仕様書

小型日射計

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様
3- 1 . 本 体 仕 様

23- 2 . ケ ーブ ル 仕 様

23- 3 . 寸 法

34. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2016 英弘精機株式会社

112455- 1 . 連 絡 先

55- 2 . 保 証 と 責 任 に つ い て

55- 3 . 環 境 情 報 に つ い て

55- 4 . C E 宣 言 書

65- 5 . 分 光 特 性 ／ 入 射 角 特 性 ( 代 表 値 )75- 6 . トレー サビ リテ ィ 体 系 図

7

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2016/09/26 発行)

2. 製品概要
ML-01 は小型日射計で、太陽光発電サイトでの発電量検証のみならず、気象観測、農業及び環境研究における測定用に開発されました。コンパクトなボディによりあらゆるアプリケーションに対応可能です。小型日射計を水平位置に設置するための、水準器及び水平調整用ネジが付いた水平調整台(オプション品)も用意しています。

ML-01 は入射する光及び低い太陽高度に対して適正な入射角特性が得られます。円錐型の拡散板により、測定に影響しかねない汚れ等を防ぎます。拡散板は耐 UV 性に優れています。
ML-01 は基準セルと比べて入射角特性が優れ、比較的コンパクトでありながら結晶シリコン太陽電池モジュールの特性と同じような利点(応答速度、分光感度及び温度特性)があります。

1. 優れた特性
ML-01 は特殊設計された受光部構造により優れた入射角特性を有しています。また、温度依存性と分光感度、応答速度は結晶シリコン太陽電池モジュールと同等です。

2. 小型・軽量超小型(φ22x28.5mm、30g)なので、携帯や PV システムへの導入に便利です。また多点における照度分布、日射分布の計測に最適です。

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5

Pg. 1

3. 仕様3- 1. 本 体 仕 様
表 3-1. 本体仕様一覧
項目

ML-012

測定範囲

0 ~ 2000W/m

分光感度範囲

400 ~ 1100nm

応答速度

<1ms2

感度定数(約)50µV/W/m

出力(0~100mV レンジ)

~100mV48Ω

内部抵抗(約)
使用温度-30 ~ +70℃

温度特性<0.15%/℃

入射角特性(0°～80°)

<±5%

開口角

180 度

安定性

<±2%/1 年

寸法

質量

小型日射計のみ

φ22 x 28.5mm

水平調整台付き

Φ60 x 43.5mm

小型日射計のみ

30g

水平調整台付き75g

3- 2. ケー ブ ル 仕 様
表 3-2. ケーブル仕様一覧
ケーブル名

出力ケーブル

材質:
径:
外形:
先端処理:

詳細

端子色

MVVS
20.18mm ×2 芯
φ3.2mm
Y 端子(1.25Y-4)

赤青線色
白
橙

出力(+) プラス(-) マイナス

白線・赤端子 (+) プラス出力
シールド線

橙線・青端子 (-) マイナス出力

図 3-1. 出力ケーブル

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5Pg. 2

3- 3. 寸 法
1. ML-01 寸法図(水平調整台なし)

図 3-2. 小型日射計の外形図

2. ML-01 寸法図(オプション品：水平調整台付き)( 2 - 6. 5 穴)

青橙

図 3-3. 小型日射計および水平調整台の外形図

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5Pg. 3

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
梱包品

個数

小型日射計

1個

校正証明書

1部

保証書

1部

クイックスタートガイド

1部

詳細
出力ケーブル付き

表 4-2. オプション品一覧
オプション品

詳細
日射計取付ネジ(M2×6mm、3本)付き (予備3本)

水平調整台

水平調整ネジ(ボルト:M5×20mm、3本)付き
取付けボルト(ボルト:M6×50mm、2本、平ワッシャー:M6、4枚、ナット:M6、2個)付き

ケーブル長

標準5m (オプション 10m, 30m, 50m)

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5

Pg. 45. 付録

5- 1. 連 絡 先Website： eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp

本社営業部

Tel: (03)3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5- 2. 保 証 と 責 任 につ いて本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながらもし、保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。



取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 3. 環 境 情 報 につ いて
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物
質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5Pg. 5

5- 4. CE 宣 言 書

DECLARATION OF CONFORMITY
We:

EKO INSTRUMENTS CO., LTD
1-21-8 Hatagaya Shibuya-ku, Tokyo
151-0072 JAPANDeclare under our sole responsibility that the product:
Product Name:

Silicon Pyranometer

Model No.:

ML-01

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized
standards of other normative documents:
Harmonized standards:
EN 61326-1:2006 Class B (Emission)
EN 61326-1:2006(Immunity)

Following the provisions of the directive:
EMC-directive : 89/336/EEC
Amendment to the above directive:93/68/EEC

Date:JUN. 07, 2013

Position of Authorized Signatory:

Deputy General Manager of Quality Assurance Dept.

Name of Authorized Signatory:

Shuji Yoshida

Signature of Authorized Signatory:

英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5Pg. 6

5- 5. 分 光 特 性 ／ 入 射 角 特 性 ( 代 表 値 )図 5-1. 分光特性(代表値)

図 5-2. 入射角特性(代表値)

5- 6. ト レ ーサ ビ リテ ィ 体 系 図

図 5-3. トレーサビリティ体系図英弘精機株式会 小型日射計 ML-01 仕様書 Ver.5

Pg. 7

英弘精機株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷