーブル付き

表 4-2. オプション品一覧
オプション品
シリコングリース

詳細
YG6111(200gチューブ)、YG6111(1kg金属缶)

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3

Pg. 7

5. 付録5-1. 連 絡 先Website： www.eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp
Tel: (03)3469-6714

本社営業部
カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5-2. 保 証 と責 任 について
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5-3. 環 境 情 報 について
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。
(MS-180M を除く)

英弘精機株式会社 熱流計シリーズ 仕様書 バージョン 3

Pg. 8

EKO Japan, Asia, Oceania
英弘精機株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8
P. 03.3469.6711
F. 03.3469.6719
info@eko.co.jp
www.eko.co.jp

EKO North America
95 South Market Street,
Suite 300, San Jose,CA 95113, USA
P. +1-408-977-7751
F. +1-408-977-7741
info@eko-usa.com
www.eko-usa.com

EKO Europe,
Middle East, Africa,
South America
Lulofsstraat 55, Unit 32,2521 AL, Den Haag,
The Netherlands
P. +31 (0)70 3050117
F. +31 (0)70 3840607
info@eko-eu.com
www.eko-eu.com