可視光~1700nmの幅広い感度特性を持つ
IMX990, IMX991 センサー搭載の SWIRカメラ

NEW

広感度SWIR カメラ

ラインアップGigE Vision モデル
USB3 Vision モデル
CameraLink モデル

0.3M (640 x 512)モデル
1.3M (1,280 x 1,024)モデル
レンズマウント：Cマウント
ペルチェ冷却対応

www.sentech.co.jp

特長
SONY社製 SenSWIRイメージセンサーを搭載し特有の400nm~1,700nm の幅広い感度特性にオムロンセンテックの放熱設計が加わった
広感度 SWIRカメラです。
IMX990, IMX991採用

SONY社製 SenSWIR（センスワイア）イメージセンサーを採用
IMX990（1/2型、134万画素SWIRイメージセンサー）、IMX991（1/4型、34万画素SWIRイメージセンサー）

SenSWIR（センスワイア）とはSenSWIR(センスワイヤ)は、化合物半導体のInGaAsでフォトダイオードを成形し、それを読み出し回路のSiとCu-Cu接続することで、広帯域・高感度を実現したSWIR イメージセンサー技術です。
※SenSWIRおよびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

1つのカメラ・2つの役割
SONY社製SWIRイメージセンサー(IMX990,IMX991)は可視光～1,700nmまでの広帯域撮像が可能なため可視光とSWIRの２種類の検査を1つのカメラで集約することができます。さらに検査対象や用途が広がるだ
けではなく、検査のシステムコストの低減や画像処理の高速化も期待できます。
400nm

750nm

従来の可視光カメラ

950nm

IMX990, IMX991

1700nm

従来のSWIRカメラ

IMX990,IMX991搭載カメラ

400nm～1,700nmまで １台で撮像可能！！

作りのこだわり

オムロンセンテックはお客様が安心して選び、使い続けていただけるカメラをご提供するためモノづくりのこだわりを持ってカメラを開発・製造しております。

選べるインタフェース
時にはフレームレート、時には安定性、長距離転送など装置のコンセプトや目的によって必要なインタフェースも変わります。
オムロンセンテックのSWIRカメラは3種類のインタフェースを用意しお客様のニーズに合わせてご提案します。

こだわりの放熱設計

特許出願中

ペルチェ素子搭載
カメラの内部温度が上がると、画像の品質が悪くなりノイズトラブルの原因となります。
IMX990、IMX991搭載カメラは ペルチェ素子を搭載しより効率的な放熱を行うことで画像の品質向上とノイズトラブルを低減させます。

オムロンセンテックのカメラは、空冷・水冷を使わずカメラ筐体の放熱を使った自然冷却でも安定動作できるようこだわりの放熱設計を行っております。
カメラ先端の特殊なヒートシンクは熱がこもりにくく効率的な放熱に役立ち、筐体中央部の放熱ブロックは素子からの熱をまんべんなく逃がす仕組みになっています。
*「特許出願中/特許取得済み」の表記は日本で特許出願中または特許取得済みであることを示しています。(2022年5月現在）

アプリケーション
IMX990,IMX991センサーの感度特性と外部照明（波長）を組み合わせることで、可視光カメラで難しかった検査も安定して行うことが可能になります。
強調・透過

可視光

検査対象に合わせて、外部照明の波長を選択することで、検査で見たいものをより強調したり、不要なものを透過することができます。具体的な検査事例をご紹介致します。

アライメントマークA

IR 1300nm

アライメントマークB

ウェハーB
ウェハーA

SWIR
カメラ

アライメントマークA・Bが重なるように位置合わせ

例１）ウェハー透過検査
ウェハーを透過し、ウェハーの欠陥や異物の挟み込みを検査

可視光

IR 1200nm例２）ウェハーアライメント
ウェハーを透過し、ウェハー(A)のアライメントマーク( )に対し、 ウェハー(B)を動かし、アライメントマークを直接確認しながら、位置合わせ

可視光

IR 940nm

例３）梱包袋の中身検査

例４）梱包紙の中身検査

パッケージを透過し、内容物の欠け割れを検査パッケージを透過し、パッケージの破れ、内容物の有無、異物の挟み込みを検査

可視光

IR 870nm

可視光

IR 1450nm

例５）芳香剤内部検査

例６）溶液検査

液体の透過波長で白濁液を透過し、液中の濾紙などの状態を検査

液体の吸収波長で強調することで、透明液の液量や液漏れを安定して検査

可視光

IR 1450nm

例７）青果選別
水分量の変化から外観ではわからない青果の鮮度や傷み部分を検査

可視光カメラSWIRカメラ(900nm~)

例８）自然観測/監視

可視光より波長が長いため、大気中の微粒子の影響を受けづらく霧や雲、煙などの影響を軽減

分光特性表スペックシート
型番
撮像素子

0.3M

STC-LBS34POE-SWIR

1.3M

STC-LBS132POE-SWIR

0.3M

1/4" 0.3M プログレッシブ SWIR CMOS （IMX991）

1.3M

1/2" 1.3M プログレッシブ SWIR CMOS （IMX990）

シャッタータイプ

グローバルシャッタ

有効画素数

0.3M

656 x 520 (0.3M)

1.3M

1,280 x 1,024 (1.3M)

セルサイズ

5.0(H) x 5.0(V) um

スキャンモード

フルスキャン/ ROI

最大フレームレート

0.3M

242,2fps(8bit), 167.8fps(10bit)
223.7fps(10bit Packed), 42fps(12bit),56fps(12bit Packed)

1.3M

84fps(8bit), 42fps(10bit), 56fps(10bit Packed), 42fps(12bit), 56fps(12bit Packed)

映像フォーマット

Mono8 / Mono10 / Mono10Packed / Mono12/Mono12Packed

撮像可能帯域幅

400 nm ～ 1,700nm

電子シャッタ

8μ秒 ～16.777秒

アナログゲイン0 ～ 14.8 dB

デジタルゲインx1 ～ x3

ROI

0.3M

水平：8～640画素/垂直：8～512ライン
画像サイズ調整単位：水平8画素/垂直8ライン
画像オフセット調整谷：水平8画素/垂直8ライン

1.3M

水平：8～1,280画素/垂直：8～1,024ライン
画像サイズ調整単位：水平8画素/垂直8ライン
画像オフセット調整谷：水平8画素/垂直8ライン

ガンマ

ガンマ 0.1～4.0

ビニング

x2 水平・垂直 / Off

デシメーション

x2 水平・垂直 / Off

映像反転機能上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off

画素欠陥補正最大 8,192点自動画質制御

自動露光：対応
オートゲイン：対応
オートホワイトバランス：N/A

動作モード

エッジプリセット・トリガ / パルス幅トリガ /フリーラン（連続掃き出し）

インタフェース

PoE：IEEE802.3af CLASS3（1000BASE-T)

プロトコル

GigE Vision 2.1 及び GenICam SFNC 2.6 準拠
IEEE1588(PTP)対応

入出力端子

1入力（opt isolated) / 1出力（opt isolated)
1入出力（non-isolated, open collector)

電源入力電圧+10.8 ～ 26.4Vdc(電源・信号コネクタ）
Power Over Ethernet（IEEE802.3af準拠）

電源消費電力+12V / +24V：10.1 W, PoE：10.2W

レンズマウントCマウント

質量約 465 g動作温度（下限）

周囲環境温度：0℃, 周囲環境湿度：20～85%RH（結露なきこと）

動作温度（上限）

周囲環境温度：+56℃, 周囲環境湿度：20～85%RH（結露なきこと）または、筐体温度：+68℃※上記スペックシートは「GigE Vision」製品の内容です。
他のインタフェースの製品に関しては弊社営業担当に気軽にお問い合わせください。

図面2023.06※開発中製品のため、仕様が予告なく変更になる場合があります。

※ Camera Link, GigE Vision, USB3 Vision は、A3（ASSOCIATION FOR ADVANCING AUTOMATION）の商標です。
※ その他、記載されている会社名、製品名等につきましては、各社の登録商標または商標です。

文書番号：22CC003-01