高速多光子共焦点レーザー顕微鏡システム

A1 MP+/A1R MP+

高速多光子共焦点レーザー顕微鏡システム

Amazingly deep —生体の驚異的な深部の動態を鮮明に可視化！

多光子共焦点レーザー顕微鏡システム A1 MP+/A1R MP+ は、従来の共焦点顕微鏡の限界を凌駕した圧倒的な高感度で、生体の深部までの高速かつクリアな画像取得が可能です。
・標本の近くに設置された高感度 GaAsP NDD（近接ディテク
ター）
により、生体深部の微弱な蛍光シグナルを確実に検出。
・1300 nm レーザーを使用した、2波長 IR レーザー同時励起
イメージングに対応。
・高効率光学系とレゾナントスキャナーにより、最速720枚/秒（512×16画素）の超高速多光子イメージング。
（A1R MP+）・音 響 光 学 素 子 に よ る 調 光 機 能 を 採 用 し た 入 射 光 学 系
ユ ニットに、励起波長変更時のレーザービームのシフトを補正するオートアライメント機構を搭載。
・レ ゾナントスキャナーは、1024×1042画素の高分解能の多光子励起イメージングに対応。

23

高速＆高画質イメージングを可能にする2種類のスキャナー

高解像度
イメージング用
レーザー

高解像度イメージング（A1 MP+/A1R MP+）A1R MP+ は高解像度イメージングが可能な制御ガルバノスキャナーに加えて、超高速レゾナント
スキャナーを搭載したハイブリッドスキャナーです。超高速での画像取得と光刺激同時イメー
ジングに対応し、細胞内の動態や相関の解明を実現します。A1 MP+ には高解像度の制御ガルバノ
スキャナーを搭載しました。
A1 MP+/A1R MP+ は、蛍光フォトンを検出した後の信号処理回路におけるシグナルロスを防ぐため、
映像信号処理にニコン独自のデジタル伝送技術を採用。非常に高い S/N の電気信号が得られます。

A1 MP+/A1R MP+ に搭載の制御ガルバノスキャ
ナーは、最大4096×4096画素の高解像度イメージングが可能です。毎秒10フレーム（512×512画素）の高速イメージングにも対応します。

制御ガルバノスキャナー

A1R MP+ ハイブリッドスキャンヘッド

高速イメージング用
レーザー

レゾナント
スキャナー

超高速イメージング（A1R MP+）A1R MP+ に搭載のレゾナントスキャナーは、毎秒720フレーム（512×16画素）の超高速イメージン
グに加え、1024×1024画素（15 fps）の高分解能イメージングを実現しました。

連続可変正六角形ピンホール
光出力ポート
レゾナントスキャナー部

励起光入力ポートハイブリッドスキャニング
高速イメージング用
レーザー

A1R MP+ は制御ガルバノスキャナーとレゾナント
スキャナーの両方を使用して、光刺激と蛍光イメー
ジングを同時に行えます。

レゾナント
スキャナー

光刺激用
レーザー

低角度入射法ダイクロイックミラー

制御ガルバノスキャナー部
制御ガルバノスキャナー

連続可変正六角形ピンホール

低角度入射法ダイクロイックミラー

四角形ピンホール

正六角形ピンホール

従来の 45 度入射法

（円の面積の 64％）（円の面積の 83％）

約 1.3 倍の明るさ

低角度入射法

蛍光収率30% アップ

制御ガルバノスキャナー
1D

5,200
lps speedHigh

15,600 lps

2D

200 fps (512×16画素 )720 fps (512×16画素 )フルフレーム10 fps（512×512 画素）

60 fps（256×256画素）、30 fps（512×512画素）、15 fps（1024×1024画素）

7

超高速
超高速

レゾナントスキャナー

4

レゾナントスキャナー

高速High resolution

高解像度

制御ガルバノスキャナー

5

1K 画像に対応する究極のレゾナントスキャナー

幅広い画像取得に対応

A1R MP+ に搭載のレゾナントスキャナーは、高速でのイメージングが可能なだけでなく、高分
解能、高ダイナミックレンジ、低ノイズも併せて実現。レゾナントスキャナーの画質を最大限に高めています。

ニコンは、共焦点レーザー顕微鏡システムにさまざまな新技術を結集。時代の求める高性能と多機能を常に追求し、望み得る最高画質のイメージングを実現します。

1K の高分解能
ニコンのレゾナントスキャナーは、最大画素数1024×1024（15 fps）の 高分解能 を 達成。新開発 の 光学式
ノ ン リ ニ ア サ ン プ リ ン グ 方式 に よ り、低 い 画素数
での取得などのあらゆる画素サイズにおいて、画質とシャープさが向上しました。ニコンの高 NA 対物レンズと組み合わせることで、かつてないクリアな画像が得ら
れます。

ズーム1×
（1024×1024画素）

18 mm の広視野
1024×1024画素の高分解能画像を、広視野（視野数18）で高速取得することが可能です。さまざまな観察対象において、より高い画像スループットを実現します。  

高速イメージング
レゾナントスキャナーは、制御ガルバノスキャナーよりも高速で画像取得が行えます。励起時間が短縮でき、サンプルに対する光毒性を低減することが可能です。

マルチチャンネル対応
4チャンネル NDD EPI ユニット＋透過ディテクター
ユニットを使用して、計5チャンネルまでの同時イメージングが可能です。

ズーム6×（1024×1024画素）

透明化※した H-line マウスの2 mm 厚脳切片：広視野観察～脳内微細構造の詳細観察（※ RapiClear1.52, SunJin Lab）
撮影ご協力：北海道大学電子科学研究所 光細胞生理研究分野 川上良介先生、
大友康平先生、根本知己先生

67

生体試料の超深部イメージング

2波長 IR レーザー同時励起によるイメージング

超高感度 GaAsP NDD は、生体試料のこれまでにない深部の画像をクリアに取得できるため、脳神経細胞などのメカニズム解明に威力を発揮します。1300 nm IR レーザー対応の GaAsP NDD により、
1 mm 以上の生体深部イメージングを実現しました。

A1 MP+/A1R MP+ は、2波長同時出力を持つフェムト秒 IR パルスレーザー（700-1300 nm
可変のメイン出力と1040 nm 固定のサブ出力）を組み合わせることにより、2波長の IR レーザーによる同時励起イメージングが可能です。

受精後34時間のゼブラフィッシュ・トランスジェニック
系統 Tg [h2afv:GFP; EF1α : mCherry-CAAX] を 用 い た
3D イメージング。メラニン合成を抑制するフェニルチ
オ尿素
（PTU）
下で飼育したゼブラフィッシュの体全体に、透明化剤 LUCID-A を用いて処理を施した。この系統では細胞膜を mCherry（赤色）で、クロマチンを GFP（緑色）で可視化している。
励起波長：900 nm・1040 nm、対物レンズ：CFI75 アポクロ
マート25XC W 1300 (NA 1.10, WD2.0）
撮影ご協力：沖縄科学技術大学院大学 神経発生ユニット
望月俊昭先生、政井一郎先生

0 mm

0.2 mm

0.4 mm

第 V 層錐体細胞

0.6 mm

0.8 mm白質

1.0 mm

1.2 mm

1.4 mm海馬白板

海馬の3 次元拡大画像
海馬錐体細胞麻酔下の YFP-H マウス（4週齢）をオープンスカル法で in vivo 観察。第 V 層の錐体細胞全体と深部の海馬 CA1錐体細胞が可視化され、1.4 mm もの深さの海馬錐体細胞の樹状突起の3次元イメージングに成功。
ディテクター：1300 nm 対応 GaAsP NDD EPI ユニット、対物レンズ：CFI75 アポクロマート25XC W 1300 (NA 1.10、WD 2.0)
撮影ご協力：北海道大学電子科学研究所 光細胞生理研究分野 川上良介先生、日比輝正先生、根本知己先生

8

受精後34時間のゼブラフィッシュ・トランスジェニック系
統 Tg [h2afv:GFP; EF1α : mCherry-CAAX] を 用 い て 体幹 を横から見た像。メラニン合成を抑制するフェニルチオ尿素（PTU）下で飼育したゼブラフィッシュの体全体に透明化剤 LUCID-A を用いて処理を施した。この系統では細胞膜を
mCherry（ 紫色）で、クロマチンを GFP（緑色）で可視化している。SHG（青色）は筋線維を示す。
励起波長：900 nm (SHG、GFP)・1040 nm (mCherry)、対物レンズ：
CFI75 アポクロマート25XC W 1300 (NA1.10, WD2.0 )撮影ご協力：沖縄科学技術大学院大学 神経発生ユニット
望月俊昭先生、政井一郎先生

100 µm9

in vivo で威力を発揮する、高速多光子励起イメージング

生体深部のシグナルを超高感度に検出する GaAsP NDD

A1R MP+ は、制御ガルバノスキャナーに比べて広視野を高速に画像取得できるレゾナントスキャナーを搭載し、毎秒720フレームの画像取得を達成。ニコン独自の光学ピクセルクロック生成方式により、高速でも安定した、高精度な画像生成を実現しました。in vivo での生体組織の反応、細胞の動態や相互作用などの速い変化を逃さず、鮮明に捉えることができます。

A1 MP+/A1R MP+ は多光子励起用の蛍光検出器に数々の機能を搭載することで、散乱による影響を受けやすい生体深部からの蛍光シグナルを最大限にとらえ、高S/N の画像取得を実現しました。
・高感度受光器（NDD= Non-Descanned Detector) を標本にできるだけ近い位置に配置することにより、生体深部からの散乱光を確実に取得して明るい画像を生成します。
・GaAsP NDD はレーザー強度を抑えることが可能なため、生体への光毒性が低減できます。
・正立型顕微鏡 Ni-E および FN1では、GaAsP NDD EPI ユニットと GaAsPNDD DIA ユニットを組み合わせて使用することにより、落射蛍光シグ
4 ch GaAsP NDD EPI ユニット
ナルだけでなく透過した蛍光シグナルも検出し、より明るい画像が取得できます。

血流
15 fps

60 fps量子効率 (%)

0 mm

100

0.1 mm

10

1

0.2 mm

マルチアルカリ
PMT搭載NDD
0.1

0.3 mm

GaAsP
NDD

0.01
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
波長 (nm)

0.4 mm
0.5 mm4 ch GaAsP NDD DIA ユニット

チャンネルアンミキシング画像取得

0.6 mm4チャンネルディテクターを使用して、1つの IR 波長で複数の蛍光プローブを同時に励起することが可能です。4 chの各波長で取得した画像のクロストークが大きい場合には、蛍光分離（アンミキシング）によって色素を明確に分離できます。

0.7 mmアンミックス画像

0.8 mm取得画像

全チャンネル合成

大脳皮質第 V 層の錐体神経細胞からの EYFP 蛍光シグナル

血液中の SRB 蛍光シグナル

硬膜からの SHG シグナル

0.9 mm

7.5 fps▼

15 fpsスケールバー：5 μ m
麻酔下の YFP-H マウス（4週齢）に SRB（Sulforhodamine B）
を尾静注した後、大脳新皮質をオープンスカル法で観察。レゾナントスキャナーと GaAsP NDD EPI ユニットを使用し、さまざまな Z 軸面深部における血流の画像を取得。
黄：大脳皮質の第 V 層の錐体細胞の EYFP 蛍光シグナル、赤：血液中の SRB 蛍光シグナル
撮影ご協力：北海道大学電子科学研究所 光細胞生理研究分野 川上良介先生、日比輝正先生、根本知己先生

10950 nm の IR 励起光を用いて、麻酔下の YFP-H マウスの3チャンネル画像を同時取得。
撮影ご協力：北海道大学電子科学研究所 光細胞生理研究
分野 川上良介先生、日比輝正先生、根本知己先生

11多光子励起イメージングに最適な高性能対物レンズ
近赤外域までにわたる広範囲波長において色収差を良好に補正し、高効率で精度の高い多光子励起
イメージングを実現する対物レンズを数多くラインナップ。

対物レンズ：CFI75アポクロマート
25XC W、スキャンズーム：1x、
1 μm ステップ、IR 励起波長：
930 nm、画像解像度：1024×1024
画素、画像サイズ：460 μm ( 奥行 ) ×
460 μm ( 幅 ) ×600 μm ( 深さ )撮影ご協力：Drs. Frank Costantiniand Liza Pon, Columbia University
Medical Center, New York

CFI90 20XC Glyc

CFI プランアポクロマート 10XC Glyc

1.44から1.50までの浸液の屈折率を補正可能。広視野と高 NA・長作動距離を実現し、大型標本の観察にも対応。1300nm までの色収差を補正した、多光子励起観察専用の対物レンズです。
• 作動距離：8.20 mm• NA：1.00• 色収差補正：588nm ～1300nm• ナノクリスタルコート

浸液の屈折率を1.33から1.51まで補正できるため、さまざまな標本透明化技術に対応。生体組
織のより深部の3D 観察が可能です。
• 作動距離：5.50 mm• 色収差補正：UV 域～近赤外域• ナノクリスタルコート

CFI75 アポクロマート 25XC W 1300

CFI アポクロマート LWD Lambda S 20XC WI

長作動距離と高 NA を両立。試料の深さによる球面収差も補正できるため、標本深部の多光子イメージングに最適です。1300 nm までの色収差を補正し、2 波長同時多光子励起に威力を発揮します。
• 作動距離：2.0 mm• NA：1.10• 色収差補正：可視域～ 1300 nm• ナノクリスタルコート

高開口数、広視野、長作動距離を誇る、汎用性の高い高性能対物レンズです。
・作動距離：0.95 mm
・NA：0.95
・色収差補正：可視域～近赤外域
・ナノクリスタルコート

CFI アポクロマート Lambda S 40XC WI

CFI プランアポクロマート IR 60XC WI

水浸対物レンズとして最高の NA を実現。明るく高解像度
で、共焦点ライブセルイメージングに最適です。
• NA：1.25• 色収差補正：UV 域～近赤外域• ナノクリスタルコート

60X 水浸対物レンズとしては業界トップの高開口数を実現。像の平坦性が高く、幅広い波長域において色収差を補正しています。
・NA：1.27
・優れた像平坦性
・色収差補正：可視域～近赤外域
・ナノクリスタルコート

入射光

反射光

入射光

高い透過率を実現するナノクリスタルコート

ナノクリスタルコートは、ニコン独自の超低屈折率の反射防止コー
ティングです。数ナノメートルの極めて微細な結晶粒子で密度の低い膜を形成することにより、広い波長域において反射を抑え、透過率を飛躍的に高めています。

レンズ

通常の反射防止多層膜コーティング

反射光

レンズ

ナノクリスタルコート

推奨対物レンズ
CFI90 20XC Glyc *NA 1.00

WD 8.20

CFI プランアポクロマート 10XC Glyc

NA 0.50

WD 5.50（正立）
WD 2.00（倒立）CFI75 アポクロマート 25XC W 1300 *NA 1.10WD 2.00

CFI75 アポクロマート 25XC W *NA 1.10WD 2.00

CFI75 LWD 16X W *NA 0.80

WD 3.00

CFI アポクロマート NIR 40X W

NA 0.80

WD 3.50

CFI アポクロマート LWD Lambda S 40XC WI

NA 1.15

WD 0.61-0.59

CFI アポクロマート LWD Lambda S 20XC WI

NA 0.95

WD 0.99-0.90

CFI アポクロマート Lambda S 40XC WI

NA 1.25

WD 0.20-0.16

CFI プランフルオール 20XC MI

NA 0.75

WD 0.51-0.35（油浸）WD 0.51-0.34（グリセリン）
WD 0.49-0.33（水浸）CFI プランアポクロマート IR 60XC WI

NA 1.27

WD 0.18-0.16

CFI プランアポクロマート VC 60XC WI

NA 1.20

WD 0.31-0.28* 専用レボルバーを装着した正立顕微鏡 Ni-E/FN1 に搭載可能

1213励起波長変更時のビームシフトを自動補正（オートアライメント機構）
A1 MP+/A1R MP+ で使用している多光子励起用パルスレーザーは波長が可変のため、さまざまな蛍光標識に対応可能ですが、波長を変更した場合に生じるレーザービームのシフトを修正することが、従来は非常に困難でした。A1 MP+/A1R MP+ では、入射光学系ユニットに内蔵したオートアライメント機構により、レーザービームのシフトを補正し、励起効率を最適化します。

柔軟なシステム構築
A1 MP+/A1R MP+ は、観察する試料に合わせて正立顕微鏡・倒立顕微鏡のどちらにでも搭載可能です。

組み合わせ自由な可視光レーザー
A1 MP+/A1R MP+ は、可視光レーザーによる通常の共焦点イメージングにおいても、レゾナントスキャナーによる
高速イメージングや刺激同時イメージング、多次元画像取得が可能です。

電動倒立顕微鏡 Ti2-E との組み合わせ

対物上下動式正立顕微鏡 FN1との組み合わせ

LU-NV シリーズ

• 最大8つまでの波長の選択と、最大7本のファイバー出力切り替えが可能。
• 405 nm、445 nm、458 nm、488 nm、514 nm、532 nm、561 nm、594 nm、640 nm、647 nm のレーザーが搭載可能。
•超解像顕微鏡 N-SIM/N-STORM に必要な高出力レーザーが
搭載可能。

14

4 レーザーユニット LU-N4/LU-N4S
3 レーザーユニット LU-N3

LU-N4/LU-N4S は レ ー ザ ー4本（405 nm、488 nm、561 nm、640 nm）、LU-N3 はレーザー3本（405 nm、488 nm、561 nm）を搭載。LU-N4S はスペクトルイメージングが可能です。

15

高性能スペクトルディテクター
スペクトルディテクターでフィルターレスを実現する「V フィルター」
使用する蛍光プローブの波長に合わせて、32チャ
ンネルの中から任意の波長帯域を自由に合成し、ユーザー独自のフィルターを最大4つまで制作できます。FRET やコローカリゼーション解析の際、波長領域や波長幅を自由に設定した最適なフィル
ターを使用して、画像の取得が可能です。各フィ
ルターの感度は独立して調節可能なため、幅広い組み合わせの蛍光プローブに使用できます。

アンミックス前スペクトルディテクターユニット A1-DUS
光ファイバー

高い回折効率を実現する
DEES システム
無偏光

偏光回転素子

P

S2
S1

S1
S2

3種類の回折格子（2.5 nm/6 nm/10 nm）

GaAsP ディテクターユニット A1-DUVB-2
高感度スペクトルイメージング

第２チャンネルディテクター（オプション）

検出器に高感度 GaAsP PMT を採用。微弱な蛍光も感度よく検出できます。

オプションの第２チャンネル GaAsP ディテクターを追加する
ことで、FRET やレシオイメージングなどの2チャンネル同時イメージングが可能です。取得帯域が自由に調節できる波長を第１チャンネルに使用し、ダイクロイックミラーを追加することで、選択した固定波長を第２チャンネルに使用できます。

取得帯域を連続的に調整可能
取得帯域を10 nm 以下の波長分解能で自由に設定することが可能なため、吸収フィルターが必要ありません。検出波長帯域を変えながら複数画像を取得することで、多重染色標本のスペクトル画像が取得できます。制御ガルバノスキャナーとレゾナント
スキャナーのどちらにも使用可能です。

偏光ビームスプリッター

信号処理や高速 AD 変換などの技術により、32 ch
スペクトル画像をわずか0.6秒で取得します（512×512画素）。512×32画素の場合は毎秒24フレー
ムもの高速スペクトルイメージングが可能です。

３つの可動型レーザーシールドにより、最多4色のレーザーを同時照射可能な32 chディテクターDAPI（核）、Alexa Fluor® 488（ ビメンチン）、Alexa Fluor® 568（ ラミン）、Alexa Fluor®
594（チューブリン）、Alexa Fluor® 633（アクチン）の5色で多重染色した HeLa 細胞
撮影ご協力：久留米大学医学部 皮膚科学教室 辛島正志先生

VB (Variable Bandpass) モード

正確なアンミキシング（蛍光分離）

広帯域スペクトルイメージング

最小2.5 nm の高い波長解像度のスペクトルアンミキシングが、近接蛍光の分離や自家蛍光の除去に威力を発揮。CFP/YFP などの波長の近接した蛍光プローブも、画像を取得しながらリアル
タイムに分離できるため、FRET 解析などにも非常に有効です。

最多8色のレーザーから４色を選択し、４レーザー同時照射によるスペクトルイメージングが可能です。

蛍光波長曲線
DAPI

Alexa 488

Alexa 568

Alexa 594

Alexa 633

グループごとに
明るさ調整

アンミックス後
5色で蛍光染色した HeLa 細胞のスペクトルイメージとそのアンミックス（蛍光分離）処理後画像
試料ご提供：久留米大学医学部 皮膚科学教室 辛島正志先生

32チ ャ ン ネ ル ス ペ ク ト ル 画像 を
毎秒24フレームで高速取得

4つまでのグループ
領域（チャンネル）
を選択

アンミックス画像
CB (Continuous Bandpass) モード

ND Acquisition ソフトウェ
アのλスキャンを用いることにより、2.5 nm の波長分解能で最大350 nm（140 ch）の取得も可能です。

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0
400

16

500

600

700

[nm]

17

画像取得から解析までを統合するソフトウェアプラットフォーム
ニコンの画像統合ソフトウェア NIS-Elements により、直感的なワークフローで共焦点イメージングが可能です。
JOBS などのビジュアルプログラミングツールを使用することで、一連の顕微鏡操作の設定を組み合わせた、非対称な画像取得から解析までの複雑な実験テンプレートを簡単にカスタマイズできます。

機器制御
多次元画像取得
x、y、z、t、λ（波長）、マルチポイントなど、多次元のパラメーターを自在に組み合わせて画像取得できます。光刺激イメージングや光退色イメージングの組み合わせも容易です。

ラージイメージ（画像タイリング）
電動ステージを使用して隣り合う視野を連続的に撮影しながら、タイリング（画像の貼り合わせ）を自動的に行います。組織の全体像
を一枚の大きな高解像度画像で取得できます。

Hoxb7/myrVenus でマーカーした腎臓の3次元ボリュームレンダリング画像
撮影ご協力：Dr. Frank Costantini and Dr. Liza Pon, Columbia University Medical Center, New YorkNIS-Elements C
共焦点顕微鏡のあらゆる操作パターンを分析した結果、マニュアル不要の簡単操作を実現しました。
光刺激などの複雑な実験系も、簡単な設定と操作で実行できます。

NIS-Elements C-ER
ワンクリックのシンプル操作で、かつてない高解像度の共焦点画像が取得できます。ソフトウェアが自動的に取得画像を解析。最適な画像処理パラメーターを決定して、高解像度画像を生成します。新開発の画像処理技術を搭載することで、従来よりも高解像度な画像の取得を可能にしました。
（従来比で XY 方向に約1.5倍、Z 方向に約1.7倍向上）

画像構築
ノイズ除去

デコンボリューション

画像からノイズや粒子を除去し、微弱な蛍光画像の画質を効
果的に改善します。画像解析やプレゼンテーションの画質を大幅に向上できます。

光学特性を元にボケを取り除くアルゴリズムと球面収差の補正により、解像度とコントラストが向上できます。自動モードと手動モードを装備。3D デコンボリューションと2D デコンボ
リューションが選択可能です。

ノイズ除去前デコンボリューション前

試料：マウス内耳蝸牛管、
生後2日目
染色：Atto-565-phalloidin
試料ご提供：
神戸大学大学院医学研究科
分子細胞生物学分野 富樫英先生
従来の共焦点画像

NIS-Elements C-ER の画像
ノイズ除去後デコンボリューション後

画像構築
オート解析

2D/3D オブジェクトトラッキング

リアルタイム解析

使い勝手に優れた区分けツール、モルフォロ
ジー機能、分類ツール、豊富な2D/3D計測を組み合わせることで、タイムラプス画像から簡単に定量データを自動取得できます。

2D または3D のオブジェクトを抽出して追跡するパワフルなツールです。速度や加速度、移動距離や移動方向が自動で計測できます。

タイムメジャーメント機能を使用すれば、画像取得の最中でも輝度などの時間変化
をリアルタイムにグラフ表示できます。

試料：ストレスファイバー（LLC-PK1細胞、ブタ腎尿細管上皮）
緑：F- アクチン、赤：ミオシン重鎖
試料ご提供：
東北医科薬科大学・医学部・解剖学教室
上条桂樹先生
従来の共焦点画像

18

NIS-Elements C-ER の画像

19

推奨配置図共焦点用ディテクターユニット

Ti2-E との組み合わせ

Ni-E との組み合わせ

1800

1800

NDDコントローラーA1-NC-2
フィルターキューブ・4レーザーユニットLU-N4S*3
405/488/561/640
・4レーザーユニットLU-N4
405/488/561/640
・3レーザーユニットLU-N3
405/488/561

多光子用
レーザー
冷却装置

4ディテクターユニット
A1-DU4-2
GaAsPマルチディテクター
ユニットA1-DUG-2

多光子用
レーザー

約3050

スペクトルディテクターユニット
A1-DUSGaAsPディテクターユニット
A1-DUVB-2

・Chameleon Vision Ⅱ・Chameleon Discovery*1*2・Mai Tai HP/ eHP DeepSee
・InSight DS+*1
・InSight DS+ Dual Option*2
・InSight X3*1
・InSight X3 Dual Option*2

レーザーユニット
LU-NVシリーズ

入射光学系ユニット

多光子用
レーザー

スキャン
ヘッド
防振台
NDDディテクター ・4ディテクター
ユニット
・スペクトル
ディテクターユニット
・コントローラー

防振台

NDDディテクター
スキャンヘッド

PC＋
モニター

809

スキャンヘッド・コントローラー
コントローラー

795

約1605

スキャンヘッド

・レーザー
ユニット
LU-NV
・LU
コントローラー
ボックス

多光子用
レーザー
コントローラー

多光子用
レーザー
コントローラー

入射光学系
ユニット

・4ディテクターユニット
・スペクトル
ディテクター
ユニット・コントローラー
PC＋
モニター

入射光学系ユニット

多光子用
レーザー
冷却装置

・レーザーユニットLU-NV
・LUコントローラーボックス

約940

LUコントローラーボックスB LU-C
（LUコントローラーB
LU-CCB A1/C2を装着）

1800

・コンフォーカルLU
コントローラーA LU-CCA

約3060

約3060

約2750

共焦点用レーザーユニット

多光子用レーザーユニット（単位：mm）

1500

システムダイアグラム

入射光学系ユニット

画像取得ユニット

DM切替ユニット

A1R MP+/A1 MP+

使用環境条件

ソフトウェア

顕微鏡

・ 温度：20℃～25℃ 温度変動±１℃以内 24時間空調運転のこと
・ 湿度：75％（RH）以下（結露なきこと）
・ 完全暗室、または顕微鏡周りが完全に遮光できること

PC

FN1/Ni EPIアダプター MP-FN-E/E2

電源仕様

TiアダプターセットA1-TI

多光子用ディテクターユニット
Ni-E/FN1用

Ti2-E

Zフォーカスモジュール

A1-DUT-MP 透過ディテクターユニット*

4*1：Single IR レーザー（1300 nm）対応アクセサリー使用時。
*2：Dual IR レーザー（1300 nm）対応アクセサリー 使用時。
*3：スペクトルディテクターユニット使用時。
*4：取り付ける顕微鏡に合わせて専用のアダプターが必要です。

AC 電圧 100V、電流 5A-2A

多光子用レーザー（参照値）
レーザー電源：AC 電圧 100V、電流 10A
冷却装置：AC 電圧 100V、電流 10A
LU-N4/LU-N4S/LU-N3：AC 電圧 100V、電流 2A

Ni-E（対物上下動）FN1

コントローラー

Ti2-E用レーザーユニット
GaAsP NDD
DIAユニット1080

GaAsP NDD
EPIユニット
1080/1300*1*2
Gated GaAsP NDD
ユニット1080/1300*1*2（FN1用）

フィルターキューブ
GaAsP NDD EPIユニット
1080/1300*1*2

ダイクロイックミラー

顕微鏡

LU-NV シリーズ（LU コントローラーボックス B を搭載）：
AC 電圧 100V、電流 5.8A
倒立顕微鏡 Ti2-E（HG ファイバー光源 Intensilight）:
AC 電圧 100V、電流 6.3A

寸法・質量

多光子用レーザーユニット
100 fs 程度の非常に時間幅の狭いパルス光が顕微鏡の対物レンズなどの光学系を通過する際に、群速度分散による結果としてパルス幅が広がり、ピークパ
ワーが低下します。これを解決するため、群速度分散補正機構を内蔵し、ニコンの光学系に最適化された多光子励起用フェムト秒パルスレーザーを用意。最小限のパワーで試料深部のより明るい蛍光イメージングが可能です。

Coherent 社 Chameleon Discovery（ニコン仕様）Spectra-Physics 社 InSight X3（ニコン仕様）スキャンヘッド

276（幅）× 163（高さ）× 364（奥行）mm

約 10 kg

コントローラー

360（幅）× 580（高さ）× 600（奥行）mm

約 40 kg

入射光学系ユニット 1080 A1-IOUI（倒立 / 正立）

333（幅）× 186（高さ）× 355（奥行）mm

約 10 kg

入射光学系ユニット A1-IOUD

333（幅）× 186（高さ）× 355（奥行）mm

約 10 kg

入射光学系ユニット A1-IOUS

333（幅）× 186（高さ）× 355（奥行）mm

約 10 kg

GaAsP NDD EPI ユニット A1-GNEF-4（Ni-E、FN1 用）

216（幅）× 112（高さ）× 425（奥行）mm

約 7 kgGaAsP NDD DIA ユニット A1-GNEN-4（Ni-E、FN1 用） 216（幅）× 85（高さ）× 425（奥行）mm

約 7 kgGated GaAsP NDD ユニット A1-GNEFG（FN1 用）

216（幅）× 112（高さ）× 425（奥行）mm

約 6 kgGaAsP NDD EPI ユニット 1080 A1-GNEI-2（Ti2 用）

350（幅）× 64.5（高さ）× 405（奥行）mm

約 6 kgGaAsP NDD EPI ユニット 1300 A1-GNEI-3（Ti2 用）

350（幅）× 64.5（高さ）× 405（奥行）mm

約 6 kgGaAsP マルチディテクターユニット A1-DUG-2

360（幅）× 199（高さ）× 593.5（奥行）mm

約 16 kg

スペクトルディテクターユニット A1-DUS

360（幅）× 323（高さ）× 593.5（奥行）mm

約 26 kg

LU-NV シリーズレーザーユニット

400（幅）× 781（高さ）× 685（奥行）mm

約 70 kg

LU コントローラーボックス B

400（幅）× 781（高さ）× 687（奥行）mm

約 7 kg

外形寸法は突起物を含まず

20

21

主な仕様

A1 MP+

共焦点用
レーザー
ユニット
（オプション）

多光子用 NDD

光刺激 /IR 取得用 NDD（オプション）

標準蛍光検出器（オプション）

透過光検出器（オプション）

22

搭載可能レーザー

Mai Tai HP/eHP DeepSee*2、InSight DS+*3、InSight DS+ Dual Option*4、InSight X3*3、
4
InSight X3 Dual Option*（Spectra-Physics社）
4
Chameleon Vision Ⅱ*2、Chameleon Discovery*3 *（Coherent社）

変調

方式：AOM（音響光学素子）
制御：パワー制御、走査帰還時 OFF 制御、ROI 照射制御

入射光学系

700～1080 nm*2、820～1300 nm*3 *4、オートアライメント

3レーザーユニット
LU-N3

405 nm、488 nm、561 nm レーザー搭載（AOTF 内蔵）※ A1-DUS スペクトルディテクターには使用できません。

4レーザーユニット
LU-N4/LU-N4S

405 nm、488 nm、561 nm、640 nm レーザー搭載（AOTF 内蔵）※ LU-N4は A1-DUS スペクトルディテクターには使用できません。

レーザーユニット
LU-NV

搭載可能レーザー：405 nm、445 nm、458 nm、488 nm、514 nm、532 nm、561 nm、594 nm、640 nm、647 nm（AOTF 内蔵）

検出器タイプ1080 nm 対応：GaAsP NDD EPI ユニット（Ni-E/FN1/Ti2-E 用）、GaAsP NDD DIA ユニット（Ni-E/FN1用）：検出波
長範囲 380～650 nm*51300 nm 対応：GaAsP NDD EPI ユニット（Ni-E/FN1/Ti2-E 用）：検出波長範囲 380～750 nm

検出器

PMT 4基（GaAsP PMT 3基 + マルチアルカリ PMT 1基）

フィルターキューブ

450/50、492、525/50、575/25、610/75、629/53

検出器タイプ­—Gated GaAsP NDD ユニット（FN1用）：検出波長範囲 400～650 nm

検出器

­—

Gated GaAsP PMT 2基フィルターキューブ­—

450/50、492、525/50、575/25、610/75、629/53

スキャン
ヘッド

同時刺激オプション

可変範囲：12～256 µm（1次像面換算）

A1-DUS スペクトルディテクター
ユニット

チャンネル数：32チャンネル
検出波長範囲：400～750 nm
スペクトル画像取得速度：毎秒4フレーム（256×256画素）
最大画素サイズ：2048×2048画素（スペクトルモード /V フィルターモード）
波長分解能：2.5/6.0/10.0 nm、0.25 nm ステップで波長範囲可変
ガルバノスキャナーのみ使用可能

A1-DUVB-2 GaAsP
ディテクター
ユニット

チャンネル数：吸収帯域可変 GaAsP PMT 1チャンネル、（オプション）ダイクロイックミラー・
吸収フィルターをユーザー指定可能な GaAsP PMT(A1-DUVB-OP) 1チャンネル
検出波長範囲：400～720 nm、検出幅：10 nm ～320 nm
最大画素サイズ：4096×4096画素（CB モード /VB モード）
波長分解能：10 nm、1 nm ステップで波長範囲可変
ガルバノスキャナー、レゾナントスキャナーが使用可能

スペクトル
ディテクター（オプション）

電動倒立顕微鏡 ECLIPSE Ti2-E、対物上下動式正立顕微鏡 ECLIPSE FN1、
正立顕微鏡 ECLIPSE Ni-E（対物上下動式）

対応顕微鏡
Z ステップ

検出器

A1-DU4-2 4ディテクターユニット : マルチアルカリ PMT（4基）
A1-DUG-2 GaAsP マルチディテクターユニット：GaAsP PMT（2基）+ マルチアルカリ PMT（2基）

フィルターキューブ

顕微鏡用キューブと同じ、3基のフィルターホイールに各6個搭載可能
多光子 / 共焦点観察用推奨フィルター：450/50、482/35、515/30、525/50、540/30、550/49、585/65、594LP、
595/50、700/75

検出波長範囲440～645 nm

OS

検出器

マルチアルカリ PMT

CPU
RAM
HDD
光学ドライブグラフィックイメージ階調4096階調（グレー、12ビット）
型式

A1-SHSM-2

標準画像取得

スキャナー：制御型ガルバノスキャナー×2画素サイズ：最大4096×4096画素
走査速度：
標準モード：毎秒2フレーム（512×512画素、双方向）、毎秒24フレーム（512×32画素、双方向）
高速モード：毎秒10フレーム（512×512画素、双方向）、毎秒200フレーム（512×16画素、双方向）*6
ズーム：連続可変 1～1000x
走査モード：X-Y、X-T、X-Z、回転 XY、自由ライン

高速画像取得A1-SHRM-C­—

スキャナー：X 軸レゾナントスキャナー（共振周波数7.8 kHz）、
Y 軸制御型ガルバノスキャナー
画素サイズ：最大1024×1024画素
走査速度：毎秒15フレーム（1024×1024画素）、毎秒30フレーム（512×512画素）、毎秒60フレーム（256×256画素）、毎秒720フレーム（512×16画素）、
ライン速度15,600ライン/ 秒
ズーム：7ステップ（1x、1.5x、2x、3x、4x、6x、8x）
走査モード：X-Y、X-T、X-Z
画像取得方式：高速画像取得、刺激同時画像取得

IR レーザー使用波長域700～1080 nm*2、820～1300 nm*3 *4

ダイクロイック
ミラー

方式：低入射角方式
ポジション：8
標準フィルター：405/488、405/488/561、405/488/561/638、400-457/514/IR、405/488/543/638、IR total reflection、BS20/80、IR、405/488/561/IR

オプションハイパーセレクター
可視光刺激 / 可視光画像取得 : 405 nm で刺激、488-750 nm で画像取得
可視光刺激 /IR 画像取得 : 405 nm または488 nm、561 nm で刺激（NDD ダイ
クロイックミラーで選択）、800 nm-1080 nm で画像取得（1080 nm 使用時）、
820 nm-1080 nm で画像取得（1300 nm 使用時）
IR 刺激 /IR 画像取得：700-800 nm または820-930 nm で刺激（NDD ダイクロイックミラーで選択 *7）、1040 nm で画像取得

ピンホール

400～750 nm（IR レーザー使用時は400～650 nm）

Φ18 mm に内接する正方形­—

A1R MP+

オプション第一ダイクロイックミラー
405、488、561、800-1080高反射ミラー

検出波長範囲スキャニング走査範囲

スキャン
ヘッド

A1 MP+

レーザー入力ポート：3
信号出力ポート：3（4-CH ディテクター（標準蛍光検出器）、スペクトルディテクター、
サードパーティー製ディテクター *1）

出入力ポート

多光子用レーザー

A1R MP+

オプション

ソフトウェア

表示・画像構築
画像形式
アプリケーション

制御装置

拡張スロットLAN ポートモニター
防振台

Ti2-E：0.02 µm、FN1用ステッピングモーター：0.05 µm
Ni-E：0.025 µm
電動 XY ステージ（Ti2-E/Ni-E 用）、高速 Z ステージ（Ti2-E 用）、
高速対物ピエゾ（FN1/Ni-E 用）
2次元解析、3次元ボリュームレンダリング・オーソゴナル、4次元解析、スペクトラルアンミックス
JP2、JPG、TIFF、BMP、GIF、PNG、ND2、JFF、JTF、AVI、ICS/IDS
FRAP、FLIP、FRET（オプション）、光刺激、3次元タイムラプス、マルチポイントタイムラプス、
コローカリゼーション
Microsoft Windows®10 Professional 64 bit（日本語版）OS バージョン1709、Microsoft Windows®7 Professional 64 bit SP1（日本語版）、Windows Update KB3118401以降
Intel Xeon W-2125 (4.0GHz, quad core, 8.25 MB, 2666 MHz) 以上
32GB または、64GB
第一：HP Z Turbo ドライブ G2 512 GB PCIe M.2 SSD、第二：SATA HDD 2TB
スーパーマルチドライブ、16倍速以上
NVIDIA Quadro P600以上 (NIS-Elements C-ER: NVDIA Quadro P4000)、(PCI Express/ マルチディスプレイ対応 )PCI Express 3.0 (x16)２スロット（グラフィック用１スロット）、PCI Express 3.0 (x8)１スロット、PCI Express 2.0 (x4)２スロット
10/100/1000 ネットワークインターフェイス×2（コントローラー接続用、外部 LAN 接続用）
解像度1600×1200以上、デュアルモニター推奨
Ni-E/FN1に搭載：1500 mm（幅）×1500 mm（奥行）推奨
Ti2-E に搭載：1800 mm（幅）×1500 mm（奥行）推奨*1 FCS/FCCS/FLIM が可能です。
*2 Single IR レーザー (1080 nm) 対応アクセサリーを使用時。
*3 Single IR レーザー (1300 nm) 対応アクセサリーを使用時。
*4 Dual IR レーザー (1300 nm) 対応アクセサリーを使用時。
*5 NDD DIA ユニットの場合は400～650 nm です。
*6 高速モードは8～1000×ズームと X-Y、X-T の各スキャニングモードに対応しています。また、回転、自由ライン、CROP、ROI、スペクトラル画像取得、刺激、FLIM には対応していません。
*7 Ti2-E の場合は対応する波長の NDD を選択。

23

安全に関するご注意■ご使用の前に「使用説明書」
をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意：本カタログに掲載した製品及び製品の技術（ソフトウェアを含む）
は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。
・本カタログ記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
・本カタログは2018年10月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。
©2018 NIKON CORPORATIONDANGER-VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYEOR SKIN EXPOSURE TO DIRECT
OR SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT
Total Power 4W MAX.
Wavelength 600~1400nm
Pulse Width Range 10fs-CW
Frequency 80MHz
Total Power 1500mW MAX.
CW 370-790nm
IEC/EN60825-1: 2007, 2014

Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No.50,
dated June 24, 2007.

（株）
ニコンは、
環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。

108-6290 東京都港区港南2-15-3（品川インターシティ C棟）
www.nikon.co.jp/

www.nikon-instruments.jp/
バイオサイエンス営業本部

140-0015 東京都品川区西大井 1-6-3（株式会社ニコン 大井ウエストビル 3F） 電話（03）3773-8138
製品お問い合わせ（フリーダイヤル）
電話 0120-586-617
関 西 支 店 532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31（上村ニッセイビル）
電話（06）6394-8801
九 州 支 店 813-0034 福岡市東区多の津 1-4-1
電話（092）611-1111
札 幌 営 業 所 060-0051
仙 台 営 業 所 980-0014
名古屋営業所 465-0093
京 都 営 業 所 606-8221
金沢営業所、岡山営業所

札幌市中央区南 1 条東 2-8-2（SR ビル）
仙台市青葉区本町 1-1-1（三井生命仙台本町ビル）
名古屋市名東区一社 3-86（クレストビル 2F）
京都市左京区田中西樋ノ口町 80

電話（011）281-2535
電話（022）263-5855
電話（052）709-6851
電話（075）781-1170
2CJ-SBZH-5（1809-03）T

長崎営業所、大分営業所、熊本営業所、鹿児島営業所
本社ショールーム 108-6290 東京都港区港南 2-15-3（品川インターシティ C棟）
大阪ショールーム、名古屋ショールーム、福岡ショールーム

電話（03）3773-8138（受付）