HLA Analysis

HLA 関連製品「HLA の基礎」付録付き

2024-2025

APPLICATION CATALOG

A Global
Biotechnology
MarketingCompany

Ant i - H LA ant i b o d y d e t e c t i o n a n d H L A g e n o t y p i n g

Contents

One Lambda
抗HLA抗体・DNAタイピング試薬の分類

AllType™ NGS…………………………………………………… 25
AllType™ NGS補助試薬・消耗品……………………………… 26
TypeStream™ Visual…………………………………………… 26

One Lambda 抗HLA抗体・DNAタイピング試薬の分類…… 4

抗HLA抗体測定試薬 LABScreen™

HLA-DNAタイピング試薬 LinkSēq™

抗HLA抗体測定試薬 LABScreen™……………………………… 5

リアルタイムPCRタイピング試薬 LinkSēq™ ………………… 27

LABScreen™ Mixed（スクリーニング検査試薬）…………… 6

LinkSēq™ HLA-ABCDRDQDP SABR 384 Kit………………… 28

LABScreen™ Multi……………………………………………… 6

LinkSēq™ その他HLAタイピング試薬………………………… 29

LABScreen™ PRA（スクリーニング検査試薬）……………… 7

LinkSēq™ KIRタイピング試薬………………………………… 29

注目商品

LABScreen™ Single Antigen（抗体特異性同定検査試薬）… 7

LinkSēq™ HPAタイピング試薬………………………………… 30

注目商品

LABScreen™ Single Antigen ExPlex

LinkSēq™ その他試薬・専用試薬・消耗品…………………… 30

注目商品（LABScan3Dシステム専用）………………………………… 8
LABScreen™ Single Antigen Supplement…………………… 9

注目商品

HLA-DNAタイピング試薬 マイクロSSP™

LABScreen™ Single Antigen Supplement

HLA-DNAタイピング試薬 マイクロSSP™…………………… 31

添加の有無と測定可能な日本人アレル頻度の比較…………… 9

マイクロSSP™ Generic Trays………………………………… 32

LABScreen™専用試薬…………………………………………… 10

マイクロSSP™ High Resolution Trays………………………… 32

LABScreen™ Autoantibody…………………………………… 11

マイクロSSP™ Allele Specific Trays…………………………… 32

C1qScreen™……………………………………………………… 12

マイクロSSP™ AmbiStrips……………………………………… 33

MagSort™………………………………………………………… 13

マイクロSSP™ 専用試薬………………………………………… 33

PreSorb™………………………………………………………… 14

マイクロSSP™ 専用器具………………………………………… 33

Adsorb Out™……………………………………………………… 14

マイクロSSP™ 専用泳動槽……………………………………… 34
SSP B27 Primer Set……………………………………………… 34

抗HLA抗体測定試薬 FlowPRA™
抗HLA抗体測定試薬 FlowPRA™ ……………………………… 15
FlowPRA™ Screening Test …………………………………… 15

HLA-DNAタイピング試薬 SeCore™ SBT
HLA-DNAタイピング試薬 SeCore™ SBT……………………… 35

FlowPRA™ Specific Test………………………………………… 16
FlowPRA™ Single Antigen……………………………………… 17
FlowPRA™ 専用試薬……………………………………………… 18

HLA解析ソフトウェアの紹介
HLA Fusion™……………………………………………………… 36
HLA Fusion™ Research………………………………………… 36

抗AT1R抗体検出試薬
抗AT1R抗体検出試薬…………………………………………… 19

HLA-DNAタイピング試薬 LABType™
HLA-DNAタイピング試薬 LABType™………………………… 20
注目商品

注目商品

LABScan3D™システム…………………………………………… 37

注目商品

LABScan™システム……………………………………………… 38

LABType™ CWD（LABScan3Dシステム専用）……………… 21
LABType™ XR（LABScan3Dシステム専用）………………… 21

ベンチトップ型 次世代シーケンサー

LABType™ SSO…………………………………………………… 21

Ion GeneStudio™ S5システム・

LABType™ 試薬各種およびHLA-DNAタイピング法の比較… 22

Ion GeneStudio™ S5 プラスシステム………………………… 39

KIR SSO Genotyping Test……………………………………… 23

NGSサンプル調製の自動化 Ion Chef™……………………… 40

LABType™ 専用試薬・器具……………………………………… 23

Ion GeneStudio™ S5関連試薬………………………………… 40

HLA-DNAタイピング試薬 AllType NGS™
注目商品

一般医療機器LABScan3D™システム/LABScan™システム

AllType™ FASTplex™ NGS v2………………………………… 24

フロークロスマッチ試薬 FlowDSA™-XM
フロークロスマッチ試薬 FlowDSA™-XM……………………… 41

HLAモノクローナル抗体
HLAモノクローナル抗体………………………………………… 42

その他サポート試薬
コントロール血清………………………………………………… 43
補体………………………………………………………………… 43
抗原検査（血清タイピング）関連試薬………………………… 43

クロスマッチ解析 関連試薬
クロスマッチ解析のための細胞分離試薬……………………… 44

付録

HLA分子の構造と役割������������������������������������������� 52
HLAの遺伝子の構造とアレル数������������������������������� 53

HLA抗原型の種類����������������������������������������������� 54
HLAアレルの表記法��������������������������������������������� 55
疾患感受性とHLA����������������������������������������������� 55
日本人のHLA遺伝子頻度表������������������������������������ 56
HLA Class II DR領域の遺伝子地図������������������������� 60
日本人集団におけるHLA Class II領域の連鎖�������������� 60

HLAタイピングの領域と精度���������������������������������� 61
抗HLA抗体の交差反応（CREG）����������������������������� 61
Eplet（Epitope）解析の有用性�������������������������������� 62

EasySep™/EasySep™ Direct…………………………………… 45
EasySep™専用磁石……………………………………………… 45
RosetteSep™……………………………………………………… 46
SepMate™………………………………………………………… 46
RosetteSep™ & SepMate™…………………………………… 47

キメリズム解析 関連試薬
細胞分離試薬EasySep™………………………………………… 48
キメリズム解析試薬 Devyser Chimerism NGS……………… 50

HLAコミュニティーのご案内
HLAコミュニティーのご案内…………………………………… 51
データ測定用・解析用ファイルのダウンロード方法………… 51
HLA関連動画……………………………………………………… 51

以下に記載の製品名は各社の商標または登録商標です。
Adsorb Out, AllType, AmbiStrips, C1qScreen, FASTPlex, FlowDSA-XM, FlowPRA, FluoroBeads, FluoroQuench, HLA Fusion,
LABScan, LABScan3D, LABScreen, LABType, LABXpress, LinkSēq, LymphoKwik, Micro SSP, NXType, PreSorb and uTYPE are
trademarks of One Lambda, Inc.
GeneAmp, IonChef, Ion GeneStudio, SeCore, SureTyper, TypeStream and Veriti are trademarks of Thermo Fisher Scientific,
Inc.
Illumina, iSeq, MiniSeq and MiSeq are trademarks of Illumina, Inc.
xMAP and xPONENT are trademarks of Luminex Corporation.
AmpliTaq is a treademark of Roche Molecular Systems, Inc.
EasySep, RosetteSep, SepMate and EasyEights are trademarks of STEMCELL Technologies Inc.
Lymphoprep is a trademark of Alere Technologies.
Ficoll-Paque is a trademark of GE HealthCare Ltd.
Devyser® is a registered trademark of Devyser Diagnostics AB.

One Lambda 抗 HLA 抗体・DNA タイピング試薬の分類

One Lambda
抗 HLA 抗体・DNA タイピング試薬の分類
抗 HLA 抗体測定
商品名
Mixed（p.6）
Multi（p.6）
LABScreen™ PRA（p.7）
Single Antigen（p.7-9）
Screening（p.15-16）
Specific（p.16）
FlowPRA™
Single Antigen（p.17-18）

検体
処理数

1 ～ 95

1～
1～
1～

時間

2 時間
以内

2 時間
以内

スクリー
ニング

測定の目的

%PRA
(※)

特異性の
同定
×
×
△

測定機器

抗 HNA
抗体検出

○
○
○

×
×
○

×
○
×

×

×

○

×

○

○

×

×

×

○

△

×

×

×

○

×

• LABScan3D™システム(p.37)• LABScan™システム（p.38）
フローサイトメーター※ %PRA: % of panel reactive antibody・・・全パネル数に対して被検血清の反応するパネルの割合

HLA-DNA タイピング
解像度
目安
8桁
レベル

使用機器 / 器具

テスト数
目安

推奨試薬

対象分野

～ 96
NGS シーケンサー
AllType™ FASTplex™ NGS v2（p.24）
Ion GeneStudio™（p.39）など （機器による） AllType™ NGS（p.25）
造血幹細胞

移植

DNA シーケンサー

4桁
レベル

LABScan3D™システム（p.37）～ 96

LABType™ CWD/XR（p.21）

マイクロ SSP™専用泳動槽（p.34）～6マイクロ SSP™ Allele Specific
Trays（p.32）

LABScan3D™システム（p.37）
LABScan™システム（p.38）～ 96

LABType™ SSO（p.21）～3マイクロ SSP™ Generic Trays（p.32）～8

LinqSēq™ HLA-ABCDRDQDP
SABR 384 Kit（p.28）

マイクロ SSP™専用泳動槽
2桁
レベル （p.34）

リアルタイム PCR 装置

4～ 16
SeCore™ SBT（p.35）（機器による）

がん免疫
その他研究
臓器移植
輸血

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen™
概要
LABScreen™は、血清中に含まれる抗 HLA 抗体をハイスループットに測定するキットです。精製 HLA 抗原がコーティングされた 100 色の蛍光ビーズと血清を反応させた後、2 次抗体で標識します。LABScan3D™システム /LABScan™システム（→ p.37 - 38）を使用して蛍光強度を測定し、解析ソ
フトウェア「HLA Fusion™」（→ p.36）を用いて抗 HLA 抗体を検出します。
LABScreen をご使用の際には、血清のバックグラウンドを補正するためのLABScreen ネガティブコントロール血清（商品コード：LS-NC）および標識抗体である PE Conjugated Goat-Anti Human IgG（商品コード：LS-AB2）を別途ご用意ください。

特長•

一度に 95 サンプルまで判定することができます•

すべての LABScreen 試薬の操作方法は共通で、同一プレートで異なる試薬を用いて同時測定が可能です•

ビーズミックスには、陽性コントロールビーズ、陰性コントロールビーズが含まれています•

陰性コントロール血清の同時解析によりバックグラウンドを補正し、nMFI 値（蛍光値）を算出します•

サンプル調製時間はわずか 90 分で、測定時間を含めて 95 サンプルを 120 分以内に判定できます

原理・操作方法
1.	LABScreen ビーズに血清を添加後、室温でインキュベート

4. 洗浄

2. 洗浄

5. LABScan3D システム /LABScan システムで測定、HLA Fusion で解析

3. PE 標 識 2 次 抗 体 を 添 加 し、室温でインキュベート

キット構成• LABScreen Beads• LABScreen Wash Buffer -10X

必要な機器

キット以外に必要な試薬• プレートシェーカー• プレート遠心機• LABScan3D システム /LABScan システム

• LABScreen ネガティブコントロール血清（LS-NC）• PE Conjugated Goat Anti-Human IgG (LS-AB2)• PBS(-)

5

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen
LABScreen™ Mixed（スクリーニング検査試薬）
概要
LABScreen™ Mixed は、血清中の HLA Class I、HLA Class II あるいは MICA 抗原と結合する抗体の有無を判定するためのスクリーニングキットです。WHO に規定されている HLA Class I、HLA Class II のすべての抗原を網羅しており、もっとも低コストでスクリーニングが可能です。

特長•

それぞれのビーズに HLA Class I、Class II または MICA の精製抗原がコーティングされています•

１ウェルで、１サンプルの抗 HLA Class I 抗体、抗 H L A Class II 抗体、抗 MICA 抗体の有無を同時に判定することができます•

ビーズミックスには、陽性コントロールビーズと陰性コントロールビーズ、12 種類の HLA Class I ビーズ、5 種類の HLA Class II ビーズ、2 種類の MICA ビーズを含んでいます

データ例

左：HLA Class I - 陽性、
右：HLA Class II - 陰性の検体例です

商品コード
LSM12

商品名
LABScreen Mixed Class I & II

梱包単位
100 tests

保存温度
冷凍（-80℃）

LABScreen™ Multi
概要
LABScreen™ Multi は、血清中の抗 HLA Class I 抗体、抗 HLA Class II 抗体およびヒト好中球抗原に対する抗体（抗 HNA 抗体）の有無を判定するためのスクリーニングキットです。抗 HNA 抗体の検出は、移植や輸血関連
急性肺障害（TRALI）等に対するスクリーニングに有用であると考えられています。

特長•

それぞれのビーズに HLA Class I、HLA Class II または HNA の精製抗原がコーティングされています•

１ウェルで１サンプルの抗 HLA Class I 抗体、抗 HLA Class II 抗体および抗 HNA 抗体を同時に判定することができます•ビーズミックスには、陽性コントロールビーズと陰性コントロールビーズ、12 種類の HLA Class I ビーズ、5 種類の HLA Class II ビーズ、9 種類の HNA ビーズを含んでいます•

血清中の HNA-1 (a,b,c)、2、3 (a,b)、4a、5 (a,b) 抗体の有無が調べられます

商品コード
LSMUTR

6

LABScreen Multi

商品名

梱包単位
100 tests

保存温度
冷凍（-80℃）

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen

LABScreen™ PRA（スクリーニング検査試薬）
概要
LABScreen™ PRA は、血 清 中 の 抗 HLA 抗体の有無と %PRA およびおおよその特異性を判定するキットです。
各 ビーズに 1 種類のパネル細胞（HLA 型が既知の細胞株）の精製 HLA 抗原がコーティングされています。

特長•

LABScreen PRA Class I は、56 種類のビーズに精製 HLA 抗原がコーティングされています•

LABScreen PRA Class II は、35 種類のビーズに精製 HLA 抗原がコーティングされています

データ例（LABScreen PRA Class I）

商品コード
LS1PRALS2PRA
LS12PRA

商品名
LABScreen PRA Class I
LABScreen PRA Class II
LABScreen PRA Class I & II

梱包単位
25 tests
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

LABScreen™ Single Antigen（抗体特異性同定検査試薬）
概要
LABScreen™ Single Antigen は、血清中に含まれる抗 HLA 抗体あるいは抗 MICA 抗体の特異性を高感度に同定するキットです。ビーズ 1 種類あたり、アレルが明らかになっている単一の HLA 抗原がコーティングされています。DSA（Donor specific antibody：ドナー特異的抗体）の検出が可能です。

特長•

LABScreen Single Antigen Class I は、31 種類の A ローカス、50 種類の B ローカス、16 種類の C ロー•

LABScreen Single Antigen Class II は、
36 種類の DR ローカス、28 種類の DQ ローカス、31 種類の DP ロー•

LABScreen MICA Single Antigen は、10 種類の MICA の単一抗原がコーティングされています

カスの単一抗原 * がコーティングされています。 * Lot015 情報
カスの単一抗原 ** がコーティングされています。

** Lot016 情報

データ例（LABScreen Single Antigen Class I）
抗 HLA 抗体測定と MFI：
MFI は Mean Fluorescence Intensity（蛍光値）の略です。MFI は蛍光値のため、使用する試薬によって異なりますのでご注意ください。
文献で紹介されている MFI 値の多くは「LABScreen
Single Antigen」の数値を表しています。

商品コード
LS1A04
LS2A01LSMICA001

商品名
LABScreen Single Antigen Class I
LABScreen Single Antigen Class II
LABScreen MICA Single Antigen

梱包単位
25 tests
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

7

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen
LABScreen™ Single Antigen ExPlex（LABScan3D システム専用）概要
LABScreen™ Single Antigen ExPlex は、
LABScreen Single Antigen に含まれていない HLA アレルがコーティングされている LABScan3D システム専用のキットです。LABScreen Single Antigen ビーズと同じウェルで測定でき、１つの csv ファイルでデータが出力されます。HLA Fusion での解析時にデータを結合する必要がありません。本試薬を併用することで、日本人に見られるほぼすべての HLA を４桁レベルで網羅でき、さらに高精度な DSA の同定が可能になります。

特長•

LABScreen Single Antigen ビーズと ExPlex ビーズ

血清 40 µL

を同じウェル内で測定可能•

LABScan3D システム専用•

日本人に特徴的な 4 桁 HLA アレルを網羅•

より高精度に DSA のモニタリングが可能

AA：オーストラリア先住民、AI：アメリカ先住民、B：黒人、H：ヒスパニック、O：東アジア（日本人）、P：オセアニア

商品コード
商品名
OLI-LS1AEX01 LABScreen Single Antigen HLA Class I ExPlex
OLI-LS2AEX01 LABScreen Single Antigen HLA Class II ExPlex

梱包単位
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

梱包単位
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

LABScreen Single Antigen とのセット品
商品コード
OLI-LS1A04EX
OLI-LS2A01EX

8

商品名
LABScreen Single Antigen Class I + ExPlex Class I
LABScreen Single Antigen Class II + ExPlex Class II抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen
LABScreen™ Single Antigen Supplement
データ例

概要
LABScreen™ Single Antigen Supplement は、LABScreen Single Antigen に含まれていない HLA ア
レルがコーティングされているビーズです。LABScreen
Single Antigen ビーズと本試薬を併用することで、日本人に見られるほぼすべての HLA を４桁レベルで網羅でき、さらに高精度な DSA の同定が可能になります。

特長•

日本人に特徴的な 4 桁 HLA アレルを網羅•

より高精度に DSA のモニタリングが可能•

簡便な操作方法：測定、解析まで約 2 時間•

LABScan3D システム /LABScan システムを使用した（LABScreen Single Antigen Class I と Supplement
Class I を併用）

ハイスループットな測定
商品コード
商品名
LS1ASP01 LABScreen - Supplement Class I
LS2ASP01 LABScreen - Supplement Class II

梱包単位
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

梱包単位
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

LABScreen Single Antigen とのセット品
商品コード
商品名
LS1A04SP LABScreen SA + Supplement Class I
LS2A01SP LABScreen SA + Supplement Class II

LABScreen Single Antigen Supplement 添加の有無と測定可能な日本人アレル頻度の比較
LABScreen Single Antigen 試薬に LABScreen Single Antigen Supplement 試薬を添加することで、日本人に高頻度で見られる HLA アレルは HLA-A、B、C および DRB1 いずれも 99% 以上カバー可能です。
100

99.01

測定可能なアレル（%）

90
80

90.83

93.22

99.79

99.73
79.74

70

69.94

60
50
40
30
20
10
0

A

B

C

DRB1

LABScreen Single Antigen のみ
LABScreen Single Antigen ＋ LABScreen Single Antigen Supplement9抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen
LABScreen™ 専用試薬概要
LABScreen™で抗 HLA 抗体を測定する際に必要な試薬です。
商品コード
LS-NC
LS-AB2

商品名
LABScreen ネガティブコントロール血清
PE Conjugated Goat Anti-Human IgG

梱包単位
400 µL (20 tests)
1000 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷蔵（2-8℃）

梱包単位
25 tests
1000 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷蔵（2-8℃）

LABScreenで IgM 抗 HLA 抗体を測定する際に必要な試薬です。
商品コード
IGM-PCB
IGM-PEC110

商品名
IgM Positive Control Beads
PE-Conjugated Anti-Human IgM

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen

LABScreen™ Autoantibody
概要

データ例

LABScreen™ Autoantibody は、non-HLA 抗 体 を 検出する試薬です。各ビーズに１種類の精製された nonHLA 抗原がコーティングされており、39 種類の nonHLA 抗体を検出することができます。

特長
下記の抗体を検出することができますGroup 1 （32 抗原）
AntigenProtein
関連臓器
ID
VM
Vimentin
腎臓・心臓
AGT
Angiotensinogen
腎臓
Peroxisomal trans-2-enoylPECR
腎臓
Coa reductase
CXCL11C-X-C motif chemokine11 腎臓
CXCL9C-X-C motif chemokine 9
腎臓
AGRIN
Agrin
腎臓
IFNG
Interferon gamma
腎臓
Secretory phospholipase
PLA2R
腎臓
A2 receptor
Receptor-type tyrosine膵臓
PTPRN
protein phosphatase -like N
Regenerating islet-derived
REG3A
膵臓protein 3-alpha
ENO1
Alpha-enolase
心臓
CD36
Platelet glycoprotein5
心臓
Myosin-binding protein C,
MYOSIN心臓
cardiac-type
Heterogeneous nuclear
HNRNPK心臓
ribonucleoprotein K
TUBA1B Tubulin alpha-1B chain
肺
Chromatin assembly factor
CHAF1B
HSCT
1 subunit B
Glutathione S-transferase HSCT・肝臓・
GSTT1
theta-1
腎臓
NCL
Nucleolin
腎臓・心臓
Leucine-rich repeat
FLRT2
transmembrane protein
FLRT2Interferon-induced helicase
IFIH1
C domain-containing
protein 1
Aurora kinase A-interacting
AURKA
protein

商品コード
OLI-LSAUT1
OLI-LSAUT2
OLI-LSAUT3

商品名
LABScreen Autoantibody Group 1
LABScreen Autoantibody Group 2
LABScreen Autoantibody Group 3

AntigenID

Protein

関連臓器

Peptidyl-prolyl cis-transisomerase A
Eukaryotic translation
EIF2A
initiation factor 2A
LMNA
Prelamin-A/C
PRKCZ
Protein kinase C zeta type
PRKCH
Protein kinase C eta type
LMNB1
Lamin-B1
CXCL10C-X-C motif chemokine 10
Rho GDP-dissociation
ARHGDIB
inhibitor 2
G l i a l c e l l l i n e - d e r i ve d
GDNF
neurotrophic factor
Glyceraldehyde-3GAPDH
phosphate dehydrogenase
TNFA
Tumor necrosis factor
PPIAGroup 2（1 抗原）
Antigen
ID
LG3

ProteinBasement membranespecific heparan sulfate
proteoglycan coreprotein (aka perlecan)

関連臓器
腎臓・肺

Group 3（6 抗原）
Antigen
ID
COL1
COL3
COL4
FN1
COL5
COL2

Protein
Collagen I
Collagen III
Collagen IV
Fibronectin
Collagen V
Collagen II
梱包単位
25 tests
25 tests
25 tests

関連臓器
腎臓
腎臓
腎臓
腎臓
肺

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

11

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen

C1qScreen™
概要
C1qScreen™は、補体の第一成分のひとつである C1q と PE 標識抗 C1q 抗体のセット品です。
C1qScreen を使用することで補体結合性の抗 HLA 抗体を特異的に検出します。LABScreen 試薬のみの測定結果と比較することで、抗 HLA 抗体の補体結合性の有無を確認できます。

特長•

お手持ちの LABScreen ビーズに血清を添加する前に C1q と反応させ、PE 標識抗 C1q 抗体で検出すること
で補体結合性の抗 HLA 抗体を測定します（PE Conjugated Goat Anti-Human IgG、商品コード：LS-AB2 は使用しません）•

LABScan3D™システム /LABScan™システムによる測定方法は、通常の LABScreen 試薬と同様です

操作方法
1.	 サンプル血清の非働化（56℃、30 分）

キット構成

2.	 C1q ストック溶液を HEPES バッファーで希釈• C1q positive control beads

3.	 非働化したサンプル血清、希釈した C1q 溶液を混合
4.	 LABScreen ビーズを添加し、インキュベート（室温 20 分）
5.	 PE 標識抗 C1q 抗体を添加し、インキュベート（室温 20 分）
6.	 洗浄• C1q• PE 標識ヒト C1q 抗体• HEPES バッファー

7.	 LABScan3D システム /LABScan システムで検出、
HLA Fusion で判定

IVIG 治療のモニタリング例

キット以外に必要な試薬• PBS（pH7.4）• LABScreen 各種試薬
陽性コントロール血清（C1QS-PC1、C1QS-PC2、オプション )• 陰性コントロール血清

IVIG によるバックグラウンドの影響を低減します。（One Lambda、Product News 2010 Spring より）

商品コード
C1Q
C1QS-PC1C1QS-PC2
C1QS-NC

商品名
C1qScreen
C1qScreen Positive Control Class I
C1qScreen Positive Control Class II
C1qScreen Negative Control Serum

梱包単位
25 tests
20 tests
20 tests
20 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

梱包単位
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

LABScreen Single Antigen とのセット品
商品コード
LS1A04C1Q
LS2A01C1Q

12

商品名
LABScreen SA Class I + C1qScreen
LABScreen SA Class II + C1qScreen

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen

MagSort™
概要
MagSort は、LABScreen Single Antigen 試薬用の検体前処理試薬です。
血清中に存在する特定の HLA 抗原に対する抗体を磁性ビーズを使用して分離します。抗体分離後の血清および分離した抗 HLA 抗体は、どちらもLABScreen Single Antigen 試薬で測定することができます。

使用例

対象アレル一覧
ひとつのビーズには 1 種類の抗原が結合されており、各チューブには 1 種類のビーズのみが含まれています。
商品コード

抗原

（ビーズ数）

対象アレル

OLI-MAG1A

10

A*01:01、A*02:01、A*03:01、A*11:01、A*24:02、A*25:01、A*29:01、A*30:01、A*33:03、A*68:01

OLI-MAG1B

10

B*07:02、B*08:01、B*13:01、B*15:01、B*44:02、B*46:01、B*53:01、B*57:01、B*67:01、B*73:01

OLI-MAG1C

11

C*01:02、C*02:02、C*03:03、C*03:04、C*04:01、C*05:01、C*07:02、C*12:03、C*15:02、C*16:01、C*17:01

OLI-MAG2DRB1

11

OLI-MAG2DQ

9OLI-MAG2DP

8

DRB1*01:01、DRB1*03:01、DRB1*04:01、DRB1*04:04、DRB1*07:01、DRB1*08:01、DRB1*11:01、DRB1*12:01、DRB1*13:01、DRB1*15:01、DRB1*16:01
DQA1*02:01/DQB1*02:01、DQA1*02:01/DQB1*02:02、DQA1*02:01/DQB1*03:01、DQA1*02:01/DQB1*03:02、DQA1*02:01/DQB1*03:03、
DQA1*02:01/DQB1*04:01、DQA1*01:01/DQB1*05:01、DQA1*01:01/DQB1*06:02、DQA1*01:03/DQB1*06:03
DPA1*01:03/DPB1*01:01、DPA1*01:03/DPB1*02:01、DPA1*01:03/DPB1*03:01、DPA1*01:03/DPB1*04:01、DPA1*01:03/DPB1*04:02、DPA1*01:03/DPB1*11:01、DPA1*02:01/DPB1*17:01、DPA1*01:03/DPB1*19:01

商品コード
商品名
OLI-MAG1A
MagSort Class I HLA-A
OLI-MAG1B
MagSort Class I HLA-B
OLI-MAG1C
MagSort Class I HLA-C
OLI-MAG2DPMagSort Class II HLA-DP
OLI-MAG2DQ MagSort Class II HLA-DQ
OLI-MAG2DRB1 MagSort Class II HLA-DRB1
OLI-MAGRP
MagSort Reagent Pack

梱包単位
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set

保存温度
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）
超冷凍（-80℃）

13

抗 HLA 抗体測定試薬 LABScreen
PreSorb™
概要
PreSorb™はラテックスに対する抗体や一部のビーズに対する非特異性の反応を取り除くための検体の前処理試薬です。LABScreen に利用可能です。

PreSorb 処理による非特異性反応の変化
検体の処理をする際に専用の磁石が必要です。
PreSorb

処理前

PreSorb

処理後

Cw1, 12, 15 や Pan-DR, Pan-DQ の反応が除去されています商品コード
OLI-PRESORB
DB12321

PreSorb
DynaMag-2

商品名

梱包単位
25 tests
1個

保存温度
冷凍（-80℃）
室温

Adsorb Out™
概要
Adsorb Out™は、ラテックスに対する抗体を持つためにバックグラウンドが高くなる検体に対して、非特異性の結合を取り除くビーズです。LABScreen、FlowPRA に利用可能です。

Adsorb Out 処理によるバックグラウンド値の変化
Adsorb Out

処理前

Adsorb Out

処理後

商品コード
ADSORB

14

Adsorb Out

商品名

梱包単位
25 tests

保存温度
冷蔵（2-8℃）

抗 HLA 抗体測定試薬 FlowPRA

抗 HLA 抗体測定試薬 FlowPRA™
概要
FlowPRA™はフローサイトメーターを使用して血清に含まれる抗 HLA 抗体を検出する試薬です。精製 HLA 抗原をコーティングした直径約 2 - 4 µm のマイクロビーズに結合した抗 HLA 抗体を、FITC 標識抗ヒト IgG Fc γ抗体で蛍光標識してフローサイトメーターで測定します。FlowPRA 測定の際には、専用のネ
ガティブコントロール血清（商品コード：FL-NC）およびポジティブコントロー
ル血清（商品コード：FL1-PC、FL2-PC）を併せてご用意ください。

特長•

1 検体から解析可能です•

直径約 2 - 4 µm のマイクロビーズに、精製 HLA 抗原がコーティングされています•

HLA 抗原がコーティングされたビーズは、PE に近い波長の蛍光物質で標識されています（FlowPRA Class I Screening Test は、蛍光未標識のビーズが使われています）

操作方法
1.	 血清とビーズとコントロールビーズを混合し、暗所 20-25℃で30 分間インキュベート
2.	 洗浄3.	 1 x FITC anti-human IgG をビーズに加え、暗所 20-25℃で30 分間インキュベート
4.	 洗浄キット構成• FlowPRA ビーズ• FITC 標識抗ヒト IgG Fc γ
• Washing Buffer（10 ｘ）

5.	 1 x PBS をチューブに添加後、フローサイトメーターで測定

FlowPRA™ Screening Test概要
血清中の抗 HLA 抗体の有無の確認および %PRA の測定に用いるキットです。
FlowPRA™ Class I、FlowPRA™ Class II、FlowPRA™ Class I & II 用の 3 種類を販売しております。

特長•

FlowPRA Class I、FlowPRA Class II はいずれも、30 種類のパネル細胞から精製した HLA 抗原をコーティングした 30 種類のビーズの混合物です•

FlowPRA Class I のビーズは蛍光未標識である一方、FlowPRA Class II のビーズは PE に近い波長をもつ蛍光物質で標識されています•

フローサイトメーターでビーズの蛍光を識別できるため、Class I 抗体と Class II 抗体を別々あるいは同時測定が可能です•

ビーズに結合した HLA 抗原は、すべてのコモン HLA 抗原および多くのレア抗原を網羅しています15

抗 HLA 抗体測定試薬 FlowPRA

データ例
陰性検体

商品コード
FL1-30FL2-30FL12-60

陽性検体

商品名
FlowPRA Class I Screening Test (30 抗原 )FlowPRA Class II Screening Test (30 抗原 )FlowPRA Class I & II Screening Test (60 抗原 )梱包単位
50 tests
50 tests
50 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

FlowPRA™ Specific Test
概要
血清中に存在する抗 HLA 抗体の特異性の判定および %PRA を測定する試薬です。パネル細胞より精製された
HLA Class I または Class II 抗原がコーティングされたビーズを用いて、抗 HLA 抗体のおおよその特異性を判
定します。

特長
•

ビーズ１種類あたり、1 種類のパネル細胞（HLA アレルが明らかになっている細胞）より精製した HLA 抗
原がコーティングされています•

FlowPRA™ Specific Class I（商品コード：FL1SP）は、
32 種類の細胞株より精製した HLA Class I 抗原をコー
ティングしたビーズを用いて、HLA Class I 抗体の特異性を判定します•

FlowPRA™ Specific Class II（商品コード：FL2SP）は、32 種類の細胞株より精製した HLA Class II 抗原を
コーティングしたビーズを用いて、HLA Class II 抗体の特異性を判定します•

各バイアルに含まれるビーズは異なる蛍光特異性を持つためフローサイトメーターで識別でき、どのパネル
血清が反応したかを確認できます

データ例
陰性コントロール 陽性コントロール

商品コード
FL1SP
FL2SP

16

陽性検体

商品名
FlowPRA Specific Class I (32 抗原 )FlowPRA Specific Class II (32 抗原 )梱包単位
10 tests
10 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

抗 HLA 抗体測定試薬 FlowPRA
FlowPRA™ Single Antigen
概要
各ビーズに対する反応性から検体血清中の抗 HLA 抗体の特異性を判定します。各ビーズに１種類の HLA 抗原
がコーティングされています。

特長•

FlowPRA Screening や FlowPRA Specific Test で同定が難しかった抗 HLA 抗体や、弱抗体を感度良く同定します•

１バイアルあたり、コントロールビーズを含む 9 種類のビーズから構成されています•

FlowPRA™ Class I Single Antigen Supplement は 10 グループあり、A ローカス、B ローカス、C ローカ
スの抗体をカバーしています•

FlowPRA™ Class I Single Antigen（商品コード：FL1HD）は、FlowPRA Class I Single Antigen Supplement Group 1 から Group 4 までのセット品です•

FlowPRA™ Class II Single Antigen Supplement は 5 グループあり、DRB1、DR3/4/5、DQB1、DPB1 の抗体をカバーしています•

FlowPRA™ Class II Single Antigen（商品コード：FL2HD）は、FlowPRA Class II Single Antigen Supplement Group 1 から Group 4 までのセット品です

FlowPRA Single Antigen でコーティングされている HLA 抗原の種類
HLA Class I
グループ
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8Group 9Group 10

商品コード
FL1HD01
FL1HD02
FL1HD03
FL1HD04
FL1HD05
FL1HD06
FL1HD07
FL1HD08
FL1HD09
FL1HD10

A1
A68
B51
B38
B37
B53
B67
A36
Cw1
Cw8

A2
A11
B13
B57
B39
B54
B81
A66
Cw2
Cw12

A3
A34
B18
B7
B41
B56
B72
A43
Cw10
Cw14

HLA 抗原の種類
B49
A25
A24
A32
B35
B62
B52
B27
B42
B46
B58
B59
B73
B75
A74
A80
Cw9
Cw4
Cw15
Cw16

A29
A33
B45
B8
B47
B61
B76
B71
Cw5
Cw17

A30
A31
B60
B65
B48
B63
B77
B8201
Cw6
Cw18

A26
A23
B44
B55
B50
B64
B78
A69
Cw7
Cw10

DR4
(rDR0405)

DR10

DR11

DR16

DR17

DR18

DR9
(rDR0901)

DR12(rDR1202)

DR15(rDR1502)
DP(Mixed)DP17

HLA Class IIグループ 商品コード

HLA 抗原の種類

Group 1FL2HD01

DR1

DR103

Group 2

FL2HD02

DR12(rDR1201)

DR13(rDR1301)

DR4(rDR0401)
DR13(rDR1303)

Group 3

FL2HD03

DR51

DR52

DR53

DR1
(rDR0102)

DR15(rDR1501)
DR4(rDR0404)

Group 4

FL2HD04

DQ2

DQ4

DQ5

DQ6

DQ7

DQ8

DQ9

Group 5

FL2HD05

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP11

DP13

DR7
DR14

DR8

17

抗 HLA 抗体測定試薬 FlowPRA

商品コード
FL1HD
FL1HD01
FL1HD02
FL1HD03
FL1HD04
FL1HD05
FL1HD06
FL1HD07
FL1HD08
FL1HD09
FL1HD10FL2HD
FL2HD01
FL2HD02
FL2HD03
FL2HD04
FL2HD05

商品名
FlowPRA Class I Single Antigen
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 1
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 2
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 3
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 4
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 5
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 6
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 7
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 8
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 9
FlowPRA Class I Single Antigen Supplement-Group 10
FlowPRA Class II Single Antigen
FlowPRA Class II Single Antigen Supplement-Group 1
FlowPRA Class II Single Antigen Supplement-Group 2
FlowPRA Class II Single Antigen Supplement-Group 3
FlowPRA Class II Single Antigen Supplement-Group 4
FlowPRA Class II Single Antigen Supplement-Group 5

梱包単位
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests
10 tests

保存温度
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）
冷凍（-80℃）

FlowPRA™ 専用試薬
概要
FlowPRA™で抗 HLA 抗体を測定する際に必要な試薬類です。
商品コード

商品名
FlowPRA Class I
ポジティブコントロール血清説明
FlowPRA Class I 専用
ポジティブコントロール血清

FL2-PCFlowPRA Class II
ポジティブコントロール血清

FlowPRA Class II 専用
ポジティブコントロール血清

10 tests

冷凍（-80℃）

FL-BF100

FlowPRA Wash Buffer (10 × )FlowPRA 専用 10x 洗浄バッファー

100 mL冷蔵（2-8℃）FLCNTBD

FlowPRA コントロールビーズ

FlowPRA Class I & II 専用
コントロールビーズ

50 tests

冷凍（-80℃）FL-NC

FlowPRA Class I & II
ネガティブコントロール血清

FlowPRA Class I & II 専用
ネガティブコントロール血清

10 tests

冷凍（-80℃）FL-RP

FlowPRA 試薬パック

FlowPRA Wash Buffer (10 x) と100 x FITC conjugatedAnti-Human IgG のセット

1 セット

冷凍
（-80℃）

FL1-PC

18

梱包単位

保存温度
冷凍
10 tests（-80℃）

抗 AT1R 抗体検出試薬

抗 AT1R 抗体検出試薬
概要
血清または血漿サンプル中に存在する、AT1R（Angiotensin II Type I Receptors）と結合する抗 AT1R 抗体を検出する試薬です。マイクロプレートリーダーでデータを読み取ります。

特長• ELISA 法を利用した簡便な抗 AT1R 抗体の検出・定量が可能です• キットにはスタンダードとコントロールが含まれ、信頼性の評価が容易です

操作方法
1.	 AT1R マイクロプレートにスタンダード、コントロー
ルおよびサンプルを加えてインキュベーション（2-8℃、2 時間）
3.	 HRP 標識二次抗体を加えてインキュベーション（室温、１時間）• 洗浄バッファー• コンジュゲートバッファー• スタンダード（2.5-5-10-20-40 U/mL）• ポジティブコントロール

4.	 洗浄• ネガティブコントロール

5.	 TMB 基質を加えてインキュベーション• HRP 標識抗ヒト IgG（室温遮光、20 分）
6.	 プレートリーダーで 450 nm における吸光度を測定
7.	 専用判定ソフトウェアで解析

抗 AT1R 抗体検出キット• AT1R コート済 マイクロタイターストリップ• 希釈バッファー

2.	 洗浄商品コード
EIA-ATIRX

キット構成

商品名

• TMB 溶液
• 反応停止液

梱包単位
40 tests

保存温度
冷蔵 (2-8℃)

19

HLA-DNA タイピング試薬 LABType

HLA-DNA タイピング試薬 LABType™
概要
LABType™は PCR-rSSO（Polymerase chain reaction - reverse sequencespecific oligonucleotide）法で HLA 遺伝子のタイピングをおこなう試薬です。xMAP® テクノロジーに基づき LABScan3D システム /LABScan シス

テム（→ p.37 - 38）で測定します。HLA 遺伝子のうち、エクソン 2 など多型性に富む特定の領域を PCR 増幅し、得られた PCR 産物をアルカリ変性で1 本鎖にします。１本鎖にした PCR 産物を、HLA アレル特異的配列をもつプローブが固定化されたビーズとハイブリダイゼーションさせます。反応したビーズを蛍光標識物質でラベリングし蛍光強度を測定します。得られた各
ビーズの蛍光強度、反応パターン、プローブの特異性に基づき、専用解析ソフトウェア HLA Fusion™で解析します。LABType を使用する際には、L/T
Conjugated Streptavidin（商品コード：LT-SAPE）を別途ご用意ください。

特長•

アメリカ、ヨーロッパの骨髄バンクなど、世界で幅広く利用されています•

すべての人種・民族に対応し、日本人に希少なアレルや外国人のアレルも判別します•

LABType 試薬の操作はすべて共通です•

LABScan3D システム /LABScan システムを使用して最大 96 サンプルを同時に測定します•

専用解析ソフトウェアで 96 サンプルを 10 分で解析します•

操作～解析までかかる時間はわずか 3 時間です•

LABType™ XR は xMAP テクノロジーで HLA タイピングをする試薬の中で、もっとも高い解像度です

操作方法
1.	DNA サンプルを PCR で増幅

4. 発色反応2.

5. LABScan3D システム /LABScan シス
テムで解析～解析ソフトウェアで判定

PCR 産物をアルカリ変性

3. LABType ビ ー ズ を 添 加 し、
ハイブリダイゼーション

必要な機器• サーマルサイクラー（Applied Biosystems™ Veriti™シリーズ：Thermo
Fisher Scientific）• プレート遠心機（1000 xg 以上）• LABScan3D システム /LABScan システム

20

キット構成
• プライマー mix• Neutralization buffer• D-mix• SAPE buffer• 各ローカス Beads• Hybridization buffer• Denaturation buffer • Wash buffer

キット以外に必要な試薬• Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA
Polymerase*（Thermo Fisher Scientific）• 二次抗体（LT-SAPE）*AmpliTaq™ Gold DNA Polymerase は不可

HLA-DNA タイピング試薬 LABType

LABType™ CWD（LABScan3D システム専用）
概要
LABType™ CWD は LABScan3D システム（→ p.37）専用のタイピング試薬で、500 色の蛍光ビーズを使用しています。CWD（Common and Well-Documented）アレルをアンビギュイティ無くタイピングするためにデザインされています。CWD アレルとは、14 万件の SBT データとハプロタイプ頻度から決定された 415 ア
レル (Common)、記録に基づいた 707 アレル (Well-Documented) の合計 1,122 アレルです *。
*Common and well-documented HLA alleles: 2012 update to the CWD catalogue. Tissue Antigens, 2013, 81, 194–203

商品名
LABType CWD Class I A Locus
LABType CWD Class I B Locus
LABType CWD Class I C Locus
LABType CWD Class II DRB1 Locus

商品コード
RSSOW1ARSSOW1B
RSSOW1CRSSOW2B1

梱包単位
100 test
100 test
100 test
100 test

商品コード
RSOW1AT
RSOW1BTRSOW1CT
RSOW2B1T

梱包単位
20 test20 test20 test20 test

保存温度はすべて冷凍（-20℃～ -80℃）です。

LABType™ XR （LABScan3D システム専用）
概要
LABType™ XR は LABScan3D システム（→ p.37）専用のタイピング試薬で、LABType CWD と同様に 500 色の蛍光ビーズを使用しています。LABType CWD では解決できない、さらにレアなアレルのアンビギュイティ
まで解消できるようにデザインされたキットです。Luminex 試薬でもっとも高解像度であり、SBT 試薬に匹敵します。
商品名
LABType XR Class I A Locus
LABType XR Class I B Locus
LABType XR Class I C Locus
LABType XR Class II DRB1 Locus

商品コード
RSSOX1ARSSOX1BRSSOX1CRSSOX2B1

梱包単位
100 test
100 test
100 test
100 test

商品コード
RSOX1ATRSOX1BTRSOX1CTRSOX2B1T

梱包単位
20 test20 test20 test20 test

保存温度はすべて冷凍（-20℃～ -80℃）です。

LABType™ SSO
概要
LABType™ SSO は HLA 遺伝子の HLA 型（抗原型）を判定するためのタイピング試薬で、最大 100 色の蛍光ビーズを使用しています。HLA-A、B、C、DRB1、DRB3/4/5、DQA1/DQB1、DPA1/DPB1 ローカス用のキットがあります。
商品名
LABType SSO HLA A Locus
LABType SSO HLA B Locus
LABType SSO HLA C Locus
LABType SSO HLA DRB1
LABType SSO HLA DRB3,4,5
LABType SSO HLA DQA1/DQB1
LABType SSO HLA DPA1/DPB1

商品コード
RSSO1ARSSO1BRSSO1CRSSO2B1
RSSO2345
RSSO2QRSSO2P

梱包単位
100 tests
100 tests
100 tests
100 tests
100 tests
100 tests
100 tests

商品コード
RSO1AT
RSO1BT
RSO1CT
RSO2B1T
RSO2345T
RSO2QT
RSO2PT

梱包単位
20 tests
20 tests
20 tests
20 tests
20 tests
20 tests
20 tests

保存温度はすべて冷凍（-20℃～ -80℃）です。

21

HLA-DNA タイピング試薬 LABType
LABType 試薬各種および HLA-DNA タイピング法の比較
LABType 試薬のプローブ数比較
A
B
HLA
C
ローカス DRB1
DQB1/DQA1
DPB1/DPA1
LABScan3D システム（→ p.37）
測定機器
LABScan システム（→ p.38）

LABType CWD
204
210
187
140
―
―
〇
×

LABType XR
954
1080
1180
416
―
―
〇
×

LABType SSO
83
119
64
79
102
254
〇
〇

プローブ数は試薬のロットにより変更される場合があります。

他の HLA-DNA タイピング法との比較
方法
測定時間
検体数
解像度

LABType CWD
3-4 時間少 - 多検体処理
幅広く対応
★★★

LABType XR
3-4 時間少 - 多検体処理
幅広く対応
★★★★

LABType CWD と LABType XR の解析結果例

22

SBT
1-2 日

NGS
2-3 日

少～中数検体

多検体

★★★★

★★★★★

HLA-DNA タイピング試薬 LABTypeKIR SSO Genotyping Test
概要
KIR SSO Genotyping Test は、
LABScan3D システム /LABScan システム（→ p.37 - 38）を使用して KIR（Killer
immunoglobulin-like receptor）遺伝子のタイピングをおこなう試薬です。KIR は 19 番染色体にコードされる多型が多い遺伝子として知られており、造血幹細胞移植時には HLA 以外に適合度が重要視される因子として注目されています。

原理
最初に KIR 遺伝子のエクソン 3-5、7-9 をカバーする 3 グループに特異的なプライマーを用いて PCR 増幅しま
す。PCR 産物を 1 本鎖に変性した後、KIR アレル特異的配列をもつプローブとハイブリダイゼーション反応させ、各プローブの特異性と反応パターンから KIR ローカスの有無を判定します。
判定可能な KIR ローカス
2DL1
2DL2
2DL3
2DL4
2DL5

2DS1
2DS2
2DS3
2DS4
2DS5

3DL1
3DL2
3DL3
3S1
3DP1
3DP1

キット構成

• プライマー mix• Neutralization buffer• D-mix• SAPE buffer• Beads• Hybridization buffer• Denaturation buffer• Wash buffer

キット以外に必要な試薬• AmpliTaq DNA Polymerase*（Thermo Fisher Scientific）• 二次抗体（LT-SAPE）*AmpliTaq Gold DNA Polymerase は不可

商品コード
RSSOKIR

商品名
KIR SSO Genotyping Test

梱包単位
40 tests

保存温度
冷凍 (-20 ～ -80℃ )LABType 専用試薬・器具
概要
LABType の通常キット以外の試薬および器具です。
商品コード
LT-SAPE
PCRTRACTASPCR

商品名
L/T PE Conjugated Streptavidin
PCR トレー / 専用シール
トレーアスピレーター LT (96 ウェル PCR トレー用 )梱包単位
2000 tests
25 トレー /180 枚
1個

保存温度
冷蔵（2-8℃）
室温
室温

23HLA-DNA タイピング試薬 AllType NGS

HLA-DNA タイピング試薬 AllType™ NGSAllType™ FASTplex™ NGS v2
概要
AllType™ FASTplex™ NGS は、
AllType™ NGS アッセイ（→ p.25）の実験フローおよび試薬を改良し、次世代シーケンサーによる HLA 遺伝子のタイピン
グを 1.5 日で実施できる試薬です。

特長•

1 ウェルで 11 ローカスを同時に増幅•

Class II のエクソン 1 領域をカバーするプライマーが追加され、さらに解像度が向上•

ハンズオン 90 分、トータル 7 時間 * でライブラリ作製•

Ion GeneStudio™ S5 システム（→ p.39）、MiSeq™/MiniSeq™/iSeq™ 100 システムで解析可能•

最大 96 サンプルの同時シーケンス可 **•

TypeStream™ Visual で高速自動タイピング解析•

必要な試薬が 1 キットに梱包***

24 サンプルの場合

MiSeq システム使用

操作方法
1.	 1 日目：HLA 遺伝子領域のマルチプレックス PCR、ライブラリ調製、シーケンシング
2.	 2 日目：シーケンシングデータ取得、TypeStream Visual によるデータ解析

増幅可能な遺伝子領域

HLA-A

11 loci primer mix～ 5 kb

HLA-DRB1

Class II exon 1 mix

2.4 kb

HLA-B

HLA-DQB1～ 5 kb

HLA-C

1.5 kb

HLA-DPB1～ 5 kb

HLA-DRB1/3/4/5
2.3 kb～ 5 kb

HLA-DQB1～ 5.5 kb

HLA-DQA1SinglePCR Well～ 6 kb

HLA-DPB1～ 6 kb

HLA-DPA1～ 5 kb24

HLA-DNA タイピング試薬 AllType NGS

Ion S5 システム用
商品コード
OLI-ALL-FAST11LX

商品名AllType FASTplex NGS 11 Loci Kit

梱包単位
96 tests

保存温度
冷凍（-20℃）/ 冷蔵 (4℃ )梱包単位
96 tests

保存温度
冷凍（-20℃）/ 冷蔵 (4℃ )MiSeq/MiniSeq/iSeq 100 システム用
商品コード
OLI-ALL-FAST11LFX

商品名AllType FASTplex NGS 11 Loci Flex Kit

AllType™ NGS
概要AllType™ NGS は次世代シーケンサーの技術を使用し HLA-A、B、C、DRB1、DRB3/4/5、DQA1、DQB1、DPA1、
DPB1 遺伝子を高解像度にタイピングする試薬です。マルチプレックス PCR により 11 ローカスを同時に増幅
できます。

特長
•

マルチプレックス PCR で、
HLA Class I および Class II 領域に位置する 11 ローカスの遺伝子を 1 本のチュー
ブで同時に増幅•

Ion GeneStudio S5 システム（→ p.39）、MiSeq/MiniSeq/iSeq 100 システムで解析可能•

専用解析ソフトウェア TypeStream Visual で解析•

サンプル調製～測定～解析まで最大 96 サンプルを 3 日以内でタイピング可能 *•Ion Chef によるテンプレート調製の自動化にも対応*MiSeq 使用の場合

操作方法
1.	 HLA 領域の増幅：マルチプレックス PCR
2.	 ライブラリー調製：フラグメンテーション、バーコードの付加
3.	 シーケンス反応：Ion GeneStudio S5 または MiSeq/MiniSeq/iSeq システムを使用したシーケンス
4.	 データ解析：専用解析ソフト TypeStream Visual を用いた自動解析

増幅可能な遺伝子領域
AllType NGS では、11 ローカスのすべてを
1 本のチューブで増幅することで、圧倒的に作業時間が削減されます。

商品コード
OLI-ALL-11LX

商品名
AllType NGS 11-Loci Amplification Kit

梱包単位
96 tests

保存温度
冷凍（-20℃）

25

HLA-DNA タイピング試薬 AllType NGSAllType NGS 補助試薬・消耗品
Ion S5 システム用
商品コード
OLI-ALL-IONX
OLI-ALL-LIBX

商品名
AllType NGS Index Kit
AllType NGS Library Prep Kit

梱包単位
96 rxns
96 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

MiSeq/MiniSeq/iSeq システム用
商品コード
OLI-ALL-FLEXXOLI-ALL-LIBX

商品名
AllType NGS Index Flex Kit
AllType NGS Library Prep Kit

TypeStream™ Visual
TypeStream Visual は AllType NGS 試薬専用の解析ソフトウェアです。

TypeStream Visual による解析結果例

26

梱包単位
保存温度
96 tests/runs 冷凍（-20℃）
96 tests 冷凍（-20℃）

HLA-DNA タイピング試薬 LinkSēq

HLA-DNA タイピング試薬 LinkSēq™
概要
LinqSēq™は、リアルタイム PCR（Real-Time Polymerase chain reaction）により HLA などのタイピングをおこなう試薬です。従来の SSP 法をリアルタイム PCR 装
置でおこなうことで、ゲル作製や電気泳動、目視による増幅の確認が不要となります。
専用の解析ソフトウェア SureTyper™で結果を判定します。
ご使用の機器によりトレーフォーマットが異なります。ご購入の際はご連絡ください。
※補足：
LinqSēq は開発から 10 年以上の歴史があり、旧 Linkage Biosciences 社より 2011 年に発売開始されました。2016 年に Thermo
Fisher Scientific 社の傘下となり、日本国内においては 2018 年より販売を開始しています。

特長• 1.5 時間以内に判定可能• ハンズオンタイムは 10 分以内• 操作手順が簡単なため、操作ミスやコンタミネーションが少ない• All in One のキット（DNA と水以外に必要な試薬はありません）

操作方法
調製

01

DNA 溶液と試薬をバッ
ファーに加え、384
ウェルプレートに分注
ハンズオン操作

10
min

増幅

02

リアルタイム PCR
装置で増幅
自動ステップ

70
min

解析

03

専用ソフトウェア
TM
SureTyper で解析

10min

自動ステップ

キット構成

対応可能なリアルタイム PCR 装置の条件• プライマー分注済 384（または 96）• 384（または 96）ウェル対応ブロック

ウェルトレー合計

ハンズオン時間はサンプル調製の 10 分間のみ• 10 µL/ ウェルにセットが可能• LS Buffer• 65 - 95℃の間でデータアウトプットが可能• DNA ポリメラーゼ• 0.3℃毎でのデータ取得が可能• 専用トレーシール• SYBR Green による検出が可能

27

HLA-DNA タイピング試薬 LinkSēq
LinkSēq HLA-ABCDRDQDP SABR 384 Kit
概要
LinqSēq HLA-ABCDRDQDP SABR 384 Kit は、抗 HLA 抗体検出試薬「LABScreen Single Antigen」で検出可
能なアレルをターゲットにして解像度が設計された HLA タイピング試薬です。
(SABR = Single Antigen Bead Resolution)特長• LABScreen Single Antigen で同定可能なアレルをアンビィギュイティなしでタイピングできます• 1 枚のプレート（384 ウェル）で A、B、C、DRB1、DRB3/4/5、DQA1、DQB1、DPA1、DPB1 の 11 ロー
カスをタイピングできます

ソフトウェア内での自動解析例

1A と 24P の C はコントロールを示します。

解析結果例

専用ソフトウェア「SureTyper」で解析します。HLA タイピング結果が自動表示されます。

商品コードOLI-1580R

商品名
HLA-ABCDRDQDP SABR 384 Kit

保存温度は室温 / 冷凍（-20℃）です。

28

フォーマット384 ウェルプレート

梱包単位
10 tests

HLA-DNA タイピング試薬 LinkSēq
LinkSēq その他 HLA タイピング試薬
概要
8 連ストリップ、96 ウェルまたは 384 ウェルプレートを用いて HLA タイピングをおこなう試薬です。
HLA - Null Allele Kit では下記の Null アレルが対象です。
A*01:04N
A*68:11N

A*03:21N
B*15:01:01:02N

A*24:09N
B*51:11N

商品コード
OLI-1054R
OLI-1550R
OLI-1554R
OLI-1575R
OLI-1822R
OLI-1862R
OLI-2301R
OLI-2322R
OLI-3332R
OLI-7100R
OLI-8050R
OLI-8060R

商品名
HLA-ABCDRDQB1 Kit
HLA-ABCDRDQA1DQB1 384 Kit
HLA-ABCDRDQB1 384 Kit
HLA-ABCDRDQDP+ 384 Kit
HLA-ABC 384 Kit
HLA-DRDQDP 384 Kit
HLA-SINGLE LOCUS Kit 384 Kit
HLA-B Typing Kit 384 Kit
HLA-ABDR 384 Kit
HLA - Null Allele Kit
HLA-DQ2, DQ8, DQA1*05 Kit
HLA-DQB1*06:02, DQA1*01:02 Kit

A*24:11N
C*04:09N

フォーマット96 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
384 ウェルプレート
8 連ストリップ
8 連ストリップ
8 連ストリップ

梱包単位
10 tests
20 tests
20 tests
10 tests
20 tests
20 tests
10 tests
20 tests
20 tests
12 tests
12 tests
24 tests

保存温度はすべて室温 / 冷凍（-20℃）です。

LinkSēq™ KIR タイピング試薬
概要
384 ウェルプレートを用いて KIR（Killer immunogloblin-like receptor）タイピングをおこなう試薬です。タ
イピング対象は、15 種類の KIR 遺伝子と 2 種類の偽遺伝子のそれぞれ全長、欠失型（3DP1、2DS4）およびアレル特異的なバリアント（3DL1、2DL1）などです。

商品コードOLI-5351R
OLI-5358R

KIR 384 Kit
KIR 384 Kit

商品名フォーマット384 ウェルプレート
384 ウェルプレート

梱包単位
10 tests
80 tests

保存温度はすべて室温 / 冷凍（-20℃）です。

29

HLA-DNA タイピング試薬 LinkSēq
LinkSēq HPA タイピング試薬
概要
384 ウェルプレートを用いて HPA（Human platelet antigen：ヒト血小板抗原）タイピングをおこなう試薬です。
下記の HPA アレルが対象です。
HPA-1aHPA-2aHPA-3aHPA-4aHPA-1b
HPA-2b
HPA-3b
HPA-4b

商品コード
OLI-6302R
OLI-6308R

HPA 384 Kit
HPA 384 Kit

HPA-5aHPA-6aHPA-7aHPA-8aHPA-5b
HPA-6b
HPA-7b
HPA-8b

商品名

HPA-9aHPA-10a
HPA-11aHPA-15aHPA-9b
HPA-10b
HPA-11b
HPA-15b

フォーマット384 ウェルプレート
384 ウェルプレート

梱包単位
20 tests
80 tests

保存温度はすべて室温 / 冷凍（-20℃）です。

LinkSēq その他試薬・専用試薬・消耗品
概要
LinqSēq 関連のその他試薬、専用試薬または消耗品です。
商品コードOLI-9800R
OLI-9850R
OLI-AC-001
OLI-AC-010
OLI-AC-020
OLI-AC-025
OLI-AC-030

30

商品名
Wipe Test 384 Kit
Wipe Test Kit

説明
ワイプテストワイプテスト
トレイマット、LS Buffer 用チュー
LinkSeq Laboratory
ブホルダー、Adhesive Seal
Starter Kit
Applicator、バランス用 384 プ
レート、卓上計算機、ペンから構成
Real-Time PCR
リアルタイム PCR 増幅時に使用
Compression Pad
する圧着パッド
リアルタイム PCR 増幅時に使用
Real-Time PCR Seals
する圧着シール
Optical Strip Cover の個別販売品
Optical Strip Covers
Adhesive Seal Applicator 圧着シール用のアダプター

OLI-AC-040

Roche LC480 Optical
Strip Tube Adaptor

OLI-AC-100

384-Well Multi-Sample
Starter Kit

OLI-AC-200

Enzyme & Buffer for
1575/1580 Trays

OLI-AC-230

Enzyme & Buffer for
1550/1554 Trays

OLI-AC-300

VIAFLO ASSIST Liquid
Handler Kit

LightCycler 480 システム用のチューブアダプター
96 ウェル用チューブラック、U 底
チューブ、U 底チューブ用キャップ、デキャッパーから構成
酵素溶液 1 バイアル、バッファー
5 バイアルから構成（OLI-1575R/OLI-1580R 用）
酵素溶液 1 バイアル、バッファー
5 バイアルから構成（OLI-1550R/OLI-1554R 用）
384 ウェルプレート用 自動卓上
分注機

梱包単位

保存温度
室温 / 冷凍（-20℃）
室温 / 冷凍（-20℃）
室温

1 tests

室温

10 tests

室温

10 tests
10 tests

室温
室温

1 tests

室温

1 tests

室温

5 tests

冷凍（-20℃）

5 tests

冷凍（-20℃）
室温

HLA-DNA タイピング試薬 マイクロ SSP

HLA-DNA タイピング試薬 マイクロ SSP™
概要
マイクロ SSP™は PCR-SSP 法（Polymerase Chain ReactionSequence Specific Primer）に基づき HLA タイピングをおこなう試薬です。3’ 末端にアレル特異的な塩基配列を設定した複数のプライマー（合成オリゴヌクレオチド）を用いて PCR 増幅し、ゲル電気泳動により特徴的な多型部分が増幅されたか否かを確認し、その増幅パターンによりアレルを判定します。判定はプライマーの特性が記された判定表（ワークシート）および専用の解析ソフトウェア HLA Fusion™（→ p.36）を用いて判定します。

特長•

約 2 時間で HLA 型の判定が可能です•

アレル特異的な各プライマーは、96 ウェル PCR 反応用トレーの各ウェルに予め分注され、凍結乾燥してあります•

インターナルコントロールが各ウェルに入っています•

タイピングトレーを解凍後、D-mix（dNTP を含む PCR 反応バッファー）に検体 DNA と AmpliTaq DNA
Polymerase（別売）を加え、各ウェルに分注するだけで、PCR の試薬調製が終了です•

ゲル電気泳動は専用の泳動槽を用いて、約 3 分で泳動が終了します

操作方法
1.	D-mix に AmpliTaq DNA
Polymerase と DNA を添加

4. 専 用 ゲ ル 泳 動 槽 を 用 い て、

2. DNA と D-mix の ミ ク ス チ ャ ー溶液を各ウェルに 10µL ずつ分注
（陰性コントロールウェルを除く）

5. 泳動写真を保存～解析ソフト

電気泳動

ウェア HLA Fusion による自動判定

3. PCR 増幅

キット構成

キット以外に必要な試薬• プライマー分注済 96 ウェルトレー

• AmpliTaq DNA Polymerase*（Thermo Fisher Scientific）• D-mix• LE アガロース（Lonza）• トレーシール• エチジウムブロマイド• DNA サイズマーカー*AmpliTaq Gold DNA Polymerase は不可

31

HLA-DNA タイピング試薬 マイクロ SSP
マイクロ SSP™ Generic Trays
概要

HLA-DNA アレルを HLA 抗原レベル（低解像度）で HLA 型を判定するマイクロ SSP 試薬です。
マイクロ SSP ABC/DRDQ JPN（商品コード：SSPJPN）
日本人の HLA-DNA タイピング用に開発されたマイクロ SSP 試薬で、HLA の A、B、C、DR、DQ ローカスを１回の PCR 反応で同時タイピングが可能です。日本人集団では 99% の HLA 型をカバーしています。
商品コード
SSPJPNSSPABDRSSPABDRX
SSPML02
SSP1L
SSP1A
SSP1B
SSP1C
SSP2L
SSP2LB
SSP2LQB1SSPDRQP1

商品名マイクロ SSP ABC/DRDQ JPN
マイクロ SSP AB/DR
マイクロ SSP AB/DR 384
マイクロ SSP Generic HLA Class I & II (ABDRDQ)
マイクロ SSP Class I Generic Typing Kit
マイクロ SSP HLA A Typing Kit
マイクロ SSP HLA B Typing Kit
マイクロ SSP HLA C Typing Kit
マイクロ SSP Class II Generic Typing Kit (DRB/DQB)
マイクロ SSP Class II DRB Only Generic Typing Kit
マイクロ SSP Generic HLA Class II (DQB only)
マイクロ SSP Class II Generic Typing Kit(DRB/DQB1/DPB1)

梱包単位
10 tests
10 tests
40 tests
4 tests
10 tests
12 tests
8 tests
16 tests
30 tests
40 tests
24 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

10 tests

冷凍（-20℃）

マイクロ SSP™ High Resolution Trays
概要
HLA-DNA アレルを１回の PCR 反応で高解像度な判定が可能なマイクロ SSP 試薬です。
DRB、DPA1/DPB1、DQA1 用のタイピングキットがあります。
商品コード
SSP2HDPSSP2HQA1

商品名マイクロ SSP Class II High Res. DPA1/DPB1 Typing Kit
マイクロ SSP Allele Specific DQA1

梱包単位
4 tests
8 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

マイクロ SSP™ Allele Specific Trays
概要
マイクロ SSP Generic Tray などで HLA 抗原レベル（低解像度）で判定した HLA 型の結果をもとに、さらに高解像度な判定をするマイクロ SSP 試薬です。検出対象の抗原のアレルだけを調べることができます。
商品コード
SSP1UNL
SSP2-NLSSP2UNLSSPR2-Q1

32

商品名マイクロ SSP Null Allele Class I DNA Typing Tray
マイクロ SSP Null Allele Class II DNA Typing Tray
マイクロ SSP Null Allele Class II DNA Typing Tray
マイクロ SSP Allele Specific DQB1

梱包単位
6 tests
24 tests
6 tests
8 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

HLA-DNA タイピング試薬 マイクロ SSP
マイクロ SSP™ AmbiStrips™
概要
マイクロ SSP™ AmbiStrips™は、HLA 遺伝子のタイピング結果で問題となるアンビギュイティーを減らすことを目的に作製された SSP タイピング試薬です。具体的には、B27 の変異を含むアンビギュイティーや、HLA
Class I、Class II に一般的な Null アレルなどを判別可能です。
商品コード
SSPT1-A2
SSPT1-B2
SSPT1-B3
SSPT1-C2
SSPT1-C3
SSPT1-D2
SSPT1-D3
SSPT1-E3
SSPT1-F3
SSPT1-G3
SSPT1-H3
SSPT1MX01

商品名
AmB5623 - 35:FMEE, 59:AD / 53:GMWM, 56:23
AmB15 - 15:GTCC, 35:FMTY / 35:XX1, 35:XX2
AmB1836 - 18:KCXA, 56:HXPW / 18:36, 55:XX1
AmB4803 - 35:63, 48:03 / 40:EPTJ, 48:02
AmB5619N - 55:GXMA, 55:GMWT / 55:GXMA, 56:19N
AmB4080 - 07:HKET, 40:80 / 40:CVR, 81:MN
AmB55 - 37:GNSP, 55:GNUM / 37:13, 56:19N
AmB5201 - 49:GW, 51:01 / 49:GW, 52:01
AmB5001 - 44:HAMH, 45:KBCW / 44:GMVY, 50:01
and 44:KBHE, 45:KBCW / 44:JZSJ, 50:01
AmB46 - 15:GUVW, 48:02 / 46:RXE, 48:02
AmB3587 - 35:FXED, 41:WG / 35:63, 35:87
B27 Combo - B*27 with B*73:02 & B*27
with B*81:01

梱包単位
8 tests
8 tests
8 tests
8 tests
8 tests
8 tests
8 tests
8 tests

保存温度
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)

8 tests

冷凍 (-20℃)

8 tests
8 tests

冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)

8 tests

冷凍 (-20℃)

マイクロ SSP 専用試薬概要
マイクロ SSP を利用する際の試薬類です。
商品コード
SSPWT12DM1000-5DM540-5
DM360-5
DM270-5
DM180-5
5XTBE100

商品名
マイクロ SSP Class I & II ワイプテスト
マイクロ SSP D-mix 1 test/tray 用
マイクロ SSP D-mix 2 test/tray 用
マイクロ SSP D-mix 3 test/tray 用
マイクロ SSP D-mix 4 test/tray 用
マイクロ SSP D-mix 6 test/tray 用
5 × TBE Buffer with Ethidium
Bromide説明
ワイプテストマイクロ SSP 専用 D-mix
マイクロ SSP 専用 D-mix
マイクロ SSP 専用 D-mix
マイクロ SSP 専用 D-mix
マイクロ SSP 専用 D-mix
エチジウムブロマイド入り
TBE バッファー

梱包単位
保存温度
100 tests 冷凍（-20℃）
5 本 冷凍（-20℃）
5 本 冷凍（-20℃）
5 本 冷凍（-20℃）
5 本 冷凍（-20℃）
5 本 冷凍（-20℃）
100 mL

室温

マイクロ SSP 専用器具概要
マイクロ SSP を利用する際の器具類です。
商品コード

SSPPADTN
SSPPADTN5SSPSEA300

商品名

説明マイクロ SSP PCR 用パッド
PE9700 用
マイクロ SSP PCR 用パッド
PE9700 用

PCR 増幅時に使用するパッド、Veriti、GeneAmp PCR System 9700 用
PCR 増幅時に使用するパッド、Veriti、GeneAmp PCR System 9700 用

マイクロ SSP PCR 用シール

PCR トレー用シール

梱包単位

保存温度

1枚

室温

5枚

室温

20 枚ｘ
15 パック

室温33

HLA-DNA タイピング試薬 マイクロ SSP

マイクロ SSP 専用泳動槽
概要
マイクロプレート形式のゲルの作製と電気泳動をおこなう器具です。パワー
サプライは別途ご用意ください。

特長• 一般的なマイクロプレートと同様のサイズのため、マルチチャンネル
ピペットによるサンプルの添加が可能• 短時間（約３分）で電気泳動が終了• コームを使いやすくまとめたコームホルダー• 蛍光性のポジション入りのゲルボックス• 紫外線透過性のゲルボックスのため、ゲルをボックスから取り出さずに UV イルミネーターへ設置可能
商品コード
OLI-MGS108

商品名
説明
梱包単位
マイクロ SSP 用 MGS 泳動槽
マイクロ SSP 専用泳動槽一式
1台
マイクロ SSP 用 MGS9-Cover,
電極差し込みつきカバーとゲル作製用ト
MGS108-P1
1 セット
Gel Box
レーのセットマイクロ SSP 用 MGS9 泳動槽
ベース（水平器付）、コーム、電極用コーム、
MGS108-P2
1 セット
Base+Combs+Electrodes+Holder ホルダーのセット
OLI-MGS-XB
MGS-BASE
ベース（水平器付）
1個
マイクロ SSP 用 MGS9 泳動槽用
MGS-CH9
コームホルダー
1 セット
Comb Holder
マ イ ク ロ SSP 用 MGS9-Electrode
MGS-EC9-2
コーム
1 セット
Combs（2 本入）
マ イ ク ロ SSP 用 MGS9 泳 動 槽
OLI-MGS-XGB9
ゲル作製トレー
1 セット
用 Gel Box（9 レーン）
OLI-MGS-XC
MGS-Cover
電極差し込みつきカバー
1個
マイクロ SSP 用 MGS 泳動槽用
MGSWC9-3
ウェルコーム3枚
Well Combs※マイクロ SSP 用 MGS 泳動槽は 2018 年 1 月に形状が変更されました。旧式の泳動槽をお持ちでパーツの購入を検討されている方は、弊社にご相談ください。

SSP B27 Primer Set
概要
マイクロ SSP のシステムを利用して、同一の原理でタイピングします。

特長
HLA-B27 は強直性脊椎炎や HLA-B27 抗原関連急性前部ぶどう膜炎などの疾患との関連が報告されているアレ
ルです。HLA-B27 の存在を PCR-SSP 法により検出します。
商品コード
BSSPB2781
BSSPB2773

34

商品名
SSP B27 Primer Set Combo (B27,81)
SSP B27 Primer Set Combo (B27,73)

梱包単位
1本
1本

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

HLA-DNA タイピング試薬 SeCore SBT

HLA-DNA タイピング試薬 SeCore™ SBT
概要
SeCore™ SBT はサンガ―シーケンシングで HLA 遺伝子をタイピングする試薬です。HLA Class I（A、B、C）、HLA Class II（DRB1、DQB1、DPB1）の各ローカス用のキットがあります。解析は専用のソフトウェア
uTYPE™を使用します。

各キットの増幅、シーケンス領域
Locus
PCR 増幅A
Exon 1-5

B
Exon 1-5

C
Exon 1-7

シーケンス

Exon 1-5

Exon 1-5

Exon 1-7

DRB1
Exon 2,3
Exon 2,3
Codon 86

DQB1
Exon 2,3
Exon 2,3

DPB1
Exon 2-4
Exon 2-4
Codon 8,85

操作方法
1.	 ターゲット領域を PCR 増幅（1.5 時間）
2.	 ExoSAP-IT を使用し増幅産物中の残存プライマーや dNTP を除去（45 分）
3.	 BigDye Terminator を使用したシーケンス反応（1.5 時間）
4.	 エタノール沈殿でシーケンス産物を精製（45 分）
5.	 精製シーケンス産物の変性後、シーケンサーへロード
6.	 得られたデータを専用解析ソフトウェア uTYPE で解析

uTYPE による解析結果例

商品コードOLI-5300025
OLI-5311025D
OLI-5320025
OLI-A15571
OLI-5341025D
OLI-5351025

商品名
SeCore A Locus Sequencing Kit
SeCore B Locus Sequencing Kit
SeCore C Locus Sequencing Kit
SeCore DRB1 Locus Sequencing Kit
SeCore DQB1 Locus Sequencing Kit
SeCore DPB1 Locus Sequencing Kit

梱包単位
25 tests
25 tests
25 tests
25 tests
25 tests
25 tests

保存温度
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）
冷凍（-20℃）

35

HLA 解析ソフトウェアの紹介

HLA 解析ソフトウェアの紹介
HLA Fusion™
One Lambda の解析ソフトウェア「HLA Fusion™」は、LABScreen、LABType、マイクロ SSP のデータを解析するソフトウェアです。これらの試薬をご使用の方に無償で提供しています。

特長•

すべての人種の HLA アレル情報を反映した CWD ファイル（Common Well-Documented alleles）が入っていますので、日本人以外の解析も容易におこなえます• HLA MatchMaker が搭載されており Eplet を解析できます•

HLA-DNA タイピング情報および抗 HLA 抗体の測定結果を、同一のソフトウェア上で管理できます•

HLA-DNA タイピングのデータ解析では、表示するアレルに優先順位をつけることができます•

日本組織適合性学会発表の「HLA 推定アレル一覧表」に掲載されている HLA アレルが優先的に表示されるファイルを配布しています•

DSA トラッキング機能を用いることで過去の抗体検査の結果をグラフで表示ができ、視覚的に抗体価の推移を確認できます解析データ例■ LABScreen■ Eplet 解析

LABScan3D システム /LABScan システムより出力された csv
ファイルをインポート後、自動解析により抗 HLA 抗体の有無や特異性を表示します

LABScreen Single Antigen、ExPlex、Supplement の 測 定 結果を使用して Eplet を解析できます■ LABType■マイクロ SSP

LABScan3D システム /LABScan システムより出力された csv
ファイルをインポート後、自動解析により HLA タイプを判定します

ゲル電気泳動の結果を画面左に入力後、自動解析により HLA
タイプを判定します

HLA Fusion™ Research
LABScreen Autoantibody、KIR SSO Genotyping Test のデータを解析するソフトウェアです。
これらの試薬をご使用の方に無償で提供しています。

36

一般医療機器 LABScan3D システム /LABScan システム

一般医療機器LABScan3D™ システム / LABScan™システム
概要
LABScan™シリーズは、xMAP® テクノロジーに基づいたマルチプレックスなフロー分析機器です。
～ 100 色、～ 500 色の蛍光ビーズを用いることで、1 ウェルあたり最大 500 項目の測定が可能で、少量のサンプルから多くの情報が高精度で得られます。500 色ビーズ対応の LABScan3D™システムと 100 色ビーズ対応の LABScan™システムの 2 種類があります。

LABScan3D™システム
LABScan3D™システムは 500 色のビーズに対応し、従来よりもさらに高解像度なアッセイが可能になりました。
従来の LABScan システム用の試薬（LABType™、LABScreen™）の測定はもちろん、LABType™ CWD/XR、
LABScreen™ Single Antigen ExPlex の測定が可能です。また、シリンジポンプが 2 本になったことにより測
定時間が短縮されました。試薬リザーバーの拡大による自動キャリブレーションやプローブ高さの自動調整な
どの操作性が向上したことにより、日常のメンテナンス作業がより簡便になりました。

名称
LABScan3D システム

重量（Kg）
91

幅（mm）
584

高さ（mm）
547

奥行（mm）
653

一般的名称：遺伝子解析装置：JMDN コード 70192000、一般的名称：免疫蛍光分析装置：JMDN コード 35707010
届出番号：13B3X10148000020

37

一般医療機器 LABScan3D システム /LABScan システム
LABScan™ システム
LABScan™システムは 100 色ビーズに対応しています。
LABType™ SSO、LABScreen™の測定が可能です。

名称
LABScan システムアナライザー
96 ウェルプレート専用 platform (XYP)
自動溶媒供給装置 (SD)

重量 (Kg)23
15
9

幅 (mm)
430
440
200

高さ (mm)
245
80
247

奥行 (mm)
500
600
300

一般的名称 : 遺伝子解析装置：JMDN コード 70192000、一般的名称 : 免疫蛍光分析装置：JMDN コード 35707010
届出番号 13B3X10148000010

機種の性能比較
機種

LABScan システム

プレックス数（ビーズ種類）

500

100

ソフトウェアxPONENT 4.3

xPONENT 4.3

キャリブレーション

自動（プレート入れ替え不要）

自動（プレート入れ替え必要）

測定時間（96 ウェル / プレート）

20 分

40 分

プレートの種類

96 ウェル または 384 ウェル

96 ウェル

プローブ高さ調節

自動調節

手動調節

商品コード

商品名

LABSCNXS4

LABScan3D システム

LXF3D-CAL-K25

FLEXMAP 3D Calibration Kit
FLEXMAP 3D Performance
Verification Kit

LXF3D-PVER-K25
LABSCNXS3

LABScan システム

LX200-CAL-K25

Luminex 100/200 Calibration Kit
Luminex 100/200 Performance
Verification Kit

LX200-CON-K25
LMX-40-50035

38

LABScan3D システムxMAP Sheath Fluid PLUS

梱包単位
1式
1 セット
1 セット
1式
1 セット
1 セット
20L

備考
医療機器
詳細はお問い合わせください
LABScan3D システム
専用試薬
医療機器
詳細はお問い合わせください
LABScan システム専用試薬
LABScan シリーズ共通試薬

ベンチトップ型次世代シーケンサー Ion GeneStudio S5 システム

ベンチトップ型次世代シーケンサー
Ion GeneStudio™ S5 システム・Ion GeneStudio™ S5 プラスシステム
Ion GeneStudio™ S5 / S5 プラス システムは、業界トップレベルのスピードと手軽さを兼ね備え、
DNA からデー
タ取得までもっともシンプルな次世代シーケンスワークフローを提供します。

Ion GeneStudio S5 システム

商品名
商品コード
リード数
スループットランタイム
解析時間

Ion GeneStudio S5 プラス システム

Ion GeneStudio S5 システム
Ion GeneStudio S5 プラスシステム
OLI-IONGSS5
OLI-IONGSS5PL
1,500 - 2,000 万
6 - 8 Gb
4 時間
17.5 時間
4 時間

試薬のセットアップ

操作の流れ
1.	 試薬をセットアップ
2.	 チップの挿入
3.	 Run Plate の選択
4.	 シーケンシング開始

Reagent Cartridge

Wash Solution

Waste Container

Cleaning Solution

Ion GeneStudio S5 システムは株式会社ベリタスからお届けいたします。詳細はお問い合わせください。

39

ベンチトップ型次世代シーケンサー Ion GeneStudio S5 システム

NGS サンプル調製の自動化

Ion Chef™

Ion Chef™システムは、テンプレート増幅とチップローディングの自動化を可能にし、Ion GeneStudio S5 シ
ステムのワークフローをシンプル化します。

機能•

Isothermal Amplification•

ライブラリーの濃縮•

チップローディング利点•

ハンズオンタイムの圧倒的短縮•

自動化によるデータの安定化

商品コード
OLI-IONCHEF

Ion Chef

商品名

梱包単位
1式

保存温度

梱包単位
4 runs4 runs

保存温度
室温 / 冷凍（-20℃）
室温

室温

Ion GeneStudio™ S5 関連試薬
テンプレート調製試薬
商品コード
OLI-IONCHEF-EXT
OLI-IONS5-530C4

40

商品名
Ion 520 & 530 ExT Kit - Chef
Ion 530 Chip Kit

フロークロスマッチ試薬 FlowDSA-XM

フロークロスマッチ試薬 FlowDSA™-XM
概要
FlowDSA™ -XM は、フローサイトメーターを使用してクロスマッチ（DSA 検出）をおこなう試薬です。

特長•

HLA Class I と Class II（DR、DQ、DP）を同時に検出可能です•

リツキサンの影響を受けません•

プロナーゼ処理は不要です

操作方法
1.	 血清とリンパ球を混和し、20 分間インキュベート
2.	 Wash Buffer 1 で洗浄（2 回）

キット構成

3.	 キャプチャービーズ・Lysis/Stain Buffer を添加し、•FlowDSA-XM Capture Beads•

FlowDSA-XM Lysis/Stain Buffer 750 µL•

FlowDSA-XM Wash Buffer 1

12 x 8 mL•

FlowDSA-XM Wash Buffer 2

26 mL

•

FlowDSA-XM Wash Buffer 3

36 mL

暗所で 30 分間インキュベート
4.	 Wash Buffer 1 および Wash Buffer 2 で洗浄（各 1 回）5.	 Wash Buffer 3 で再懸濁後、フローサイトメーター
で読取

125 µL

データ例
陰性コントロール

HLA Class I 陽性コントロール

HLA Class II 陽性コントロール

陰性コントロールのヒストグラムに比べて、陽性検体のヒストグラムは右側にシフトします。
陰性コントロール：FlowPRA Class I & II ネガティブコントロール血清（商品コード：FL-NC）を使用
商品コード
OLI-FLDSA
FL-NC

商品名
FlowDSA-XM
FlowPRA Class I & II
ネガティブコントロール血清

梱包単位
25 tests

保存温度
冷凍（-80℃）

10 tests

冷凍（-80℃）

41

HLA モノクローナル抗体

HLA モノクローナル抗体
概要
HLA モノクローナル抗体を凍結乾燥品としてお届けします。
100 µL の蒸留水に溶かして使用します。特異性は NIH 標準法の HLA 細胞障害試験を用いて 1:10 で希釈して決定しています。フローサイトメーター等で使用する場合
は、この溶液をストックとして使います。ビオチン標識や FITC 標識された HLA モノ
クローナル抗体もあります。

特異性の見方•R-value の値が 1 に近いほど、対象の HLA 抗原に対する特異性が高いとされています•

抗原名の後ろに + がついている場合は、HLA 特異性の欄に記載されていない他の HLA に対する特異性（特に CREG* の抗原に対する反応性）を持っている可能性があります* CREG：Cross Reaction GroupHLA Monoclonal Antibodies の一例
商品コード0544HA
0289HA
0397HA
0475HA
0791HAHLA 特異性A1,A11,A26+
A1,A36
A2
A2
A2

詳細はお問い合わせください。

42

Isotype
IgM
IgM
IgM
IgM
IgG

R-value
1
0.969
0.966
0.982
0.937

Form
凍結乾燥品
凍結乾燥品
凍結乾燥品
凍結乾燥品
凍結乾燥品

保存温度
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)

その他サポート試薬

その他サポート試薬
コントロール血清概要
HLA タイピングやクロスマッチ向けの細胞毒性試験用コントロール血清です。
商品コード
NS
ATSMX
ATSM
ATSG
AMSM
ALSM
ALSG
AHG1
AGSM
ABSM
ABSG

商品名
ネガティブコントロール血清
抗 T リンパ球抗体 IgM（FluoroBeads 専用）
抗 T リンパ球抗体 IgM
抗 T リンパ球抗体 IgG
抗モノサイト抗体 IgM
抗リンパ球抗体 IgM
抗リンパ球抗体 IgG
ヤギ IgG 抗ヒトカッパー
抗顆粒球抗体 IgM
抗 B リンパ球抗体 IgM
抗 B リンパ球抗体 IgG

梱包単位
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL

保存温度
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-80℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)
冷凍 (-20℃)

梱包単位
50 mL
50 mL

保存温度
冷凍 (-80℃)
冷凍 (-80℃)

梱包単位
500 mL
500 mL x 4 本
100 mL

保存温度
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)
冷蔵 (2-8℃)

補体
概要
HLA 血清タイピングやクロスマッチ用の補体です。
商品コードCABC-50
CDR50

ウサギ補体 ABC
ウサギ補体 DR

商品名

抗原検査（血清タイピング）関連試薬
概要
HLA 血清タイピングに使用する補助試薬です。
商品コード
FQAE500
FQAE2000
FQAE100

フルオロクエンチ AE
フルオロクエンチ AE
フルオロクエンチ AE

商品名

43

クロスマッチ解析 関連試薬

クロスマッチ解析 関連試薬
STEMCELL Technologies 社では、HLA アプリケーションに最適な細胞を調製できる細胞分離試薬を取り扱っています。
抗 HLA 抗体解析用 / クロスマッチ用細胞分離試薬として、EasySep™と RosetteSep™の 2 種類があります。
EasySep™、RosetteSep™は検体間でカラムを共有しないためクロスコンタミネーションの危険性が低く、また、
小児検体をはじめ少量の検体でも純度が高い T 細胞、B 細胞を分離することができます。

クロスマッチ解析のための細胞分離試薬
リンパ球クロスマッチ（CDC-XM）：T 細胞、B 細胞の分離
顕微鏡下で判定をおこなうため、ビーズの影響を受けていない未標識の細胞を分離することが重要です。
ビーズが結合していない細胞を分離できるため、エオジン染色、蛍光染色どちらにも使用可能です。
おすすめ試薬：• EasySep™ Direct HLA Crossmatch T Cell Isolation Kit（商品コード：ST-19671）• EasySep™ Direct HLA Crossmatch B Cell Isolation Kit（商品コード：ST-19684）

フローサイトクロスマッチ（FCXM）：全リンパ球、T 細胞、B 細胞の分離
フローサイトクロスマッチをおこなう際には、純度やバイアビリティーが高く、かつ細胞膜表面への影響を受けていない細胞を用いることが重要です。EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation
Kit を使用することで純度の高いリンパ球が得られるため、T 細胞と B 細胞を別々に分離することなく精度の高い結果が得られます。
おすすめ試薬：• EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation Kit（商品コード：ST-19655）（T 細胞・B 細胞を個々に分離する場合：）• EasySep™ Direct HLA Crossmatch T Cell Isolation Kit（商品コード：ST-19671）• EasySep™ Direct HLA Crossmatch B Cell Isolation Kit（商品コード：ST-19684）

FlowDSA™-XM：リンパ球の分離
クロスマッチは移植前に必須の検査です。FlowDSA-XM（→ p.41）は、CDC-XM や FCXM の代わりとなるクロスマッチ用の試薬です。T 細胞と B 細胞を別々に分離する必要はありません。
おすすめ試薬：• EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation Kit（商品コード：ST-19655）

44クロスマッチ解析 関連試薬

EasySep™ /EasySep™ Direct
概要「EasySep™」は特異的な抗体と FACS 使用にも対応した極小ナノパーティクルを組み合わせた免疫磁気細胞分
離試薬です。カラムを必要としません。ヒト新鮮全血からダイレクトに分離する「EasySep™ Direct」、比重遠心分離で得られた単核球から分離する試薬などがあります。

操作方法（EasySep™ Direct）
3.

磁石にセット（5 分）

デカンテーションで上清を磁石にセットチューブに移した後、（5 分）
EasySep™ RapidSphere を添加

Easy

EasySepTM

4.

EasySepTM

2.

全血に抗体カクテルと「EasySep™ RapidSphere」
を添加

EasySepTM

1.

Se

p

5.

Ea

sy

TM

デカンテーションで上清に含まれる目的細胞を回収「EasySep™ Direct」は、ヒト新鮮全血 * から最短 20 分で細胞分離が完了します。磁気Sep

分離の操作のみ（溶血・遠心操作は不要）で、TM

赤血球および不要な細胞を除去します。
* 抗凝固剤にヘパリンまたは ACD を添加した採血後 24 時間以内の全血を推奨

20 Minutes（最短）商品コード
ST-19655
ST-19671
ST-19684
ST-19951HLA
ST-19051HLA
ST-19954HLA
ST-19054HLA
ST-20104
ST-20144

商品名
EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation Kit
EasySep™ Direct HLA Crossmatch T Cell Isolation Kit
EasySep™ Direct HLA Crossmatch B Cell Isolation Kit
EasySep™ Neg HLA WB T Cell Kit
EasySep™ Neg HLA T Cell Kit
EasySep™ Neg HLA WB B Cell Kit
EasySep™ Neg HLA Human B Cell Kit
RoboSep™ Buffer（★）
EasySep™ Buffer（★）

梱包単位
全血 100 mL 用
全血 100 mL 用
全血 100 mL 用
全血 2 00 mL 用
1 x 109 cells 用
全血 2 00 mL 用
1 x 109 cells 用
250 mL
1000 mL

保存温度
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）★ RoboSep™ Buffer と EasySep™ Buffer は EasySep™による細胞分離に使用します。バッファー組成は共通です。

EasySep™専用磁石
概要
EasySep™による細胞分離の専用磁石です。
商品コード

商品名
EasySep™ Magnet

ST-18000

一度に処理できるサンプル数

スタートサンプル
（細胞数）

推奨液量

5 mL チューブ 1) x 1 本

0.1 - 2.5 x 108 cells

0.1 - 2.5 mL

14 mL チューブ 2) x 1 本

0.2 - 10 x 108 cells

0.5 - 10 mL

5 mL チューブ 1) x 8 本

0.125 - 2.0 x 108 cells 0.5 - 2.0 mL

14 mL チューブ 2) x 8 本

0.25 - 8.0 x 108 cells

The Big Easy EasySep™ Magnet
ST-18001
EasyEights™ EasySep™ Magnet
ST-18103

推奨チューブ：1) 5 mL（12 x 75 mm）ポリスチレン製丸底チューブ
2) 14 mL（17 x 100 mm）ポリスチレン製丸底チューブ

0.5 - 8.0 mL

e.g. Corning® #352058
e.g. Corning® #352057

45クロスマッチ解析 関連試薬
RosetteSep™
概要「RosetteSep™」はカラムと磁石が不要な細胞分離試薬です。
抗赤血球抗体と不要な細胞に対する抗体の複合体を使用しCell to enrichて、不要な細胞と赤血球で構成されたロゼットを生成します。

Rosetted(unwanted)
cell

ロゼットにより比重が増した不要な細胞は比重遠心により除去され、目的の細胞はメディウムの上部の層から回収できます。

Red Blood
Cells

操作方法

2

Magniﬁcation 400X

3

4

TM

Se

Se

p

p

TM

TM

p

tte

se

比重液の上にインキュベートしたサンプルを重層

ヒト全血

回収

20 分間遠心

Ro

se

tte

20 分間インキュベート
Ro

Se
tte
se
Ro

Ro
se
tte
Se
p TM
RosetteSepTM

RosetteSep™抗体カクテルをヒト全血に添加

血漿濃縮された細胞比重液
ロゼット
赤血球とロゼットを形成した細胞（除去したい細胞）
が沈殿

商品コード
ST-15061HLA
ST-15081HLA
ST-15064HLA
ST-15084HLA
ST-15263HLA
ST-15283HLA

商品名
RosetteSep™ HLA Human T Cells
RosetteSep™ HLA Human T Cells
RosetteSep™ HLA Human B Cells
RosetteSep™ HLA Human B Cells
RosetteSep™ HLA Human Total Lymphocyte
RosetteSep™ HLA Human Total Lymphocyte

梱包単位
全血 250mL 用
全血 1000mL 用
全血 250mL 用
全血 1000mL 用
全血 250mL 用
全血 1000mL 用

SepMate™
概要「SepMate™」はヒト全血から末梢血単核球（PBMC）をわずか 15 分で回収可能な特殊チューブです。
末梢血から比重液を用いて単核球を分離する際に通常のチューブの代わりに SepMate™を使用することで、比重遠心分離後の単核球の回収はデカンテーションのみの非常に簡便かつ短時間の操作で終了します。
チューブ 1 本あたり SepMate™ -15 は 0.5 - 5 mL、SepMate™ -50 は 4- 17 mL のヒト全血から PBMC を回収できます。

46

濃縮された細胞を回収

保存温度
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）
冷蔵（2-8℃）クロスマッチ解析 関連試薬

操作方法
デカンテーション

比重液をTM（例︓Lymphoprep ）TM
SepMate に添加

ヒト全血を
TM
SepMate に
重層

遠心（ブレーキON）

血漿

PBMC
比重液

PBMC

赤血球・顆粒球

15 Minutes
商品コードST-86415
ST-86420
ST-86450
ST-86460
ST-07905
ST-07801

商品名
SepMate™ -15 100-Pack RUO
SepMate™ -15 500-Pack RUO
SepMate™ -50 100-Pack RUO
SepMate™ -50 500-Pack RUO
D-PBS with 2% FBS
Lymphoprep™

梱包単位
100 本入
500 本入
100 本入
500 本入500 mL
250 mL

保存温度
室温
室温
室温
室温
冷蔵（2-8℃）
室温

RosetteSep™ & SepMate™
「RosetteSep™」と「SepMate™」を併用することで反応時間および作業ステップが減り、全血から 30 分以内に目的の細胞をネガティブ分離できます。カラムも免疫磁気ビーズも使用しないため、細胞に不要な活性化やダメージを与えません。
分離した細胞はクロスマッチ試験などに使用できます。
推奨バッファー：D-PBS with 2% FBS（ST-07905）、比重遠心液：Lymphoprep™（ST-07801）

Incubate the blood sample with RosetteSep™ for
10 minutes at room temperature.

Add density gradient medium to SepMate™
tube, then rapidly pipette or pour the blood
sample directly over the insert.

After a 10-minute centrifugation with the brakeon, simply pour highly puriﬁed target cells into
a new tube.

25 Minutes

RosetteSep™ + SepMate™で分離した細胞 結果例（左）CD3+ T 細胞：純度 99 %、（右）CD19+ B 細胞：純度 95%

47

キメリズム解析 関連試薬

キメリズム解析 関連試薬
キメリズム解析は、移植後の生着のモニタリングや、移植後の適切な治療を決定するために有用であると言われています。特定の細胞種を選択して分離したり、高感度の手法を使用したりすることで、患者の末梢血または骨髄中に存在するレシピエント（患者）白血球を高感度に検出することが可能となります。

細胞分離試薬 EasySep™
概要
EasySep™はカラムを必要としない免疫磁気細胞分離試薬です。全血や骨髄血などのキメリズム解析用の検体からわずか 15 分で目的の細胞を分離することが可能です。分離した細胞は特定の細胞種に着目したキメリズム
解析（lineage specific キメリズム解析）に利用できます。

細胞分離による特定細胞の濃縮例
全 血 か ら EasySep™ HLA Whole Blood CD3+
Positive Selection Kit（ST-17871）を使用してCD3 陽性 T 細胞を分離しました。T 細胞の割合
が分離前の 18.2% から 98.1% に増加しました。

EasySep はキメリズム解析の対象とする細胞種やスタート時の検体の違いにより、最適な試薬を選択できます。

細胞種
T 細胞
B 細胞
骨髄系細胞
顆粒球
単球
NK 細胞
造血幹細胞

48

対象マーカー
CD3
CD19
CD19/CD20
CD15
CD33
CD33/66b
CD66b
CD14
CD56
CD34

スタートサンプル
全血、
単核細胞
バフィーコート（全血、骨髄液由来）
ST-17871
ST-17851
ST-17874
ST-17854
ST-17886
ST-17881
ST-18651
ST-17885
ST-17876
ST-17884
ST-17882
ST-17878
ST-17858
ST-17875
ST-17855
ST-17879
ST-17856

キメリズム解析 関連試薬

全血 / バフィーコート用
商品コード
ST-17871

商品名
EasySep HLA Chimerism Whole Blood CD3
Positive Selection Kit

梱包単位

保存温度

60 mL 用

室温 / 冷蔵

60 mL 用

室温 / 冷蔵

1 Kit

室温 / 冷蔵

ST-17874

EasySep HLA Chimerism Whole Blood CD19
Positive Selection Kit

ST-17886

EasySep HLA Chimerism WB B Cell
Positive Selection Kit

ST-17881

EasySep HLA Chimerism Whole Blood CD15
Positive Selection Kit

60 mL 用

室温 / 冷蔵

ST-17885

EasySep HLA Chimerism Whole Blood CD33
Positive Selection Kit

1 Kit

室温 / 冷蔵

ST-17884

EasySep HLA Chimerism Whole Blood
Myeloid Positive Selection Kit

60 mL 用

室温 / 冷蔵

ST-17882

EasySep HLA Chimerism Whole Blood CD66b
Positive Selection Kit

1 Kit

室温 / 冷蔵

ST-17878

EasySep HLA Chimerism Buffy Coat CD14
Positive Selection Kit

1 Kit

冷蔵（2-8℃）

ST-17875

EasySep HLA Chimerism Buffy Coat CD56
Positive Selection Kit

30 mL 用

室温 / 冷蔵

ST-17879

EasySep Human Whole Blood CD34
Positive Selection Kit II

75 mL 用

室温 / 冷蔵

Kit は構成品によって保存温度が異なるものがあります。詳細はお問い合わせください。

単核細胞（全血、骨髄液由来）用
商品コード
ST-17851

商品名
EasySep Human CD3 Positive Selection Kit II

梱包単位
1x109 cells 用

保存温度
冷蔵（2-8℃）

ST-17854

EasySep Human CD19 Positive Selection Kit II

1x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

ST-18651

EasySep Human CD15 Positive Selection Kit

1x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

ST-17876

EasySep Human CD33 Positive Selection Kit II

1x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

ST-17858

EasySep Human CD14 Positive Selection Kit II

1x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

ST-17855

EasySep Human CD56 Positive Selection Kit II

1x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

ST-17856

EasySep Human CD34 Positive Kit II

5x109 cells 用

冷蔵（2-8℃）

49キメリズム解析 関連試薬
キメリズム解析試薬 Devyser Chimerim NGS
概要Devyser Chimerim NGS は次世代シーケンサー（NGS）を使用したキメリズム解析試薬です。造血幹細胞移植のスクリーニング検査（ドナーおよびレシピエントに存在するユニークな遺伝子マーカーを同定）、モニタリン
グ検査（移植後レシピエントに存在するドナー細胞の割合を測定）両方を高感度に測定することが可能です。

特長•

NGS（Illumina シーケンサー）を利用したシンプルかつ簡単な試薬：ハンズオン 45 分、2 日以内に結果取得•

1 ウェルで検体中の 24 マーカーを増幅•

スクリーニング検査、モニタリング検査の両方を同じプロトコルで実施可能•

高い検出感度と精度：検出限界（LOD95/LOQ95）0.05%、検出範囲 0.05
～ 100%•

専用ソフトウェアで迅速な解析

操作方法
下記 3 種類の試薬が必要となります。
Devyser Chimerism: プライマー、ライブラリ作成試薬など
Devyser Index Plate LB-A: サンプルバーコード試薬
Devyser Library Clean: ライブラリ精製ビーズとバッファー
1.	 マルチプレックス PCR：24 種の遺伝子マーカーを 1 ウェルで増幅
2.	 バーコード付加：サンプル識別用のバーコードを付加し、プール
3.	 ライブラリ精製：マグネットビーズを使用し精製
4.	 シーケンス：Illumina シーケンサーを用いたシーケンス
5.	 解析：専用ソフトウェア Advyser で解析、レポート出力
12-22時間*

1日目（トータル約7.5時間、ハンズオン約45分）

2日目

濃度調整

希釈

プｰ ﾙ

**

Sequencing

マルチプレックス
PCR

サンプル識別
バーコードを付加

マグネットビーズで精製

NGSで
シーケンス

専用ソフトウェアで解析* 試薬、シーケンス機器による**モニタリング、スクリーニングサンプルは別々に精製しシーケンス前に混合

商品コード
商品名
DVY-8-A405-24 DVYSR Chimerism NGS - 24 tests
DVY-8-A405-48 DVYSR Chimerism NGS - 48 tests
DVY-8-A202
DVYSR Index Plate LB-A for Chimerism
DVY-8-A204
DVYSR Library Clean Kit

梱包単位
24 tests
48 tests
96 tests
6 rxns

キメリズム解析関連試薬については、弊社ウェブサイトのラーニングページもご参照ください50

保存温度
冷凍 (-20℃ )冷凍 (-20℃ )冷凍 (-20℃ )冷蔵（2-8℃）

HLA コミュニティーのご案内

HLA コミュニティーのご案内
日本国内における HLA 分野のパイオニアである弊社から、HLA 製品情報・技術情報を「HLA コミュ
ニティー」としてウェブ発信しています。
「HLA コミュニティー」を通して、世界の最新技術とツール情報を日本の研究者・病院検査の先生方にお届けします。

コンテンツ例•

HLA 用語集•

解析ソフト紹介•

解析ソフトに必要なファイル類のダウンロード•

製品資料、操作マニュアル•

FAQ（よくある質問）•

HLA 関連の技術刊行物•

学会、講習会、ワークショップの情報など

データ測定用・解析用ファイルのダウンロード方法
HLA コミュニティーの「解析ソフト設定ファイル」の項目より、主な LABScreen、LABType 商
品のテンプレートファイル、カタログファイルがダウンロードできます。
（https://www.veritastk.co.jp/hla/soft_file.html）

HLA 関連動画
過去の学会セミナー、ウェブ講演会、動画マニュアルがいつでも視聴できます。
（https://www.veritastk.co.jp/sciencelibrary/learning/hla-video-compilation.html）

ベリタス

HLA

動画

検索

※一部動画の視聴には弊社ウェブ会員（VERI+CLUB）の登録が必要です。

51

付録

付録
HLA 分子の構造と役割
HLA 分子は一部が細胞膜に埋め込まれた形で発現し、細胞外ドメイン、細胞膜貫通ドメイン、細胞内ドメインの 3 つに分けられます。細胞外ドメインはもっとも多型性に富み、抗原ペプチドの選択的受容と、T 細胞への抗原提示をおこないます。また、T 細胞上に発現している抗原と特異的に結合する構造をもっています。
HLA Class I（HLA-A、B、C など）分子は、内在する 9 個前後のアミノ酸を溝に埋め込んだような形で提示します。感染細胞などで非自己のアミノ酸が提示されると、CD8 陽性キラー T 細胞は非自己と認識した細胞を破壊します。
HLA Class Ⅱ（HLA-DR、DQ、DP など）は、貪食作用などで取り込んだ外来の 15 個前後のアミノ酸を溝に埋め込んだような形で、CD4 陽性ヘルパー T 細胞に提示します。ヘルパー T 細胞は細胞障害活性をもたず、非自己のアミノ酸を確認すると Th1 サイトカイン、Th2 サイトカインを放出します。Th1 サイトカインはキラー T
細胞の活性化を促進し、Th2 サイトカインは B 細胞の免疫グロブリン産生を促進します。

■ HLA 分子の構造
MHC Class I(HLA-A, B, C)

内因性ペプチドを提示

MHC Class II(HLA-DR, DQ, DP)

外因性ペプチドを
提示

Exon 3

Exon 2

Exon 2

α2

α1

β1

α1

β2

α2

α3

Exon 3

Exon 4

膜貫通部分（TM）

形質膜

細胞質部分（CYT）■ HLA 抗原の発現
Class IClass IIClass I、Class II ともに発現していない

T 細胞

顆粒球
B 細胞

血小板

52

その他有核細胞

単球
樹状細胞
マクロファージ赤血球

付録

HLA 遺伝子の構造とアレル数
HLA 遺伝子領域はヒト第６染色体短腕部 6p21.31 に位置し、HLA 遺伝子を含む約 4 Mb から構成されています。
この領域はヒトゲノムにてもっとも多型性に富み、これまでに HLA 遺伝子６座（HLA-A、B、C、DR、DQ、DP）に
おいて 35,000 を超える膨大な HLA アレルが同定されています。

■ HLA 遺伝子の構造
テロメア

セントロメア

短腕部

Class III

抗原提示細胞に発現

補体

A

C

B

C4

Class II

C2

3/
4/
5

R
B

D

R
B

1

長腕部

D

A
1

1

Q

B

D

Q
D

D

D

PB

1
PA
1

Chr. 6

テロメア

Class I

すべての有核細胞に発現~ 4 Mb■ HLA のアレル数
アレル数： 38,008（2023 年 12 月時点、IPD-IMGT/HLA データベース参照）

HLA Class I: 26,610
HLA Class II: 11,398

Gene
AllelesProteins
Nulls

A
8,098
4,741
420

HLA Class I
B
C
9,656
8,084
5,745
4,470
339
362

DRB1
3,628
2,343
124

DQA1
722
351
21

HLA Class II
DQB1
DPA1
2,510
639
1,524
311
111
26

DPB1
2,486
1,447
130

53

付録
HLA 抗原型の種類
A locusA2

B locus

A1

B5

A203,
A210

B51 B5101,B5103

A3

B7

A23,
A24,
A2403

A9

A24 A2403

B703
B8

B12 B44, B45

A11

B13

B35

DR1

DR103

B37

DR2

DR15, DR16

B40 B60, B61

DR3

DR17, DR18

B41

DQ locus
DQ1 DQ5, DQ6
DQ2
DQ3

DQ7, DQ8,
DQ9

DR4

DQ4

B42

DR5

DR11, DR12

DP locus

B46

DR6

DR13, DR14

DPw1

B47

DR1403,DR14
DR1404

DPw2

B48

DR7

DPw3

DR8

DPw4

A25, A26,
A10
A34, A66

B14 B64, B65

A29, A30,
A19 A31, A32,
A33, A74

B15

A28 A68, A69

B16 B38,B39

B53

A36

B39 B3901, B3902

B59

DR9

DPw5

A43

B17 B57, B58

B67

DR10

DPw6

A80

Cw3

B62, B63,
B75, B76, B77

B18

B70 B71, B72 DR51

DR15, DR16と連鎖

B49, B50,
B4005

B73

DR3,DR11,DR12,
DR52 DR13,DR14
と連鎖

Cw1

B22 B54, B55, B56

B78

DR53

Cw2

B27 B2708

B81

C locus

Cw9,
Cw10

B21

DR4,DR7,DR9
と連鎖

B82

Cw4

B5, B5102, B5103, B13, B17, B27, B37, B38(16), B44(12), B47, B49(21),
Bw4 B51(5), B52(5), B53, B57(17), B58(17), B59, B63(15), B77(15),A9, A23(9),A24(9), A2403, A25(10), A32(19)Cw5

B7, B703, B8, B14, B18, B22, B2708, B35, B39(16), B3901, B3902, B40,
B4005, B41, B42, B45(12), B46, B48, B50(21), B54(22), B55(22), B56(22),Bw6
B60(40), B61(40), B62(15), B64(14), B65(14), B67, B70, B71(70), B72(70),
B73, B75(15), B76(15), B78, B81, B82

Cw6

Cw7

Cw8

54

B51,B5102,B52

DR locus

赤文字：ブロード抗原、橙文字：スプリット抗原
太文字はブロードかつスプリット抗原
緑文字：アソシエート抗原
参照 URL：https://hla.alleles.org/antigens/index.html
この抗原表は、WHO で認定された抗原をもとに作成されています。
日本組織適合性学会の表記法は下記 URL を参照ください。
https://jshi.smoosy.atlas.jp/ja/Allele付録
HLA アレルの表記法
HLA 分子は多様性ゆえに下記のように第 4 区域まで表

臨床上重要記されています。従来は 2 桁（抗原レベル、第 1 区域）
で表記していましたが、実際には 8 桁（第 4 区域）まで
タイピングすることで「正確な HLA タイピング」となります。試薬の性能により正確なタイピングが可能な

HLA-C* 07: 02: 01: 17 N
遺伝子シンボル

区域が変わり、その試薬の性能を解像度（resolution） 表記レベルとよびます。
また、HLA タイピングにおいて解析に使用するデータ
ベースや人種による頻度の考え方も非常に重要です。
IMGT/HLA データベースは 1 年に 4 回更新され、米Low Resolution

High Resolution

国などでは更新から 1 年以内のデータベースで解析することが義務付けられています。人種の情報がない検

HLA
特異性

アレル名
の特定

同義
置換

コード
領域外
塩基置換

第 1 区域

第 2 区域

第 3 区域

第 4 区域

｝

ヌル
アレル

07
アミノ酸配列に違いがある
07: 0207: 02: 01
07: 02: 01: 17 N｝

N は第 3 区域に来ることも多い体に対する HLA タイピングには、CIWD* 3.0 などのデータベースを用いることが有用といわれています。
CIWD 3.0 の詳細は下記をご参照ください。
* Common, Intermediate and Well-Documented HLA Alleles in World Populations
https://www.ihiw18.org/component-immunogenetics/download-common-and-well-documented-alleles-3-0/

疾患感受性と HLA

参考資料：「移植・輸血検査学」（講談社サイエンティフィック）疾患
強直性脊椎炎関連 HLA
HLA-B27

オッズ比1056.3

ナルコレプシー

HLA-DRB1*15:01
HLA-DQB1*06:02

1372.7

ベーチェット病

HLA-B51(B*51:01)

9.3

HLA-B52(B*52:01)

3.2

HLA-B*39:02

8.5

HLA-B*35:01

18.0

HLA-B*67:01

11.2

HLA-B54(B*54:01)

2.5

HLA-DRB1*15:01

2.7

HLA-DRB1*16:02

10.7

HLA-Cw6

1.7

HLA-DRB1*04:05

4.4

HLA-DQB1*04:01

4.4

HLA-B54(B*54:01)

4.8

HLA-DRB1*04:05

4.0

HLA-DQB1*04:01

4.3

HLA-DRB1*09:01

1.3

HLA-DRB1*15:01

3.1

高安動脈炎
亜急性甲状腺炎

バージャー病
尋常性乾癬
関節リウマチ1 型糖尿病

多発性硬化症（大脳、小脳型）

1372.7疾患

関連 HLA

多発性硬化症（眼神経、脊髄型）

HLA-DPB1*05:01

9.0

HLA-A2

2.0

HLA-DPB1*05:01

4.2

HLA-A2

2.1

グレーヴス病
橋本病

原発性胆汁性肝硬変

全身性エリテマトーデス
クローン病

潰瘍性大腸炎オッズ比HLA-DRw53

4.5

HLA-DR8(DRB1*08:03)

2.2

HLA-DR2(DRB1*16:02)

5.9

HLA-B39

6.3

HLA-DR2(DRB1*15:01)

3.0

HLA-DRB1*04:05

2.0

HLA-DQB1*04:01

2.0

HLA-B52(B*52:01)

4.1

HLA-DR2(B*15:02)

4.5

HLA-DPB1*09:01

4.8

混合結合組織病

HLA-DRB1*04:01

5.0

川崎病

HLA-DPB1*02:02

3.7※オッズ比 10 以上を赤で表示しています55

付録
日本人の HLA 遺伝子頻度表

HLA 推定アレル一覧表（JSHI）2024 年度版

HLA-A
推定アレル

対象アレル

HLA 型

推定アレル

対象アレル

AF(%)

HLA 型

A*01:01

A*01:01:01

0.442%

A1

B*07:02

B*07:02:01

5.492%

B7

A*02:01

A*02:01:01

11.227%

A2

B*07:05

B*07:05:01

0.018%

B7

A*02:03

A*02:03:01

0.059%

A203

B*08:01

B*08:01:01

0.017%

B8

A*02:05

A*02:05:01

0.003%

A2

B*13:01

B*13:01:01

1.187%

B13

A*02:06

A*02:06:01

9.415%

A2

B*13:02

B*13:02:01

0.276%

B13

A*02:07

A*02:07:01

3.236%

A2

B*14:01

B*14:01:01

0.013%

B64

0.426%

A210

B*14:02

B*14:02:01

0.005%

B65

0.001%

A2

B*15:01

B*15:01:01

7.911%

B62

A*02:15N

0.007%

Null

B*15:02

B*15:02:01

0.047%

B75

A*02:18

0.061%

A2

B*15:03

B*15:03:01

0.001%

B72

0.002%

A2

B*15:05

B*15:05:01

0.002%

B62

0.002%

A2

B*15:07

B*15:07:01

0.623%

B62

A*02:53N

0.008%

Null

B*15:11

B*15:11:01

0.950%

B75

A*02:590.001%

A2

B*15:12

B*15:12:01

0.001%

B76

A*02:720.001%

A2

B*15:13

B*15:13:01

0.002%

B77

A*02:10
A*02:11

A*02:11:01

A*02:28
A*02:42

A*02:42:01

A*03:01

A*03:01:01

0.436%

A3

B*15:17

B*15:17:01

0.001%

B63

A*03:02

A*03:02:01

0.084%

A3

B*15:18

B*15:18:01

1.558%

B71

A11

B*15:21

B*15:21:01

0.003%

B75

B*15:25

B*15:25:01

0.009%

B62

A*11:01
A*11:02

A*11:01:01
A*11:01:05
A*11:02:01

A*11:138.907%
0.163%

A11

0.001%

A11

A*23:01

A*23:01:01

0.004%

A23

A*24:02

A*24:02:01

36.268%

A24

A*24:03

A*24:03:01

0.001%

A2403

A*24:04

0.019%

A24

A*24:05

A*24:05:01

0.001%

A24

A*24:07

A*24:07:01

0.014%

A24

A*24:080.027%

A24

A*24:10

A*24:10:01

0.002%

A2403

A*24:20

A*24:20:01

0.769%

A24

A*24:25

0.008%

A24

A*24:280.001%

A24

A*24:330.001%

A2403

A*24:46

0.005%

A24

A*25:01

A*25:01:01

0.001%

A25

A*26:01

A*26:01:01

7.590%

A26

A*26:02

A*26:02:01

1.864%

A26

A*26:03

A*26:03:01

2.508%

A26

A*26:04

0.001%

A26

A*26:05

0.065%

A26

A*26:06

B*15:26N
B*15:27B62

0.005%

B62

B*15:38

B*15:38:01

0.009%

B15

0.001%

B72

B*15:46
B*18:01

B*18:01:01

0.008%

B18

B*18:02

B*18:02:01

0.001%

B18

B*27:04

B*27:04:01

0.204%

B27

B*27:05

B*27:05:02

0.068%

B27

B*27:06

B*27:06:01

0.002%

B27

0.001%

B27

B*27:11
B*35:01

B*35:01:01

8.339%

B35

B*35:02

B*35:02:01

0.002%

B35

B*35:03

B*35:03:01

0.009%

B35

B*35:05

B*35:05:01

0.012%

B35

B*35:08

B*35:08:01

0.003%

B35

B*35:11

B*35:11:01

0.001%

B35

B*35:51

B*35:51:01

0.001%

B35

B*35:64

B*35:64:01

0.002%

B35

B*37:01

B*37:01:01

0.516%

B37

B*38:01

B*38:01:01

0.007%

B38

B*38:02:01

0.267%

B38

3.382%

B3901

0.305%

B3902

0.229%

B39

0.001%

B39

0.031%

B39

A26
A29

B*38:02

A*29:02

A*29:02:01

0.003%

A29

A*30:01

A*30:01:01

0.178%

A30

B*39:01

A*30:02

A*30:02:01

0.002%A30

A*30:04

A*30:04:01

0.013%A30

A*31:01

A*31:01:02

8.635%

A31

A*31:11

A*31:11:01

0.003%

A31

A*32:01

A*32:01:01

0.03%

A32

A*33:01

A*33:01:01

0.002%

A33

A*33:03

A*33:03:01

7.406%

A33

0.001%A33
A34

A*68:01

A*68:01:02

0.018%

A68

A*68:02

A*68:02:01

0.001%

A68

N=688,469(A*02:15N は 477,216)

B62

0.028%

0.017%

0.01%

Null

0.109%

B*15:35:01

0.014%

A*34:01:01

0.004%

B*15:35

A*29:01:01

A*34:01

B*15:27:01

B*15:28

A*29:01

A*33:08

56

HLA-B
AF(%)

B*39:02

B*39:01:01
B*39:01:03
B*39:02:01
B*39:02:02

B*39:04
B*39:05

B*39:05:01

B*39:23
B*40:01

B*40:01:02(注 )5.559%

B60

B*40:02

B*40:02:01

7.801%

B61

B*40:03

B*40:03:01

0.445%

B61

B*40:06

B*40:06:01

4.808%

B61

0.007%

B60

0.001%

B61

B*40:07
B*40:11

B*40:11:01

付録

HLA-B
推定アレル
B*40:50

対象アレル
B*40:50:01

B*40:52

HLA-C
AF(%)

HLA 型

推定アレル

対象アレル

AF(%)

HLA 型

0.012%

B61

C*01:02

C*01:02:01

17.218%Cw1

0.001%

B60

C*01:03

C*01:03:01

0.34%

Cw1

0.003%

Cw1

0.037%

Cw2

B*41:01

B*41:01:01

0.001%

B41

C*01:55

B*44:02

B*44:02:01

0.421%

B44

C*02:02

C*02:02:02

6.672%

B44

C*03:02

C*03:02:01

0.681%

Cw10

C*03:03

C*03:03:01

13.723%Cw9

12.201%

Cw10

B*44:03

B*44:03:01
B*44:03:02

B*45:01

B*45:01:01

0.001%

B45

B*46:01

B*46:01:01

4.498%

B46

B*48:01

B*48:01:01

2.895%

B48

C*03:23N

0.019%

Null

B*48:03

B*48:03:01

0.001%

B48

C*03:280.001%

Cw10

B*49:01

B*49:01:01

0.002%

B49

C*03:29

B*50:01

B*50:01:01

0.005%

B50

C*03:43

B*51:01

B*51:01:01

8.748%

B51

C*04:01

C*04:01:01

4.321%

Cw4

B*51:02

B*51:02:01

0.224%

B5102

C*04:03

C*04:03:01

0.016%

Cw4

B*51:03

C*03:04

C*03:04:01
C*03:04:04

C*03:43:01

0.002%

Cw3

0.003%

Cw3

0.007%

B5103

C*05:01

C*05:01:01

0.415%

Cw5

B*51:06

B*51:06:01

0.001%

B51

C*06:02

C*06:02:01

0.820%

Cw6

B*52:01

B*52:01:01

11.019%B52

C*07:01

C*07:01:01

0.065%

Cw7

B*53:01

B*53:01:01

0.001%

B53

C*07:02

C*07:02:01

12.712%

Cw7

B*54:01

B*54:01:01

7.578%

B54

C*07:02N

C*07:02:01:17N

0.001%

Null

0.001%

B54

C*07:04

C*07:04:01

0.968%

Cw7

B*54:21
B*55:01

B*55:01:01

0.003%

B55

C*08:01

C*08:01:01

7.381%

Cw8

B*55:02

B*55:02:01

2.479%

B55

C*08:02

C*08:02:01

0.018%

Cw8

B*55:04

0.149%

B55

C*08:03

C*08:03:01

1.445%

Cw8

B*55:100.002%

B55

C*12:02

C*12:02:02

11.015%

Cw12

0.002%

B55

C*12:03

C*12:03:01

0.087%

Cw12

0.911%

B56

C*12:04

C*12:04:01

0.001%

Cw12

0.184%

B56

C*14:02

C*14:02:01

6.863%

Cw14

B*55:12
B*56:01

B*56:01:01

B*56:03
B*56:04

B*56:04:01

0.001%

B56

C*14:03

C*14:03:01

6.526%

Cw14

B*56:05

B*56:05:01

0.002%

B56

C*15:02

C*15:02:01

3.054%

Cw15

B*57:01

B*57:01:01

0.013%

B57

C*15:05

C*15:05:01

0.016%

Cw15

B*58:01

B*58:01:01

0.669%

B58

C*15:10

C*15:10:02

0.005%

Cw15

B*59:01

B*59:01:01

2.005%

B59

Cw16

B*67:01

B*67:01:01
B*67:01:02

1.132%

B67

C*16:01

C*16:01:01

0.004%

C*16:02

C*16:02:01

0.002%

Cw16

C*17:01

C*17:01:01

0.001%

Cw17

N=688,469
N=688,469( 注 ) 日本列島人における B*40:01 のほぼ全例が B*40:01:02と判明しているため2024年度版 HLA 推定アレル一覧表（JSHI）2024年度版
参考 URL：
1) HLA-A,B.C,DRB1 座：日本骨髄バンク（2024年 3月掲載資料）
URL: https://www.bs.jrc.or.jp/bmdc/donorregistrant/m2_03_00_statistics.html
2) HLA-DRB345,DP,DQ 座：公益財団法人 HLA 研究所（2024 年 3 月掲載資料）
URL：http://hla.or.jp/med/frequency_search/ja/allele/57

付録
日本人の HLA 遺伝子頻度表

HLA 推定アレル一覧表（JSHI）2024 年度版

HLA-DRB1
対象アレル

AF(%)

DRB1*01:01

DRB1*01:01:01

5.675%DR1

DRB1*01:02

DRB1*01:02:01

0.004%

DR1

0.001%DR1

DRB1*01:03

HLA 型

推定アレル
DRB3*01:01
DRB3*02:02

DRB1*03:01

DRB1*03:01:01

0.138%DR17

DRB1*04:01

DRB1*04:01:01

1.030%DR4

DRB1*04:02

DRB1*04:02:01

0.001%DR4

DRB1*04:03

DRB1*04:03:01

3.13%

DR4

DRB4*01:01
DRB4*01:02

DRB1*04:04

DRB1*04:04:01

0.201%DR4

DRB1*04:05

DRB1*04:05:01

13.400%DR4DRB1*04:06

DRB1*04:06:01

3.277%DR4

DRB1*04:07

DRB1*04:07:01

0.508%DR4

DRB3*03:01

DRB4*01:03
DRB5*01:01

対象アレル
DRB3*01:01:02
DRB3*01:01:05
DRB3*02:02:01
DRB3*02:02:04
DRB3*03:01:01
DRB3*03:01:03
DRB4*01:01:01

AF(%)
4.59%
10.54%
8.38%
0.41%
1.08%

DRB4*01:03:01
DRB4*01:03:02
DRB5*01:01:01

35.41%
9.19%

HLA 型
DR52
DR52
DR52
DR52
DR52
DR52
DR53
DR53
DR53
DR53
DR51

DRB1*04:08

DRB1*04:08:01

0.002%DR4

DRB5*01:02

DRB5*01:02:01

7.70%

DR51

DRB1*04:09

DRB1*04:09:01

0.002%DR4

DRB5*02:02

DRB5*02:02:01

0.54%

DR51

2.117%

DR4

N=370

0.001%DR4

DRB1*04:10
DRB1*04:11

DRB1*04:10:01
DRB1*04:10:03
DRB1*04:11:01

DRB1*07:01

DRB1*07:01:01

0.355%DR7

DRB1*08:01

DRB1*08:01:01

0.004%DR8

DRB1*08:02

DRB1*08:02:01

4.279%DR8

DRB1*08:03

DRB1*08:03:02

7.927%DR8

DRB1*08:09

DRB1*08:09:01

DRB1*08:23

0.044%

DR8

0.004%DR8

DRB1*09:01

DRB1*09:01:02

14.618%DR9DRB1*10:01

DRB1*10:01:01

0.478%DR10

DRB1*11:01

DRB1*11:01:01

2.492%DR11

DRB1*11:04

DRB1*11:04:01

0.006%DR11

DRB1*11:06

DRB1*11:06:01

0.002%DR11

DRB1*11:08

DRB1*11:08:01

0.001%DR11

DRB1*11:19

DRB1*11:19:01

0.002%DR11

DRB1*11:23

DRB1*11:23:01

0.001%DR11

DRB1*12:01

DRB1*12:01:01

3.674%DR12

DRB1*12:02

DRB1*12:02:01

1.701%

DR12

0.004%DR12

DRB1*13:01:01

0.588%DR13

DRB1*13:02

DRB1*13:02:01

6.339%DR13

DRB1*13:03

DRB1*13:03:01

0.001%DR13

DRB1*12:05
DRB1*13:01

DRB1*13:07

DRB1*13:07:01

0.022%DR13

DRB1*13:12

DRB1*13:12:01

0.003%DR13

DRB1*14:02

DRB1*14:02:01

0.028%DR14

DRB1*14:03

DRB1*14:03:01

1.623%

DR1403DRB1*14:04

DRB1*14:04:01

0.005%

DR1404

DRB1*14:05

DRB1*14:05:01

2.146%DR14

DRB1*14:06

DRB1*14:06:01

1.535%DR14

DRB1*14:07

DRB1*14:07:01

0.106%DR14

DRB1*14:12

DRB1*14:12:01

0.029%DR14

DRB1*14:29

0.015%DR14

DRB1*14:45

0.001%DR14

DRB1*14:54

DRB1*14:54:01

3.485%DR14

DRB1*15:01

DRB1*15:01:01

7.857%DR15

DRB1*15:02

DRB1*15:02:01

10.278%DR150.001%DR15

DRB1*15:04
DRB1*16:01

DRB1*16:01:01

0.001%DR16

DRB1*16:02

DRB1*16:02:01

0.821%

DR16

N=688,469

58

DRB345

推定アレル

付録

HLA-DQB1

HLA-DPB1

推定アレル

対象アレル

AF(%)

HLA 型

推定アレル

DQB1*02:01

DQB1*02:01:01

0.13%

DQ2

DQB1*02:02

DQB1*02:02:01

0.37%

DQ2

DQB1*03:01

DQB1*03:01:01

11.43%DQ7

DPB1*02:02

DPB1*02:02:01

3.41%

DPw2

DQB1*03:02

DQB1*03:02:01

9.59%

DQ8

DPB1*03:01

DPB1*03:01:01

3.98%

DPw3

DQB1*03:03

DQB1*03:03:02

15.54%

DQ9

DPB1*04:01

DPB1*04:01:01

5.06%

DPw4

DQB1*04:01

DQB1*04:01:01

12.90%DQ4

DPB1*04:02

DPB1*04:02:01

9.78%

DPw4

DQB1*04:02

DQB1*04:02:01

4.21%

DQ4

DPB1*05:01

DPB1*05:01:01

38.40%DPw5

DQB1*05:01

DQB1*05:01:01

6.58%

DQ5

DPB1*06:01

DPB1*06:01:01

0.57%

DPw6

DQB1*05:02

DQB1*05:02:01

2.64%

DQ5

DPB1*09:01

DPB1*09:01:01

9.95%

DPw9

DQB1*05:03

DQB1*05:03:01

3.94%

DQ5

DPB1*13:01

DPB1*13:01:01

1.96%

DPw13

DQB1*06:01

DQB1*06:01:01

19.08%DQ6

DPB1*14:01

DPB1*14:01:01

1.48%

DPw14

DQB1*06:02

DQB1*06:02:01

7.15%

DQ6

DPB1*17:01

DPB1*17:01:01

0.14%

DPw17

DQB1*06:03

DQB1*06:03:01

0.60%

DQ6

DPB1*19:01

DPB1*19:01:01

DQB1*06:04

DQB1*06:04:01

5.18%

DQ6

DPB1*36:01

DQB1*06:09

DQB1*06:09:01

0.57%

DQ6

DPB1*02:01

DPB1*02:01:02
DPB1*02:01:12

DPB1*38:01
DPB1*41:01

N=1,483

対象アレル

DPB1*41:01:01

AF(%)

HLA 型

24.11%

DPw2

0.74%

DPw19

0.14%

DPw36

0.07%

DPw38

0.10%

DPw41

N=1,483

HLA-DQA1
推定アレル

対象アレル

DQA1*01:01

DQA1*01:01:01

DQA1*01:02

DQA1*01:02:01
DQA1*01:02:02

HLA-DPA1
AF(%)
6.61%

推定アレル
DPA1*01:03

13.41%

DPA1*02:01

対象アレル
DPA1*01:03:01
DPA1*02:01:01
DPA1*02:01:02

AF(%)
40.30%
16.02%

DQA1*01:03

DQA1*01:03:01

19.17%

DPA1*02:02

DPA1*02:02:02

43.52%

DQA1*01:04

DQA1*01:04:01

4.69%

DPA1*04:01

DPA1*04:01:01

0.13%

DQA1*01:05

DQA1*01:05:01

0.55%

DQA1*02:01

DQA1*02:01:01

0.36%

DQA1*03:01

DQA1*03:01:01

11.07%

DQA1*03:02

DQA1*03:02:01

14.42%

DQA1*03:03

DQA1*03:03:01

16.50%

DQA1*04:01

DQA1*04:01:01

2.83%

DQA1*05:01

DQA1*05:01:01

0.07%

DQA1*05:03

DQA1*05:03:01

2.77%

DQA1*05:05

DQA1*05:05:01

4.43%

DQA1*05:06

DQA1*05:06:01

0.33%

DQA1*05:08
DQA1*06:01

N=1,536

0.78%
DQA1*06:01:01

2.02%

N=1,53659

付録
HLA Class II DR 領域の遺伝子地図
DR1 Group

DRB1

DRB6

DR51 Group

DRB1

DRB6

DR52 Group

DRB1

DRB2

DR8 Group

DRB1

DR53 Group

DRB1[DR1, DR10, DR103, DR15]

DRB5

DRB9

DRA

DRB9

DRA

DRB9

DRA

DRB9

DRA

DRB9

DRA

[DR15, DR16, DR1]

[DR3, DR11, DR12, DR13,
DR14, DR1403, DR1404][DR8][DR4, DR7, DR9]

DRB7

DRB3

DRB8

DRB4

発現遺伝子

偽遺伝子

日本人集団における HLA Class II 領域の連鎖
DQB1*04:02
DQA1*04:01

DQA1*03:02

DQA1*03:03

DQA1*03:01

DQB1*04:01

DQB1*03:03

DQA1*06:01

DQA1*05:08

DQA1*05:07

DQA1*05:06

DQA1*05:05

DQB1*03:02

DQB1*03:01

DQA1*05:03

DQA1*02:01

DQA1*03:03

DQB1*02:02

DQA1*05:01

DQA1*01:02

DQA1*01:03

DQB1*02:01

DQB1*06:09

DQB1*06:04

DQB1*06:02

DQB1*06:03

DQB1*06:01

DQA1*01:04

DQA1*01:02

DQA1*01:05

DRB345DQA1*01:01

DQA1
DRB1

DQB1*05:03

DQB1

DQB1*05:02

参考表示

DQB1*05:01

RD ≧ 0.3

DRB1*01:01
DRB1*10:01
DRB1*08:02

DRB1*01:01
DRB1*10:01(Blank)

DRB1*08:02

DRB1*08:03

DRB1*08:03

DRB1*15:01

DRB5*01:01

DRB1*15:01

DRB1*15:02

DRB5*01:02

DRB1*15:02

DRB1*16:02

DRB5*02:02

DRB1*16:02

DRB1*13:01
DRB1*12:01
DRB1*14:03

DRB1*13:01
DRB1*12:01

DRB3*01:01

DRB1*14:03

DRB1*14:12

DRB1*14:12

DRB1*03:01

DRB1*03:01

DRB1*11:01

DRB1*11:01

DRB1*13:07
DRB1*14:06

DRB1*13:07
DRB1*14:06

DRB3*02:02

DRB1*14:54

DRB1*14:54

DRB1*14:07

DRB1*14:07

DRB1*14:05
DRB1*12:02
DRB1*13:02
DRB1*04:01

DRB1*14:05
DRB1*12:02

DRB3*03:01

DRB1*13:02

DRB4*01:02

DRB1*04:01

DRB1*04:05

DRB1*04:05

DRB1*04:10

DRB1*04:10

DRB1*04:03
DRB1*04:06

DRB1*04:03
DRB1*04:06

DRB4*01:03

DRB1*04:07

DRB1*04:07

DRB1*07:01

DRB1*07:01

DRB1*09:01

DRB1*09:01

60

DQB1*04:02

DQB1*04:01

DQB1*03:03

DQB1*03:02

DQB1*03:01

DQB1*02:02

DQB1*02:01

DQB1*06:09

DQB1*06:04

DQB1*06:02

DQB1*06:03

DQB1*06:01

DQB1*05:03

DQB1*05:02

DQB1*05:01

出典：中島 文明、中村 淳子、横田 敏和 . MHC Vol. 8, No. 1「日本人の 4 桁レベルの HLA ハプロタイプ分布」表 18（弊社技術顧問 中島 文明が一部情報追加）

DRB1
DQB1

付録
HLA タイピングの領域と精度
HLA 遺伝子はエクソン 2-3 がペプチドと結合する部位で、もっとも多様性に富んでいます。そのペプチド結合部位の遺伝子配列が重要であるため、
従来 HLA タイピングはエクソン 2-3 を中心におこわれていました。しかし、エクソン 2-3 以外の領域にも多様性は存在し、それらのアミノ酸配列の違いによっても抗 HLA 抗体が産生されることから、エクソン 2-3 以外の領域のタイピングの重要性が増しています。さらに、アミノ酸には翻訳されない 5’ UTR や 3’ UTR の多様性は発現量を含めた転写に影響することがわかっており、NGS（次世代シーケン
サー）による HLA タイピングが注目されています。
5ʼ UTR

Intron 1

Intron 2

Intron 3

4

5

6

7

3ʼ UTR

5ʼ

3ʼ

エクソン

1

タンパク質領域

2

3

4

5

α1

α2

α3

TM

6

7

8

CYT

TM: 膜貫通部分
CYT: 細胞質部分

HLA タイピング方法

従来の RSSO 法（Luminex 法）
One Lambda の RSSO 法（Luminex 法）

LABType™ CWD/LABType™ XR

SBT 法
NGS 法（AllType™）

抗 HLA 抗体の交差反応（CREG）
CREG（Cross Reactive Group）とは、交差反応性を示す HLA 抗原のグループです。
リンパ球細胞傷害試験（LCT 法）で HLA タイプが既知のリンパ球と抗血清を反応させ、実際に起きたリンパ球と抗血清の反応性を図式化したものが CREG 表です。

Cross-Reactivity
HLA-A Locus

Cross-Reactivity
HLA-B Locus

30

74

31

73

29

25

33

43

34

66

68

69

210

2
203

3

26

2403

24

11

80

1

19

7

56

55 2708

27

47

39

67

65

8

59

60

61

13

41

4005

18

64

48

37

38

49

50

44

45

5103

52

53

77

63

58

5102

51

35

75

62

57

72

76

46

78
23

54

81

3901

3902
32

703

71

36

19

Strong Cross-reactivity

Strong Cross-reactivity

Cross-reactivity

Cross-reactivity

CREG (Cross-reactivity Group)

CREG (Cross-reactivity Group)61

付録
Eplet（Epitope）解析の有用性
Eplet/Epitope とは抗原抗体反応は、抗体が抗原分子全体に結合しているのではなく抗原上の数個のアミノ酸を認識して結合しています。抗体の Fab 部分が認識する抗原表面上のアミノ酸のうち 3 Å（オームストロング）程度の範囲内のアミノ酸をエプレットまたは（Functional）エピトープとよびます。
HLA 抗原は異なる抗原であっても共通のアミノ酸配列を保有するため、一つの抗体が複数の抗原と抗原抗体反応を起こすことがあります。
CREG と Eplet の関係を下記に示します。CREG は抗血清を用いて HLA 検査をおこなっていた時代に、その反応性（経験）から作成されたテーブルであるのに対し、Eplet はアミノ酸配列から推測されたものです。
CREG と Eplet は似て非なるものです。経験則により作られた CREG とアミノ酸配列により反応を予測する
Eplet は、抗 HLA 抗体検査の結果を解釈するためにどちらも重要な考え方です。

* Am J Transplant. 2019;19:1708–1719.

CREG

Eplet

交差反応性グループ

抗原決定基

抗体特異性に基づく抗原の分類
抗原をグループ化して類似性を図式化したもの
抗体の反応性に基づく分類
旧来からの経験則
実際の反応
説明のつかない反応もある

Cross-Reactivity
HLA-A Locus

抗原のアミノ酸配列に基づく抗体認識部位の分類
アミノ酸の位置と種類を示す⇔⇔⇔⇔

抗原の設計図に戻づく分類
HLA 遺伝子解析で明確化
反応の予測
予測通りに反応しない場合もある

Cross-Reactivity
HLA-B Locus
HLA allele

30

74

31

32

33

29

43

3

73

34

66

26

11

* Nakajima F. MHC Vol.13, No2: 2006（一部改変）

62

68

69

210

2
203

2403

24

80

1

81

48

Consensus

H Y F S R E AD TQ F V R F AQR R I QGQ E RNVH T DVD L GV L RGA

HLA-A*01:01
HLA-A*02:01
HLA-A*11:01
HLA-A*24:02
3902
HLA-A*26:01- - - - - - - - - - - - - - - - K - - - - - - - - M - - - AN - - - - - - D- - - - -56- - - - 55
- - - 2708
- - - - - - - 27
- - G - -47
K - - - H 13
- - - - -41---- -Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Q- - - - - - - - - -D
- - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - E - GK - - - - EN - R I A L R 3901
37
- - Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - RN - - - - - - AN - - - - - - D

54

HLA-A*30:01

19

7

60

61

- -S-S- - - - - - - - - - - - - - -R- - - - -Q- - - - - - - - - - -38 HLA-A*31:01- - T - - - - - - 67
- - - - - - - - - - - R - - - - - - I - - - - 4005-----39

65

8- - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - RN - - - - I - - - - - - - - - -

59

56R

73I 49

50

44

45

18

64
5103

52

53

77

63

58

5102

51

35

75

62

57

72

76

46

78
23

703

11123333333444455566666777777788889
37917940123456134824623567034678901230

HLA-A*33:03

25

α 1-domain

Position

71

36

19

Strong Cross-reactivity

Strong Cross-reactivity

Cross-reactivity

Cross-reactivity

CREG (Cross-reactivity Group)

CREG (Cross-reactivity Group)付録

Eplet 解析
HLA Fusion に搭載されている HLA MatchMaker を用いることで、２種類の解析をおこなうことができます。
①ドナーとレシピエントのミスマッチ数の算出
de novo DSA のできやすさを判断する基準として抗原レベルでの比較からアレルレベルの比較へと時代と共に変化しましたが、今後は Eplet レベルでの比較が主流になりつつあります。
エプレットミスマッチの解析をおこなうためにはドナーとレシピエントのタイピングを４桁（アレルレベル）でおこなうことが必要になります。

出典 : J Am Soc Nephrol. 2017 Nov; 28(11): 3353-3362. doi: 10.1681/ASN.2017030287. Epub 2017 Jul 20.

② DSA の解析
LABScreen Single Antigen の測定結果を用いて、産生された抗体がドナー由来であるのか否かを Eplet レベ
ルで確認することができます。また、Eplet レベルで抗体検査の結果を解析することで今後の DSA 産生のリス
クをより詳細に予測することができます。

63

H L A A N A LY S I S A P P L I C AT I O N C ATA L O G

LPOLC-24-1369