メーターリレーBOX
取扱説明書

Ｖｅｒ. 1.08
作成日

2019.03.04

株式会社 協栄エレクトロニクス

０．目次
１．仕様一覧

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

3２．機能一覧
機能一覧

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

4

３．各部の名称と働き・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

5４．使い方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

6

５．全ｃｈ共通の設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

10

６．個別ＣＨの設定

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

12

７．パラメータの設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

14８．使用例 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

16９．注意事項

22・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P

１．仕様概要
・電流計測時は、HCS-36-500-AP (500A、両極) の電流センサーを使用できます。
・画面により、電流/電圧/温度を切り替えることができます。
・リレーについてはＡ接、Ｂ接をスライドスイッチで切り替えることができます。
２．仕様
大項目機能

表示
環境
電源

項番
1234

項目
電圧センサ入力数
温度センサ入力数
電流センサ入力数
対応温度センサ
接点出力

仕様
最大24点
最大24点
最大24点
Ｔ型、Ｋ型
２４点

56

サンプリング
タッチパネル式

20Hz
640*480dots

789

使用周囲温度範囲
使用周囲湿度範囲
電源入力

０～５０℃
35％～85％ RH
ＡＣアダプター

10111213電圧表示分解能
電圧計精度
温度計測精度フェールセーフ

１mV10mV±1℃ at 25℃
外部ウオッチドッグ

14ケース

300*200*50

備考-10～１０Ｖ
GND 共通※24点の入力端子は、設定により電圧、温度、電流測定の選択が可能

250V/4A の直流電流センサを接続可能

Ｔ、Ｋに対応 ※初期精度 ±1℃ at 25℃
60VDC、125VAC 1A
5.7インチ-VGA※LCDの使用温度範囲
結露しないこと
消費電流 Max1.5Ａ※１２Ｖ 1.5Ａ 100～240V
有効分解能 12Bit

端子台 XW4E-08B1-V1 (3.81mmピッチ １列）

3

機能一覧
項目
1 表示
234567 設定
8910111213141516
17 フェールセーフ
18 接点制御

１～24Ch電圧の実測値の表示
１～24Ch温度の実測値の表示
１～24Ch電流の実測値の表示一括設定された電圧上下限値、温度上限値の表示
超過電圧、超過温度、超過電流時画面表示
設定電圧の８０％を超えた時の警告表示
電圧の上限値の設定（一括、個別）
電圧の下限値の設定（一括、個別）
温度の上限の設定（一括、個別）
電流の上限の設定（一括、個別）
少数点の設定（最大下三桁）
平均時間の設定（設定範囲１～5000）
移動平均時間の設定（設定範囲1～32）
最大表示Ｃｈの設定（設定範囲1～99）
現在時刻 設定機能
電圧、温度、電流異常発生時の表示、リレーラッチON/OFF設定
ＣＰＵ、電源、ＡＤ基板の監視機能
設定上下限値超過時の接点制御機能

4

３．各部の名称と働き表面①タッチパネル②ＡＣアダプター挿入口③POWER LED

裏面⑤リレー出力④温度／電圧／電流
入力端子⑥Ａ接点、Ｂ接点切替①タッチパネル

温度／電圧/電流の現在値の表示、異常が発生した場合の異常表示を行います。
また、電圧、温度の上下限値、平均回数の設定を行うことができます。

②ＡＣアダプター挿入口

専用のＡＣアダプターを差し込みます。

③POWER LED

ＡＣアダプターを差し込み、通電するとＬＥＤが点灯します。

④温度／電圧／電流センサ入力端子電圧センサ、温度センサ、電流センサの入力端子です。

⑤リレー出力

リレー出力端子です。各リレー出力は、各チャンネルのセンサ入力チャンネルに対応しており、各センサーが設定された上下限値を超えると、リレーが作動します。

⑥Ａ接点、Ｂ接点切替

リレー出力の接点のタイプを切り替えることができます。

5

４．使い方①センサ入力端子に、電圧、電流あるいは温度センサを接続します。
リレー出力が必要な場合は、リレー出力を接続します。

電圧／温度／電流
センサ

リレー出力

②専用のＡＣアダプターを挿入します。

ＡＣアダプター6

③電源が入ると、デモ画面が表示されます。

④５ｓ経過後、現在値設定画面になります。

7

⑤電圧、温度、電流センサが設定された上下限値を超過した時、超過したチャンネルが赤表示となり、リレーが作動します。

★異常の解除方法については、5 全ｃｈ共通の上下限値の設定 と6 個別画面の上下限値の設定を参照ください。
⑤電圧、温度、電流センサが設定された上下限範囲の80％を超えると、警告表示となり、ｃｈが緑となります。

例：上記画面の時、上下限値は300A ～ -200Aとなっているため、警告表示の閾値は、７.4Ｖ以上、2.6Ｖ以下となります。

8※警告上限値 300 － （-200） = 500A
500A × 20％＝ 100A となり、上限値 ＝ 300 － 100 = 200A 、下限値 = -200 - （-100） = -100Aとなります。

★復帰は、設定された上下限値の70％以下になった場合、警告が解除されます。
⑥モニター中に、温度センサが断線した場合、断線したＣＨが－表示となり、リレーが作動します。
★断線した場合、－表示、あるいは異常値が表示されることもあります。

⑦設定画面で 電圧ラ、温度ラ、電流ラに設定した場合、一度リレーが作動すると、表示がラッチされます。（更新されません。）
電圧、温度、電流に設定した場合は、上下限値の5％未満で自動的にリレーが解除されます。
この時は、リレー作動中にも表示は更新されます。また、リレーが作動している間は赤の表示となります。

9

５．全ｃｈ共通の設定
メーターリレーは、全ｃｈ共通の上下限値で動作を行うモードと個別に設定された上下限値で動作の２通りの設定が可能となっています。
1全ｃｈ共通の上下限値の設定
タッチする①上部の全ｃｈ共通設定値が表示されている部分をタッチします。
タッチすると、全ｃｈ上下限値設定画面へ移行します。

①上下限値の設定②全ｃｈ共通の上下限値を設定します。

②ＯＮ／ＯＦＦ

パラメータ設定画面に移行します。

[Enter]
入力値を前回の画面に戻ります。
確定させます。

③すべてのｃｈをリセットします。
（作動しているリレーをOFFにします。）

10

①上下限値の設定
Max、Ｍｉｎ、Ｍａｘ（温度）の設定をタッチすると、上下限値を設定することができます。
②ＯＮ／ＯＦＦ
ON/0FFの設定より、全ｃｈ共通の設定を有効にするか、無効にするかの設定を行うことができます。
※全ｃｈ共通設定を有効（ＯＮ）にすると、個別ｃｈ設定画面の上下限値の設定はできないものとし、個別設定は一切無効とします。
③リセット
すべてのｃｈをリセットし、作動しているリレーをリセットします。
※設定時は、各パラメータ入力後、必ず［Ｅｎｔｅｒ］を押してください。
設定値が反映されないことがあります。

11

６．個別ＣＨの設定
各ｃｈをタッチすると、タッチしたｃｈの上下限値、ＯＮ／ＯＦＦ、ｃｈ表示名を変更することが可能となる。

タッチする

温度設定の画面①ｃｈ表示名②ON/OFF③電圧/温度/電流 切り替え
④上下限値設定⑤リセット①ｃｈ表示名現在値表示画面で表示されるCh表示名を変更することができます。

②ON/OFF

ＯＦＦに設定すると、現在値表示画面にて、表示を消すことができます。
ＯＦＦに設定した場合、リレーの制御は行いません。
※入力がオープンになる場合、OFFで使用してください。

12

③電圧・温度・電流

電圧/温度/電流/電圧_L /温度_L/電流_L センサの切替を行います。

切替
電圧/温度/電流 に設定した場合、設定した上下限値を超えるとリレーが作動しますが、表示はそのまま更新します。
設定した上下限の範囲の±5％以下の値になると、リレーが自動的に解除されます。
リレーが作動している間は、赤表示となります。
電圧_ラ/温度_ラ/電流_ラ に設定した場合、上下限値を超えると、リレーが作動し、表示がラッチされます。
④上下限値の設定

各個別の上下限値を設定します。
★全ｃｈ設定画面のＯＮ／ＯＦＦの設定がＯＮになっている場合、個別ｃｈの上下限値は無効となり、設定もできません。
設定する場合は、全ｃｈ設定画面のＯＮ／ＯＦＦ設定をＯＮにしてください。

⑤リセット

対応したｃｈの異常をクリアし、リレーをリセットします。

13

７．パラメータの設定
メーターリレーは、平均回数と移動平均回数を任意に設定することが可能となっています。
設定方法は以下のとおりとなります。
タッチする①現在値表示画面にて、上部をタッチし、全ｃｈ設定画面へ移行します。

②［Ｐａｒａｍ］ボタンを押下し、パラメータ設定画面へ移行します。

押す

14

③パラメータ設定画面にて、平均回数、移動平均回数、時刻を設定します。

時刻平均回数移動平均回数15８．使用例（１）ケーブルの接続②リレーの接点の設定を決定後、出力端子に制御機器のケーブルを接続③ACアダプタを接続し、①入力端子に被測定物の電源投入ケーブルを接続（極性に注意）（２）電圧・温度・電流の上下限値の設定
上部の全Cｈ共通設定値が表示されている部分をタッチします。
タッチすると、全Cｈ上下限値設定画面へ移行します。
タッチする

16

電圧の上限値を9Vに設定します。

②「DEL」をタッチして表示をリセット後、値を入力する（この場合「9」をタッチ）。
最後に「Enter」をタッチして入力確定。

①MAXの表示値部分をタッチする（点滅表示になる）

電圧の下限値を1Vに設定します。

②「DEL」をタッチして表示をリセット後、値を入力する（この場合「1」をタッチ）。
最後に「Enter」をタッチして入力確定。

①MAXの表示値部分をタッチする（点滅表示になる）

17

電流の上限値を500Aに設定します。

①MAXの表示値部分をタッチする（点滅表示になる）②「DEL」をタッチして表示をリセット後、値を入力する（この場合「5」「0」「0 」をタッチ）。
最後に「Enter」をタッチして入力確定。

電流の下限値を-500A に設定します。

①MINの表示値部分をタッチする②「DEL」をタッチして表示をリセット後、（点滅表示になる）値を入力する（この場合「5」「0」「0 」「-」をタッチ）。
最後に「Enter」をタッチして入力確定。

18

温度の上限値を50℃に設定します。

①MAXの表示値部分をタッチする（点滅表示になる）②「DEL」をタッチして表示をリセット後、値を入力する（この場合「8」「0」をタッチ）。
最後に「Enter」をタッチして入力確定。

「Back」をタッチして現在値表示画面に戻ります。

タッチする

19

（３）各Cｈの電圧/温度切替
設定したいChの現在値表示部分をタッチして、個別Cｈ設定画面に移行します。

タッチする

電圧/温度を切り替えます。
この操作を設定を変更したい各Chに対して行います。

①電圧/温度/電流の表示部分をタッチする（点滅表示になる）③「Enter」をタッチして設定を確定する。
④「Back」をタッチして現在値表示画面に戻る。

②「V/T/V」をタッチして電圧・温度・電流電圧ラ・温度ラ・電流ラを切り替える。
（右側の表示が変わる）

これで設定完了です。
※注意
未接続のチャンネルは、必ず ON/OFFの設定をOFFにしてご使用ください。
入力がオープンの場合、表示されている値は０にはなりません。

20

（４）設定完了後の動作
監視電圧/温度／電流が設定した上下限値を超えると、現在値表示が赤になり出力端子内部のリレーが作動します。

タッチする

電圧ラ・温度ラ・電流ラに設定した場合、一度上下限値を超えると、リレーの作動と現在値表示が保持されます。
ふたたび監視を行いたい場合は場合は個別Cｈ設定画面、または全Ch設定画面で「Reset」をタッチしてください。
なお、電圧・温度・電流を設定している場合は、リレーが作動しても表示は保持されません。また、上下限値の5％以下になるとリレーが自動的に解除されます。

タッチする

21

９．注意事項①-100〜500℃の範囲を超えた場合、断線となり’－’表示となります。
断線時は表示が緑（警告）となり、リレーは作動しません。
断線時は、入力がオープンとなるため、異常値が表示される場合があります。
②タッチパネル上に表示される電圧、温度の値とリレー制御のｃｈを任意に変更することはできません。
但し、ｃｈの名称を変更することは可能です。
③タッチパネルの操作を快適に行いたい場合は、タッチペンなどを使用することを推奨いたします。

④未接続の端子がある場合、個別ｃｈ設定でOFF設定を行ってください。
表示が不安定になり、リレーが作動する恐れがあります。

22