コンベア式検針機

SC1-600W
取 扱 説 明 書東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎
Feb.2018
Vol.1

ご使用いただく前に◎この取扱説明書は、株式会社サンコウ電子研究所 のコンベア式検針機を安全かつ衛生的に、長く高品質を保っていただくための取扱方法を説明したものです。
◎初めて本装置をご使用いただく方は、この取扱説明書を必ず読んでから操作してください。
◎ご使用いただいている方も、少しでも不明な点があるときは、もう一度この取扱説明書を読んで確かめてから操作してください。
付属品

構成◎ご使用いただく前に本装置の付属品がこの取扱説明書は、以下の内容で構成

揃っていることを確認してください。

されています。

●取扱説明書１部（本品）◎ 使用上のご注意 ................ 2●仕様書◎ 目次.......................... 5●テストピース（鉄/Fe） ２個◎ 導入編 ....................... 7

テストピース（SUS/NFe） ２個

設置 ....................... 8（仕様感度によって種類がかわります）

各部の名称 ................ 10●ヒューズ各１本

基本的な操作 .............. 11◎ 活用編 ...................... 17

1.25A

画面 ...................... 18

3.15A◎ 調整 ........................ 28◎ 保守・点検 .................. 32◎ トラブル対策 ................ 38◎ 用語 ........................ 45◎ 保証 ........................ 46

1

使用上のご注意★ここに示した注意事項は、本装置を正しくご使用いただき、あなたや他の人への危害や本装置や財産への損害を未然に防止するものです。
危害や損害の切迫の程度を明示するために、誤ってご使用になられたときに生じると想定される
内容を

警告

と

注
注意
意

注
に分けて表記しています。
意

警 告

誤ってご使用になられると、あなたや他の人々が死亡または重傷を負う
可能性があることを示します。

注 意

誤ってご使用になられると、あなたや他の人々が傷害を負う可能性や本装置や財産への損害が発生する可能性があることを示します。

危害や損害の切迫の程度を明示するために、誤ってご使用になられたときに生じると想定される
内容を

（注意）
、 （禁止）、 （強制）に分けて表記しています。
例
記号の中に具体的な注意事項を示しています。

特定しない一般的な危険事項、警告
事項、注意事項を通告します。
例

禁止事項を示しています。

特定しない一般的な禁止事項を通告します。
例

強制事項を示しています。

特定しない一般的な使用者の行為を指示します。

2

使用上のご注意
次の点を守り、事故防止を心がけてください。
設置するときや清掃、点検を行うときは特にご注意ください。

警告◎作業中に身につけている装飾品等
は外し、髪の毛などは束ねるなどしてコンベア等の回転部にかからないようにしてください。髪の毛、ネクタイ、ネックレス、ブレスレ
ット腕時計のチェーンなど身につけた物がコンベアなどの回転物に少しでも入ると巻き込まれて危険です。

◎清掃時や点検時には必ず電源プラグを抜いてから作業を行ってください。
気付かない間にコンベアボタンを押ししまい、身につけた物が巻き込まれ危険性があります。

◎電気取扱者以外の方による本装置
内部の点検、調整等はしないでくだ
さい。
本装置内部には、感電のおそれがある部分があります。

◎本装置は、平らな床に垂直に設置してください。又設置場所は衛生的な環境を維持してください。
重いため、倒れるとけがをする危険性があります。

◎コンベアの運転、停止に関わらず検出部に指輪、ボールペン、工具等を近づけたり、叩いたりしないでください。

◎モーター回転中は、コンベアベルト等の回転部に触れないでください。
巻き込まれる危険性があります。

◎濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

◎表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
またタコ足配線をしないでください。
火災、感電におそれがあります。

◎本装置を改造しないでください。
火災、感電のおそれがあります。

◎電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。
また、重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災、感電のおそれがあります。

◎万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて当社にご連絡ください。

◎万一、異物（金属片、水、液体）が制御部の内部に入った場合は電源プラ
グをコンセントから抜いて当社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。

◎本装置の制御部に水をかけないでください。
火災・感電のおそれがあります。

◎アース接続が必要な装置は電源を入れる前に必ずアース接続をしてください。万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

3

使用上のご注意
注意◎コンベアに手を掛けたり、本装置を持ち上げたり、引きずったり、押したりしないでください。

◎本装置を分解しないでください。
故障の原因になります。

◎本装置を不安定な場所に置かないでください。
倒れたりして、けがの原因となります。

◎電源コンセントは、
ノイズを発生する他の装置（大型モーター、包装機、インバータなど）と別系統または供給源に近いコンセントを使用
してください。

◎本装置のコンベア架台部に金属テーブルまたは他装置などの非絶縁物を接触させないでください。
ノイズ発生の原因になります。

◎制御部の上に水などの入った容器
または金属物を置かないでください。
こぼれたり、中にはいった場合、火災や感電の原因となることがあります。

◎湿気やほこりの多い場所に置かな
いでください。
火災、感電の原因となることがあります。又衛生上の問題も生じます。

◎プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
（必ずプラグを持って抜いてください）◎本装置を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

◎電源コードを束ねて使用しないでください。
発熱して火災の原因となることがあります。

◎電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
故障の原因となることがあります。

◎本装置の上に重い物を置かないでください。
また衝撃を与えないでください。
バランスが崩れて倒れたり落下したりしてけがの原因になることがあります。

◎製品を搬送、検査中は感度切替を行
わないでください。感度毎に登録されている設定値を変更するときにノイズが発生し検出動作を行う事があります。

◎製品が光電管を確実に遮るように
光電管の光軸、高さを調整してください。光電管を遮らないで検出をす
ると検出動作を行わないときがあります。

◎制御部画面のボタンを操作する
ときは必ず指先（指の腹）で押してください。
指以外のもの（特に先の尖ったもの）で押すとキーを破損する原因となることがあります。

4

目次
導入編 ...........................................................................
導入編目次 .....................................................................
設置 ...........................................................................
使用場所の選択 ..............................................................
固定の方法 ..................................................................
サービスエリアの確保 ........................................................
電源 ...........................................................................
移設の場合 .....................................................................
ＵＳＢ .........................................................................
各部の名称 .....................................................................
各部の名称 ...................................................................
制御部パネル各部の名称 .......................................................
基本的な操作 ...................................................................
1.日常の操作 .................................................................
1.1 感度と設定状態の確認 ....................................................
1.2 点検：【点検】画面でのテストピースによる検出動作テスト ..................
1.3 通常運転 ................................................................
2.感度切替 ...................................................................
3.コンベアストップによる検出 .................................................

7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
14
15
16

活用編 ...........................................................................
活用編目次 .....................................................................
画面 ........................................................................
画面の構成 .................................................................
パスワード .................................................................
共通部分 ...................................................................
【検査】画面 ...............................................................
【点検】画面 ...............................................................
【検査履歴】画面 ...........................................................
【履歴条件】画面 ...........................................................
【感度切替】画面 ...........................................................
【メニュー】画面 ...........................................................
【感度編集】画面 ...........................................................
【履歴メニュー】画面 .......................................................
【履歴設定】画面 ...........................................................
【設定】画面 ...............................................................
【退避復元】画面 ...........................................................
【タッチ位置調整】画面 .....................................................
【日時設定】画面 ...........................................................
【情報】画面 ...............................................................
【装置設定】画面 ...........................................................

17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27

調整 .............................................................................
光電管の光軸と高さの調整 .......................................................
コンベアベルトの蛇行調整 .......................................................
前後の機械との搬送面の高さの合わせかた .........................................

28
29
30
31

保守・点検 .......................................................................
毎日の保守・点検 ...............................................................
毎月の保守・点検 ...............................................................
毎年の保守・点検 ...............................................................
清掃（含殺菌） .................................................................
ヒューズの交換 .................................................................
保管 ...........................................................................
緊急時、本装置を搬送コンベアとして使用する場合 .................................

32
33
33
33
34
35
36
37

5

目次
トラブル対策 ..................................................................... 38
用語の意味 ....................................................................... 45
保証 ............................................................................. 46
お問合せ先 ..................................................................... 46
トラブル連絡表 ................................................................. 46

6

導入編
目次
設置 ...........................................................................
使用場所の選択 ..............................................................
固定の方法 ..................................................................
サービスエリアの確保 ........................................................
電源 ...........................................................................
移設の場合 .....................................................................
ＵＳＢ .........................................................................
各部の名称 .....................................................................
各部の名称 ...................................................................
制御部パネル各部の名称 .......................................................
基本的な操作 ...................................................................
1.日常の操作 .................................................................
1.1 感度と設定状態の確認 ....................................................
1.2 点検：【点検】画面でのテストピースによる検出動作テスト ..................
1.3 通常運転 ................................................................
2.感度切替 ...................................................................
3.コンベアストップによる検出 .................................................

7

8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
14
15
16

設置
使用場所の選択注意

本装置を検針機の近くに設置するとき、互いに干渉する場合がありますので当社までご相談ください。
誤動作の起きる原因となるおそれがあります。
●なるべく振動の少ない場所に設置してください。
●温度および湿度が急激に変化しない場所に設置してください。
設置周囲温度（ただし、範囲内でも結露しないこと）
温度［０～４０℃］ 湿度［３０～８５％］（直射日光の当たらない場所、ストーブ、ヒータなどの発熱器具から離れた場所）●塵、埃などの少ない衛生的な場所に設置してください。
●揮発性可燃物や腐食性ガスのない場所に設置してください。
（揮発性可燃物が近くにあるとリレー接点火花などで引火する危険性があります）●可動する金属が検出部の近くにない場所に設置してください。
●電気火花を発する装置（溶接機など）がない場所に設置してください。
警告

本装置を移動させるときは（持ち上げる必要があるとき）４名以上で持ち上げてください。本装置が倒れてけがをしたり、腰を痛めるおそれがあります。

注意●コンベアに手を掛けて本装置を持ち上げたり、引きずったり、押したりはしないでください。
故障の原因になるおそれがあります。
●本装置の近くで工事（穴あけ、溶接作業など）を行う場合、コンベアベルトに金属が付着しないようにしてください。
コンベアベルトが破損したり、誤動作の原因になるおそれがあります。
●本装置のコンベア架台部に金属テーブルまたは、他装置などの非絶縁物を接触させないでください。
ノイズの発生原因になるおそれがあります。
●本装置への供給電源は、他装置の電源と混在させないでください。
ノイズの発生原因になるおそれがあります。

8

設置
固定の方法
①脚部のアジャスタの高さを調整し、完全に床面に設置させてください。
②本装置が水平になるようにし、アジャスタをロックナットで固定してください。
※水平に設置しないと、誤動作の原因や本装置が倒れる原因になりますので、ご注意ください。

サービスエリアの確保
本装置周辺は、操作、調整、保守、点検、清掃のために最低でも斜線で示すサービスエリアを確保してください。

電源●装置毎に定めた電源を供給してください。
●電源電圧が急激に変化しないようにしてください。
●インバータやサーボが周辺にある場合は、ノイズフィルタを通して電源を供給してください。

移設の場合
Relocation●本装置を移設する場合は、必ず上記「設置」にもとづいて正しく設置してください。
また、設置後、「１．日常の操作」（11 ﾍﾟｰｼﾞ）の手順で運転操作の確認を行ってください。
異常がある場合は、当社（「お問合せ先」(46 ﾍﾟｰｼﾞ)）までご連絡ください。

ＵＳＢ●ＵＳＢコネクターに接続するＵＳＢメモリは、以下の機種を推奨します。
バッファロー株式会社社製

RUF3-C8GA

9各部の名称
各部の名称

制御部パネル各部の名称

10

基本的な操作
１．日常の操作「１．１ 感度と設定状態の確認」（11～12 ページ）↓
「１．２ 点検：【点検】画面でのテストピースによる検出動作テスト」（12～13 ページ）↓
「１．３ 通常運転」（14 ページ）
１．１ 感度と設定状態の確認
検査する製品に適した感度あることを確認します。
手順

操作・確認項目１◎電源を入れます。

表示・結果

起動画面が表示された後、【検査】画 ※ 画面は仕様・装置
面が表示されます。
設定により多少異なります。

[電源スイッチ]をＯＮ側に
します。

２

備考

※電源ＯＮ時は、パスワードレベル１
で起動します。

◎感度を確認します。

感度が検査する製品のもの
か確認します。

感度○ 感度が検査する製品のものと異なる場合は、「２．感度切替」（15 ページ）を参照して感度を切り替えてください。

３◎コンベアを起動します。

コンベアが起動します。

[コンベアＯＮスイッチ]を
押します。

11

基本的な操作手順

操作・確認項目

４◎設定状態を確認します。

表示・結果

備考

検出レベルメーターが検出レベルに ※テスト用の製品は達していません。
検査する製品の平均的な特性を持ったもテスト用の製品を数回流し、の（寸法、重量、素材、検出動作をしないことを確認など）を用意してくだ
します。
さい。
検出レベル
検出レベル
メーター

５

◎コンベアを停止します。

コンベアが停止します。

[コンベアＯＦＦボタン]を押します。

１．２ 点検：【点検】画面でのテストピースによる検出動作テスト
テストピースを使用して、設定感度の金属が検出されることを確認します。
【点検】画面を利用する事で、点検記録を履歴に残すことができます。
手順

操作・確認項目

６◎【点検】画面を表示します。

表示・結果【検査】画面の[点検]ボタンに
触れます。

７

◎テストピースを使用して点検を行います。

画面に表示される指示を参考に、テストピースを使用して点検を行います。

12

備考基本的な操作手順

操作・確認項目

表示・結果

備考※「製品通過位置」は検出部内の高さと位置を示します。

① 通過位置を設定します。
(９つの製品通過位置ボタンの内の１つ、例えば「左中」に触れます。)

ＣＶ：コンベア②[コンベアＯＮスイッチ]を押します。

↓※点検時に未検出だ
コンベアが起動します。
った場合、
↓
点検異常
“待機中”
感度を調整して下さい↓“テストピースを流してください”
はいいいえが表示されます。
（光電管 OFF 設定
時は、“サンプリング中”が表示さ が表示されます。感度を調整する場合は[はい]れます。
）に触れ、パスワードレベ↓

ル 3 に設定し、感度調整
値を編集します。
③テストピースを流します。 検出レベルに達すると、選択した位 そのまま継続する場合(テストピースを「左中」の位 置の数字が「０」から「１」に変わ は[いいえ]に触れます。

置に置いて流します。)

ります。

↓④検出後に①～③の操作を繰返し行います。
(９つの通過位置を設定することができます。)↓

８◎点検を終了します。

[戻る]ボタンに触れると、【検査】画面に戻ります。

13※点検時に BR が設定されている場合、光電管 OFF 時で非検出の場
合以外は、コンベアは戻り動作を行います。

※点検箇所は任意です。
※同じ位置を複数回（0～99 回）点検することも可能です。

基本的な操作
１．３ 通常運転
手順
９操作・確認項目

表示・結果

備考◎通常運転を開始します。
コンベアを起動します。

コンベアが起動します。

[コンベアＯＮスイッチ]を押します。

１０ ◎製品を検査します。
製品を流します。

針、折れ針などの金属を検出する ※CV 制御：CS の場と、「検出」表示とブザーで知らせ、 合は、検出時にコン
同時にコンベアが戻る動作を行い ベ ア が ス ト ッ プ します（CV 制御：BR の場合）。
ます。
※CV 制御：NONE の場合は、検出後もコンベアは回り続けます。
（27 ページを参照ください。
）

１１ ◎通常運転を終了します。
コンベアを停止します。

コンベアが停止します。

[コンベアＯＦＦボタン]を押します。

１２ ◎電源を切ります。

電源が切れます。

[電源スイッチ]をＯＦＦ側
にします。

14

基本的な操作
２．感度切替
この操作は現在の感度から登録されている別の感度に切り替えるものです。
製品を搬送、検査中は感度を切り替えないでください。感度毎に登録されている設定値を変更するときにノイズが発生し検出動作を行う事があります。
手順

操作・確認項目１◎パスワードレベル 2（Lv2）（または（Lv3）
）で開錠し
ます。

表示・結果

備考
パスワード変更は、
19 ページを参照く
ださい。

【検査】画面のに触れると表示されるキーボードからパスワードを入力し[決定]ボタンに触れます。

２◎【感度】画面を表示します。

【検査】画面の[感度]ボタンに触れます。

３◎感度を選択します。

※ 上 下 ２つ ず つの感 度 の いず れ かに触れると、その感度が 中 央 に表 示 されます。

希望する感度を中央に表示※
した後、[切替]ボタンに触れます。

※ 仕 様 によ り 登録
さ れ る 感度 は 異なります。

４

◎感度切替を行います。

【感度切替】ウィンドウの[はい]に触れます。
感度が切り替わり、自動的に【検査】画面に戻ります。

15

基本的な操作
３．コンベアストップによる検出◎コンベアストップによる場合、検出するとコンベアが自動停止します。製品は下記の要因により停止位置が多少前後しますので、その付近の製品を取り除いてください。
要因◎コンベアのスピード◎コンベアのオーバーラン◎製品の滑り◎製品の大きさ◎混入した金属の大きさ
例
下記の場合、[×の付いた製品]を取り除きます。

16

活用編
目次
画面 ..........................................................................
画面の構成 ..................................................................
パスワード ..................................................................
共通部分 ....................................................................
【検査】画面 ................................................................
【点検】画面 ................................................................
【検査履歴】画面 ............................................................
【履歴条件】画面 ............................................................
【感度切替】画面 ............................................................
【メニュー】画面 ............................................................
【感度編集】画面 ............................................................
【履歴メニュー】画面 ........................................................
【履歴設定】画面 ............................................................
【設定】画面 ................................................................
【退避復元】画面 ............................................................
【タッチ位置調整】画面 ......................................................
【日時設定】画面 ............................................................
【情報】画面 ................................................................
【装置設定】画面 ............................................................

17

18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27

画面
画面の構成
電源ON

画面
ボタン

点検

(Lv1)

履歴

感度

(Lv1)

感度切替

(Lv2)

メニュー

感度編集

履歴

名称変更

(Lv3)

設定

名称リスト
（オプション）

検査履歴

履歴設定

履歴消去

集計

条件

退避復元

ﾀｯﾁ位置調整

USB出力（オプション）

退避

復元

18

日時設定

情報

装置設定

画面
パスワード

共通部分

19

画面
【検査】画面

言語切替（日本語・英語・中国語）
パスワードレベル 3 で表示されます。
[検査中]、[検出]、[待機中]など本装置の状態が表示されます。また、光電管が遮光されている場合は、[遮光中]が表示されます。
検査期間表示ランプ：光電管使用 ON の場合は、 製
品が光電管通過後ランプが緑になり、検査期間が終了するとグレーに戻ります。光電管使用 OFF の 場
合は、CV 検査待機時間が終了すると緑が点灯します。設定は【装置設定】画面（27 ﾍﾟｰｼﾞ）で行えま
す。

検出レベル
メーター
(前段/後段)

カウンタ表示が ON の場合に表示されます。
設定は【装置設定】画面（27 ﾍﾟｰｼﾞ）で行えます。
（出荷時は OFF の状態です。）

検出
レベル値

触れると、各画面に移動します。
レベル 2 で[感度]、レベル 3 で[メニュー]が表示されます。

(前段/後段)

日時表示部※ [待機中]が表示されているときは、検査しませんのでご注意ください。
※ カウンタ表示が ON で、光電管が OFF の場合（27 ページを参照ください）は、[検出数]のみ表示されます。
※ カウンタは一定条件を満たした場合のみ有効です。

【点検】画面
1. いずれかのボタンに触れると、そのボタンの色が青色に変わり、その箇所が点検状態になります。
2. 点検の回数が（0～99 回）がボタン上に表示されます。
3. 点検が終了した箇所のボタンの色がグレーに変わります。

検出レベルメーター
触れると、選択箇所がキャンセルされます。

検出レベル値
感度を調整する場合は、パスワード
レベル 3 で開錠し、編集できます。

触れると、点検が終了します。
※ 点検中（製品通過位置設定のいずれかが青色になっているとき）は[戻る]ボタンは無効になります。

20

画面【検査履歴】画面

触れると、【履歴条件】
画面に移動します。

検査履歴表示：日時、時刻、事象、
品番、情報を表示します。

触れると、検査終了
日時と検査数が履歴に保存されます。
触れると、検査履歴表示を遷移できます。

USB 出力：検査履歴を USB メモリに転送できます。

【履歴条件】画面

ボタン・数値に触れて、表示する履歴の日付を指定できます。

ボタン・数値に触れて、表示する履歴を指定できます。

ボタンに触れて、表示する履歴項目を指定できます。

21

画面【感度切替】画面
登録されている感度が表示されます。

上下 2 つずつの感度のいずれかに触れると、その感度が中央に表示されます。

切り替える感度を中央に表示した後に、[切替]ボタンに触れると、【感度切替】ウィンドウが表示され、[はい]に触れると、感度が切り替わります。

※ 仕様により登録される感度は異なります。
出荷時の基本感度設定：通過高さ 230mm の場合は、Feφ1.0,φ1.2 の感度が登録されています。

【メニュー】画面

ボタンに触れると、各画面に移動します。

22

画面【感度編集】画面検出レベルメーター
検出レベル値
感度調整：
数値に触れると値を編集できます。
感度名称の数値部分が編集できます。
感度調整モード：調整する検出部を選択できます。[NO]は前段・後段両方(通常）、[FRONT]は前段のみ、[REAR]は後段のみ調整
または確認する場合に選択します。

【履歴メニュー】画面

ボタンに触れると、各画面に移動します。

23

画面【履歴設定】画面プリンター（オプション）を接続している
場合は、いずれかのボタンに触れて、履歴を印字するか選択できます。
プリンター（オプション）を接続していない場合は、[印字無]が自動的に選択されます。

印字する履歴項目を選択できます。
触れると、【履歴消去】ウィンドウが表示され、[はい]に触れると、全履歴が消去されます。

【設定】画面ボタンに触れると、各画面に移動します。

24

画面【退避復元】画面
ボタンに触れると、感度データの退避・復元が選択できます。
[はい]に触れると、全履歴が消去されます。
感度データを点灯後にボタンに触れると、USB（オプション）を使用した感度データの退避・復元が選択できます。

触れると、確認ウィンドウが表示され、[はい]に触れると、実行されます。

退避：【感度編集】【装置設定】画面で設定した値を本装置のメモリに保存します。
復元：退避を行っている場合は退避時の値に戻します。

【タッチ位置調整】画面

4 箇所の点を 1 箇所ずつ触れると、画面が正しい位置に移動します。

25

画面【日時設定】画面

数値に触れると、表示されるキーボードから数値を入力し、日時を設定できます。

※ 本装置を長期間未使用の場合は日時が初期化されますので、日時を再設定してください。
（履歴に保存されているデータの日時は初期化されません）【情報】画面

SC-Series

Order No.、Main Version などが表示されます。

26

画面【装置設定】画面値部分に触れると、値が切り替わります。
または、値を入力するためのキーボードが表示されます。

選別 CV 制御：
[BR]：Belt Return（検出するとコンベアが逆転動作（戻り動作）を行います）[NONE]：（検出してもコンベアは停止しません）[CS]：Conveyor Stop（検出するとコンベアが停止します）のいずれかが選択できます。
CV 逆転時間[ms]：コンベアが逆転動作（戻り動作）する時間を入力できます。
光電管：[OFF]：光電管使用なし、[ON]：光電管使用あり、いずれかが選択できます。
PH 延長距離[mm]：製品の先頭や端末部分の厚みや幅が少な
い部分が検査されないのを防ぐ為に、光電管の製品検知距離を延長する数値です。
入力した距離の半分ずつが製品の前後にPH 延長距離として追加されます。例えば60mm と設定した場合は 30mm ずつ製品の前後に付加されます。
カウンタ表示：[OFF]：【検査】画面のカウンタ（ [良品数] [検出数] [検査数] ）が表示されません。
[ON]：【検査】画面のカウンタ（ [良品数] [検出数] [検査数] ）が表示されます。
（※[良品数] [検査数] は 光電管 OFF に設定されている場合は表示されません。
）

CV 検査待機時間[ms]：コンベアを起動してから検査が可能になるまでの時間です。この値が小さい場合、起動時の振動等で誤検出になる場合があります。初期値：3000ms
ブザー保持時間[ms]：金属を検出した時のブザーが鳴る時間を設定できます。
（設定範囲：0～9999ms）
ブザー保持時間を 0 に設定すると、検出するとブザーが鳴り、検出が終了すると鳴り止む設定になります。

27

調整
目次
光電管の光軸と高さの調整 ....................................................... 29
コンベアベルトの蛇行調整 ....................................................... 30前後の機械との搬送面の高さの合わせかた ......................................... 31

28

調整
光電管の光軸と高さの調整
警告
作業中に身に着けている装飾品等は外し、髪の毛などは束ねるなどしてコンベア等の回転部にかからないようにしてください。髪の毛、ネクタイ、ネックレス、ブレスレット、腕時計のチェーンなど身に着けた物がコンベアなどの回転物に少しでも入ると巻き込まれて危険です。モーター
回転中は、コンベアベルト等の回転部に触れないで下さい。巻き込まれる危険性があります。

手順

作業目的 ・ 作業内容

目的

光電管は投受光器と反射板（回帰反射型）
で構成されています。
両者のベルト面からの高さを調整し投受光器から発した光が確実に反射板から戻り、投受光器で受けられるようにします。正し
く調整されると遮光表示ランプ（手順２）が橙色に点灯します。

工具、その他

備考
光電管のレンズ面が汚れている場合があります。「清掃（含殺菌）」（34
ﾍﾟｰｼﾞ）に従い、汚れを落します。
光電管は遮光時に出力がＯＦＦするタイプのものを使用します。

※製品の包装形態が同一で、かつ一つの製品の内で遮光しない距離が５０ｍｍ以上に渡る場合には当社までご相談ください。

１

投受光器と反射板を上下にずらし適当な位置でプラスネジで固定します。

＋ドライバ※製品の包装形態が同一で製品間隔が狭い場合は当社までご相談ください。

２

３

確認は遮光表示ランプで次のように行います。
製品及びテストピースが、製品の始端から終端まで通過する間消灯になります。

検査する製品
テストピース

手順２で問題が有る場合は手順１、２を繰り返し行い適当な位置を見つけます。

29

調整
コンベアベルトの蛇行調整
警告
作業中に身に着けている装飾品等は外し、髪の毛などは束ねるなどしてコンベア等の回転部にかからないようにしてください。髪の毛、ネクタイ、ネックレス、ブレスレット、腕時計のチェーンなど身に着けた物がコンベアなどの回転物に少しでも入ると巻き込まれて危険です。モーター
回転中は、コンベアベルト等の回転部に触れないで下さい。巻き込まれる危険性があります。

手順

作業目的 ・ 作業内容

工具、その他目的

コンベアベルトを動かすために取り付けられているローラー類の左右非対称性が原因で生じる
走行中のベルトの蛇行を補正します。

１

ローラー部の清掃を行います。

２

コンベアを起動し、走行中のベルトの蛇行方向を確認します。

３コンベアを止め、ベルトの片寄る側に張力をかけるよう蛇行調整ネジを回して調整します。

４

手順２、３を繰り返し片寄りの無くなった時
点で蛇行調整ネジを固定します。

５

５分間運転してベルトが中央部で安定走行した場合に調整作業を完了とします。

調整箇所

30

備考
蛇行調整ネジの操作はコンベアを停止させてから行います。
モーターの回転数が下がるほどにベルトの張力を上げない
ようにします。
ベルトが空転するほどベルトの張力を下げないようにします。

調整
前後の機械との搬送面の高さの合わせかた
警告
作業中に身に着けている装飾品等は外し、髪の毛などは束ねるなどしてコンベア等の回転部にかからないようにしてください。髪の毛、ネクタイ、ネックレス、ブレスレット、腕時計のチェーンなど身に着けた物がコンベアなどの回転物に少しでも入ると巻き込まれて危険です。モーター
回転中は、コンベアベルト等の回転部に触れないで下さい。巻き込まれる危険性があります。

手順

作業目的 ・ 作業内容

工具、その他目的

前後段の機械と搬送面の高さを合わせ製品の乗り移りに支障無いようにします。

１

アジャスターボルトの位置を確認します。

２

アジャスターボル
トのロックナットを緩めます。

３

アジャスターボルトを調整します。

４

前後段コンベアとの乗り移りを、製品を通過させて確認します。問題が有る場合は、手順３、４を繰り返し調整します。

スパナ

ロックナットを締め付けます。

31

備考保守・点検目次
毎日の保守・点検 ...............................................................
毎月の保守・点検 ...............................................................
毎年の保守・点検 ...............................................................
清掃（含殺菌） .................................................................
ヒューズの交換 .................................................................
保管 ...........................................................................
緊急時、本装置を搬送コンベアとして使用する場合 .................................

32

33
33
33
34
35
36
37

保守・点検毎日の保守・点検
コンベア停止時ﾁｪｯｸ項目

確認・保守

感度の確認
清掃
ライン

稼働前や製品をかえるときは、感度を確認してください。
ベルトの表面は「清掃（含殺菌）」（34 ﾍﾟｰｼﾞ）を参照してください。
前後のラインとコンベア部分の段差・接触はないか確認してください。
コンベア走行時

異常音

ローラー、ギアヘッド、モーターの軸受部分が磨耗してくると異常音を発するようになります。普段と違った音が出ていないか確認してください。

光電管
選別

製品が光電管を遮光するか確認してください。
製品を数回流して選別しないことを確認してください。
製品にテストピースを付けて数回流し正しく選別されることを確認してください。

毎月の保守・点検
警告
保守・点検時は電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故のおそれがあります。

コンベア停止時ﾁｪｯｸ項目確認・保守

ベルトの磨耗

ベルトの端面のほつれ、切れ、変形はないか確認してください。

ベルトの張りベルトの張りはよいか確認してください。
張りが強すぎると、ベルトの端面がめくれあがります。
張りが弱すぎると、製品の搬送ができなくなることがあります。

タイミングベルト タイミングベルトが切れかかっていないか確認してください。
の磨耗→タイミングベルトが切れるとコンベア は完全に停止します。
タイミングベルト タイミングベルトの張りはよいか確認してください。
の張り
タイミングベルトを指で押し、7mm～10mm 程度へこむように調整してください。
張りが強すぎると、タイミングベルトの磨耗するのが早くなります。
張りが弱すぎると、製品の搬送ができなくなることがあります。
ネジのゆるみ・がた ネジのゆるみ・がたがないか確認してください。
光電管

光電管の止めネジがゆるんでいないか確認してください。
光軸があっているか確認してください。

毎年の保守・点検メーカーの定期点検をご利用ください。（有償になります。）

33

保守・点検清掃（含殺菌）警告
清掃するときは電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故のおそれがあります。

清掃箇所

清掃方法

周期

コンベアベルトの表面

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものに浸したスポンジ又は布きれで、毎日よく絞ったもので拭きます。次に９０％エチルアルコールを浸した布で拭きます。

ローラー

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものに浸したスポンジ又は布きれで、毎日よく絞ったもので拭きます。次に９０％エチルアルコールを浸した布で拭きます。
制御部

ぬるま湯に浸した布で、よく絞ったものを用い全体を拭きます。

毎月

検出部

外側：ぬるま湯に浸した布で、よく絞ったものを用い拭きます。

毎月

内側：（コンベアの通るトンネル部分）外側と同様に拭いた後、９０％エチルアルコールを浸した布で拭きます。
光電管

本体、反射板を乾いた布で拭きます。

毎月

架 台

ぬるま湯に浸した布で、よく絞ったものを用い全体を拭きます。

毎月注） 清掃周期は目安ですので、稼働状況により汚れ具合をチェックして対応してください。

34

保守・点検ヒューズの交換
警告
ヒューズを交換するときは電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

ヒューズ名称、用途

溶断時に生ずる現象

交換時の確認事項

・F1（定格=1.25A）：制御部電源用・電源が入らなくなります。

・F2（定格=3.15A）
：コンベア
駆動電源用

・コンベアが起動しなくなります。

ヒューズを交換し、電源を入れる前に①ヒューズが溶断した原因が分かっている場合は、その原因を取り除きます。
②電源コンセントの配線に問題が無いこと、電源のブレーカが入っていることを確認します。
ヒューズを交換しても更にヒューズが切れる場合には、当社までご連絡ください。

ヒューズは基板のヒューズケース（F1,F2）に収められています。
※制御部のカバーを外します。

1. キャップをヒューズケースから取り外します。
2. 古いヒューズを取り外します。
3. 新しいヒューズを取り付けます。
4. 新しいヒューズを取り付けたキャップをヒューズケースに取り付けます。

35

保守・点検保管●温度および湿度が急激に変化しない場所に保管してください。
設置周囲温度（ただし、範囲内でも結露しないこと）
温度［０～４０℃］ 湿度［３０～８５％］●塵、埃などの少ない場所に保管してください。
●電気火花を発する装置（溶接機など）がない場所に保管してください。

警告●本装置の近くで工事（穴あけ、溶接作業など）を行う場合、コンベアベルトに金属が付着しないようにしてください。
コンベアベルトが破損したり、誤動作の原因になるおそれがあります。

36

保守・点検緊急時、本装置を搬送コンベアとして使用する場合警告

このスイッチをＯＮにするとコンベアがすぐに回転します。
けが・事故のおそれがあります。

警告
モーター回転中は、コンベアベルト等の回転部に触れないでください。
巻き込まれる危険性があります。

操作・確認項目

表示・結果

備考

コンベアスイッチ（Ｓ１）をＯＮにするとコンベアが動作し、ＯＦＦで停止します。
Ｓ１は制御部の基板（制御部カバー内）に設置されています。

以上で緊急時、本装置を搬送コンベアとして使用する作業は終了です。

37

トラブル対策
以下の対策を行ってもトラブルが解決しないときは、当社までご連絡ください。

症状

確認

対策

[電源スイッチ]をＯＮ側にし ◎電源プラグはコンセン ←電源プラグをコンセントにしっかりても電源が入らない。
トにしっかりと差し込と差し込んでください。
まれていますか？
警告
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

制御部のカバーを取り外してください。
◎制御部カバー内のブレ ←ブレーカーをＯＮ側にしてください。
ーカーがＯＦＦ側になっていませんか？
◎制御部カバー内のヒュ ←ヒューズ(F1：1.25A ヒューズ)を交換
ーズ(F1) は切れていましてください。
（配置は「ヒューズのせんか？
交換」(35 ﾍﾟｰｼﾞ）を参照してください)38

トラブル対策症状確認

対策[コンベアＯＮボタン]を押してもコンベアが起動しない。

警告
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

◎ベルトがベルト受けに ←ベルトを軽く手で押してください。
くっ付いていません
か？
◎ベルトの張り、タイミン ←ベルト、タイミングベルトを張り直してグベルトの張りは適切ください。
（張り目安は「毎月の保守・ですか？
点検」（33 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）

制御部のカバーを取り外してください。
◎ヒューズ(F2) は切れて ←ヒューズ(F2：3.15A ヒューズ)を交換しいませんか？
てください。
（配置は「ヒューズの交換」(35 ﾍﾟｰｼﾞ)を参照してください）
コンベアを起動すると異常音がする。

警告
コンベアを止めてください。
けが・事故の起きる原因となるおそれがあります。
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

◎ベルトに異物が巻き付 ←異物を取り除いてください。
いていませんか？
◎ベルトの裏に何か異物 ←異物を取り除いてください。
がありませんか？
◎コンベアのガタ、モータ ←コンベア、モーターネジを固定してくだーネジのゆるみはあり
さい。
ませんか？
コンベアを起動すると検出する。

警告
コンベアを止めてください。
けが・事故の起きる原因となるおそれがあります。
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

◎ベルトに金属が入って ←金属を取り除き、ベルトの表面、裏面をいませんか？
水またはぬるま湯を含ませた布切れなどできれいに拭いてください。
◎コンベアのがた 、モー ←コンベア 、モーターネジを固定してく
ターネジのゆるみはあださい。
りませんか？
39

トラブル対策
症状確認

対策

テスト用の製品を流すと検出する。

◎感度設定は製品の検査にあっていますか？
付属品はＮＣ対応品ですか？

←製品にあった感度に切り替えてください。
（「２．感度切替」（15 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）◎製品の流れ方は変わっていませんか？

←製品の流れ方を元に戻してください。

◎製品の特性（寸法、重量、素材など）が変わっていませんか？

←製品の特性を元に戻してください。

◎感度が製品にあったものになっていますか？

←製品にあった感度に切り替えてください。
（「２．感度切替」（15 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）←製品の流れ方を元に戻してください。

検出をしない。

◎製品の流れ方は変わっていませんか？
◎製品の特性（寸法、重量、素材など）が変わっていませんか？

←製品の特性を元に戻してください。

◎テストピースは適切ですか？
警告
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

◎製品は光電管を遮って
いますか？

40

←製品が光電管を遮るように光電管の光軸、高さを調整してください。
（「光電管の光軸と高さの調整」(29 ﾍﾟｰｼﾞ)を参照してください）トラブル対策症状確認

対策[コンベアＯＦＦボタン]を押してもコンベアが停止しない。

警告
電源プラグをコンセントより抜いて作業を行ってください。
けが・感電・事故の起きる原因となるおそれがあります。

制御部カバーを取り外してください。
◎制御部カバー内のコン ←コンベアスイッチ(S1)をＯＦＦ（上側）ベアスイッチ(S1)はにしてください。（スイッチの場所はＯＦＦ側になっていま「緊急時、本装置を搬送コンベアとしてすか？
使用する場合」(37 ﾍﾟｰｼﾞ)を参照してください）
電源が切れない。

◎[電源スイッチ]をＯＦＦ側にしましたか？

41←[電源スイッチ]をＯＦＦ側にしてください。

トラブル対策
症状確認

対策コンベアが起動しない。
トラブル対策 「１．日常の操作」の手順３（12 ﾍﾟｰｼﾞ）を参照してください。
。
照してください警告
コンベアを停止してください。
けが・事故の起きる原因となるおそれがあります。

製品を流しても画面が変化しない。

◎製品は光電管を遮っていますか？

←製品が光電管を遮るように光電管の光軸、高さを調整してください。
（「光電管の光軸と高さの調整」(29 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）

製品を流すと検出する。
トラブル対策 「１．日常の操作」の手順４（12 ﾍﾟｰｼﾞ）を参照してください。
。
検出しない。
選別動作をしない。

照してくださいトラブル対策 「１．日常の操作」の手順７（12 ﾍﾟｰｼﾞ）を参照してください。
照してくださいコンベアが停止しない。

。
トラブル対策 「１．日常の操作」の手順１１（14 ﾍﾟｰｼﾞ）
照してくださいを参照してください。
照してください[点検異常：感度を調整して下
さい]が表示される。

。
トラブル対策 「１．日常の操作」の手順７（12 ﾍﾟｰｼﾞ）を照してください
参照してください。
照してください。
照してください42

トラブル対策症状確認

対策◎コンベアを起動後、検査をせずに 1 時間経過していませんか？

←コンベアを駆動したまま検査を行
わずに 1 時間経過すると左記の警告を表示して停止します。[ＯＫ]に触れるか[コンベアＯＮボタン]
を押して起動すると表示は消えます。

◎製品は光電管を遮っていますか？

←製品が光電管を遮るように光電管の光軸、高さを調整してください。
（「光電管の光軸と高さの調整」(29 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）

光電管有り設定時、コンベアが停止して以下のメッセージが表示される。

警告
始動後 1 時間の製品非通過
テストピースで確認
OK

警告
コンベアを停止してください。
けが・事故の起きる原因となるおそれがあります。

◎光電管が故障していませんか？

←正常な状態の場合、検査画面の停止状態の状態表示は

待機中
から
F 側光電管の光が遮られるとF 側遮光中
(F 側)

(R 側)

R 側光電管の光が遮られると光電管が正常な場合、
非遮光時に両ランプ、遮光時に安定表示
ランプのみが点灯します。

R 側遮光中両側の光電管の光が遮られると両側遮光中に変わります。

43

トラブル対策
症状確認

対策光電管有り設定時
以下のメッセージが表示される。
警告
1 分間の連続製品検査
光電管の要確認◎コンベアを起動中に ←遮光が解除されるかコンベアを
1 分間以上継続して停止すると表示は消えます。
光電管が遮光された場合に表示されます。

◎光電管の光軸は合っていますか？

←製品が光電管を遮るように光電管の光軸、高さを調整してください。
（「光電管の光軸と高さの調整」(29 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）◎光電管が故障していませんか？

←検査画面に戻り前ﾍﾟｰｼﾞの要領で光電管を確認してください。

光電管有り設定時の点検時
以下のメッセージが表示される。
警告
光電管遮光中光電管要確認OK◎通過位置を指定する
際に光電管が遮光されている場合に左記のメッセージが表示されます。

◎コンベア上に遮蔽物がありませんか←遮蔽物を取り除いてください。

◎光電管の光軸は合っていますか？

←製品が光電管を遮るように光電管の光軸、高さを調整してください。
（「光電管の光軸と高さの調整」(29 ﾍﾟｰｼﾞ) を参照してください）◎光電管が故障していませんか？

←検査画面に戻り前ﾍﾟｰｼﾞの要領で光電管を確認してください。

44

用語の意味ここでは、取扱説明書内で使われている用語の意味を説明します。
・感度
製品に対する検針機の設定内容を登録する値です。
計５種の感度が用意されています。
・検出
検出レベルメーターが数値(100)に達して、選別動作を行うことです。
・検出レベル
検出レベルは【検査】画面の検出レベルメーターとその下の数値で表示されます。
・PH延長距離27ﾍﾟｰｼﾞを参照してください。
・CV検査待機時間
コンベアを起動してから検査が可能になるまでの時間です。27ﾍﾟｰｼﾞを参照してください。
・選別動作
選別の種類によって動作が異なります。
◎ベルトリターン方式
金属を検出したとき、ブザーを鳴らし、コンベアが戻り動作を行います。
◎コンベアストップ方式
金属を検出したとき、ブザーを鳴らし、コンベアを停止します。
・通常運転【検査】画面が表示された状態で、[コンベアＯＮボタン]を押してコンベアを起動し、製品の検査を開始することです。
・テスト用の製品ラインを流れる製品の平均的な特性（寸法、重量、素材など）を持った製品のことです。

45

保証
保証期間は納入後１年とし、その間に生じた当社の設計、製作上に起因する故障については無償にて修理します。(日本国内に限定)
ただし、使用上の過失による故障については有償とさせていただきます。また装置の故障によって生じた２次クレームについては免責とさせていただきます。したがって、御社出荷の製品の品質保証は除外とさせていただきます。

◇連絡先
コンベア式検針機総発売元：株式会社サンコウ電子研究所
お問合せ先
東京営業所

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-4

ＴＥＬ

０３－３２５４－５０３１

大阪営業所〒530-0046 大阪府大阪市北区菅原町 2-3

ＦＡＸ
ＴＥＬ

０３－３２５４－５０３８
０６－６３６２－７８０５

仙台営業所〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中 2-5

名古屋営業所〒462-0847 愛知県名古屋市北区金城 3-11-27

ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ

０６－６３６５－７３８１
０２２－２９２－７０３０
０２２－２９２－７０３３
０５２－９１５－２６５０

福岡営業所〒812-0026 福岡県福岡市博多区奈良屋町 11-11

ＦＡＸ
ＴＥＬ

０５２－９１５－７２３８
０９２－２８２－６８０１

営業統括部〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-4

本社〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末 1677

ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ

０９２－２８２－６８０３
０３－３２５４－５０３３
０３－３２５４－５０５５
０４４－７５１－７１２１
０４４－７５５－３２１２

ＴＥＬ
ＦＡＸ

０４９－２６６－７３１１㈹
０４９－２６６－５８１０

製造元：ニッカ電測株式会社
本社〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂 710

トラブル連絡表
お客様の会社名
お客様の所属部署
および氏名
発生日時

年

月

日

製造番号
機種名
発生状況

トラブル内容

お客様がとられた処置

46

午前・午後

時

◎ショールーム● 東 京 (地 下 鉄 大 手 町 駅 そ ば )● 大 阪 (天 神 橋 北 詰 )● 仙 台 (Ｊ Ｒ 仙 台 駅 そ ば )● 名 古 屋 (地 下 鉄 黒 川 駅 そ ば )● 福 岡 (地 下 鉄 呉 服 町 駅 そ ば ）のショールームをご利用ください。

◆営業品目◆
膜厚計・ピンホール探知器・水分計
検針器・鉄片探知器・結露計
鉄筋探査機・トルクメータ・粘度計

東京営業所：〒101-0047 東京都千代田区内神田２-６-４ 柴田ビル
TEL 03-3254-5031

FAX 03-3254-5038

大阪営業所：〒530-0046 大阪市北区菅原町 2-3 小西ビル
TEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381
仙台営業所：〒983-0868 仙台市宮城野区鉄砲町中 2-5 ボヌール・エスト
TEL 022-292-7030 FAX 022-292-7033
名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城 3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238
福岡営業所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町 11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803
本社：〒213-0026 川崎市高津区久末 1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212
URL http://www.sanko-denshi.co.jp

E-mail info@sanko-denshi.co.jp