極低温デフォーマブルミラーの開発
2012/02/23
天文台ワークショップ
塩谷圭吾、青野和也、小谷隆行、櫨香奈恵、片ざ宏一、和田武彦、川田光伸、中川貴雄、松原英雄（ISAS/JAXA）、岡田則夫、福嶋さん、三ツ井さん（NAOJ/ATC）、Boston Micromachining CO. 山室智康（オプトクラフト）イントロダクション

波面補償とは?
デフォーマブルミ
ラーとは？

本申請でいう波面補償とは、観測装置内の小型の可変形鏡（デフォーマブルミラー：ＤＭ）によって望遠鏡の形状誤差に起因する波面誤差を補正し、結像性能を飛躍的に高めること。

ＤＭによる波面補償の用途は多彩

ハッブル望遠鏡も当初はピンぼけ行って直して来れたから良かったが…

••
•
•
•

ＪＷＳＴは主鏡で波面調整。

Ｉs this always the best way?

望遠鏡の結像性能を向上させる
同じ結像性能を、より安価に同じコストで、より大口径の望遠鏡を信頼性の向上
用途は多岐(汎用望遠鏡も、コロナグラフ用途にも)

重要な用途：系外惑星観測のためのコロナグラフ（ｃ）国立天文台• 望遠鏡本体では非現実的なほどの波面精度を実現

なぜ冷却？

• 赤外域に多くの重要なサイエンスターゲット• 多くの赤外線宇宙望遠鏡は低温⇒ 望遠鏡設計思想を革新 ?
• 地上用も含めて、多くの赤外線観測装置は低温⇒ 装置内波面補償への道 ?

低温ＭＥＭＳ-DMの開発

32素子プロトタイプ• MEMS(Micro Electro MechanicalSystems)• コンパクトに多素子を実現• クーロン力で駆動：低温対策に有望• 低発熱⇒ ６ｘ６-４素子プロトタイプを開発・試験

冷却動作試験の結果• 95K にて初の動作に成功• 発熱：1000素子換算で 1mW未満

打ち上げ耐性試験• MEMS DM を利用• H II-A ロケット相当以上の振動試験（JAXA相模原）、音響試験（JAXA筑波）、急速減圧試験（JAXA 相模原）をクリア

1000素子 MEMS DM の開発

10.5mm
12.6mm
16.6mm• 電気的不活性なサンプルで、表面微細構造を精査• 低温用可動サンプルの制作が進行中（米国BMC社との共同開発）

機械式DMの開発

•NAOJ/ATC との共同研究として制作中•アルミ１体構造くり抜き•ＭＥＭＳほどではないがコンパクト•駆動は、たとえばモータードライブで押し引き•駆動電力がオフになっても鏡面形状を保持できる！

(C) OptCraft

試験環境：
極低温大型赤外チャンバーの開発

Prototype-testbed for Infrared Optics
and Coronagraph (PINOCO)

••
•
•
•
•

機械式冷凍機２発：電力供給だけで５Ｋに到達
真空・冷却試験に成功
大型ＷＳ：~1m x ~1m x ~30cm（0.5m x 1m なら２セット収納）
光学ポートｘ１（干渉計ステージ）、エレキポート他数
金属鏡軸外し光学系の制作が進行中、コロナグラフマスク準備ＯＫ
利用希望についてはご相談（enya@ir.isas.jaxa.jp）

新しいバイナリ瞳マスク：
製造・デザイン自立型マスクの制作• 複雑な製法だが、確立。基盤上に構築、剥離がポイント• ７桁のコントラストを実証（櫨の発表を参照）

系統的マスク制作実験
ガラス基板上

Ge基板上

Ｓｉ基盤上
Cu 自立型

Ｎｉ自立型
薄い厚い新しいデザインへ：
瞳遮蔽の有害性
Ÿ 中心遮蔽- ＩＷＡが悪化

Ÿ 副鏡支持機構、主鏡継ぎ目など- 主星像の尾っぽ（Diffraction Tail: DT）が発生

Ÿ そのためコロナグラフ専用衛星の望遠鏡で提案されているのは軸外しタイプ

TPF

PECO

SEE-COAST

Green et al.(2006)

JTPF

多重１次元バーコード
マスクのコンセプト• すばる型の瞳を例として示す• ２重のバーコード型マスクによる
１Ｄコロナグラフ• ご利益– 瞳遮蔽を skip over できる→ small IWA– DTは２方向のみ→ large discovery angle– バイナリ瞳マスクの長所はそのまま• 暗領域の暗さは一様でない
IWA=3.0λ/D
OWA=16λ/D
C0=5.0Throughput=24%

JWST型瞳への適用例
参考： Green et al.(2006)• 4重バーコードマスク– 個々のバーコードは段違いになっていても良い• ＤＴは８本から２本にまで低減

What’s new? (1)Integral barcode mask

• Optimization of each barcodes is possible independently
à Higher throughput• Giving arbitral “inter-barcode bridge” is essentially possible• All holes are rectangle. No acute angle cornerà good for manufacture of free standing mask

What’s new? (2)Generalized darkness constraints• IWA, OWA, Contrast, … such parameters are in trade-off relation• Especially trade-off between IWA and Contrast “at close area to IWA”
is serous• Old: Flat constraint of contrast à New: More flexible constraint

Trial design: This is new!
Sinple barcode mask:Kasdin et al 2005
LOQO software :(Vanderbei 1999) wasused for all solutionsin this talk

• Multi-IWA– 10-4 @ 3.2λ/D– 10-5 @ 3.8λ/D• Slope constraint• Flat constraint– 10-8 @ 8.5-12 λ/D• N=512 over pupil, Th=51%

• Top: High contrast design (to reach 10-8)• Bottom: Small IWA design (IWA=1.9)

• Ring mask for wide field survey– 10-5 @ 4λ/D, 10-10 @ 32λ/D, Th=50%• Optimization– with the central obscuration using slope darkness constraints.
– Support structures are added later• Number of DT is 4. Complementally to 1D coronagraph masks.
• Requirement of high contrast at outer area of PSF is really notdemanding.
• Spider structures work as “inter-ring bridge”• All designs presented here are example. Trade-off study
considering science and manufactureing are needed, finally.

まとめ• 波面誤差を補償する小型のデフォーマブルミラーを開発している。
– 望遠鏡開発思想の革新?
– 装置内ＡＯ?

• 極低温デフォーマブルミラー （Low-temperature
Deformable Mirror: LODEM）の開発– MEMS 32x32 プロトタイプ：95Ｋでの実証試験に成功– MEMS 打ち上げ耐性試験：振動、音響、急速減圧試験に成功– MEMS 1000素子5Kモデル：制作進行中– 機械式 DM: NAOJ/ATC との共同開発が進行中• 試験環境 PINOCO を開発、真空・冷却試験に成功