マイクロプレート試薬ディスペンサー
マイクロリッター分注対応 2020
Thermo Scientific Multidrop Combi

Multidrop Combi
Thermo Scientific TM Multidrop TM Combi は、高速・高精度の新世代マイクロプレート試薬ディスペンサーです。

特長●

対応プレート（高さ5〜50 mm）

6、12、24、48、96、384、1536ウェル●

0.5 - 2500 µL の分注に対応●

高速で正確な分注

3 秒（ 10 µL 96ウェル プレート：スタンダ ードディスペンスカセット使用時）

5 秒（ 5 µL 384ウェル プレート：スタンダ ードディスペンスカセット使用時）

14 秒（ 1 µL 1536ウェルプレート：スモールディスペン
スカセット使用時）●高い分注精度を実現●

大きなカラー液晶ディスプレイ

●従来のマルチドロップ用ディスペンスカセットが使用可能●

分注量のキャリブレーションやチャンネルごとの分注量の補正が容易●

オンボードソフトウェアでプログラム設定が簡単●

分注ヘッドの位置はプレートの種類を選択して自動調整マニュアル操作による位置合わせ不要●

Thermo Scientific TM FILLitソフトウェアによるPCコントロールが可能

384ウェルプレート（7.5 mm厚）

ディープウェルプレート

ヘッドポジションの自動移動

2

グラフィックユーザーインターフェース●

プレート選択機能●

分注量の設定●カラムごとの分注量変更可能●

分注方向の変更●

100個までのプログラムをメモリ●

プレート高さ調整可能

高速・高精度、フレキシブルな分注処理

FILLitソフトウエア●

0.5 - 2500 µLと広い分注レンジで高精度の分注が可能●

1536ウェルプレートによるハイスループットアッセイから、セルベースアッセイまで適応●

バックフラッシュシステムにより、貴重な試薬を無駄に●

Multidrop Combiには制御ソフトウエア（FILLitソフトウエア）が標準添付●

FILLitソフトウエアを用いることで、列ごとに分注量を変更することが可能（本体のみの場合、1枚のプレートしませんに対して異なる分注量の設定は不可）●

任意のプレートフォーマットサイズを登録可能

5.0PRECISION（CV%）

4.0
3.0
2.0
1.0
0.00.51.0

1.52.02.55.0VOLUME（µL）

10.0

20.050.0

Multidrop Combi の分注精度
図は、0 .5 - 50 µLの範囲で 0 .04 M のフルオレセイン溶液を384プレートに分注し、蛍光測定した例です。

0 .5 µLで4％以下、10 µLで2％の極めて良 好な CV値が 得られました。広い範囲で高い分注精度であることが分かります。

フィールドクオリティコントロール

Multidrop Combi SMART2オプション●

Multidrop Combi SMART2はRFID（ICチップを利用した非接触認証システム）を利用したカセットの状況のモニタリングシステム

自動化適合性●Multidrop Combiは自動化システムに組み込むことがカセットの消耗状況を認識し、交換の目安をガイド●

クオリティコントロールプロセスを簡便に可能です。

試薬フィルター（スモールディスペンサー用）●

75 µmのメッシュサイズ●

オートクレーブ可能●

通常長のチューブ用およびロングチューブ用から選択

ディスペンスカセット●

スモールディスペンスカセットの分注容量は0.5 - 50 µL、スタンダードディスペンスカセットは5 - 2500 µL●

スモールディスペンスカセットは、プラスチックチップとメタルチップの2種類●

従来のMultidropシリーズ（Multidrop 384、Multidrop DW、Multidrop Micro）用の分注カセットを使用可能

製品名
カタログNo.

ボディーカラー
対応機種
素材

スモールディスペンスカセット（プラスチック）

スモールディスペンスカセット（メタル）スタンダードディスペンスカセット

24073290

24073295

24072670

ブルー

グレー

ブラック

Multidrop Combi、Multidrop MicroMultidrop Combi、Multidrop MicroMultidrop Combi、Multidrop 384
Multidrop DW
シリコン／ポリプロピレン

シリコン／ポリプロピレン

シリコン／ステンレス

チップ径0.22 mm0.22 mm

0.5 mm

分注量対応

0.5 - 50 µL

0.5 - 50 µL

5 - 2500 µL

デットボリューム

1 mL以下1 mL以下7 mL以下オートクレーブ許容回数

約10回

約10回

約50回

主な分注用途

緩衝液、培地、タンパク溶液、PCRMixなど

緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など

緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など

最大使用回数

約1000枚（384ウェルプレートに5 µL分注）

約1000枚（384ウェルプレートに5 µL分注）

約3000枚（96ウェルプレートに100 µL分注）

3仕様
スモールディスペンスカセット使用時

スタンダードディスペンスカセット使用時

96、384、1536ウェルプレート（6、12、24、48プレート オプション）

対応プレート

0.5 - 50 µL、0.5 µL刻み

分注量

5 - 2,500 µL、5 µL刻み

分注精度

精密度（CV%）
0.5 µL: CV≦10%
2 µL: CV≦ 5%
10 µL: CV≦ 3%>10 µL: CV≦ 3%

分注速度384ウェルプレート：5秒（1 µL）、8秒（5 µL）
、12秒（10 µL）
1,536ウェルプレート：14秒（1 µL）、26秒（5 µL）

精密度（CV%）
5 µL: CV≦ 10%
20 µL: CV≦ 1.5%
100 µL: CV≦ 1.0%>100 µL: CV≦ 1.0%

正確度
2 µL: ± 10%（標準値）
10 µL: ± 5%（標準値）> 10 µL: ± 5%（標準値）

96ウェルプレート：3秒（10 µL）、4秒（20 µL）、10秒（100 µL）
384ウェルプレート：5秒（5 µL）、6秒（10 µL）、9秒（20 µL）

1 mL以下デッドボリューム

正確度
5 µL: ± 3.0%（標準値）
20 µL: ± 2.0%（標準値）
100 µL: ± 1.0%（標準値）> 100 µL: ± 1.0%（標準値）

7 mL以下

本体重量

9.1 kg外寸（W × D × H ）355 × 330 × 220 mm

電源

100 - 240 Vac、50/60 Hz消費電力

最大100 VA

インターフェース

RS-232C、USB

ロボット接続可能

オーダーインフォメーション
製品

詳細カタログNo.

価格

Multidrop Combi用
本体

スタンダードディスペンス
カセット（5-2,500 µL）

スモールディスペンス
カセット（0.5-50 µL）

スモールディスペンス
カセット用試薬フィルター

5840300¥2,318,000

5840320¥2,780,000

チューブ長40 cm、1セット

24072670¥167,000

N15137¥186,000

チューブ長40 cm、5セット

24072671¥580,000

N15138¥677,000

チューブ長40 cm、10セット

24072672¥850,000ーー

チューブ長（ロング）200 cm、1セット

24072677¥186,000

N15139¥237,000

プラスチック製、チューブ長40 cm、1セット

24073290¥155,000

N15133¥186,000

プラスチック製、チューブ長40 cm、5セット

24073291¥580,000

N15134¥696,000

プラスチック製、チューブ長（ロング）200 cm、1セット

24073293¥170,000ーー

メタル製、チューブ長40 cm、1セット24073295¥155,000

N15135¥186,000

メタル製、チューブ長40 cm、5セット

24073296¥580,000

N15136¥677,000

メタル製、チューブ長（ロング）200 cm、1セット

24073298¥170,000ー

試薬フィルター、40 cm用、1個N12928¥20,600

N12928¥20,600

試薬フィルター、40 cm用、5個N13131¥75,800

N13131¥75,800

試薬フィルター、200 cm用、1個N12929¥15,700

N12929¥15,700

試薬フィルター、200 cm用、5個N13132¥56,600

N13132¥56,600

製品ページはコチラ※ 下にスクロールして、動画も見られます。

イメージ

For general laboratory use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. LHC011-A2004CE© 2020Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
価格は2020年4月現在のメーカー希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。
ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。
研究目的以外には使用しないでください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
テクニカルサポート
0120-477-392
jptech@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL ：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584
営 業 部
TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com価格

標準添付品
スタンダードディスペンスカセット、1セット
スモールディスペンスカセット（プラスチック、メタル）、各1セットFILLitソフトウェア※ 試薬フィルターは共通アクセサリーです。

試薬フィルター

カタログNo.

Multidrop Combi SMART2用@ThermoFisherJPー