製品情報

潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

浸漬処理後の乾燥時間を短縮し乾燥ムラを形成しません。
器具のサビを防止し保護します。
医療器具は、洗浄⇒乾燥⇒準備（検査、組立、包装）⇒滅菌（消毒）⇒保管という一連の流れで再生処理されます。このシステム化されたプロセスは、感染制御の観点から非常に重要です。
しかし、これらの処理の繰り返しにより、医療器具にくもりや変色（熱ヤケ）、腐食（サビ）が生じ、機能低下や破損にもつながり、使用時に大きな影響を与えます。また、器具の耐用年数低下の原因ともなります。一方、この洗浄や消毒、滅菌プロセスの媒体として“水”を使用します
が、水は気化熱が高く蒸発しにくい液体であることから、乾燥に時間を要することも少なくありません。さらに、水道水には硬度成分（ミネラル成分）が含まれており、そのまま乾燥すると医療器具に白い斑点（スケール）が形成され、残存汚染との区別が難しくなる場合もあります。
パワークイック潤 滑・防 錆・乾 燥 促 進 剤 パワーミルクC l e a rは、優 れ た 潤 滑 効 果と防 錆効果で医療器具を守るメンテナンス剤です。さらに、乾燥促進効果によって医療器具を速やかに乾燥させ、乾燥ムラを防ぎます。

ページ

1. 成分および性状など .......................................................... 1
2. 特 徴.................................................................................. 1
3. 使用方法............................................................................ 2

医療器具の潤滑・防錆・乾燥促進に

4. 性 能.................................................................................. 3
4-1 潤滑性 ................................................................. 3

4-2 防食性 ................................................................. 4
4-3 乾燥促進効果 ........................................................ 6
4-4 乾燥ムラの抑制効果 ............................................... 7
4-5 細胞毒性による安全性評価...................................... 8

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear

1. 成分および性状など
成分：非イオン界面活性剤、防錆剤

性状：外 観 ･･･ 微黄色・透明液体
臭気 ･･･ 原料臭2. 特 徴液性：中性（原液および実用液とも）

用

途：医療器具の潤滑、防錆、乾燥促進

⿟潤滑効果に優れています。
器具の表面に皮膜を形成し、優れた潤滑性を発揮します。

⿟防食性に優れています。
錆を防止し、器具を保護します。ステンレススチールはもちろん、アルミニウムおよび銅、真鍮を材質とした医療器具にも使用できます。

⿟乾燥促進効果に優れています。
処理後の乾燥時間が短縮されるため、作業効率のアップが期待できます。

⿟乾燥ムラを抑制します。
浸透性が高く、器具表面に均一な保護皮膜を形成するため、乾燥後のムラを抑制します。

⿟安全性が高い処方です。
細胞毒性が低く、残留毒性に配慮した安全性の高い処方です。

⿟低起泡性です。
泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用に適しています。

⿟器材にべたつきが残りにくい処方です。
潤滑防錆剤処理後のべたつきがほとんどありません。

1

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク3. 使用方法
⿟浸漬で使用する場合
1 フタ付きの容器に水で0.5%希釈液を調製します。
①フタ付容器※推奨使用濃度0.5％（10Lの水に対し50mL）

10Lの水

50mL

2 医療器具を約30秒間浸漬してください。
②※本製品は洗浄後の器具に使用してください。
※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にして浸漬してください。

3 器具を引き上げ、十分に液切りをした後、乾燥させてください。
②※すすがないでください。
※使用液は1日1回を目安に交換してください。
※使用液の汚染が激しい時はその都度交換してください。

⿟ジェット洗浄機で使用する場合
1 ジェット洗浄機に本品をセットします。
①※推奨使用濃度0.5％（10Lの水に対し50mL）※自動供給装置のホースの先端が薬液に漬かっていることを確認してください。

2 洗浄機の操作法に従い、潤滑・防錆処理を行います。
②29L10L

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

4. 性 能潤滑性
剪刀や鉗子などの医療器具は、擦り合わせ部分の動きが悪くなると操作性が低下します。
これを防ぐため、 潤 滑・防 錆 剤での 処 理を行 います。そこで、パワーミルク Clear および他社品の潤滑性を調べました。

＜方法＞
パワーミルク Clear および他社品の潤滑性を、摩擦感テスター K E S - S E - S T P（カトーテック社製、写真１）を用いた摩擦係数測定により評価しました。
水道水で調製したパワーミルク Clear および他社品の実用液に、ステンレススチールテストピース（ S U S 304 ）（ 50 m m ×30 m m ×0 . 8 m m（ L ×W ×T ））を 30 秒 間 浸 漬した後、引き上げ、乾燥させました。その後、摩擦感テスターの試料台に載せ、センサーを 30 m m滑らせ、表 1 に示す条件で摩擦係数（μ）を測定しました。 結果は 20 m m 間のμの平均値をM I U（平均摩擦係数）として算出しました。
写真 1

摩擦感テスター（左 ： 装置一式、右 ： 装置本体）
センサー
試料台▲
表1試料（テストピース）

摩擦感テスターの測定条件

感度HIGH（20g/V）

摩擦静荷重

25g

スピード

1.0mm/sec

摩擦センサー

シリコンセンサー

＜結果＞

1.9

結 果 を 図 1 に 示 し ま す。 MIU

1.7

値は摩擦の大きさを示し、数値が小さくなるほど滑りやすく、大きく1.5なるほど滑りにくいことを示しています。パワーミルク Clear で処理したテストピースの MIU 値は、水道水 で 処 理したテストピー スよりも顕著に低く、また他社品で処理した場合と比較しても同等以下を示しました。このことからパワーミルク

Clear は金 属 表 面に潤 滑性を与えると言えます。

1.3MIU

4-1

1.10.90.70.5

パワーミルク
Clear

図1

他社品A他社品B

他社品C

水道水

各種潤滑・防錆剤の潤滑性

3潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

4-2．防食性
医療器具には様々な材質の金属が用いられています。そこで、パワーミルク Clear および他社品の防食性を調べました。

＜方法＞
各種金属テストピース（ステンレススチ―ル 3 種（ SUS304 、SUS430 、SUS420J2 ）、アルミニウム、銅、真鍮（ 50mm ×30mm ×0.8mm（ L ×W ×T ））を、パワーミルク Clear および他社品の実用液に浸漬し、過酷条件下（ 50 ℃・3 日間）で放置しました。その後、水洗いし、乾燥させた後、外観観察を行いました。

＜結果＞
結果を表 2 および表 3 に示します。 他社品 A および B ではアルミニウムに、他社品 C では
アルミニウム、真鍮に変化がみられました。これに対し、パワーミルク Clear では、試験した全 て の 材 質にお い て 全く変 化 は みられませ ん でした。このようにパワーミルク Clear は、防食性に優れているため、広範な医療器具に使用可能です。

表24

防食性試験の結果

ステンレス
スチール（3種）

アルミニウム銅

真鍮

パワーミルク
Clear

変化なし

変化なし

変化なし

変化なし

他社品 A

変化なし

茶色に変色

変化なし

変化なし

他社品 B

変化なし

茶色に変色

変化なし

変化なし

他社品 C

変化なし

黒色に変色

変化なし

黒色に変色

水道水

変化なし

茶色に変色

くすみ

茶色の斑点の発生

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク表3
SUS304防食性試験後の各種金属テストピース

SUS430SUS420J2

アルミニウム銅

真鍮

パワーミルク
Clear

他社品 A

他社品 B

他社品 C

水道水

未処理

5

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

4-3．乾燥促進効果
洗 浄 後 の 器 具 の 乾 燥に長 時 間を要 すると作 業 効 率を低 下させる要 因となることから、
パワーミルク Clear には、乾燥促進効果を付与しました。そこで、パワーミルク Clear および他社品の乾燥促進効果を調べました。

＜方法＞
パワーミルク Clear および他社品の実用液にステンレススチールテストピース（ SUS304 ）（ 50mm ×30mm ×0.8mm（ L ×W ×T ））を 30 秒間浸漬した後、引き上げ、電子天秤（吊り下げ型）で、表面の水分が揮発するまでテストピースの重量を測定しました。 付着水分量として算出しました。
に対する揮発水分量の割合を揮発率（ % ）＜結果＞
結果を図 2 に示します。パワーミルク Clear で処理したテストピースの表面が乾燥するのに要した時間は約 14 分であり、他社品および水道水で処理した場合と比較して最も短い時間で乾燥することがわかりました。 他社品で処理した場合の乾燥時間はパワーミルク Clear の約 1.2 ～ 1.8 倍、水道水で処理した場合は 2.1 倍以上必要でした（他社品 A：約 17 分、他社品 B：約 25 分、他社品 C：約 19 分、水道水：30 分以上）。これは、他社品および水道水で処理した場合はテストピース表面に水滴が形成されるのに対し、パワーミルク Clear では水滴が形成されず器具表面に均一な皮膜を形成することで乾燥時間が短くなったものと思われます。このことより、医療器具の再生処理工程の時間の短縮につながり、作業効率の向上が期待できます。

（%）

10080
揮発率6040
パワーミルクClear
他社品A20

他社品B
他社品C0

水道水
01020時図2630 （分）間

各種潤滑・防錆剤の乾燥促進効果

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

4-4．乾燥ムラの抑制効果
乾燥後の器具に乾燥ムラが形成されると、外観上、好ましくないばかりか、目視による清浄度評価の精度を低下させます。そのため、パワーミルク Clear には、乾燥ムラの抑制効果を付与しました。そこで、パワーミルク Clear および他社品の乾燥ムラの抑制効果を調べました。

＜方法＞
パワーミルク Clear および他社品の実用液にステンレススチールテストピース（ SUS304 ）（ 50mm ×30mm ×0.8mm（ L ×W ×T ））を 30 秒間浸漬した後、引き上げ、垂直に立て掛け、105 ℃で 30 分間乾燥させました。 乾燥後、テストピース表面の乾燥ムラを観察しました。

＜結果＞
結果を表 4 に示します。 他社品 B および C で処理した場合、引き上げ直後のテストピース上部は濡れておらず、希釈液が水滴状に付着していました。その後 105 ℃で乾燥させると、この水滴がウォータースポットとなり、乾燥ムラを形成しました。これに対し、パワーミルク

Clear および他社品 Aで処理した場合、引き上げ直後のテストピース表面の大部分が均一に濡れており、水滴は観察されませんでした。その後、乾燥させても表面にはウォータースポットが形成されず、乾燥ムラは観察されませんでした。このことから、パワーミルク Cl e a r の乾燥ムラ抑制効果は非常に優れていると言えます。

表 4 各種潤滑・防錆剤の乾燥ムラ抑制の結果
パワーミルク Clear
引き上げ直後他社品 A

乾燥後引き上げ直後

他社品 C
引き上げ直後

他社品 B
乾燥後引き上げ直後

乾燥後

水道水
乾燥後

引き上げ直後乾燥後7

潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク
潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク4-5．細胞毒性による安全性評価
潤滑・防錆剤は洗浄の最終工程剤として使用され、器具に残存します。そこで、 HeLa細 胞（ヒト子 宮 頸 部 癌 由 来 細 胞 ）を用 いて、パワーミルク Clear および他 社 品 の 安 全 性を調べました。

＜方法＞

MTT 還元法により細胞毒性試験を行いました。 細胞を 96 穴マイクロプレートに播種し、培地で 72 時間培養した後、各濃度のパワーミルク Clear および他社品を含む培地に交換しました。この培地中で 48 時間培養後、 0.5mg/mL MTT 入り培地に交換し、 3 時間処理後、イソプロパノールでホルマザンを抽出し、吸光度を測定して細胞残存率を算出しました。

＜結果＞
結果を図 3 に示します。パワーミルク Clear の細胞残存率は他社品以上でした。このことから、他社品に比べてパワーミルク Clear の細胞毒性は低く、安全性が高いと考えられます。

高い低い

細胞毒性（％）

10080

細胞残存率

60
パワーミルク
Clear40

他社品A
他社品B
他社品C

20

00.0001

0.001

0.010.1

試料濃度
図38

各種潤滑・防錆剤の細胞毒性

110（％）

潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルク

品

名潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear

内容量 / 規 格

1梱入数

商品コード

ＪＡＮコード

4L

35036949-87696-50369-4

大容量10L規格もございます。担当営業までお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
https://www.saraya.com/
お問い合わせ先TEL.06 - 6797 - 2525

学術的なお問い合わせ先TT

学術部 TEL. 06-4706-3938（受付時間 ： 平日 9:00〜18:00）
64-2970B-01-M