RL-H5A
標準構成品

RL-H5A

SPECIFICATIONS
ローテーティングレーザー RL-H5A 主な仕様
測定範囲

直径 約 2 ～ 800m (LS-100D / LS-80L 使用時 )水平精度± 10" ( ± 1.5mm/30m)

自動整準範囲± 5°

勾配設定機能1 軸 ( マニュアル方式 )光源

半導体可視レーザー ( 波長：635nm)、クラス 3R (JIS C6802 : 2014)
600r.p.m.

ビーム回転数

RL-H5A + LS-100D 乾電池パッケージ・RL-H5A 本体
・バッテリーホルダー DB-79A
・単 1 乾電池 x 4・レベルセンサー LS-100D
・レベルセンサーホルダー 110 型
・単 3 乾電池 x 1
・格納ケース
・取扱説明書・安全上のご注意 / 標準構成品一覧 / 保証書

セイフティーロック機能（衝撃・傾斜警告） 本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
バッテリー残量警告

本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示

防塵・防水性能

IP66 (JIS C 0920 : 2003)

使用温度範囲-20 ～ +50℃

寸法172(L) x 211(W) x 205(H) mm

RL-H5A

ローテーティングレーザー

2.3kg（単 1 乾電池 4 本含む）
2.5kg（バッテリーパック BT-79Q 含む）
単 1 電池 x 4 本 / Ni-MH バッテリーパック BT-79Q

質量
電源

約 100 時間 ( アルカリ乾電池 )約 60 時間 ( バッテリーパック BT-79Q)

使用時間（20℃）

レベルセンサー LS-100D 主な仕様

RL-H5A + LS-80L 乾電池パッケージ・RL-H5A 本体
・バッテリーホルダー DB-79A
・単 1 乾電池 x 4・レベルセンサー LS-80L
・レベルセンサーホルダー 6 型
・単 3 乾電池 x 2・格納ケース
・取扱説明書・安全上のご注意 / 標準構成品一覧 / 保証書

分解能 (5 段階選択式 )0.5mm / 1.0mm / 2.0mm / 5.0mm / 10.0mm

受光幅90mm ( 数値読み取り範囲 : 70mm）

数値表示精度保証範囲

1 ～ 50m

数値表示単位 ( 選択式 )mm / cm

表示部

LCD 表示、表裏各 1段階表示

9 段階 + ハズレ表示 (3 色表示 橙〔▼〕、緑〔センター〕、赤〔▲〕)ブザー音量

強 / 弱 / OFF

本体警告通知ハイアラート ( セイフティーロック )、電池残量

オートパワーオフ時間

約 30 分 ( キー操作無し後 / レーザー受光無し後 )防塵・防水性能

IP67 (JIS C 0920 : 2003)

使用温度範囲-20 ～ +50℃

寸法

135(L) x 69(W) x 25(H) mm

質量190g ( 単 3 乾電池 1 本含む）

電源

単 3 乾電池 x 1 本

使用時間（20℃）

約 45 時間 ( アルカリ乾電池使用時）

レベルセンサー LS-80L 主な仕様RL-H5A + LS-80L 充電池パッケージ・RL-H5A 本体
・バッテリーパック BT-79Q (Ni-MH)・バッテリーホルダー DB-79A
・AC/DC コンバーター AD-17A
・レベルセンサー LS-80L
・レベルセンサーホルダー 6 型
・単 3 乾電池 x 2・格納ケース
・取扱説明書・安全上のご注意 / 標準構成品一覧 / 保証書

分解能 ( 選択式 )高精度 : ± 1.0mm / 普通精度 : 2.0mm

受光幅50mm

表示部

LCD 表示、表裏各 1

段階表示

9 段階 + ハズレ表示

ブザー音量

強 / 弱 / OFF

本体警告通知ハイアラート ( セイフティーロック )、電池残量

オートパワーオフ時間

約 30 分 ( レーザー受光無し後 )防塵・防水性能

IP66 (JIS C 0920 : 2003)

使用温度範囲-20 ～ +50℃

寸法146(L) x 76(W) x 26(H) mm

質量190g ( 単 3 乾電池 2 本含む）

電源

単 3 乾電池 x 2 本

使用時間（20℃）

約 120 時間 ( アルカリ乾電池使用時）

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

注意0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

福岡営業所

FAX (03)3969-0275©2018

・セイフティーロック機能と IP66 で現場に信頼感・選べるレベルセンサー
・高品質のトプコンレーザー
・人間工学からデザイン

http://www.topcon.co.jp

仙台営業所

・水平精度± 10"（1.5mm/30m) と高精度・勾配設定も OK● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

本社 営業本部 スマートインフラ営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

札幌営業所

幅広い現場で活躍する回転レーザー・直径 800m の測定範囲

詳しい情報はこちらからどうぞ！

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せスマート & タフネス！

Printed in Japan 2018 01-500 P-239-2

を備えた頼れる相棒！
「 3 高」
高精度

高信頼

RL-H5A
選べるレベルセンサー

高品質

デジタル表示レベルセンサー
LS-100D
求めたい高さとの差を、矢印とブザーで伝えるだけでなく、差分をデジタルでも表示する高性能なレベルセンサーです。差分が数値で分るので、素早い作業が可能です。
また、RL-H5A 本体のバッテリー残量や、セイフティーロック（ハイアラート）機能の表示も備えています。

人間工学からデザイン

例えば手袋をしていても握りやすい大きなハンドル、例えば機能が分りやすい表示のボタン。
使う人のことを考えて、RL-H5A は新しいデザインを採用しました。

背面パネル
で瞬時に確認 !

レベルセンサー LS-80L

LS-80L表示部

スタンダードなレベルセンサーです。
求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝えるほか、RL-H5A 本 体のバッテリー残量や、セイフティーロック（ハイアラート）機能の表示も備えています。

高精度を広範囲に分解能±1mm/2mm
切替え
矢印は1目盛り5mm
RL-H5A本体の警告を表示

基礎打ちから造成まで回転レーザーの水平精度は、± 10"（1.5mm/30m）と高精度です。
しかも測定範囲は直径 800m。
戸建ての基礎打ち、ビルのコンクリート打設から、大規模な造成現場や圃場の均平作業まで、様々な現場で高精度な水平出しが可能です。

衝撃・傾斜警告
バッテリー残量警告
LS-80Lのバッテリー残量

信頼性の高い現場作業
振動が多い現場でも電子式自動整準機構を搭載。ペンジュラム（振り子）式では不安定になりがちな振動の多い現場でも、安定したレーザー光を照射します。また万が一、本体が傾いたり設置の高さが変わってしまった場合、本体 LED の点滅とレベルセンサーのアイ
コン / ブザーでお知らせするセイフティーロック（ハイアラート）機能付き。安心してお使いいただけます。

水勾配だってお手のもの
RL-H5A は水平出しだけではありません。
1 軸の勾配設定も可能です。
設定は、本体の 2 つのボタンを使ってレベルセンサーの高さにレーザー光の傾きを合わせるだけ。現場でも簡単に行えます。

高品質のトプコンレーザー
現場で使用する機械は信頼性が第一と、トプコンは考えます。
そこで、製品を安心して長期間お使いいただけるよう、過酷な現場を想定した耐環境試験を実施しています。
RL-H5A は、専用の検査装置により防塵・防水性能を徹底検証するだけでなく、振動・落下・温度・湿度など多岐にわたる試験をクリアー。
トプコンのローテーティングレーザー史上、最高レベルの耐久性を実現しています。

振動試験

落下試験

レーザー耐久試験

回転ヘッド耐久試験

耐環境性能 IP66
巻き上がる砂塵や、突然の豪雨でも大丈夫。JIS 防 塵・ 防 水 保 護 等 級 IP66 と、過 酷な現 場 環 境にも負けないタフなボディーです。

恒温恒湿試験・低温試験

再現性精度確認試験