はじめに安全な測定をするために ! !
感電事故を防止して、安全な測定をするために、説明書を良く読んでからテスターを使って下さい。特にテスター本体及び説明書の中の ！ 記号のついている所は重要です。
！

：この記号は、IEC規格及びISO規格に定められている記号で「説明書を良く読んでからテスターを使って下さい」ということを表しています。

このたびは、カイセのデジタルクランプメーター クランペット
SK-7615/7625をご選定いただき、誠にありがとうございます。
説明書を良くお読みの上、本器の機能を十分に活用し、末長くご愛
用下さい。

目次
特長及び包装内容の確認 ・・・・・・・・・・・・・ 2
1-1. 特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1-2. 包装内容の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.

仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2-1. 一般仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2-2. 測定仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.

！ 警告 ：この表示は、その内容を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があることを示しています。
！ 注意 ：この表示は、その内容を守らずに誤った

3.

安全測定と使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・ 8
4-1. 電気事故の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
4-2. クランプメーターの故障防止・・・・・・・・・・・ 11
4-3. 取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・ 124.

取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害を発生させる可能性があることを示しています。

5.
！

警

測定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.

告

強電回路の測定は非常に危険です。強電回路には、しば
しば高いサージ電圧が重畳しており、これが暴発的短絡の誘因となります。危険な回路の電圧測定では、クラン
プメーターは手に持って測定しないこと、又身体のいかなる部分も回路に接触しないようにご注意下さい。

各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56.

測定準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13交流電流（ 〜 A ）の測定 ・・・・・・・・・・・・ 15交流電圧（ 〜 V ）の測定 ・・・・・・・・・・・・ 17
抵抗（Ω）の測定・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ダイオード（）テスト・・・・・・・・・・・・ 19
導通（）試験・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

保守管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

6-1.
6-2.
6-3.

電池の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
定期的点検・校正・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23−1−

1.

特長及び包装内容の確認

1‑1. 特長・ オートレンジの使い易さ：両モデル共にオートレンジ式、スリ
ムなコンパクト設計で工具並みの使い易さです。

・ クランプしやすさ抜群：円形の両開き式クランプペッドは、斜めの位置で開閉し、小型ですので、狭い場所やスイッチボック
スの中でもクランプしやすく設計されています。
・ 読み取り易さ：3 1/2桁液晶表示、文字高12mmで読みやすく、単位、要素、電池消耗等の各種サインも表示。
・ 導通ブザー、ダイオードテスト、DHキー付き。
・ オートパワーオフ：この機能により、電池の消耗を防ぎます。

1‑2. 包装内容の確認
デジタルクランプメーターの包装箱の中には、次のものが入っていますので、購入時点で確認して下さい。万一欠品がありましたら、販売店からお受け取り下さい。
デジタルクランプメーター
テストリード（100-57）
1.5V LR44電池
取扱説明書
キャリングケース

2.
2‑1.

仕

１台
１組
２個
１冊
１個

様

一般仕様

1. 表 示 板 ( LCD ) :a. 数 字 表 示 ; 3 1/2 桁液晶表示、最大1999、文字高12mm
b. 単 位 及 び サ イ ン ;、〜 、mV、V、A、MΩ、kΩ、 、 、
DH、BAT、AUTO、及び小数点。
2. 動 作 原 理 : Σ⊿変換方式
3. レ ン ジ 切 換 え : オートレンジ（交流電流は2レンジオート）
4. オー バー ロー ド表示 : OL表示。14P参照。DC1000V, AC750Vを超えるとブザー警告。

−2−

電 池 消 耗 表 示 : BAT サイン表示
サ ン プ リ ン グ 速 度 : 3回／秒
ディスプレイホールド : DHキーにより測定値を固定。
キーにより切り換
導 通 試 験 : 抵抗測定レンジにてえ。約60Ω以下でブザーが作動。
9. 過 負 荷 保 護 :a . 交 流 電 流 ; AC 1000A(600V ライン)1分間
b . 電
圧 ; AC/DC 1000V 1分間
c.抵抗・導通試験 ; AC 350V １分間
電
圧 : AC 2.5kV 1分間(入力端子とケース間及び
10. 耐
入力端子とコア金属部分）
11. 使 用 温・湿 度 : 0℃〜40℃、80％RH以下(但し結露のないこと)
12. 保 存 温・湿 度 : ‑20℃〜60℃、70％RH以下(但し結露のないこと)
13. 温 度 係 数 : 0℃〜18℃、28℃〜40℃の時（23℃±5℃の時の確度)×0.1／℃
源 : 1.5V LR44 ボタン電池2個
14. 電
15. 消 費 電 力 : 約5mW（最大60mW／ブザー駆動時）
連続30時間使用可
16. オ ー ト パ ワ ー オ フ : 約15分後に電源が自動的に切れます。
(注)この状態でも、10μA流れますので、できるだけ電源を切り忘れないようにして下さい。
17. 被 測 定 導 体 径 : SK-7615…最大26mm、SK-7625…最大42mm
18. 寸 法 ・ 重 量 : SK-7615…171(H)×72(W)×35(D)mm、約180g
SK-7625…183(H)×78(W)×35(D)mm、約210g
属品 : テストリード(100-57)1組、1.5V LR44電池
19. 付
×2個、キャリングケース、取扱説明書
20. 別 売 付 属 品 : 880ラインセパレータ
940ワニグチクリップ
5.
6.
7.
8.

−3−

2‑2.

測定仕様（23℃±5℃、RH 80%以下、結露のないこと）

1‑1. 交流電流（〜測定

レンジ
2.000A
2/20A 20.00A
200.0A
200/400A
400A

A ）SK‑7615

測定確度(50/60Hz)±5.0％rdg±10dgt±2.0％rdg±7dgt±1.5％rdg±7dgt

1‑2. 交流電流（〜 A ） SK‑7625
測定
レンジ
測定確度(50/60Hz)
2.000A
±5.0％rdg±10dgt
2/20A 20.00A±2.0％rdg±7dgt
200.0A
200/600A±1.5％rdg±7dgt
600A

平均値整流型
分解能 最大許容入力
1mA
20A rms
10mA
100mA 400A rms
1 A（600Vライン）

2‑1. 交流電圧（〜

分解能 測定電流 開放端子間電圧 過負荷保護
レンジ
測定確度
0.1Ω ≦0.3 mA
200.0 Ω1Ω ≦40 μA
2.000kΩ ±1.5％rdg
350V
±5dgt
10Ω ≦4 μA
20.00kΩ≒0.4V
rms 1分間100Ω ≦0.4μA
200.0kΩ2.000MΩ ±3.0％±5dgt 1kΩ
≦40 nA
20.00MΩ ±5.0％±5dgt 10kΩ
＊DH機能なし

平均値整流型
分解能 最大許容入力
1mA
20A rms
10mA
100mA 600A rms
1 A（600Vライン）＊レンジ切換え：2レンジオート＊過負荷保護：1000A rms 1分間

レンジ
2.000V
20.00V
200.0V600V

3‑1. 抵抗（Ω）

3‑2. ダイオードテスト（）

測定確度
開放端子間電圧 試験電流
レンジ
過負荷保護
≦1.7Ｖ
≦0.7mA 350Ｖrms 1分間
1.000V ±5.0％±3dgt
3‑3. 導通試験（

）

過負荷保護
レンジ ブザー抵抗 応答時間 開放端子間電圧200.0Ω ≒60Ω以下 ≒1m sec≒0.44Ｖ
350V rms 1分間

V ）平均値整流型
分解能 入力抵抗 最大許容値
1mV ≒11MΩ
10mV
600V rms
100mV ≒10MΩ
1V

測定確度±1.0％rdg±5dgt(40〜400Hz)

３.

各部の名称

＊過負荷保護：1000V rms 1分間
2‑2. 直流電圧（

V ）

レンジ
測定確度
200.0mV±0.5％rdg±2dgt
2.000V±0.8％rdg±2dgt
20.00V
200.0V
600V±1.0％rdg±2dgt＊過負荷保護：1000V DC 1分間

テストプロッド

分解能 内部抵抗 最大許容値
0.1mV ≒100MΩ
1mV ≒11MΩ
600V DC
10mV
100mV ≒10MΩ
1 V

テストプラグ−4−−5−

5. クランプヘッド
1.ファンクションスイッチ

2. DH キー

2‑2. Ω//キー : 抵抗 / ダイオード / ブザーの切抵抗(Ω)測定の時に、このキーを0.5秒以下押して必要とする測換え
定に切換えます。
注：このキーはDHキーと共通ですので、この三つのファンクション測定の時には、DH機能は働きません。

3.

表示板（LCD）

AUTO POWER OFF

AUTO
3. 表示板(LCD)

4. 入力端子1.

〜
図-1

ファンクションスイッチ

電源及びファンクション選択用のロータリースイッチです。
〜Vで交流電圧、 Ｖで直流電圧、〜Aで交流電流、Ω//
で抵抗、ダイオード、導通試験が出来ます。測定終了後は、必ずこのスイッチをOFFにして下さい。

2.

DH キー（Ω//キー）

2‑1. DH キー：表示固定
通常測定（抵抗、ダイオードテスト、導通試験を除く)でDHキーを1回押すとDHサインが点灯し、表示が固定されます。この機能を解除するには、もう1回DHキーを押して下さい。
〜 V （交流電圧）〜 A （交流電流）

DH キー

0.5秒以下押す−6−

テストリード

DH点灯
表示を固定

MH DH BAT
M
kΩ
Ｆ
℃℃
m
u VA
図-2

AUTO

：オートレンジ：DC(直流のサイン）：極性がマイナス（＋サインは表示されません）−：AC(交流のサイン）〜：ダイオード：導通試験：ディスプレイホールド
DH：電池が消耗すると表示
BAT
MΩ、kΩ、Ω ：抵抗測定の単位
：電圧
mV、V
：電流
A

4.

入力端子
電圧測定、又は抵抗、導通、ダイオード測定の時に、この端子にテストリードのテストプラグを差し込みます。
！ 警告：この端子は電流測定には使いません。安全のため、電流測定の時には、テストリードは外して測定して下さい。

−７−

5.

クランプヘッド

2.

交流電流を測定する場合、クランプヘッドを開いて被測定導体(電線)1本をクランプヘッド内へクランプ(はさみ込み)します。
注： 複数の電線をクランプしますと測定が出来ませんのでご注
意下さい。

4.

電気事故の防止3.

このクランプメーターを使って測定する場合、人体への感電事故防止とクランプメーターの焼損を防ぐために、次の事項を良く理解し厳守して、安全な測定をして下さい。
1.

への電気容量の大きい工場内外の動力線等)の測定は危険です。
強電回路には、時々定格の10倍以上もある高いサージ電圧が重畳しています。この高いサージ電圧が誘因となり、測定した瞬間にクランプメーターが暴発的に短絡焼損し、使用者に重大な感電事故をもたらすことがあります。サージ電圧が混在する回路の電圧測定はしないで下さい。

安全測定と使用上の注意

4‑1.

強電回路の測定についての警告！ 警告： 強電回路(大型モーター、配電用トランス、ブスバー等

テストリードとクランプメーター本体のチェック！ 警告：弱電回路(家電製品や電子機器の回路で、電気容量の小さい回路)でも、高電圧回路(100V以上)は危険ですので、活線部分には触れず、感電しないようにご注意下さい。
4.

！ 警告：テストリードのテストプロッドとテストプラグ、及びク

ランプメーター本体のケースに、ひびや割れがないかどうか？
表面が湿っていたり濡れていないかどうか？クランプメーター
は、常にきれいにして、乾いた状態で使って下さい。テストリ
ード線が断線したり、絶縁不良となっていないかどうかも常に確かめて下さい。
断線
ひび、われ

ほこり

弱電の高電圧回路測定についての警告

油水

強電回路及び弱電の高電圧回路の測定手順！ 警告： 危険性の高い回路の電圧測定をする場合には、必ず次の手順を厳守して安全に測定して下さい。
1. 測定する前に、測定しようとする回路の電源を必ず切ります。
2. 黒色テストリードのテストプラグをCOM端子に、赤色テストリードのテストプラグを V Ω
端子にそれぞれ
一杯に差し込みます。
3. ファンクションスイッチを〜V又は Ｖの位置に合わせます。
4. 黒色及び赤色テストプロッドの先に黒色及び赤色のワニグチ
クリップ(別売)を付けます。
5. 測定回路の電源が切られていることを確認してから、アース(−)側に黒色ワニグチクリップを、高電位(＋)側に赤色ワニ
グチクリップをはさみ接続します。
6. クランプメーター本体は手に持たずに身体から離して置きます。測定しようとする電源や回路に手や身体の一部が触れな
いように、又テストリードにも触れないように、充分距離を
とります。

. . .

絶縁不良
図-3

―8―

―9―

赤色テスト
プロッド

〜V

V
ワニグチ
クリップ
OWER
AUTO P

AUTO P

OWER

OFF

OFF

AUTO

AUTO

V

V

〜

テスト
プロッド
図-4
図-5
7. 測定しようとする回路の電源を入れます。クランプメーターのLCD上で表示値を読みとります。
8. 測定している回路の電源を切ります。クランプメーターの表示
値がゼロになった事を確認してから、赤黒のワニグチクリップ(テストプロッド)を測定回路から外します。
どうしても活線（電圧のかかっている回路）を測定したい場合には、次の手順で測定します。
1. クランプメーター本体は手に持たず身体から離して置きます。
2. ファンクションスイッチを〜Vの位置に合わせます。
3. 黒色テストプロッドに黒色ワニグチクリップを付けて、測定しようとする回路のアース(−)側をはさみ接続します。
4. 回路(電源)から充分距離をとり、身体のいかなる部分も回路に触っていないことを確認します。
5. 赤色のテストプロッド1本だけを片手に持って、測定しようとする回路の高電位(＋)側に接触して、LCD上で表示値を読み取ります。

― 10 ―

6. 測定が終わりましたら、赤色のテストプロッドを測定回路から外し、次に黒色ワニグチクリップを測定回路から外します。

4‑2.

クランプメーターの故障防止

次の3つの項目は、クランプメーターの故障を防止するだけでなく、測定する人の感電事故を防止する点からも重要ですので厳守して下さい。
1. ファンクションスイッチのミス設定の防止！ 警告： 測定する時、ファンクションスイッチが正しい位置に設定されているか確認して下さい。特にΩ・ ・ （抵抗/導通/ダイオード)の位置で、間違って電圧を測定しないようにご注意下さい。

― 11 ―

！ 注意１： クランプメーターは精密な構造を持っていますので、コンセント

強い振動や衝撃を与えないで下さい。使用及び保管の際には、高温多湿の場所を避けるようにして下さい。
！ 注意２： 本体をこすったり、ベンジン、アルコール等溶剤でふかないで下さい。
！ 注意３： クランプメーターを長時間使用しない場合には、電池を本体から取り外しておいて下さい。消耗した電池を内蔵したまま放置しますと、電解液が漏出して内部を腐食させることがあります。

/

AUTO P

OWER

OFF

図-6

2.

最大許容値の厳守！ 警告： 各ファンクションの最大許容値は、測定仕様に記載されています。最大許容値を越えた測定はしないで下さい。
3.

テストリードを回路から事前に外すこと強い振動や衝撃を与えない！ 警告： 測定中にファンクションスイッチを回す時、あるいは

図-7

電池の交換のためにリアケースを開ける時には、必ず事前にテストリードを測定回路から外して下さい。

5. 測定方法
4‑3.

5‑1.

取り扱い上の注意！ 警告１： 電気の測定についての知識と経験のない人及び子供に取扱説明書の精読 ！
このクランプメーターの仕様及び機能を正確に理解して下さい。
特に「4.安全測定と使用上の注意」の項を良く読んで安全な測定をして下さい。

2.

電池
このクランプメーターには、1.5V LR44 電池2個が付属されています。電池の設置及び交換は、P22の「6-1. 電池の交換」を参照下さい。

は、使用させないで下さい。
！ 警告２： 裸足又は上半身裸で、電気を測定することは危険です。

感電事故を招きます。
！ 警告３： テストリードの先端は尖っており大変危険ですので、目などに刺さらないよう取扱いに注意して下さい。

測定準備

1.

― 12 ―

3.

テストリードの接続（ V とΩ.

― 13 ―.

測定の時のみ ）1. クランプメーターには、赤黒１組のテストリードが付属しています。それぞれのテストリードには、一方にテストプラグ
が、もう一方にはテストプロッドが付いています。図‑1参照。
2. 黒色のテストプラグはCOM端子に、赤色のテストプラグはV Ω
端子に一杯に差し込んで使います。
3. 黒色及び赤色のテストプロッドを測定しようとする回路、電源などに接続して測定します。一般に習慣として、テストリードの黒い方を−極、赤い方を＋極として使用しています。
！ 警告：交流電流測定の時には、テストリードは使いません。安全のため、テストリードはクランプメータ
ーから外して測定して下さい。

.. .

4.

ファンクションの選択
ファンクションスイッチを回して、OFFの位置から必要とする
ファンクションの位置に合わせます。測定が終わりましたら、必ずファンクションスイッチをOFFの位置に戻し電源を切ります。

7.

シンボルマーク
このテスター又は説明書に表示されている次のシンボルは、国際規格のIEC 61010-1及びISO3864に規定されている記号です。
シンボル

オーバーロード表示〜V、〜A、Ω、、の測定において、以下に示す指示値を超えますと、OL(オーバーロード)を表示します。安全のため、〜Ｖは600V、〜Ａは600Ａを越えた測定をしないで下さい。

SK-7625
SK-7615:
2000V(最大許容値600V）〜/ V : 2000V（最大許容値600V）〜/ V〜〜
2/20A : 20A
2/20A : 20A〜〜
200/400A : 2000A
200/600A : 2000A:: 20MΩ
20MΩ
ΩΩ
: 200Ω
: 200Ω
: 1.0V: 1.0V5.

6.

オートパワーオフ機能
このクランプメーターには、オートパワーオフ機能が付いており、ファンクションスイッチをOFF以外の位置に設定後、約15分で自動的に電源が切れます。
オートパワーオフの状態から測定状態(電源ON)に戻すには、
ファンクションスイッチをいったんOFFの位置に戻して、再び必要とするファンクションに設定して下さい。

― 14 ―

5‑2.

意

味

！

：

警告又は注意記号で「説明書を良く読んで下さい。」ということを表しています。

〜：

交流(AC)：

直流(DC)：

アース(グランド)：

二重絶縁

交流電流（ 〜A ）の測定！

警

告

電流測定の最大許容値は、SK-7615が400A (最大600Vライン)、
SK-7625が600A(最大600Vライン)です。最大許容値を超えた
測定をしないで下さい。
「４. 安全測定と使用上の注意」を良く読み、感電事故とクランプメーターの焼損を防止して安全な測定をして下さい。
1. ファンクションスイッチを、〜Aの位置に合わせます。
LCDは0±1デジットを表示します。

― 15 ―

！

警

5‑3.

告

電流測定では、テストリードは使いません。安全のため、テストリードはクランプメーターから外して測定して下さい。
身体のいかなる部分も、回路(電源)に接触しないようにして下さい。
2. クランプヘッドを開き、測定導体(電線)1本をクランプします。
注：2本あるいは3本と、複数の測定導体をクランプしますと、測定が出来ませんのでご注意下さい。
3. 測定値をLCD上で読み取ります。
4. DHキー(表示固定)が使用出来ます。詳しくは、P6をご参照下
さい。
5. 測定が終わりましたら、クランプヘッドを測定導体から外し、
ファンクションスイッチをOFFにします。

交流/直流電圧（〜V/
！

警

V）の測定
告

交流/直流電圧の最大許容値は600Vです。600Vを越える測定はしないで下さい。「４. 安全測定と使用上の注意」を良く読み、感電事故とクランプメーターの焼損を防止して安全な測定をして下さい。
1. 黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをV Ω
端子に、それぞれ一杯に差し込みます。
2. ファンクションスイッチを〜V又は Ｖの位置に合わせます。
LCDは〜Ｖでは0±1デジットを、 Ｖではランダム数字を表示
します。
！

警

告

高電圧測定の場合は、クランプメーターは手に持たず身体から離して置いて測定すると安全です。身体のいかなる部分も、回路(電源)に接触していないことを確認します。

〜A
AUTO P

OWER

OFF

AUTO
A

〜

図-8

3. 測定しようとする回路のアース側に黒色テストプロッドを、高電位側に赤色テストプロッドを接続します。
！ 警告：危険性のある回路の測定では、テストプロッドの先にワニグチクリップ(別売)をつけて「4. 4-1. 4. 強電回路及び弱電の高電圧回路の測定手順」に従って安全な測定をして下さい。
注：電圧測定の場合は、クランプメーターを回路(電源)と並列に接続します。
4. 測定値をLCD上で読み取ります。
5. DHキーが使用出来ます。詳しくは、P6をご参照下さい。
6. 測定が終わりましたら、黒色赤色のテストプロッドを回路から外し、ファンクションスイッチをOFFにします。

− 16 −− 17 −

5. 測定値をLCD上で読み取ります。
6. ファンクションスイッチをOFFにします。

コンセント

〜V

(
AUTO P

OWER

抵抗器

)

OFF

AUTO

/

V

〜

AUTO P

OWER

OFF

AUTO

kΩ

〜

図-9

5‑4.

抵抗（ Ω ）の測定！

警

告抵抗(Ω)測定では、間違って電圧を測定しないで下さい。回路に接続している抵抗器を測定する場合には、必ず回路の電源を切り、回路内のコンデンサーを放電させてから測定して下さい。
1. 黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをV Ω
端子に、それぞれ一杯に差し込みます。
2. ファンクションスイッチを Ωの位置に合わせます。
/
O.L MΩが表示されます。
3. 測定しようとする抵抗器が回路内にある場合には、回路の電源を切り、回路内のコンデンサーを放電させます。
4. 抵抗器の片側を回路から外し、その両端に黒色と赤色のテスト

図-105‑5．ダイオード（

）テスト
！

警

告

ダイオードテスト()では、間違って電圧を測定しないで下さい。感電事故やテスターの焼損につながる恐れがあります。回路の内部に接続しているダイオードをテストする場合には、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電させた後、回路からダイオードの片側を外してテストします。

プロッドを接続します。

− 18 −− 19 −

1. 黒色テストプロッドをCOM端子に、赤色テストプロッドをV Ω
端子に一杯に差し込みます。
2. ファンクションスイッチをΩ/ の位置に合わせます。
LCD上にO.L MΩが点灯します。
3. DHキーを1度押して、LCD上に .OL
Ｖを点灯させます。
4. 回路内のダイオードは、回路の電源を切り、コンデンサーを放電させてから、回路からダイオードの片側を外します。
5. 黒色テストプロッドをダイオードのアノード側に、赤色テス
トプロッドをカソード側に接続(逆方向接続)すると、LCD上にOLを表示します。
6. テストプロッドを４.と逆に接続します(順方向接続)。
通常シリコンダイオードは0.4V〜0.7Vを、ゲルマニウムダイ
オードは0.1V〜0.4Vを表示します。この場合、そのダイオードは正常であると判定します。
7. ダイオードテストが終わりましたら、ファンクションスイッ
チをOFFにします。

カソード

カソード

赤色テスト
プロッド

黒色テスト
プロッド

黒色テスト
プロッド

アノード

（順方向接続）アノード（逆方向接続）1. 黒色テストプロッドをCOM端子に、赤色テストプロッドをV Ω
端子に一杯に差し込みます。
/
2. ファンクションスイッチをΩの位置に合わせます。
LCD上にO.L MΩが点灯します。
3. DHキーを2度押して、LCD上に OLを点灯させます。
4. 測定しようとする回路の両端にテストプロッドを当てます。
コードが断線しているかを調べる場合は、コードの先端のプラグとソケットの同じ線側にテストプロッドを当てます。
5. 抵抗値が約60Ω以下であれば、LCD上に抵抗値を表示し、導通を知らせるブザーが鳴ります。
6. ブザーが鳴らない時は、断線か、又は抵抗値が60Ω以上ある時です。
8. 測定が終りましたら、ファンクションスイッチをOFFにし
ます。

(

)
/

赤色テスト
プロッド

図-11

AUTO P

5‑6. 導通（

）試験
！

OWER

OFF

AUTO

警

Ω

告

導通試験(
)では、間違って電圧を測定しないで下さい。
感電事故やテスターの焼損につながる恐れがあります。回路内の導通を試験する時には、必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電させてから試験して下さい。

図-12− 20 −

６.
6‑1.

− 21 −

6‑2.

保守管理
電池の交換
！

警

告

感電事故を防ぐために、電池の交換は、テストリードを測定
回路から外し、ファンクションスイッチをOFFにしてから行って下さい。
電池が消耗してLCD上にBATサインが点灯したら、次の手順によって電池を交換して下さい。
1. 電池ケースフタを、 印の所を押しながらスライドさせて外します。
2. 消耗した電池をピンセットを使い外します。
3. 電池の極性を確かめて、1.5V LR-44の新しい電池を設置します。
4. 電池ケースフタをスライドさせてしめます。
注： 本器を長時間使用しない場合には、電池を本体より外して置くようにして下さい。
▲

▲

OPEN

＋

−

−

＋

図-13

− 22 −

定期的点検・校正

クランプメーターの定期的な点検・校正は、精度管理のためだけでなく、安全測定のためにも必要です。
このクランプメーターは、通常の使用では、1年以上許容誤差以内の精度を維持できるように製造されています。正確でしかも安全な測定をするためには、少なくとも1年に1度は定期的に点検・校正をして下さい。
点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

6‑3.

修理

クランプメーターが正常な動作をせず、修理を依頼される場合には、
事前に次の点検をして故障を確認して下さい。
1. 電池が接触不良となっていないかどうか。電池の極性が間違って設置されていないかどうか。
2. 電池が消耗していないかどうか。
3. 測定する場合、ファンクションスイッチが正しい位置に合わされているかどうか。
4. 測定入力がこのクランプメーターの規定レンジ以内であるかど
うか。
5. クランプメーター本体及びテストリードに、ひび、割れ、断線等損傷がないかどうか。
6. 測定しようとする電気、電子機器から、又はクランプメーターの置かれている環境に強いノイズが発生していないかどうか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら、修理を依頼して下さい。
修理は実費でお受けしております。修理を依頼される場合、販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の営業部サービス係宛へ直送されますと、修理期間も短縮されます。
直送される場合、品質保証書に購入年月日、販売代理店名及び所在地が記入されているか確認し、裏面の「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送って下さい。この品質保証書の添付がないと、修理はお請けできませんので御了承下さい。

− 23 −

返送小包には、「修理品在中」と記し、住所、氏名、電話番号も忘れずに明記して下さい。修理完了後に代金引換小包便にて返送致し
ます。
「あて先」
営業部サービス係〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL(0268)35-1600（代）FAX(0268)35-1603
http://www.kaise.com
E-mail : service＠kaise.com

品 質 保 証 規 定
品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合には、無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。
記
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、又は使用による故障。
カイセ特約サービス代理店、又は当社サービス部
門以外でなされた修理又は改造に起因する故障。
お買い上げ後の輸送又は落下等によって生じた故障。
火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
消耗部品(電池等)の補充又は取り換え。
品質保証書の提出がない場合。
その他、当社の責任とみなされない故障。

修 理 依 頼

年

月

日

年

月

日

故障の症状
故障の原因
（わかったら）修 理 依 頼故障の症状
故障の原因（わかったら）1101-7615-1

0508− 24 −

品

質□MODEL SK-7615□MODEL SK-7625
品質保証期間保

証書

Serial No.

購入日

年

月

日から1カ年

AC デジタルクランプメーター

販売代理店及び所在地

取扱説明書
印※品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修
理いたします。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、又は直接カイセ株式会社営業部サービス係へご送付下さい。
※購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名及びその押印なき品質保証書は無効となりますので、購入時に確認して下さい。

〒386-0156

長野県上田市林之郷422
電話 0268-35-1600（代表）

ＭＯＤＥＬ

ＳＫ−７６１５
ＳＫ−７６２５