燃焼排ガス分析計 ＨＴ－2900
取扱説明書

HT-2900 取扱説明書

1

目次

１

目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

２

メニューマップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

３

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

４

はじめに

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

５

各部の名称

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

６

電源

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

７

計測準備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

8.3 保存データメニュー編
8.3.1 新規フォルダの作成
8.3.2 フォルダの修正
8.3.3 フォルダの削除
8.3.4 フォルダの一括削除
8.3.5 保存データの表示
8.3.6 保存データの削除
8.3.7 SDカードへ転送
8.3.8 保存情報

7.1 本体とRCU（リモコン）のBluetooth接続状況の確認
7.2 本体とRCU（リモコン）の接続方法 ・・・・ 11
８

操作の仕方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

8.１ 基本編
8.1.1 電源ON・計測開始・電源OFF ・・・・・ 13
8.1.2 計測画面の説明・・・・・・・・・・・ 16
8.1.3 サブメニュー画面
・・・・・・・・・・・ 16

・・・・・・・・・ 32
・・・・・・・・・ 33
・・・・・・・・・ 34
・・・・・・・・・ 34
・・・・・・・・・ 34
・・・・・・・・・ 36
・・・・・・・・・ 36
・・・・・・・・・ 37

8.4 エキストラメニュー編
8.4.1 設定・・・・・・・・・・・・・・ 38
8.4.2 日時の設定
・・・・・・・・・・・・・・ 39
8.4.3 サービスメニュー
・・・・・・・・・ 40
8.4.4 初期設定
・・・・・・・・・・・・・・ 40
8.4.5 サービスデータ
・・・・・・・・・・・・ 40
8.4.6 リークテスト
・・・・・・・・・・・・ 41
8.4.7 SDカード
・・・・・・・・・・・・ 42
8.4.8 デバイス情報
・・・・・・・・・・・・ 42
8.4.9 診断・・・・・・・・・・・・ 43
8.5

プリントアウト・・・・・・・・・・・・・・ 44

9 計算式

・・・・・・・・・・・・・・ 45

・・・・・・・・・ 18
・・・・・・・・・ 18
・・・・・・・・・ 19
・・・・・・・・・ 21
・・・・・・・・・ 22
・・・・・・・・・ 23
・・・・・・・・・ 24

10 保管・・・・・・・・・・・・・・ 46

13 故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・ 51

8.2.2 計測データの保存
8.2.2.1 フォルダの検索

・・・・・・・・・ 25
・・・・・・・・・ 25

14 保証/校正・点検・修理

・・・・・・・・・・ 52

8.2.3 圧力/温度計測

・・・・・・・・・ 26

8.2 計測メニュー編
8.2.1 計測プログラムの設定
8.2.1.1 燃料の選択
8.2.1.2 燃料リストの設定
8.2.1.3 COリミットの設定
8.2.1.4 O2換算値の設定
8.2.1.5 プログラム名の入力
8.2.1.6 自動計測

11 クリーニング
ドレンポットの掃除（ドレンボトル・スターフィルター） 46
12 仕様

8.2.4 圧力計測
・・・・・・・・・ 26
8.2.4.1 圧力計測データの保存 ・・・・・・ 26
8.2.5 流量計測
・・・・・・・・・・・・・・ 27
8.2.6 温度差計測
・・・・・・・・・・・・・・ 29
8.2.7 前回の計測データ ・・・・・・・・・・・・ 29
8.2.8 ゼロ校正・・・・・・・・・・・・・・ 29
8.2.9 自動ゼロ校正・・・・・・・・・・・・・・ 30

1・・・・・・・・・・・・・・ 48

HT-2900 取扱説明書

2

メニューマップ

計測メニュー

排ガス計測
プログラム選択
圧力/温度計測
圧力計測
流量計測（オプション）
温度差計測
前回計測データ
ゼロ校正
自動ゼロ校正保存データ
メニュー

フォルダ管理フォルダ一括削除
保存データ
保存データの削除
ＳＤカードへ転送
保存情報

エキストラ
メニュー

設定
日時設定
サービスメニュー
初期設定
サービスデータ（RCU)
サービスデータ（本体)リークテストSDカードへ転送
デバイス情報（RCU)
デバイス情報（本体)
診断

燃料選択
燃料リスト
COリミットプログラム名の入力

新規フォルダの作成
フォルダの修正
フォルダの削除

ガスクーラーモード
温度単位
圧力単位
計測ポイント
明るさ
使用国
言語
NOｘ掛率
メッセージ
電源ONプロテクト
キーパッドシグナル2

HT-2900 取扱説明書

3

安全上のご注意

この計測器を正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。
この取扱説明書には安全にお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。
その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
危険
人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。
一般的な禁止

警告
人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
接触
禁止

必ず
行う

注意
人が怪我をしたり、財産に損害を受ける恐れがある
内容を示しています。
使用上の
アドバイス

危険
この計測器は、弊社供給の電源のみご使用いただけます。それ以外の電源を使用した場合は、本体内部のバッテリーが引火する恐れがあります。引火した場合は、消火器で消火してください。
プローブの先端は尖っています。身体に危害を及ぼす恐れがありますので、注意してください。
この機器は防滴、防水ではありません。結露、浸水等で過熱や発煙する可能性があります。

警告
この計測器は防爆認定品ではありません。
危険地帯での使用は避けてください。
計測中に本体から排気されるガスには毒性が含まれますので、排気や換気を十分に行いながら使用してください。
計測終了後、新鮮な空気を十分に通し、プローブを冷却してください。冷却しないうちは、火傷をすることがあります。また、プラスチック等の熱に弱いところに置くとプローブの余熱でいためることがあります。
ドレンポットに溜まる水分や、オートドレンポンプから排出される水分（ドレン水）は僅かに酸性になっていることがあります。皮膚にドレン水が触れた場合、即座に洗い流してください。また目に入らないように注意してください。
プローブの金属管や他の金属部品・アクセサリーは、電気の導線として使用しないでください。

3

HT-2900 取扱説明書

注意
ゼロ校正は必ずプローブの煙道から抜き、新鮮な空気を吸引してください。
排ガスを吸引してのゼロ校正はセンサエラーを引き起こします。
（※ただし、オプションの自動ゼロ校正機能ＨＴ-2949を搭載している場合は、プローブを挿入したままゼロ校正が可能です）。

HT-2900は煙道中のガスの計測を目的としてご使用ください。
この計測器は、直火をあてたり、高熱の熱付近では使用しないでください。
この計測器を放り投げたり、落としたりしないでください。
計測中はドレンポットやドレンボトル内にたまった水はこまめに取り除いてください。
アルコール化合物（有機溶剤、ガソリン、アルコール、ニス等）が蒸発したものは、計測器のセンサに影響を及ぼしますので、計測器の近くには置かないでください。
長期間作動させずに保管しているとセンサに異常がでる場合があります。
センサ寿命を長く保つ為に、計測する時は必ず燃焼状態が安定してから行ってください。特に燃焼立ち上げ時は、高濃度COが発生しやすい状態となっています。センサ異常の原因となりますので、十分注意してください。
計測器は長期間作動させずに保管していても、バッテリーは放電してしまいます。そのまま放置し、完全に放電してしまった場合、充電しても電源ランプが点灯せず、充電することができなくなる場合がありますので、使用していなくても、3週間に1回は必ず作動確認をし、充電を行ってください。
この計測器は、水中や水に濡れた状態では使用しないでください。
プローブや温度センサは許容温度範囲を超え使用しないでください。プローブや温度センサが壊れることがあります。
高温、多湿な場所での保管は避けてください。
計測終了後は新鮮な空気でのパージを行い、ドレンポット内の水分を除去し、フィルターが汚れている場合は交換してください。
絶対に分解・改造等を行わないでください。

4

HT-2900 取扱説明書

4

はじめに

■機能と目的HT-2900はこんな機能を持っています。
・排ガス中のガス分析 O2・CO・NO・NO2・SO2・CO2・HC（CH4 or C3H8)・燃焼効率・排ガス損失の計算（演算）・流量・流速の計測

次のような目的でご利用いただけます。
・オイル・ガスバーナの燃焼管理
・温水、蒸気等の各種ボイラのメンテナンス
・焼却炉の環境分析
・ガラス炉、溶融炉等の各種工業炉の熱管理計として・ガスエンジン、コージェネレーション設備の排ガス管理、メンテナンス
・その他、油やガスを燃焼する設備の排ガス、熱管理計測用に幅広く利用できます。

■正確な計測のために正確な計測を行うために、1年に1度は必ずホダカ㈱サービスセンターに 校正を依頼してください。

センサの寿命は、使用頻度、ガス濃度、水分などによって大きく左右されます。一般的にO2センサ
は約１～２年、CO/NO/低濃度NO/NO2/SO2 センサは約1～3年で交換時期を迎えます。センサ
は使用していなくても、大気にはさらされた状態ですので、自然に消耗していきます。
COセンサはH2補償付（H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償）です。 （＊ただし、高濃度COセンサは除きます）

5

HT-2900 取扱説明書

5

各部の名称

■RCU （リモート コントロール ユニット）
前面

背面

33

３

３
① ストラップ用フック② ハンドグリップ③ マグネット① ディスプレイ② メンブレンスイッチ

上部

下部

① カバー
② SDカード挿入口③ miniUSBポート・充電ポート（RCU)※ RCUスペシャルモデルの場合のみ下記①～⑤の接続口が付いています。
① 圧力接続口1 （差圧-）② 圧力接続口2 （差圧+）③ AUX接続口④ 温度センサ接続口1 /T1⑤ 温度センサ接続口2 /T2

6

HT-2900 取扱説明書■操作キー

ON/OFFキー

計測器のON/OFF

F1･F2･F3キー

各機能のスタート

ESC ESCキー

中断、前のメニューに戻る

サブメニューキー サブメニューのスタート
スクロールキー
OKキー

HT-2900

プリンターキー

7

プログラム操作中の値の変更及びカーソル移動
ページ切替、表示切替
プログラム操作中にエンターキーとして使用
プリントスタートHT-2900 取扱説明書■ドレンポット付のベースユニット

コネクター
①
②
排ガス吸入口 ドラフト/圧力（-）④ アンテナ⑤ ON/OFFキー⑥ 高速サーモプリンター⑦ ガス排出口⑧ 排ガス温度コネクタ接続口⑨ ACアダプタ接続ポート⑩ ドレンポット⑪ ドレンポット用LED⑫ スターフィルター⑬ ガス吸入口⑭ 周囲温度センサ⑮ RCU（リモコン）充電ドックⓧ 各種接続 (上記イラストを参照）

8

③
圧力（+）

HT-2900 取扱説明書■ガス前処理装置（オプション）付のベースユニット

コネクター
②
③
圧力（+）
排ガス吸入口④
自動校正機能付きの場合は、新鮮な空気の吸引口①
ドラフト/圧力(-)④ アンテナ⑤ ON/OFFキー⑥ 高速サーモプリンター⑦ ガス排出口⑧ 排ガス温度コネクタ接続口⑨ ACアダプタ接続ポート⑩ ドレンボトル⑪ ドレンボトル用LED⑫ 新鮮な空気の吸引口⑬ ドレン排出口⑭ スターフィルター⑮ 周囲温度センサ⑯ RCU（リモコン）充電ドックⓧ 各種接続 (上記イラストを参照）

9

HT-2900 取扱説明書■スタンダードプローブ■工業用プローブ① プローブチューブ② コーン③ 排ガス計測用のコネクタ④ ドラフト計測用のコネクタ⑤ 温度計測用のコネクタ① プローブチューブ② コーン③ 排ガス計測用のコネクタ④ 温度計測用のコネクタ

10HT-2900 取扱説明書

6

電源■HT-2900は以下の電源で作動します。
本体： ACアダプター ・・・・・・・・・ 本体にACアダプタをつないでいるときは、常に点灯します。
内蔵バッテリー・・・・・・・・・ 内蔵バッテリーのみでの連続作動時間
ガス前処理装置が付いている場合：2時間
ガス前処理装置が付いていない場合：8時間
RCU（リモコン）：内蔵バッテリー・・・ 本体の充電ドックに設置すると、充電されます。
また、パソコンにつないで充電することも可能です。
（パソコンとRCUをつなぐUSBケーブルは市版のミニUSBケーブル［A-miniB(5P)］をご利用いただけます）。

バッテリージョウタイ

ホンタイ
バックライト■オートオフ

7

本体がACアダプタで充電されている状態で、RCU
が充電ドックに設置された場合は、左記の充電画面が表示されます。

RCU(リモコン）スタート

HT-2900は60分後に自動でOFFします。
計測中や充電中は、オートオフは作動しません。

計測準備

7.1 本体とRCU（リモコン）のBluetooth接続状況の確認
本体とRCU（リモコン）はBluetoothで接続されています。

本体とRCU（リモコン）は接続されていません。
RCUは本体に電源が入っていなくても、RCUのみで使用することも可能です。
距離が離れすぎた、などの理由で本体とRCU（リモコン）の接続が途切れた場合は、マークが青から赤に変わります。それによって、本体での計測が中断されることはありません。
本体とRCUの距離が近づけば、再び接続が構築されRCUでの計測値表示が再開します。
接続が構築されない場合は、次ページの接続方法に従って、本体とRCUを再接続してください。
本体のON/OFF ボタンが常に点灯：作動可能な状態です。
5秒ごとに点滅：RCU（リモコン）との接続がありません。

11HT-2900 取扱説明書

7.2 本体とRCU（リモコン）の接続方法※下記の手順は、本体とRCUが接続されていない場合に実行してください。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ「デバイスジョウホウ （ホンタイ）」を選択します。

サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
デバイスジョウホウ （ホンタイ）

決定します。

ケイソク

ホゾン

セッテイ

デバイスジョウホウ（ホンタイ）

次画面へ

ジョウホウガアリマセン！

リスト

セツゾク

本体を選択します。

セツゾク
セツゾクリレキアリ
ＨＴ2900 ＳＮ014127
ＨＴ2900RCU SN014111
RNBT-DB45

セツゾク＊本体の左側面にシリアル番号
シールが貼ってあります。

本体とRCU（リモコン）を接続します。
本体のシリアル番号
RUC（リモコン）のシリアル番号

ＭＡＣアドレス ホンタイケンサク

ｾﾂｿﾞ ｸ（ ﾎﾝﾀｲ ）＊F3キーで、RCU（リモコン）の周辺の本体をサーチすることもできます。

セツゾクリレキアリ
HT-2900 SN014127
HT-2900RCU SN014111
RNBT-DB45
セツゾクヲ

シュウイの Bluetooth
スキャンチュウ

カクリツシテイマス
オマチクダサイ

オマチクダサイ｡｡｡
キーヲオストチュウシ

セツダン

MACｱﾄﾞﾚｽ ﾎﾝﾀｲｹﾝｻｸ

ｾﾂｿﾞ ｸ（ ﾎﾝﾀｲ ）セツゾクリレキアリ
HT-2900 SN014127
HT-2900RCU SN014111
RNBT-DB45

本体とＲＣＵ（リモコン）が接続していないのに、Ｆ１キーの表示が‟セツダン”となっている場合は、
一度Ｆ１キーを押してください。‟セツダン”の表示が‟セツゾク”に変わります。
その後、本体を選択してＦ１キーで再度接続を行ってください。
ＲＣＵが本体を検知するのに、１０秒～１分ほどかかります。

セツダン

MACｱﾄﾞﾚｽ ﾎﾝﾀｲｹﾝｻｸ

12HT-2900 取扱説明書

8

操作の仕方

8.1 基本編

8.1.1 電源ON・計測開始・電源OFF

ケイソクメニューﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰｴ ｷ ｽ ﾄ ﾗ ﾒ ﾆ ｭｰ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ

フォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードへテンソウ
ホゾンジョウホウ

セッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)

ケイソク

ケイソク

スタート

ホゾン

エキストラ

詳細は8.2 計測メニュー編へ

フォルダ

エキストラ

詳細は8.3 保存データメニュー編へ

ホゾン

セ ッテイ

詳細は8.4 エキストラメニュー編へ

電源ON
RCU（リモコン）を充電ドックに設置して下さい。
本体のONキーで、本体・RCU共に電源が入ります。 （ACアダプタが接続されていない場合）
ACアダプタが接続されている場合は、RCUのONキーで本体・RCU共に電源が入ります。
電源ON
バッテリージョウタイ

約５秒後に自動的に次画面へ

HT-2900
ホンタイ
バックライトケイソクメニュー→0.０←

ハイガスケイソクジ
アツリョクケイソク
リュウリョウケイソク

RCU(リモコン）スタート

ゼロ校正には約3分かかります。
センサの状態によっては、最大6分かかる場合もあります。
ゼロ校正中は画面の右上に校正中のマークが表示されます。
ゼロ校正終了すると校正中のマークが消えます。
→0.０←

3ガスの赤外線ベンチを搭載している場合、ゼロ校正には7～10分、最大18分かかる場合があります。
初めのゼロコウセイから約30分後に、ゼロ校正の推奨メッセージが表示されます。2度目のゼロコウセイを行うと、計測値はオレンジ色
から黒色に変わり、計測可能となります。計測値がオレンジ色の間は、赤外線ベンチは暖機中の状態で、表示されている値は精度範囲外となる可能性が高くなります。

13

HT-2900 取扱説明書

計測開始
ケイソクメニュー計測が開始します。（又は計測ポイントサーチが開始します）。

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
スタート

ホゾン

以前に設定した時と同じ、プログラムNo./
燃料/ＣＯリミット/O2換算値の場合、［F1キー］を押すだけですぐに計測画面になります。

エキストラ

ケイソクポイント Max.
25℃

初期設定ではこの機能はOFFになっています。
or
この画面は、「8.4.1 設定」（P.38）で計測ポイントをONにしている場合のみ表示されます。
プローブをゆっくりと煙道へ挿入すると、プローブに内蔵されている温度センサが排ガス温度を感知し、ディスプレイに温度が表示されます。
プローブ先端の温度が下がり、最高温度から離れるとゲージが下がる
ので、最高温度の位置へ戻し、この位置でコーンを使ってプローブを固定します。

curr.
スタート

6項目/ページ 全3ページ
2項目/ページ 全3ページ

ページ切替プログラム 1,13A

1

O2

6項目/２項目の表示切替を行います。

［％］

CO2

計測のスタート/ストップを行います。

［％］

CO

［ppm］

「8.2.2 計測データの保存」（P. 25）へNO［ppm］ プログラム 1,13A

NO2O2
［ppm］

SO2

1

ESC

「計測メニュー画面」画面-１（P.18）へ「8.1.3 サブメニュー画面」（P.16）へ

［ppm］

［％］

OK

プリントアウトCO2

注意 計測中は排ガス排出口を塞がないでください。

［％］

センサの異常原因となります。

OK

CO2（NDIR)は大気中で0.数%ふらつく場合があります。ふらつきが大きい場合はゼロ校正を行ってください。

14

HT-2900 取扱説明書

電源OFF
RCU（リモコン）を充電ドックに設置して下さい。
RCUの電源ボタンを押します。

ACアダプタを接続している場合

ACアダプタを接続していない場合

ケイソクメニューケイソクメニューハイガスケイソクジ
アツリョクケイソク
ジュウデンモードへ
リュウリョウケイソク
イコウシマスカ？
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ YES
NO

ハイガスケイソクジ
アツリョクケイソク
ケイソクキノリュウリョウケイソク
デンゲン OFF ？
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ YES
NO

スタート

ホゾン

［YES］を選択してで確定します。

エキストラ

バッテリージョウタイ

スタート

ホゾン

充電モードに移行します。
ドレンポットノスイブンヲ
ジョキョシテクダサイ

ホンタイ
バックライト［YES］を選択してで確定します。

エキストラ

左記メッセージが表示され、電源がOFFされます。

RCU(リモコン）
スタート

様々な状態での電源ON/OFF
RCUと本体の電源ON/OFFは・RCUが充電ドックに設置されているか、設置されていないか。
・RCUが本体とは別の場所にあり、本体とのBluetooth接続があるか、ないか。
・ACアダプタが本体に接続されているか、いないか。
などによって、若干異なります。
※ 本体とRCUのBluetooth接続については 7.2 本体とRCU(リモコン）の接続方法 P.12
を参照して下さい。

15

HT-2900 取扱説明書

8.1.2 計測画面の説明
工業用プローブハンドルのプローブ使用時に表示
× ：非使用時の表示（スタンダードプローブの場合は、マーク自体の表示がありません）。

選択した燃料Bluetooth接続（詳細は「7 計測準備」（P.11)を参照）

現在の表示ページ

バッテリー残量
RCUのバッテリー残量
本体のバッテリー残量

SDカードマークマーク無し：SDカード未挿入
緑色： SDカード挿入時
黄色： SDカードにロックがかかっている
赤色： SDカードの異常※バッテリーが残量が無くなる約15分前（仕様によって異なる）に、マークが赤く点滅します。

ヘイキン/ケイソクチ
計測中にF2キーを押すと、平均値または計測値を表示します。

8.1.3 サブメニュー画面
キーで選択で決定します。 または、直接（ ）内のキーを押して実行します。

CO リミットスタート （Ｆ１）
ケイソクデータホゾン （F2）
プリントアウト （Pr)コウモク セッテイ
ケイソク メニュー （Esc)
ドラフト ゼロコウセイ
ジドウ ケイソク※１ 項目設定
プログラム 1,13A

1

O2

ＣＯリミット：設定されているCOリミットを確認できます。
「8.2.1.3 COリミット」（P.21）参照
スタート（F1）：計測がスタートします。
計測中の場合は“ストップ（F1)”と表示されます。
ケイソクデータホゾン（F2） ：計測データを保存します。
「8.2.2 計測データの保存」（P.25）参照
プリントアウト（Pr）：プリントアウトを開始します。
コウモク セッテイ：計測項目の表示順序の設定が可能です。※１
ケイソク メニュー（Esc）：計測メニューへ移行します。
ドラフト ゼロコウセイ：圧力センサのゼロ校正を開始します。
ジドウケイソク：「8.2.1.6 自動計測」（P.24）参照＜ディスプレイに表示する計測項目の順序の設定＞
キーで変更する行を選択、キーで項目を変更［％］

ESC キーで項目を保存します。(連続して項目設定する場合は、設定終了後に ESC を押してください。)

CO2
［％］

CO

［ppm］

NO

［ppm］

NO2
［ppm］

SO2

［ppm］
ストップ

OK

#####

16

HT-2900 取扱説明書＜計測項目の表示＞
表示[単位]
計測項目
O2〔％〕
酸素濃度
CO2〔％〕
二酸化炭素濃度※１※１
一酸化炭素濃度
CO〔ppm、mg/m3、mg/ｋWh 、mg/MJ 〕
CO〔%、ppm〕
一酸化炭素濃度（NDIR)
CO〔ppm/ref０％O2〕
O2換算CO（O2=０％）
CO〔ppm/refX%O2、mg/refX％O2〕
O2換算CO（O2=設定％）※１※１
一酸化窒素濃度NO〔ppm、mg/m3、mg/kwh 、mg/MJ 〕
NO〔ppm/ref０％O2〕
O2換算NO（O2=０％）
NO〔ppm/refX%O2、mg/refX%O2〕
O2換算NO（O2=設定％）※1※1
窒素酸化物濃度NOｘ〔ppm、mg/m3、mg/kwh 、mg/MJ 〕
NOｘ〔ppm/ref０％O2〕
O2換算NOｘ（O2=O%）
NOｘ〔ppm/refX%O2、mg/refX%O2〕
O2換算NOｘ（O2=設定％）
NO2〔ppm〕
二酸化窒素濃度SO2〔ppm、mg/m3〕
二酸化硫黄濃度SO2〔ppm/refX%O2、mg/refX%O2〕
O2換算SO2（O2=設定％）
CH4〔%、mg/m3〕
メタン濃度
C3H8〔ppm、mg/m3〕
プロパン濃度ハイガス〔℃〕
排ガス温度
シュウイ〔℃〕
周囲温度
ロテン〔℃〕
露点温度
ソンシツ〔％〕損失
コウリツ〔％〕
効率
Eff.gcv〔％〕※１
クウキヒ
空気比
カジョウクウキ〔％〕過剰空気
ドラフト〔ｈPa〕
ドラフト圧
ガスクーラーオンド〔℃〕
ガス前処理装置の温度
キュウインリョウ〔ℓ/min〕
ポンプ吸引量RCU（リモコン）の圧力計測値
アツリョク（RCU)〔ｈPa〕 ※2※1 現段階では演算係数が入っていないため、使用しないでください。
※２ RCUに圧力センサ（オプション）が搭載されている場合。

17

HT-2900 取扱説明書

操作の仕方

8

8.2 計測メニュー編

8.2.1 計測プログラムの設定
ケイソクメニュー「ハイガスケイソク」選択後、決定します。
下記＜画面-2＞へ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ「計測開始」（P.14）へ「8.3 保存データメニュー編」（P.31）へ「8.4 エキストラメニュー編」（P.38）へ

ケイソクポイント （Ｆ１）
ホゾンメニュー （F2）
エキストラメニュー （F3)set english language
ホンタイケンサク
バッテリージョウタイ

画面－1

右記画面が表示されます。
「set english language」を選択すると英語表記に変更します。

プログラムセンタク

カーソルが上下に移動します｡
設定したいプログラムにカーソルを合わせます。

スタート

ホゾン

エキストラ

Ｐｒｏｇｒａｍ １
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ ３
Ｐｒｏｇｒａｍ ４
テストプログラム「8.2.1.1 燃料の選択」（P.18）へ「8.2.1.3 COリミットの設定」（P.21）へ「8.2.1.5 プログラム名の入力」（P.23）へCO リミット

ニュウリョク

画面－2「8.2.１.1燃料の選択」P.18、「8.2.１.2燃料リストの設定」P.19、「8.2.１.3 COリミットの設定」P.21、での設定をプログラム１～４にそれぞれ保存しておくことが可能です。
※テストプログラムはメーカーで使用する項目となります。

8.2.1.1 燃料の選択
ケイソクメニュー「ハイガスケイソク」選択後、決定します。
次画面へ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソクプログラムセンタク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
Ｐｒｏｇｒａｍ １
ジドウゼロコウセイ
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ

カーソルが上下に移動します｡
設定したいプログラムにカーソルを合わせます。

３

Ｐｒｏｇｒａｍ
４
スタート
ホゾン

エキストラ

次画面へ

ネンリョウセンタク
テストプログラム
１３A
１２A
６C
５C
５B
CO リミットLPG
トウユケイユ
A ジュウユカーソルが上下に移動します｡
ニュウリョク

燃料を選択後、決定します。
計測画面へ

ネンリョウリスト

18

サンプルガスを選択して計測すると、燃焼効率などの演算項目は演算されません。

HT-2900 取扱説明書

8.2.1.2 燃料リストの設定
ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
スタート

ホゾン

エキストラ

プログラムセンタク

カーソルが上下に移動します｡
設定したいプログラムにカーソルを合わせます。

Ｐｒｏｇｒａｍ １
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ ３
Ｐｒｏｇｒａｍ ４
テストプログラム

CO リミット「ハイガスケイソク」選択後、決定します。
次画面へ

次画面へ

ニュウリョク次画面へ

ネンリョウセンタク
１３A
１２A
６C
５C
５B
LPG
トウユ
ケイユ
A ジュウユ

燃料の種類

ネンリョウリスト

ネンリョウリスト

左端にチェックの入った燃料のみ､
燃料選択画面に表示されます｡

a １３A
a １２A
a ６C
a ５C
a ５B
a LPG
a トウユ
a ケイユ
a A ジュウユ
サクジョ

カーソルが上下に移動します｡
チェックの有無を設定します。
燃料リストを決定し、プログラム選択画面へ戻ります。
モドル

O2ref.

19

サンプルガス→１３A→
１２A→６C→５C→
５B→LPG→
トウユ→ケイユ→
A重油→C重油→
１．user fuel type →２．user fuel type →３．user fuel type →４．user fuel type →HT-2900 取扱説明書

1～４user fuel type の設定
下記「ユーザー燃料設定画面」へ

ネンリョウリスト
LPG
トウユ
ケイユ
A ジュウユC ジュウユ
1. user fuel type
2. user fuel type
3. user fuel type
4. user fuel type
ソウニュウ

モドル

セッテイ

右記入力画面が表示されます。
燃料名の入力が可能です。
※入力方法はP.23参照。

ユーザーネンリョウセッテイ

1. user fuel typeO2ref （％）
CO2max （％）
A2
B
Fw
ｋWh- ケイスウ
BW- ケイスウ
ニュウリョク

3
12.0
0.60
0.000
0
0.00001.000

初期設定の項目になります。

0123456789!#&
A B C DE F GH I J K L M
N OP QR S T U V V WS Y Z
abcdefghijklim

各項目にカーソルを合わせ、キーで数値を変更します。

スタンダードユーザーネンリョウセッテイ

O2ref（％）
CO2max（％）
A2
B
Fw
ｋWh-ケイスウ
BW-ケイスウ

1. user fuel typeO2ref （％））
CO2max （％）
A2
B
Fw
ｋWh- ケイスウ
BW- ケイスウ
ニュウリョク

3
12.0
0.60
0.000
0
0.00001.000：O2換算設定：CO2最大値：計算式 A２＝AO×21.0×0.33×100/calp：計算式 B＝（0.33×GO－0.33×AO)×100/calp：湿度指標（露点温度を表示するのに必要です）：使用できません。入力しないでください。
：使用できません。入力しないでください。

スタンダードネンリョウリスト

左記「燃料リスト画面」へ

a LPG
a トウユ
a ケイユ
a A ジュウユ
a C ジュウユ

or
ESC

GO:理論ガス量
AO：理論空気量
Calp:低位発熱量
CO2max：各燃料のCO2最大値
fw:湿度指標

1. user fuel type
2. user fuel type
3. user fuel type
4. user fuel type
ソウニュウ

1. user f uel type

モドル

セッテイ

20

HT-2900 取扱説明書

8.2.1.3 COリミットの設定
ケイソクメニュー

排ガス計測を選択します。

ハイガスケイソクジ
アツリョクケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
プログラムセンタク
ゼロコウセイ
Ｐｒｏｇｒａｍ １
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ ３
Ｐｒｏｇｒａｍ ４
ＣＯリミット
テストプログラム
CO リミット ［ppm］

プログラム選択へ
COリミットを設定したいプログラムを選択します。
ＣＯリミット設定画面へ
COリミットの変更
500

値を決定し、前画面へ戻ります。

COリミットの初期設定値は500ppmです。

COリミット範囲
COセンサ搭載の場合

100～10,000ppm（100ppmごとの設定）設定したCOリミット値を超えるとパージポンプが作動し、大気を吸引し、センサを保護します。

パージポンプ搭載時：
プログラム 1,13A

1CO

パージポンプ作動中はパージポンプマークが表示されます。

［ppm］
［％］

CO

［ppm］

NO

［ppm］

NO2

設定したCOリミット値を超えると、赤字になります。CO
リミット値以下になると、黒字に戻りますので計測を続行する場合は、 でパージポンプを停止させ、再度を押して、計測をスタートしてください。

［ppm］

SO2
［ppm］

パージポンプ非搭載時：設定したCOリミット値を超えるとCO計測値の表示が赤色となります。

COセンサ+CO非分散型赤外線センサ搭載の場合

100～10,000ppm（100ppmごとの設定）

パージポンプ搭載時：設定したCOリミット値を超えるとパージポンプが作動し、大気を吸引し、定電位電解式のCOセンサを保護します。

パージポンプ（ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ付き
HT-2920）搭載時：設定したCOリミット値を超えるとパージポンプが作動し、大気を吸引し、定電位電解式センサを保護します。
また、ソレノイドバルブにより定電位電解式のCOセンサへの排ガス流入が止まり、センサを保護します。

21

HT-2900 取扱説明書

8.2.1.4 O2換算値の設定
ケイソクメニューケイソクメニュー

排ガス計測を選択します。

ハイガスケイソクジ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョクケイソク
オンドサケイソクプログラム選択画面へ

ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
プログラムセンタク

Ｐｒｏｇｒａｍ １
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ ３
Ｐｒｏｇｒａｍ ４
スタート
ホゾン
ネンリョウセンタク
テストプログラム

O2換算値設定したいプログラムを選択します。
燃料選択画面へエキストラ

燃料を選択します。

１３A
１２A
６C
５C
５B
LPG
トウユ
ケイユ
A ジュウユ燃料リスト画面へ

ネンリョウリスト

ネンリョウリスト

a LPG
a トウユ
a ケイユ
a A ジュウユ
a C ジュウユ

O2refを選択します。

1. user fuel type
2. user fuel type
3. user fuel type
4. user fuel type
サクジョ

モドル

O2ref

O2換算値を設定します。

ネンリョウリスト
１３A

O2ref(%)
CO2max(%)
A2
B
ネンリョウリスト

初期設定の３％に設定されます。

3
0.0
0.00
0.000

値を決定し、左記「燃料リスト画面」へ

a LPG
a トウユ
a ケイユ スタンダード
a A ジュウユ
a C ジュウユ

orESC

1. user fuel type
2. user fuel type
3. user fuel type
4. user fuel type
サクジョ

モドル

O2ref

22

HT-2900 取扱説明書

8.2.1.5 プログラム名の入力
ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
スタート

ホゾン

排ガス計測を選択します。
プログラム選択へ

エキストラ

プログラムセンタク

入力したいプログラムを選択します。

Ｐｒｏｇｒａｍ １
Ｐｒｏｇｒａｍ ２
Ｐｒｏｇｒａｍ ３
Ｐｒｏｇｒａｍ ４
テストプログラムプログラム入力画面へ
初期設定ではProgram1となっています。

CO リミット

ニュウリョクプログラムセンタク
Program 1
プログラム ２
Program 1
プログラム ３0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ！＃ ＆プログラム ４ABCDEFGHIJKLM
テストプログラムOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜
サクジョ

ソウニュウ

カーソルのある文字を削除します。
カーソルのある文字の前に挿入します。
カーソルのある文字の上に上書きします。
入力を決定し、前画面へ戻ります。

ウワガキ

Program 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ！＃ ＆ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜
Program 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ！＃ ＆ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜

Program 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ！＃ ＆ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜

入力したい位置にカーソルをで合わせます。

次に入力したい文字をで選択します。

選択した文字をまた、（ウワガキ）で確定します。

（サクジョ）で、カーソルのある文字を削除します。
（ソウニュウ）で、カーソルのある文字の前に挿入します。

23

HT-2900 取扱説明書

8.2.1.6 自動計測
ケイソクメニューOK

ハイガスケイソク ジ
アツリョクケイソク
プログラム 1,13A「ハイガスケイソク」選択後、決定します。

1

リュウリョウケイソク
O2［％］
オンドサケイソク

CO2
ゼンカイケイソクデータ［％］
プログラ ム 1,13A
ゼロコウセイ［ppm］

計測画面でフォルダーキーを押します。

1

CO
O2
［ppm］
［％］
ＣＯリミットNO
CO2
スタート （F1)［ppm］［％］
ケイソクデータホゾン （Ｆ２）
NO2
CO
［ppm］
スタート
ホゾン
エキストラ
［ppm］
プリントア
ウト （Pr)SO2
コウモクセッテイ
NO
［ppm］
［ppm］
ケイソクメニOKュー （Esc)
NO2
ドラ
フトゼ
ロ
コウセイ
［ppm］
ジドウケイソク
SO2

２０.８
０.１
０
０
０
０

カーソルが上下に移動します｡
OK「ジドウケイソク」選択後、決定します。

OK

ｼﾞｶﾝ[hr:min]ﾎｿﾞﾝ/ﾌﾟﾘﾝﾄ：自動計測を行う時間：ﾃﾞｰﾀの保存方法を設定します。
（本体への保存、ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ、又はその両方）
ﾄｰﾀﾙｼﾞｶﾝﾍｲｷﾝ ：計測平均 yes・・・上記設定時間中の平均値が保存されます。
no・・・上記設定時間の最後の値が保存されます。
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙｹｲｿｸ ：ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ計測 yes・・・ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ計測を行う
no・・・ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ計測を行わない。
※
ｶﾝｶｸ[min:sec] ：ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ計測の計測間隔
ｶﾝｶｸﾍｲｷﾝﾁ※ ：平均値 yes･･･計測間隔ごとの平均値が保存されます。
ｎo･･･計測ポイントでの値が保存されます。
※
インターバル計測をyesにした場合のみ、設定が可能です。
ﾋﾂﾖｳﾖｳﾘｮｳ(%) ：設定した自動計測・計測間隔の保存に必要な容量（必要容量が空き容量を越えると赤字になります。）
ｱｷﾖｳﾘｮｳ(%)：空容量
F3

ＳＤカード？
CSV転送：SDカードが挿入されていない場合に表示されます。
：SDカードが挿入されている場合に計測値をSDカードへ
CSV転送します。

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙｹｲｿｸ no の場合
設定可能時間 ［hr：min］＝［時：分］

設定可能間隔 ［min：sec］＝［分：秒］

0:01～0:10→1分～10分で1分ずつの設定が可能
0:10～0:30→10分～30分で5分ずつの設定が可能
0:30～5:00→30分～5時間で30分ずつの設定が可能
5:00(5時間)以降は、10:00(10時間)、12:00(12時間)、
20:00(20時間)、24:00(24時間)、48：00（48時間）の設定が可能

0:01～0:10→1秒間隔の設定が可能
0:10～0:30→5秒間隔の設定が可能
0:30～1:00→30秒間隔の設定が可能
1:00～05:00→1分間隔の設定が可能
05：00（5分）以降は、10:00（10分）、15:00（15分）、
20：00（20分）、30：00（30分）、1（1時間）、

2（2時間）の設定が可能
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙｹｲｿｸ yes の場合
設定可能時間 ［hr：min］＝［時：分］

設定可能間隔 ［min：sec］＝［分：秒］

0:20～0:30→20分～30分で5分ずつの設定が可能
0:30～5:00→30分～5時間で30分ずつの設定が可能
5:00(5時間)以降は、10:00(10時間)、12:00(12時間)、
20:00(20時間)、24:00(24時間)の設定が可能

10：00（10分）、15：00（15分）、20：00（20分）
30：00（30分）、1（1時間）、2（2時間）の設定が可能

・ インターバル計測が開始すると、以下の工程が始まります。
・ パージ（約2分） ⇒ 待機 ⇒ ガス吸引（約3分） ⇒ 計測
・ 待機の時間はゼロ校正の長さによって変わります。初回のパージ2分間は仮の時間です。
・ 2度目のゼロポイントの取得期間ではどれくらいゼロ校正が続いたかが計測されます。これにより、次の待機時間が考慮されます。
・ 電気化学センサの保護の為に、ガス吸引期間と計測期間の間だけ、バルブがガス方向へ開きます。

24

HT-2900 取扱説明書＜自動計測中＞自動計測がスタートします。

SO2

［ppm］
スタート

計測間隔ごとにピッ！ピッ！と音が鳴ります。
残り時間が表示されます。

５ ： ００＜自動計測終了後＞
SO2

［ppm］
スタート

通常の計測に戻ります。

ホゾン

フォルダセンタク

F2 計測データの保存画面へ

Ｎｏ． １

シンキ

ケンサク

保存先の選択を行います。
計測データの保存 次ページ＜画面-３＞へ
この場合表示されているフォルダへ保存されます。

ホゾン

8.2.2計測データの保存プログラム 1,13A

計測中に、

1

O2

［％］

を押します。

計測データの保存先選択画面へ

CO2
［％］

CO

［ppm］

保存先の選択を行います。
計測データの保存 下記＜画面-３＞へ
この場合表示されているフォルダへ保存されます。

NO フォルダセンタク
［ppm］

No.1

NO2
［ppm］

SO2
［ppm］

新規フォルダに保存する場合は作成」（P.32）へOK

で「8.3.１新規フォルダの保存するフォルダを検索する場合は検索」（P.25）へ
シンキ

ケンサク

プログラ ム 1,13A

ホゾン

1

O2

左記画面の表示後、計測画面へ戻ります。

［％］

CO2
［％］

CO

［ppm］

で「8.2.2.1フォルダのケイソクデータガ
ホゾンサレマシタ※ポンプが止まっている状態ですので、計測画面に移行した後、［F1キー：スタート］を押してポンプを作動させてください。

NO

［ppm］

NO2
［ppm］

SO2

［ppm］
スタート

ホゾン

ゼロドラフト

画面 -３

8.2.2.1フォルダの検索
フォルダno. /テキストライン２ / ソノタのどこを検索するのか選択します。

フォルダセンタク
フォルダケンサク

検索用語を入力し、ケンサク
フォルダ no. ：テキストライン 2 ：ソノタ※入力方法はP.23参照。
検索がスタートします。

チュウシ

で決定します。

シュウセイ

25

HT-2900 取扱説明書

8.2.4 圧力/温度計測
カーソルが上下に移動します。

ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ケイソクメニューゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイBase
ジドウゼロコウセイ
ドラフト
［hPa］

サアツ

スタート［hPa］
ホゾン「アツリョク/オンドケイソク」選択後、決定します。次画面へ※Base = 本体に搭載されているセンサの値が表示されます。
自動計測 「8.2.1.6 自動計測」（P.24)へ

エキストラ

シュウイ

各センサのゼロ点調整を行います。

ハイガス

計測データの保存 次ページ＜画面-4＞ へ

［℃］
［℃］

オンドサ

［℃］

ｼﾞﾄﾞｳｹｲｿｸ

ゼロ

ホゾン

ESC 計測メニューに戻ります。

8.2.4 圧力計測
カーソルが上下に移動します。

ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
アツリョクケイソク
スタート

ホゾン

「アツリョクケイソク」選択後、決定します。次画面へカーソルが上下に移動します。
カーソルのある圧力測定値を決定します。

エキストラ

hPa
0.00
0.00
0.00
0.00

Diff. Pressure 1
Diff. Pressure 2
Diff. Pressure 3
Diff. Pressure 4

圧力センサのゼロ点調整を行います。

注意 ゼロ点調整中は、圧力センサへ圧力をかけないでください。

データの保存 「8.2.4.1 圧力計測データの保存」（P.26）へ

OK

ゼロ

ホゾン

プリントアウト

8.2.4.1 圧力計測データの保存
フォルダセンタク

圧力計測画面で保存先の選択を行います。

AAA#1#
アツリョクケイソク

ケイソクデータガ
ホゾンサレマシタ

シンキ

ケンサク

ホゾン

「8.3.1新規フォルダの作成」 （P.32）へ「8.2.2.1フォルダの検索」 （P.25）へ
計測データの保存 次ページ＜画面-4＞ へ26

HT-2900 取扱説明書「ケイソクガ ホゾンサレマシタ」 というメッセージが表示された後、保存されたデータが表示されます。

アツリョクケイソク

Diff. Pressure １
Diff. Pressure １
Diff. Pressure １
Diff. Pressure １
No.2
THU 01.08.2016

3.55
4.83
10.22
1.53

データがリセットされ、再度圧力計測画面となります。
データはリセットされず、再度圧力画面となります。

11 ： 30 ： 09

保存データのフォルダ名
保存した日時 （曜日・日・月・年・時間）
リセット

シンキ

画面―4

8.2.5 流量計測（オプション）＜ピトー管のセット＞
静圧
動圧
全圧

流速方向

ＲＣＵ（リモコン）の圧力接続口1に接続

ＲＣＵ（リモコン）の圧力接続口2に接続① 圧力接続口1 （差圧-）② 圧力接続口2 （差圧+）③ AUX接続口④ 温度センサ接続口1 /T1⑤ 温度センサ接続口2 /T2＜流速の計算式＞

P dyn.（動圧）= P tot.（全圧）- P stat.（静圧）V = C・
P staｔ（静圧）＜＜P baro（大気圧）V=ガス流速［ｍ/ｓ］
C=ピトー係数P baro=大気圧［mbar］
T=排ガス温度［℃］P stat=静圧［Pa］
P dyn.
=動圧［Pa］

27

HT-2900 取扱説明書

カーソルが上下に移動します。

ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク「リュウリョウケイソク」選択後、決定します。
次画面へ

リュウリョウケイソク
タイキアツ 〔hPa〕
ダンメンセキ 〔m2〕ハイガス 〔℃〕
ケイソクポイント No.

下記＜単位の設定＞画面へ

1005
1.528
28.3
1

カーソルが上下に移動します。
「ダンメンセキ」選択後、決定します。 下記＜断面積の設定＞へリュウリョウ
〔l/s〕

リュウソク
〔m/s〕
セッテイ

OK

ｵﾝﾄﾞﾎｰﾙﾄﾞ＜単位の設定＞セッテイ

カーソルが上下に移動します。

ホンタイ
ホンタイ

アツリョク
オンド

単位を切り替えます。

ｈPa
ｍ２
ｍ/ｓ
ｌ/ｓ
1.00

タイキアツ
ダンメンセキリュウソク
リュウリョウピトーケイスウ

項目
圧力単位
hPa、kPa/Pa、kPa、mbar、
mmH２O、ｃｍH2O、inchH2O、mmHg、前画面へ戻ります。

モドル＜断面積の設定＞

inchHg、PSI、Pa、ｈPa/Pa
温度
℃、℉
大気圧
ｈPa/inchHG
断面積ex) ｍ２、feet２、inch２、cm２
流速ｍ/ｓ feet/s
３３
流量ｌ/ｓ、ｍ /ｈ、cfm、cfs、ｍ /ｓ
ピトー係数 0.60～1.40

ダンメンセキダンメン ケイジョウ

カーソルが上下に移動します。

サークル

チョッケイ 〔cm〕

２５断面の形状を、サークル/長方形/正方形の中から選択します。

メンセキ 〔cm2〕４９１

次に、断面積の直径など、面積計算に必要な情報を入力します。
面積は自動的に計算されます。
前画面へ戻ります。

モドル

リュウリョウケイソク
タイキアツ 〔hPa〕
ダンメンセキ 〔m2〕ハイガス 〔℃〕
ケイソクポイント No.

計測ポイントNo.の変更（１→２→３→･･････）

1005
1.528
28.3
1

計測ポイントNo.1の場合：温度をホールドします。
（温度の右肩に＊印が表示されます）
再度
で温度計測を再開します。

リュウリョウ〔l/s〕

計測ポイントNo.２以上の場合：流量、流速の値を0に戻します。

リュウソク
〔m/s〕
セッテイ

OK

ｵﾝﾄﾞﾎｰﾙﾄﾞ

ESC

計測メニュー画面へ戻ります。

28

HT-2900 取扱説明書

8.2.6 温度差計測
ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
オンドサケイソク
ゼロコウセイ（Ｔ２） オンド
ジドウゼロコウセイ
スタート

ホゾン

カーソルが上下に移動します。
「オンドサケイソク」を選択後、決定します。
次画面へ［℃］

ESC 計測メニュー画面へエキストラ（Ｔ１） オンド［℃］

プリントアウト

8.2.7 前回の計測データ
計測中に［ESCキー］で計測を中断した後に、前回中断時の計測値を見ることができます。

ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
プログラム 1,13A

カーソルが上下に移動します。

1

O2

［％］
スタート

CO2

ホゾン

エキストラ

「ゼンカイケイソクデータ」を選択後、決定します。
次画面へ
ページ切替
2項目/６項目の表示切替を行います。

［％］

CO

排ガス計測をスタートします。

［ppm］

NO

「8.2.2 計測データの保存」（P.25）へ［ppm］

一度電源を切ると、前回計測データはキャン
セルされますので、ご注意ください。

NO2［ppm］

ESC 計測メニュー画面へ

SO2

［ppm］
スタート

プリントアウトホゾン

8.2.8 ゼロ校正
ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
ケイソクメニューカーソルが上下に移動します。
「ゼロコウセイ」選択後、決定します。
次画面へ

注意 ゼロ校正は必ずプローブから新鮮な空気を吸引してくださ

ハイガスケイソクジ
ホゾン
エキストラ
アツリョクケイソク
チュウイ
オンドサケイソク
ゼロコウセイゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ﾌﾟローブ ハシンセンナクウキ ヲ
キュウインシテクダサイ

い。排ガスを吸引してのゼロ校正を行った場合、センサエ
ラーの原因になります。（※ただし、オプションの自動ゼロ校正機能ＨＴ2949を搭載している場合は、プローブを挿入したままゼロ校正が可能です）

スタート

自動的にゼロ校正が開始されます。
ゼロ校正には約3分かかります。CO2（NDIR）センサ搭載の場合やセンサの状態によっては、最大6分かかる場合もあります。
ゼロ校正中は画面の右上に校正中のマークが表示されます。
→0.０←

スタート

ホゾン

エキストラ

ゼロ校正終了すると校正中のマークが消えます。

29

HT-2900 取扱説明書

8.2.9 自動ゼロ校正（オプション）
ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
アツリョク / オンドケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ
スタート

ホゾン

「ジドウゼロコウセイ」選択後、決定します。
次画面へ

エキストラ

ジドウゼロコウセイ

カンカク ［ｈｒｓ： min］

カーソルが上下に移動します。

10 ： 00

自動ゼロ校正の間隔を設定します。
以下の間隔設定が可能です。
0:05
0:07～0:10→1分間隔の設定が可能
0:15～0:30→5分間隔の設定が可能
0:30～5:00→30分間隔の設定が可能
5:00(5時間)以降は、10:00(10時間)、12:00(12時間)、
20:00(20時間)、24:00(24時間)、OFF の設定が可能
決定します。

ケイソクメニューハイガスケイソク
アツリョクケイソク
リュウリョウケイソク
オンドサケイソク
ゼンカイケイソクデータ
ゼロコウセイ
ジドウゼロコウセイ 9 ： 10 ： 49

スタート

ホゾン

次回ゼロ校正までの残り時間が表示されます。

エキストラ

30

HT-2900 取扱説明書

8

操作の仕方

8.3 保存データメニュー編

データは下記のように保存されます。
保存データ
No.1※
ハイガス
・データ
・データ
・データ

No.２※
アツリョク
・データ
・データ
・データ

ハイガス
・データ
・データ
・データ

アツリョク
・データ
・データ
・データ

No.3※
ハイガス
・データ

アツリョク
・データ

各フォルダ内に、排ガス計測データと圧力計測データが保存されます。
※No.1、No.2……以外にユーザー様でフォルダの名称を作成された場合は、その名称となります。

31

HT-2900 取扱説明書

8.3.1 新規フォルダの作成

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰカーソルが上下に移動します。

フォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ「フォルダカンリ」選択後、決定します。
次画面へ

新規フォルダの作成
ケイソク

フォルダ

エキストラ

ﾌｫﾙﾀﾞｶﾝﾘ

カーソルが上下に移動します。

No.1

フォルダ名の修正を行います。
※文字の修正（入力）についてはP.23参照。
自動でフォルダNo.が表示されます。
シンキ

シュウセイ サクジョ

すでに保存済のフォルダ名に類似したフォルダ名が表示されます。

フォルダシュウセイ
フォルダ no.
テキストライン 1
テキストライン 2
テキストライン 3
テキストライン
テキストライン
テキストライン
テキストライン
テキストラインシュウセイ オート no.

ルイジ no.

＜例 F3 ルイジNo. をクリックした場合＞
フォルダシュウセイ
フォルダ no.
テキストライン1
N o .１
テキストライン
0 1 2 3 4 5 627 8 9 ！＃ ＆テキストライン３
ABCDEFGHIJKLM
ﾌｫﾙﾀﾞｶﾝﾘOPQ
RSTUVWXYZ
a b cNo.2
defghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜
シンキフォルダガ
サクジョ
ソウ
ニュウ ウワガキ
ホゾンサレマシタ

シンキ

フォルダ名入力画面が表示されます。
希望するフォルダ名を入力後、を押し、で保存してください。

左記画面が表示され、新規にフォルダが作られました。
その後、フォルダ管理画面へ戻ります。
フォルダ名は重複しないよ
うにしてください。F2キーでオートNo.にすると、自動で未使用のNo.が割り振られます。

シュウセイ サクジョ32

HT-2900 取扱説明書

8.3.2 フォルダの修正
ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰカーソルが上下に移動します。

フォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ「フォルダカンリ」選択後、決定します。
次画面へ

ﾌｫﾙﾀﾞｶﾝﾘ

修正したいフォルダを選択します。

No.1
ケイソク

フォルダ

エキストラ

カーソルが上下に移動します。

フォルダシュウセイ
フォルダ no.
テキストライン1
シンキ シュウセイ
サクジョ
テキストライン 2
テキストライン３
テキストライン
テキストライン
テキストライン
テキストラインﾌｫﾙﾀﾞｶﾝﾘ
テキストライン
No.2
シュウイ

オートno.

修正するラインを選択後、決定します。

注意画面が表示されます。
次画面へ

ルイジno.

チュウイ！
テキストライン
1 カラ８ハPC ヘテンソウ
サクジョ
ソウニュウ
デキマセン！

シンキ

フォルダ修正画面へ

ウワガキ

テキストライン1以降は内容を変更しても、PCへのデータ転送時には反映されません。

シュウセイ サクジョ

フォルダシュウセイ
N o .１0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ！＃ ＆ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklom
ｎopqrstuvwxyz( ) * + , - . /: ; = ?
［ ］ ｛｝＿ ＾ °＠’＜＞～｜

フォルダ名入力画面が表示されます。
希望するフォルダ名を入力後、
を押し、

33

で保存してください。

HT-2900 取扱説明書

8.3.3 フォルダの削除
カーソルが上下に移動します。

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰフォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ
ﾌｫﾙﾀﾞｶﾝﾘ「フォルダカンリ」選択後、決定します。
次画面へ削除したいフォルダを選択します。

No.1

フォルダ削除画面へ

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰカーソルが上下に移動します。

フォルダカンリ
チュウイ サクジョ
!!!
フォルダ
イッカツ
シンキ シュウセイ サクジョ
Sites from SD card
センタクシタSD カードヘテンソウ
フォルダトデータヲ
ホゾンデータサクジョシテモイイデスカ？
ホゾンデータノサクジョ
Measurements to SD card
YES
ホゾンジョウホウ
NO
ケイソク

フォルダ

左記画面が表示されます。
削除する場合は［YES］ を選択後を押します。
フォルダが削除されて、前画面へ戻ります。
削除しない場合は［NO］を選択して前画面へ戻ります。

を押します。

エキストラ

8.3.4 フォルダの一括削除
カーソルが上下に移動します。

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰフォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰSD カードヘテンソウ
フォルダカンリ
ホゾンジョウホウ チュウイ !!!
フォルダ イッカツ サクジョ
Sites from SD card
スベテノホゾンシタ
SD カードヘテンソウ
フォルダトデータヲ
ホゾンデータサクジョシテモイイデスカ？
ケイソク
フォルダ
エキストラ
ホゾンデータノサクジョ
Measurements to SD card
YES
ホゾンジョウホウ
NO
ケイソク

フォルダ

「フォルダイッカツサクジョ」選択後、決定します。
次画面へカーソルが上下に移動します。
削除する場合は［YES］ を選択後を押します。
フォルダが削除されて、前画面へ戻ります。
削除しない場合は［NO］を選択して前画面へ戻ります。

を押します。

エキストラ

8.3.5 保存データの表示
ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰフォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
ホゾンﾃﾞｰﾀ
SD カードヘテンソウ
ホゾンデータホゾンジョウホウ
ハイガスケイソクケンサク
アツリョクケイソク
ケイソク

フォルダ

カーソルが上下に移動します。
「ホゾンデータ」選択後、決定します。
次画面へ
４
２

表示したいデータ項目（排ガス計測、もしくは圧力計測）を選択します。

エキストラ

選択した項目を確定します。
オープン

画面‐５

34

HT-2900 取扱説明書「ハイガスケイソク」を選択した場合が“フォルダ(1)”の場合

で、全ての保存フォルダを閲覧できます。

が“フォルダ(all)”の場合、画面に表示されているフォルダ（左記画面の場合はNo.1）に保存されているデータの閲覧が可能です。
データのオープン（画面-６）へ
データの削除（画面-７）へ
ESC 保存データ画面（画面-５）へ戻ります

保存データのページ切替を行います。
ﾍｲｷﾝﾁ［hr］は自動計測機能（オプション）を搭載時、トータル
時間平均、間隔平均をyesにした場合のみ表示されます。
表示される時間は、自動計測画面で設定した自動計測の総合計時間、またはインターバル計測の間隔時間となります。
Program 1,13A

1

O2

［％］

CO2

前画面へ戻ります。

［％］

CO

［ppm］

ESC 保存データ画面（画面-5）へ戻ります。

NO

［ppm］

NO2
［ppm］

SO2
［ppm］

モドル

画面‐６

カーソルが上下に移動します。
チュウイ !!!

削除する場合は［YES］ を選択後を押します。
フォルダが削除されて、前画面へ戻ります。

センタクシタデータヲ
サクジョシテモイイデスカ？

削除しない場合は［NO］を選択して前画面へ戻ります。

YES
NOを押します。

ESC 前画面に戻ります。
画面‐７「アツリョクケイソク」を選択した場合
アツリョクケイソク
MON 05.12.2016 16 ： 00 ： 36
No.1
hPa
Diff.Pressure 1
0.00
Diff.Pressure 2
0.00
Diff.Pressure 3
0.00
Diff.Pressure 4
0.00

が“フォルダ(1)”の場合

で、全ての保存フォルダを閲覧できます。

が“フォルダ(all)”の場合、画面に表示されているフォルダ（左記画面の場合はNo.1）に保存されているデータの閲覧が可能です。
データの削除（画面-７）へ
ESC 保存データ画面（画面-5）に戻ります。

シンキ

フォルダ （１）

サクジョ

圧力計測 P.26へ

35

HT-2900 取扱説明書

8.3.6 保存データの削除
ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰカーソルが上下に移動します。

フォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ「ホゾンデータノサクジョ」選択後、決定します。
次画面へ削除するデータを選択します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾉｻｸｼﾞｮ

削除するデータを決定します。

ホゾンデータノサクジョ
ケイソク

フォルダ

エキストラ

スベテノデータ
ハイガスケイソク
アツリョクケイソク※ スベテノデータを選択した場合、排ガス計測データ・圧力
データが両方とも全て削除されます。
ハイガスケイソクを選択した場合、全てのフォルダ内に保存されている排ガス計測データが全て削除されます。
また、アツリョクケイソクを選択した場合、全てのフォルダ内に保存されている圧力計測データが全て削除されます。

６
４
２

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾉｻｸｼﾞｮ
ホゾンデータノサクジョ
チュウイ !!!
６
スベテノデータ
スベテノセンタクシタ
４
ハイガスケイソク
データヲ
２
アツリョクケイソク
サクジョシテモイイデスカ？

削除する場合は［YES］ を選択後を押します。
フォルダが削除されて、前画面へ戻ります。
削除しない場合は［NO］を選択して前画面へ戻ります。

YES
NOを押します。

サクジョ

8.3.7 SDカードへ転送
保存したデータをＳＤカードへ転送します。
転送したデータはＣＳＶ形式となります。

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰフォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ

カーソルが上下に移動します。
「SDカードへテンソウ」選択後、決定します。
次画面へ

SD カードへテンソウ
SD カードヘテンソウ
ケイソク

フォルダ

転送したい項目を選択します。

エキストラ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク

３1

SD カードへテンソウ
SD カードヘテンソウ

SDカードへデータを転送します。

CSVﾃﾝｿｳ

ハイガスケイソク
アツリョクケイソク
テンソウカンリョウ

３
1

転送完了メッセージが表示されます。
ESC 前画面へ戻ります。

CSVﾃﾝｿｳ

36

CSVとはデータの保存形式のことで、コンマ切りの、
データ保存形式を指します。

HT-2900 取扱説明書

8.3.8 保存情報

ﾎｿﾞﾝﾒﾆｭｰカーソルが上下に移動します。

フォルダカンリ
フォルダ イッカツ サクジョ
ホゾンデータホゾンデータノサクジョ
SD カードヘテンソウ
ホゾンジョウホウ

ケイソク

フォルダ

「ホゾンジョウホウ」選択後、決定します。
次画面へ
保存情報を確認することができます。

エキストラ

ﾎｿﾞﾝｼﾞｮｳﾎｳ
アキヨウリョウ （％）
フォルダ
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
アツリョクケイソク

80.0
3
23
0
0
0
7

※左記画面を例にすると・データ容量の80.0％が空いている。
・ フォルダが3つ保存されている。
・その3つのフォルダに、23個の排ガス計測データ(Program1内）と７つの圧力計測データが保存されている。
ESC 前画面へ戻ります。

保存データを削除した場合、アキヨウリョウ(％)の表示は、次回電源を入れたときにリセットされます。

37

HT-2900 取扱説明書

操作の仕方

8

8.4.1 設定

8.4 エキストラメニュー編

機器の各種設定が可能です。

ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ

カーソルが上下に移動します。

セッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
ケイソク

ホゾン

「セッテイ」選択後、決定します。
次画面へ
数値等の変更を行います。
プリンターの設定へ

セッテイ

Bluetoothの設定へ ※Bluetoothが搭載されていない場合は表示されません。
計測関連の設定へ

ESC 前画面へ

設定項目
明るさ
使用国
言語
NOx掛率*2

設定範囲
初期値
*1
50
5～１００
JAPAN
JAPAN
Ｅｎｇｌｉｓｈ・ニホンゴ 等 ニホンゴ
1.0～1.5
1.05

CO表示％*3
メッセージ
電源ONプロテクト

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

ON
ON
OFF

キーパッドシグナル
400DH

ON/OFF
ON/OFF

ON
OFF

備考
ディスプレイの明るさ
使用する国
表示言語
NO2センサ非搭載機において、NO値にNOx掛率を掛けることでNOx値を演算します。
高濃度COの計測単位の％表示
各画面でのメッセージ表示
誤って電源ONにならないよう、
プロテクトをかける機能です。
キー操作時の音
この機能は使用しません。

＊1 5ずつの設定変更が可能です。 ＊2 NO2センサ非搭載時のみ表示されます。
＊3 高濃度COセンサ搭載時のみ表示されます。

＜プリンターの設定＞

プリントアウト

設定項目
設定範囲
プリンターインジ
0～９
ラインスウ

備考
フォルダ作成時に、各テキストラインに設定した事項を印刷する場合に設定します。
例：「１」の場合、「フォルダno.」のみ印刷「２」の場合、「フォルダno.」「テキストラ
イン１」を印刷「３」の場合、「フォルダno.」「テキストラ
イン１、２」を印刷

ジョウホウインサツ

ON/OFF

プリントアウト時に本体の情報を印刷する場合ONに設定します。
＜例＞
HODAKA HT-2900
ファームウェアバージョン

212636
VX.XX.XX：リモコンのシリアル番号

HODAKA HT-2900
ファームウェアバージョン
カーネルバージョン
ゼンカイコウセイ

212636
VX.XX.XX
VX.XX
05.04.2019：本体のシリアル番号38：校正日 日・月・年

HT-2900 取扱説明書＜Bluetoothの設定＞
設定項目
BluetoothPC
Bluetooth送信
Protocolアダプターアドレス
自動接続＜計測関連の設定＞
設定項目
ガスクーラーモード
温度単位
圧力単位

Bluetooth
備考
And./Win. iOS を選んで頂けます。
サブを選択して下さい。マスターは使用しません。
Type1を選択して下さい。２,３は使用しません。
Macを使用する際のアドレスです。Windowsの場合は無視してください。

OFFを選択して下さい。ONは使用しません。
ケイソク
設定範囲
Max/Eco
℃/℉

備考
温度の単位
圧力計測時の表示単位

圧力単位（本体） hPa、kPa/Pa、kPa、mbar、
圧力単位（RCU） mmH２O、ｃｍH2O、inchH2O、mmHg、

T90time(s)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ

inchHg、PSI、Pa、ｈPa/Pa
4～50
ｱﾘ/ﾅｼ

O2分解能

0.1％ / 0.01％

CH4表示
計測ポイント％/ppm
ON/OFF※RCU(リコモン）に圧力センサが搭載されていない場合、RCUの単位は表示されません。
圧力の振れ幅を軽減する機能を
ON/OFFします。
工場出荷時の分解能は0.1％です。

P.14参照8.4.2 日時の設定
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ

カーソルが上下に移動します。

セッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ （RCU)
ケイソク

ホゾン

「ニチジ セッテイ」選択後、決定します。
次画面へ

セッテイ

カーソルが表示されます。

ニチジセッテイ

数値の変更
ヒヅケ

MON 05.12.2016

ジカン

15 ： 10 ： 20

ニチジセッテイ

カーソルの移動変更した数値を決定します。
ESC エキストラメニューへ戻ります。

ヒヅケ

MON 05.12.2016

ジカン

15 ： 10 ： 20

シュウセイ

注意 日時の設定は 年→月→日の順に行ってください。

ホゾン

39

HT-2900 取扱説明書

8.4.3 サービスメニュー
この機能はメーカーで使用する項目となりますので、使用しないでください。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰセッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ
サービスデータ (RCU)
セッテイ
サービスデータ （ホンタイ）
リークテスト ニチジ セッテイ
サービスメニューSD カードショキセッテイサービス
デバイスジョウホウ （RCU)

もし間違って「サービスメニュー」を開いてしまった場合は、左記画面が表示されますので、［ESC］を６回押しエキストラ
メニューに戻ってください。

サービスデータ
ホゾン PIN-code
セッテイ
リークテストSD カードーーーーーー
デバイスジョウホウ

ケイソク

ケイソク

ホゾン

セッテイ

8.4.4 初期設定
全ての設定項目を、初期値（ホダカ㈱出荷時の値）に戻します。
カーソルが上下に移動します。

ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰセッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ
サービスデータ (RCU)
セッテイ （ホンタイ）
サービスデータｹｲｺｸ！
ニチジ セッテイ
リークテスト
ｼｮｷｾｯﾃｲｦ
サービスメニューSD カード ｼﾞｯｺｳｽﾙﾄｺﾍﾞﾂﾉ
ショキセッテイデバイスジョウホウ
（RCU)
ｾｯﾃｲｶﾞｻｸｼﾞｮｻﾚﾏｽ

「ショキセッテイ」選択後、決定します。
次画面へ実行する場合は［YES］ を選択後
前画面へ戻ります。
実行しない場合は［NO］を選択してを押します。下記画面が表示され、を押します。前画面へ戻ります。

サービスデータ

ケイソク リークテスト
ホゾン

セッテイ

ｼﾞｯｺｳｼﾏｽｶ
SD カードNO
デバイスジョウホウ

ショキセッテイヲ
オコナイマシタ

YES
ケイソク

ホゾン

セッテイ

初期設定の内容：

ケイソクメニューハイガスケイソク内の・Program１～４の名前
・COリミット・燃料リスト・userfuel typeの設定

エキストラメニュー・セッテイで設定した項目＊ただし、「プリントアウト」「ケイソク」は除きます。

8.4.5 サービスデータ
各センサの状態を表示します。（メーカーで使用する項目となります）。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰセッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
ケイソク

ホゾン

もし間違って「サービスメニュー」を開いてしまった場合は、左記画面が表示されますので、［ESC］を押してエキストラ
メニューに戻ってください。
F1～F3はメーカーで使用する項目となりますので、使用しないで
ください。

セッテイ

40

HT-2900 取扱説明書

8.4.6 リークテスト
漏れテストを実施することができます。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰセッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
ケイソク

ホゾン

カーソルが上下に移動します。
「リークテスト」選択後、決定します。
次画面へ＊スタンダードプローブをご使用の場合：
プローブ先端にテストキャップ
を取付けてください。

セッテイ

リークテストリークテストチュウ
テストキャップトリツケ＊工業用プローブ/
前処理装置有りの場合：
プローブ先端と、
圧力ホース接続口（下図②）を圧力計
測用のホースで接続してください。

チュウシ

リークテスト

テストチュウ5ｓ

チュウシ＊工業用プローブ/
前処理装置無しの場合：
プローブ先端と、
圧力ホース接続口（下図②）を圧力計
測用のホースで接続してください。また、③の接続口を図のように塞いでください。

カウントダウンが開始します。
中止します。
リーク無の場合

リーク有の場合

リークテストリークテスト

テストケッカ ： リークナシ
テストキャップ トッテクダサイ

チュウシ

リークがあると診断された場合、以下の接続箇所を確認してください。
・ プローブ及びサンプリングチューブ
・ スターフィルターの接続箇所
・ ドレンポット

リークテストチュウ
ケッカ リークアリ
セツゾクカショ チェック！
ホース チェック！

エキストラメニューへ戻ります。
確認後、再度リークチェックを実施してください。
それでも漏れが検知される場合は、ホダカ㈱サービスセンターへお問い合わせください。

OK

中止します。

41

HT-2900 取扱説明書

8.4.7 SDカード
カーソルが上下に移動します。

ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰセッテイ
ニチジ セッテイ
サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
ケイソク

ホゾン

「SＤカード」選択後、決定します。
次画面へ
ＳＤカードに保存されているデータが表示されます。
ＥＭＩで始まるデータは排ガス計測データ、ＤＤＭで始まるデータは圧力計測データです。

セッテイ

カーソルが上下に移動します。

SD カードEMI00000.CSV
EMI00001.CSV
DDM00000.CSV

選択したデータを開きます。
データを削除します。
データをリフレッシュします。
この画面でＳＤカードを途中で抜き差しした場合、画面表示が前の画面のままなので、最新の情報を表示するために使用します。

サクジョ

リフレッシュ

オープン

データを開きます。

8.4.8 デバイス情報
本体・RCUに関する情報を確認できます。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ

カーソルが上下に移動します。

サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
デバイスジョウホウ （ホンタイ）
シンダン
ケイソク

ホゾン

「デバイスジョウホウ （RCU)」 又は「デバイスジョウホウ（ホンタイ）」
を選択します。
選択したデータを開きます。

セッテイ

デバイス情報（ＲＣＵ） デバイス情報（本体）
ﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｮｳﾎｳ

ﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｮｳﾎｳＨＯＤＡＫＡ ＨＴ-2900 RCU
ファームウェアバージョン 1.16.22
1.03
ブートローダーバージョン
1.00
ハードウェアバージョン
303809
シリアルＮｏ．
07.05.2016
セイゾウ

ＨＯＤＡＫＡ ＨＴ-2900
ファームウェアバージョン 1.16.22
1.03
カーネルバージョン
1.00
ブートローダーバージョン
1.00
ハードウェアバージョン
303812
シリアルＮｏ．
07.05.2016
セイゾウ

46.3

シヨウジカン
リスト

ｵﾌﾟｼｮﾝﾘｽﾄ

O2 sensor(type2）
COｓｅｎｓｏｒ
ＮＯ２ ｓｅｎｓｏｒ

ファームウェアバージョン
カーネルバージョン
ブートローダーバージョン

ソフトウェアのバージョン

ハードウェアバージョン

ﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｮｳﾎｳ

シリアルＮｏ．
セイゾウ
シヨウジカンゼンカイコウセイ
COppm-hours
NOppm-hours
NO2ppm-hours

COｐｐｍ-hours
NOppm-hours
NO2ppm-hours＊2時間 2000ppmを吸引＝４000ppm/h
15分間1000ppm を吸引＝250ppm/ｈ

シヨウジカンゼンカイコウセイ

46.3
07.05.2016

リスト

機器のシリアル番号
機器の製造年月日
使用時間
前回校正日
時間当りのCOガス吸引量＊
時間当りのNOガス吸引量＊
時間当りのNO2ガス吸引量＊

機器に搭載されているセンサ、オプションなどを表示します。

42

HT-2900 取扱説明書

8.4.9 診断
本体の診断（リーク・センサ・流量・充電状況) を行います。
ｴｷｽﾄﾗﾒﾆｭｰ

カーソルが上下に移動します。

サービスメニュー
ショキセッテイ
サービスデータ (RCU)
サービスデータ （ホンタイ）
リークテストSD カードデバイスジョウホウ (RCU)
シンダン「シンダン」選択後、決定します。

ケイソク

ホゾン

セッテイ

自己診断を自動で開始します。
この時、本体の電源をONにしておいてください。
また、プローブは通常の計測時と同様に本体に接続し、テストキャップをプローブ先端に取り付けてください。

ｼﾝﾀﾞﾝ

センサテスト
診断項目
リークチェック

備考
エラー表示が出た場合は、「8.4.6 リークテスト」（P.41）を参照し、プローブ等の確認を行ってください。

‐ リークテスト ‐センサテストスタート

リークチェック

赤外線センサはテスト結果がOKの場合は項目自体の表示はなく、エラーの時のみエラーメッセージが表示されます。その場合でも、赤外線以外のセンサは計測可能です。
結果がエラーになった場合は、ホダカ㈱サービスセン
ターへお問い合わせください。
充電状態が表示されます。

充電状況

流量モニタリング
充電状況
流量モニタリング

オプションのサンプリングチェック機能が搭載されている場合のみ診断が有効です。
0.75ℓ/min 以下の場合は赤字で表示され、エラーとなります。結果がエラーになった場合はホダカ㈱サービ
スセンターへお問い合わせください。
この機能を搭載していない場合は、”シヨウフカノウ”のメッセージが表示されます。

ESC 診断をスキップします。

エラーが表示された場合でも、ESCキーで診断をスキップし、計測メニューへ移行することができます。
自己診断後、自動でゼロ校正を行います。

注意

ゼロ校正中はプローブを煙道に挿入しないでください。
（※ただし、オプションの自動ゼロ校正機能ＨＴ-2949を搭載している場合
は、プローブを挿入したままゼロ校正が可能です）。

43

HT-2900 取扱説明書

8

操作の仕方

8.5 プリントアウト

印字例
曜日・日・月・年

ＦＲＩ 28.08.2016

燃料
13A : 13Aガス
12A ：12A ガス
6C ： 6Cガス
5C : 5Cガス
5B : 5Bガス
LPG : LPGガス
Kerosene ： 灯油
Light oil ： 軽油
Heavy oil A ： A重油
Heavy oil C ： C重油

13A

11:25:54

時間・分・秒

12.2%

CO2 Max

Program1
20.90%
0.03%
0.0ppm
0.1ppm

……

……

O2［%］
CO2［%］CO ［ppm］
NO ［ppm］

O2 (%)：酸素濃度
CO2 (%)：二酸化炭素濃度
CO (ppm)：一酸化炭素濃度
NO (ppm)：一酸化窒素濃度
NO2 (ppm)：二酸化窒素濃度
SO2 (ppm)：二酸化硫黄濃度
NOx (ppm)：窒素酸化物濃度
ハイガス (℃)：排ガス温度
シュウイ (℃)：周囲温度
ソンシツ (%)：排ガス損失
コウリツ (%)：燃焼効率
Eff.gcv（%）：
ロテン（℃）：露点
カジョウクウキヒ（％）：過剰空気比
クウキヒ：空気比
ドラフト（ｈPa)：圧力
CO（ppm/ref０％O2)：O2 ０％換算CONO（ppm/ref０％O2)：O2 ０％換算NOプリンターペーパーの交換手順① 半透明なケースに付いているつまみを手前に引いて、カバーを開けます。

② 新しいプリンターペーパーを下記写真の方向で入れます。

③ 紙の端が数センチカバーから出るようにし、カバーの両端を軽く押さえて、閉めます。

44

HT-2900 取扱説明書

9

計算式■燃料データサンプルガス
１３A
１２A
６C
５C
５B
LPG
灯油
軽油
A重油
C重油

GO
Nm3
12.04
11.70
4.89
5.10
5.08
25.90
12.15
11.90
11.37
10.88

AO
Nm3
10.95
9.48
4.08
3.87
4.14
23.90
11.37
11.15
10.68
10.25

Calp
kcal/Nm3 or Kcaｌ/ｋｇ
9940kcal/Nm3
8540kcal/Nm3
4050kcal/Nm3
4050kcal/Nm3
4073kcal/Nm3
22350kcal/Nm3
10570kcal/kg
10280kcal/kg
10160kcal/kg
9750kcal/kg

GO:理論ガス量
AO：理論空気比
Calp:低位発熱量
CO2max：各燃料のCO2最大値
fw:湿度指標

CO2Max

ｆｗ

12.20
11.70
13.10
9.80
14.20
13.80
15.10
15.40
15.80
16.00

57
57
77
53
77
77
111
111
111
111

※ 地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。

※ S分（イオウ分）を多く含む燃料の燃焼ガスを測定する場合、実際の露点は計算式より算出されたデータと異なる場合があります。

45

HT-2900 取扱説明書

10

保管

作動中の温度 ：5℃ ～ +45℃
保管中の温度 ： -20℃ ～ +50℃
長期使用しない場合の保管

注意 ●本体を長期使用しない場合でも、３週間に一度は必ず作動確認し、充電を行ってください。
計測器は作動させずに保管していても、バッテリーは放電しています。そのまま放置し、完全に放電してしまった場合、充電することができない場合があります。もし、完全放電してしまい、充電することができなくなった場合は、サービスセンターへお知らせください。
●常に乾燥した所に保管してください。

11

クリーニング■ドレンボトル・スターフィルター＜スターフィルターの交換＞
スターフィルターは消耗品です。
汚れてきたら、交換してください。
❶ プラスチックのカバーを反時計回りに廻して外します。
❷ スターフィルターを取り外します。
❸ スターフィルター交換後は、
プラスチックケースをしっかりとはめ込んでください。

注意 プラスチックケースの本体側接続部には、Oリングがはめ込
まれています。確実にはめ込まれていないと、正しい計測ができません。

＜ドレンボトルの水分除去＞
ドレンボトルをケースから出し、蓋を開けてドレン水を廃棄してください。

注意 ドレン水はわずかに酸性になっている場合があります。
手に触れないようにしてください。

46

HT-2900 取扱説明書■ドレンポット・スターフィルター＜スターフィルターの交換＞
スターフィルターは消耗品です。
汚れてきたら、交換してください。
①と③のホースを外します。
ドレンポットを上部に引き上げ、本体から外します。
②のキャップを外します。
スターフィルターを外します。

‐応急処置としてエアーで清掃する場合 ‐必ず、スターフィルター上部からエアーを吹いてください。
フィルターに直接吹くと、フィルター内部に異物が入ってしまいます。その異物やススが計測器側に入ると、吸引異常などを引き起こします。

注意

エアーで吹いても内部にススが入った状態ですので、必ず新しいフィルターに交換してください。

＜ドレンポットの水分除去＞

ジョイント部を回しながら④を取り外し、内部にたまったドレン水を取り除きます。
ドレン水除去後は、再び回しながらジョイントをはめ込んでください。

注意 各Oリングがしっかり溝にはまっているか確認してください。

Oリングがねじれてはまっていると、漏れの原因になる場合があります。
悪い例：ねじれてはまっているOリング47

HT-2900 取扱説明書

12仕様

ホダカテスト®

型式
計測項目

O2
酸素濃度

HT-2900

CO（H2補償付）*1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO2
二酸化窒素濃度SO2
二酸化硫黄濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間

CO2
二酸化炭素濃度CO

CO2

HC（CH4）

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間

0～21.0vol%±0.3vol%
0.1vol%30秒以内
0～2000ppm (最大許容範囲 10000ppm)*2±10ppmまたは計測値の±5% (0～2000ppm)
計測値の±10% (2001～10000ppm)
1 ppm
40秒以内(0～2000ppm) 60秒以内(2001～10000ppm)
0～1000ppm (最大許容範囲 3000ppm)*2±5ppmまたは計測値の±5% (0～1000ppm)
計測値の±10% (1001～3000ppm)
1 ppm
40秒以内(0～1000ppm) 60秒以内(1001～3000ppm)
0～200ppm (最大許容範囲 500ppm)±10ppm (0～200ppm)
計測値の±10% (201～500ppm)
1ppm
60秒以内(0～200ppm) 100秒以内(201～500ppm)
0～2000ppm (最大許容範囲 4000ppm)±10ppmまたは計測値の±5% (0～2000ppm)*2
計測値の±10% (2001～4000ppm)
1 ppm
60秒以内(0～2000ppm) 100秒以内(2001～4000ppm)
非分散型赤外線方式 （1計測用）
0.00～20.00vol%*2±0.50vol%または計測値の±5%0.01vol%
40秒以内(1.40～20.00%) 60秒以内(0.00～1.39%)
非分散型赤外線方式 （3計測用）
0～10vol%±0.03vol%または計測値の±5 %*2
10ppm(0～9990ppm) 0.001vol%(1.000～10.000%)
60秒以内
0～20.00vol%±0.50vol%または計測値の±5 %*2
0.01vol%
60秒以内
0～2.5vol%±0.03vol%または計測値の±5 %*2
0.001vol%
60秒以内

48

HT-2900 取扱説明書

CO

CO2

HC（C3H8）

圧力

排ガス温度

周囲温度

演算項目

燃料
センサ

本体

標準装備

*3

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

CO2 （CO2センサ非搭載のみ）

非分散型赤外線方式 （3計測用）
0～10vol%±0.03vol%または計測値の±5 %*2
10ppm(0～9990ppm) 0.001vol%(1.000～10.000%)
60秒以内
0～20.00vol%±0.50vol%または計測値の±5 %*2
0.01vol%
60秒以内
0～5000ppm±50ppmまたは計測値の±5 %*2
1ppm
60秒以内
±100 hPa
F.S.±2%0.01 hPa
0～650℃ 0～1100℃ （プローブチューブによる）±2℃または計測値の±2%*2
0.1℃(0～999.9℃) 1℃(1000～1100℃)
0～100℃± 2℃
0.1℃
0～CO2Max （O2からの演算）
0～演算値 （NO2センサ非搭載の場合）0～演算値 （O2は設定可能）

NOx
O2換算値
燃焼空気比
1.00～19.9
排ガス損失
0～99.9%燃焼効率0～100%
露点0～99℃
流速3～100m/s
流量0～演算値
13A, 12A, 6C, 5C, 5B, LPG, 灯油, 軽油, A重油, C重油, ユーザー設定燃料
O2/CO(H2補償付) / NO / NO2 / SO2
定電位電解式CO, CO2, CxHy
非分散型赤外線方式
排ガス温度 / 周囲温度
K熱電対
圧力
ピエゾ抵抗型半導体センサ
許容周囲温度
作動時：+5℃ ～ +45℃
保管時：-20℃ ～ +50℃
ディスプレイ
TFTカラー液晶 6行⇔2行 表示切替方式
外形寸法(W×H×D) 470 × 314× 235 mm
重量約7.4kg
電源
ACアダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V）
リチウムイオン充電電池 （最大で連続約8時間作動）
本体に内蔵 ポンプ、mini-USBインターフェース、データロガ、高速サーモプリンター、差圧計測ユニット、
自動計測ソフト、SDカードインターフェース
付属品
ACアダプタ、ドレンポット*4、スターフィルター、圧力計測用ホース、周囲温度センサ、SDカード

49

HT-2900 取扱説明書

オプション

部品名
ドラフトプローブ
温度用プローブ*5 Ｋ熱電対

部品コードHT-1050B
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a
HT-1255aHT-1256a
HT-1257a
HT-2921
HT-2920
HT-2971
HT-2948
HT-2949
HT-2915
HT-2947
HT-3051
HT-3052
HT-3053
HT-3054
HT-2064
HT-2933
HT-1636

COパージポンプ
COパージポンプ
ガス前処理装置
サンプリングチェック機能
自動ゼロ校正機能
追加アルミケース
流量演算ソフト*5 *6
ピトー管
ピトー管
ピトー管
ピトー管
計測ソフト
Bluetoothモジュール*7
プリンター用ロール紙仕様、その他
L=180mm φ5mm ホース長3000mm
φ1.5×130L、 0～950℃、 気体/液体温度
φ3×130L、 0～400℃、 気体/液体/食品用、先尖型
130L、0～400℃、表面/亀裂/気体/液体温度、パドル型
φ4×130L、 0～650℃、 表面/気体/液体温度0～450℃、 表面温度 磁石付
0～180℃、 パイプ/プレート温度 クランプ型
COセンサ保護用
COセンサ保護 / ソレノイドバルブ付
オートドレン排出ポンプ付機器、プローブのサンプリングシステムをチェック
プローブを挿入したままゼロ校正が可能
工具類を入れることができる追加ボックス
流速、流量を演算するソフトウェア
L=300mm φ6ｍｍ
L=500mm φ6ｍｍ
L=850mm φ6ｍｍ
L=1000mm φ8ｍｍ
Online View 2000 （推奨OS：Windows 7 / 8.1 / 10）
計測ソフト用
5ロール*1 H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償付*2 精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
*3 地域により燃料データに誤差がある場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差がある場合があります。
*4 HT2971ガス前処理装置を搭載の場合は附属しません。
*5 HT2904 リモートコントロールユニット（スペシャルモデル）が必須になります。
*6 HT-3051～HT3054 ピトー管を選択して下さい。
*7 計測ソフト（HT-2064）が必要となります。
*8 CO（H2補償付）センサと非分散型赤外線方式 （3計測用）を搭載の場合は、
HT-2920 COパージポンプが必須になります。
* 精度につきましては標準ガスを基準としております。

<干渉表>
干 渉 ガス
センサ

CO

NO

NO2

SO 2

一酸化炭素 一酸化窒素 二酸化窒素 二酸化硫黄

H2

H 2S

H CL

H 2C

水素

硫化水素

塩化水素

エチレン

O2

0

0

0

0

0

0

0

no data

CO (H 2)*1

-

0

0

0

0

no data5%

no data

NO

0

-

< 10%

0

0

0

< 5%

no data

NO2

< -1%

< 1%

-

≒ -3%

< -1%

≒ -25%< -1%

no data

SO 2≒ 3.5%< -5%< -150%

-

< 2%

< 2%

no datano data*1 CO (H2) センサは、H2補償付のため、H2濃度が2000ppmまでは内部補正されます。
*干渉ガス濃度を計測するセンサが搭載されている場合は、そのデータを基に補正されます。
ただし、干渉ガス濃度が極端に高い場合は、補正しきれない場合があります。

50

HT-2900 取扱説明書

13

故障かな？と思ったら充電することができない
充電画面が表示されない
排ガス温度を表示しない
周囲温度を表示しない
濃度異常

ACアダプタは正確につながって
いますか？
ACアダプタはHT2901をお使いですか？
排ガス温度コネクタは正確につながっていますか？
補償導線の断線
周囲温度コネクタは正確につながっていますか？
プローブに漏れがある
サンプリングホースに穴がある

センサ不良

ACアダプタの接触を確認してください。
ACアダプタを交換してください。
排ガス温度コネクタの接触を確認してくだ
さい。
サービスセンターへ返却してください。
周囲温度コネクタの接触を確認してください。
プローブチューブとプローブハンドルの接触を確認し、緩んでいる場合は締めなおしてください。
穴部をカットして使用できる状態であれ
ば、カットしてください。
サービスセンターへ返却してください。

ドレンポットに漏れがある（Oリングの劣化・パイプの破損等）
フィルターカバー部の緩み
きっちり締める
ゼロ校正はプローブを煙道から抜き、 プローブを煙道から抜き、新鮮な空気でゼ
新鮮な空気を吸引して行いましたか？ ロ校正を行って下さい。一度排ガスを吸引（※ただし、オプションの自動ゼロ校正機能ＨＴ-2949 されてゼロ校正を行った場合は、センサにを搭載している場合は、プローブを挿入したままゼロ
排ガスが残っている可能性がありますの校正が可能です）。
で、この作業を数回行ってください。
十分に充電を行った後、再度計測器を立長期間使用せずに放置していた
ち上げてください。
各センサの寿命
サービスセンターへ返却してください。

本体とＲＣＵ（リモコン）が通信しないOnline View 2000と通信しない 通信ケーブルは正確につながっていますか？
通信ケーブルの断線
通信ケーブルは弊社指定のものをお使いですか？
本体は計測画面ですか？
上記以外

51

7.2本体とＲＣＵ（リモコン）の接続方法 Ｐ．
11を参照してください。
通信ケーブルの接触を確認してください。
サービスセンターへ返却してください。
通信ケーブルを交換してください。
本体を立ち上げ、計測画面へ。
サービスセンターへ返却してください。

HT-2900 取扱説明書

14

保証/校正・点検・修理

保証期間 お買い上げいただいた日から1年
保証書
ご購入後すぐに同封の保証書受付用紙にご記入の上、FAXにてご返信ください。
その後正式な保証書をお送りさせていただきます。
保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証
保証期間内に取扱説明書に従って正常な使用状態にてご使用されていて故障した場
合には、保証書記載内容に基づき無償修理を行います。
故障した場合は、校正・修正依頼書にご記入の上、保証書を添付してご送付ください。
製品の誤った使用方法による故障・事故またはお客様や第三者が受けられた損害につきましては、弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
保証に関しまして、国内-海外間の輸送費は負担致しかねますので、予めご了承ください。

ホダカ株式会社 サービスセンター
フリーダイヤル 0120-091940
受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時

お受けする内容● １年以内の無償サービス依頼● 6ヶ月・1年の定期点検● 修理依頼● トレーサビリティ発行

トレーサビリティ（校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図）は、弊社にて発行いたします。（別途、手数料を申し受けます。）

校正・点検・修理の手順
現品をお送りください

校正・点検・修理品の送付先

約1週間
費用のご連絡を差し上げますホダカ株式会社 サービスセンター

ご注文書をFAXください〒535-0031
約３日

修理を実施
させて頂きます大阪市旭区高殿1-6-17※ 修理内容で異なります。

TEL : 06-6922-5503

ご返却

ホダカ株式会社 ホダカテスト部〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿1-6-17
TEL.06 (6922) 5503 FAX.06 (6922) 5895

52

E-mail ht@hodaka-inc.co.jp
U R L http://www.hodaka-inc.co.jp

ホダカ株式会社〒535-0031大阪市旭区高殿1-6-17
TEL:06-6922-5503
FAX:06-6922-5895
e-mail: ht@hodaka-inc.co.jp
http://www.hodaka-inc.co.jp/
ホダカ株式会社 サービスセンター
フリーダイヤル ０１２０－０９１９４０
お受けする内容
１年以内の無償サービス依頼
６ヶ月・１年の定期点検・校正
修理依頼