RL-H4C
ローテーティングレーザー

・勾配設定機能（マニュアル方式）
・施工ミスを防ぐ 衝撃・傾斜警告（セイフティロック）・防塵防水 IP66 の堅牢設計
・頑丈な大型デュアルハンドル
・連続使用100時間※
・3電源対応・高性能レベルセンサー LS-80L
・積み重ねOKのキャリングケース

使用範囲 直径800m！簡単操作・抜群の作業性
使用範囲（直径）800m

精度 ±10″(±1.5mm/30m)

自動整準範囲マニュアル方式±5°勾配設定

衝撃傾斜警告JIS 保護等級

使用時間

IP66100h※3電源対応※アルカリ単1乾電池使用時。充電池BT-74Qでは60時間。

簡単、正確、800m。

3拍子そろったオールラウンドプレイヤー
群を抜くスペック！
「800m・±10 」±10（1.5mm/30m）の高精度で、直径800m*の広範囲で使用できます。造成、道路工事、ビル建設等のコンクリート打
ちからグラウンド整備、農地整備、さらに建築や内装工事まで、あらゆる規模の現場で活躍します。
* レベルセンサーLS-80L使用時

800m

RL-H4Cは、現場が求める性能・耐久性・使い勝手・コストパフォーマンスを徹底的に追及した次世代型ロー勾配設定機能をプラス！

テーティングレーザーです。すべてのコンポーネントを現場合わせで簡単勾配設定

新設計、あらゆる場面を想定した厳しいフィールドテス

1軸勾配設定機能を搭載。レベルセン

トを通して、長く安心してお使いいただける高性能・高サーの高さにレーザー光の傾きを合わせ品質を実現しました。

るマニュアル方式で、操作は2つの矢印ボタンだけ。現場合わせで簡単かつ正確に勾配設定が行えます。

レベルセンサー
水平面
勾配面

本体

振動の多い現場でも安心
電子式自動整準機構により、ペンジュラ
ム方式では不安定になる振動の多い現場でも安定して作業が行えます。また衝RL-H4C
ローテーティングレーザー

撃・傾斜警告機能（セイフティロック）を搭載、本体が衝撃を受けたり傾いたときは、本体LEDの点滅と同時に、レベルセンサーのアイコンで表示する安全設計です。

3電源対応！堅牢な防塵防水ボディ
照準器

勾配設定時、本体をレベルセンサーに向けます。

回転ヘッド

高性能レベルセンサー
LS-80L

保護ガラス

回転ヘッドを保護し、粉塵や水の浸入をシャットアウト。

レーザー射出口

大型デュアルハンドル

新開発のLS-80Lはレーザー受光性能を高め、さらに広範な現場で正確・スピーディなレベル出しが行えます。基準位置を矢印とブザーで知らせるほか、本体からの警告を受信し表示します。

勾配設定キー

頑丈で滑りにくい新素材

ワンプッシュで矢印
方向へレーザー光が傾斜。

LS-80L表示部「スイッチポン」

堅牢なボディ

電源スイッチを押す
だけで自動的に整準し水平回転レーザーを射出

IP66の防塵・防水性能

衝撃・傾斜警告

ピッピ

RL-H4C本体の警告を表示

ピー

充電コネクタ（充電池タイプのみ）
充電しながらAC電源で使用可能

矢印は1目盛り5mm
ピーピー

着脱式バッテリー（単1乾電池または充電池）

分解能 1mm/2mm
切替え

バッテリー残量警告

便利な3電源対応

LS-80Lのバッテリー残量
基準位置より低い

● 乾電池

● 充電池

基準位置を示します

基準位置より高い● AC電源実用性抜群！
積み重ねOKのキャリングケース
新設計のキャリングケースは、アクセサリーの収納力とクッション性を大幅にアップ。また積み重ねても安定するシェルデザインにより、事務所での保管や車両での運搬にも場所をとりません。
収納可能アクセサリー
・レベルセンサー x 2・ホルダー6型 x 2・単1乾電池 x 4・単3乾電池 x 11

耐久性を極める・バッテリーパックBT-74Q
・AC/DCコンバーターAD-15・MC用レーザーセンサーLS-B10(W)・取扱説明書IP66

トプコンはレーザー製品を安心して長期間お使いいただけるよう、過酷な現場を想定した耐環境試
験を実施しています。RL-H4Cは専用の検査装置により防塵・防水性能を徹底検証。さらに振動・落下・温度・湿度など多岐にわたる試験をクリアーし、トプコン ローテーティングレーザー史上最高レベルの耐久性を実現しています。

防塵テスト：JIS 保護等級 6 級

防水テスト：JIS 保護等級 6 級

75μm (0.075mm) のパウダー粉が内部に侵入しない

全方向からの強力なジェット噴流水に耐える

標準構成品RL-H4C 主な仕様
測定範囲
水平精度
自動整準範囲勾配設定機能光源
ビーム回転数
レーザー安全規格
衝撃・傾斜警告（セイフティロック）バッテリー残量警告
防塵・防水保護等級
使用温度範囲寸法
質量

RL-H4C 乾電池パッケージ
・本体・キャリングケース
・レベルセンサーLS-80L・ホルダー6型
・単1乾電池 x 4・乾電池ホルダーDB-74
・単3乾電池 x 2
・取扱説明書・保証書

内部電源
使用時間（20℃）

直径2m〜800m （LS-80L使用時）±10" (±1.5mm/30m)±5°
1軸 （マニュアル方式）
半導体レーザー（波長635nm）
600rpmJISクラス3R
本体LED表示/レベルセンサー液晶表示
本体LED表示/レベルセンサー液晶表示
IP66 (JIS C 0920)-20℃〜+50℃
177(L) x 196(W) x 217(H) mm
2.4kg （単1乾電池4本含む）
2.6kg (バッテリーパックBT-74Q含む）
単1乾電池 x 4本 / Ni-MHバッテリーパックBT-74Q
約100時間 （アルカリ乾電池）
約60時間 （バッテリーパックBT-74Q）

レベルセンサーLS-80L 主な仕様
分解能ファイン
コース

±1mm
±2mm
9段階＋ハズレ表示
50mm
LCD表示、表裏各1強/弱/OFF
衝撃・傾斜（セイフティロック）、バッテリー残量
LCD表示
約30分
IP66 (JIS C 0920)-20℃〜+50℃
146(L) x 76(W) x 26(H) mm
190g （単3乾電池2本含む）
単3乾電池 x 2本
約120時間 （アルカリ乾電池）

段階表示
受光幅
表示部
ブザー
本体警告通知バッテリー残量警告
オートカットオフ時間
防塵・防水保護等級
使用温度範囲寸法
質量
内部電源使用時間（20℃）

RL-H4C 充電池パッケージ

対応レベルセンサー

・本体・キャリングケース
・レベルセンサーLS-80L・ホルダー6型
・バッテリーパックBT-74Q (Ni-MH)・バッテリーホルダーDB-74C
・AC/DCコンバーターAD-15A
・単3乾電池 x 2・取扱説明書
・保証書

機種名
測定範囲（直径）*
分解能 ファイン/コース表示
RL-H4C本体警告通知
気泡管
備考

LS-80L
LS-80A
700m
800m±1mm/±2mm
液晶（表裏）
液晶（表裏）あり
あり
なし
なし
オプション
標準付属品

LS-90
700m
±0.5mm/±2mm
液晶（表裏）＋LEDあり
あり
オプション

* RL-H4Cと組み合わせた場合。測定範囲は組み合わせるローテーティングレーザーによって変わります。

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

0120-54-1199（フリーダイヤル）● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

http://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ・カンパニー 新規事業推進部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3558-2654

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671
札幌営業所
大阪営業所

仙台営業所
福岡営業所

東京営業所
開発営業部

FAX (03)5994-0672

名古屋営業所
3D計測営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

FAX (03)3969-0275

C 2013-2013

Printed in Japan 2013 05-30 P-105-5