かつてないパフォーマンスをかつてないシンプルさとかつてないコンパクトさに
EASY-nLC 1200

ピークパフォーマンスをかつてない手軽さで簡単に操作できる超高性能クロマトグラフィーをすべての研究者に
簡潔なLC-MSソリューション

• プロテオミクスのために最適化・統合されたシステム• 最高レベルの耐圧性能で、ロングカラムを用いたアプリケーションにも最適• 直感的なシステムオペレーションで使いやすさを追求• 初心者からエキスパートまで、レベルに関係なく優れたパフォーマンスを提供「EASY-nLC 1200はEASY-nLC 1000よりも堅牢性が高く、圧力性能も高いため、サンプルロードと再平衡化を高流速で行うことができ、全体的なスループットも向上します」
Namrata Udeshi and Steve Carr, Broad Institute of MIT and Harvard（ハーバード大学・MITの共同組織）

オールインワンデザイン• ポンプ、オートサンプラーおよび制御PCを一つのコンパクトな筐体に収納• 小さな設置面積で高いパフォーマンス
すぐに使用できる直感的なソフトウェア• システムを直接コントロールできるタッチパネル• ウィザード形式のメソッド設定
インテリジェントメンテナンス• 自動システムチェック内蔵• 迅速かつ簡単なトラブルシューティング
Thermo Scientific質量分析計との完全な互換性• 質量分析計と簡単に接続• Thermo Scientific™ Xcalibur™に完全に統合されたコントロールソフトウェア

2Thermo ScientificnanoViper™フィンガータイト
フィッティング

nanoViperの完全な流路を確保• ナノフローでも、迅速かつ再現性の高い接続が可能• 工具不要で簡単接続

スイッチングバルブ

新しいメンテナンスフリーバルブ• システムの信頼性を向上• 運用コストを低減

Nano LCポンプ

新しい1200 barのポンプ• より長いカラムが使用できるので分離改善が可能• より迅速なサンプルロードとカラム平衡化でスループットを向上

迅速かつシンプルな装置メソッドセットアップ• 5ステップウィザードがメソッド作成をサポート• Thermo Scientific質量分析計と組み合わせることでXcaliburから一括制御可能

新しいソフトウェアの特長
システムの堅牢性が向上しメンテナンスも容易に• 注入前のエアチェックでサンプルの浪費を防止• シンプルなカラム平衡化手順• 診断機能の改善によりトラブルシューティングが簡単に

3

EASY-nLC 1200で高い精度と再現性を実現
幅広いナノ流速で安定したパフォーマンスを発揮
100 nL/min
90 min gradient32.0 35.0

40.0

45.0

300 nL/min
30 min gradient

50.0

55.0

11.25

62.0

14.00

min

16.00

500 nL/min
18 min gradient

18.00

21.00

7.70

min

8.75

10.00

11.25

13.00

min

三つの流速すべてにおける保持時間精度は、RSD 0.4％より良好

最大圧力時の優れたシステム安定性
135回の連続注入（8日間にわたる連続運転）における保持時間精度は、

37

RSD 1％より良好でした。

32条件：

分4227

• Thermo Scientific Acclaim™ PepMap™カラム 75 cm

2217• グラジエント流量300 nL/min
0255075

100125• 60 minグラジエント

注入• 1180 barでのサンプルロードとカラムの平衡化• グラジエント最大圧力900 bar

さまざまな設定で一貫した結果

TIC

2-カラム（トラップモード）セットアップ

TICTICTIC

1-カラム（直接注入）セットアップ

15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 15.0
27.5 17.5
30.0 20.0
32.5 22.5
35.0 25.0
38.027.5 30.015.0
27.5 17.5
30.0 20.0
32.5 22.5
35.0 25.0
38.027.5 30.0 32.5 35.0
32.517.5
35.020.0
38.022.5 25.0 15.0
min
min
min
min

38.0

サンプルの種類や取り組む科学的課題に対して最適なシステム設定を選択してください。
上記セットアップによるサンプル分析で、一貫した比較可能な結果を得ることができます。

4ディーププロテオミクスにおけるハイスループット
1200 barの圧力でスループットを向上設定した最大圧と容量に合わせて流速と平15 cmカラム

衡化・サンプル注入時間が自動調整される、ユニークでインテルジェントなサンプルプ

定流量、1200 bar

15 cmカラム

グラジエント
0調製時間

204060ローディングモード

定流量（300 nL/min）

サンプルプレップ時のみ定圧（1200 bar）

定流量（300 nL/min）

サンプルプレップ時のみ定圧（1200 bar）

グラジエント時間

30 min30 min60 min60 min

カラムの平衡化、サンプルピックアップ、およびロード

48 min10 min48 min30 minサイクル時間78 min40 min108 min90 min

1日あたりの注入回数

18.5

36

13.3

16

スループット
増加率（％）

–49%

–

17%

80

min

定流量、1200 bar

サイクルタイムの削減

レップモードを搭載

50 cmカラム

グラジエント020

50 cmカラム

調製時間

4060

80

100min「高耐圧により、迅速なサンプルロードが可能となり、分析のスループットが大幅に改善しました」
Thomas Kislinger, Princess Margaret Cancer Centre, University of Toronto4978Acclaim PepMap 75 cmカラムでより多くのタンパク質を同定4728向上します。

• 200 ngのHELA消化物

4015

3838

4000

• 各条件で5回注入• Acclaim PepMapカラム75 cmおよび50 cm

3500• グラジエント流量300 nL/min

2933

3000

ロングカラムとロンググラジエントでタンパク質のカバレッジが
条件：

4500

2901

同定されたタンパク質グループ

5000• 1180 barでサンプルロードとカラム平衡化

2500
60 分

120 分

240 分

• グラジエント最大圧力900 bar

グラジエント時間
50 cmカラム

75 cmカラム

5プロテオミクスの基準を押し上げる
Acclaim PepMapカラム
75 cmもラインナップに加わり、より高度な分離と分解能を実現
高いピークキャパシティとタンパク質同定能力を実現するカラム
ファミリーとともに、EASY-nLC 1200の強化された耐圧性能をご活用ください。

60

80

100

120

140

160

180

200 220

Acclaim PepMap 75 cmカラムを用いたHELA消化物
200 ngのLC-MS分析（ランタイム240分）
Acclaim PepMapシリーズの1200 barカラム

Acclaim PepMap EASY-Sprayカラム

内径75 µm、長さ15、25、50、75 cm「プラグ-イン-スプレー」のシンプルな使いやすさ

内径50 µm、長さ 15、25、50 cm• ルーチンnano LC-MSのパフォーマンスに貢献• nano LC-MSでより多くのタンパク質同定を実現• 使いやすいフォーマット

• TFAを使用しないnano LC-MSで最高レベルの• ペプチド分離に優れた性能を発揮

感度を達成• 高いピークキャパシティで最高レベルの分解能を達成

Acclaim PepMapシリーズのカラムは、手締め式のnanoViper 1200 barフィッティングを採用し、卓越したnano LC-MSパフォーマンスを提供• ほぼゼロデッドボリュームの接続を実現• 使いやすいPEEK™被覆型フューズドシリカ• 1200 barまで耐えられる手締め式フィッティング

6•ヒーティング機能の搭載で最大限まで高められた再現性

サーモフィッシャーサイエンティフィックのnano LCラインナップ：
堅実な選択を望むすべてのラボに

EASY-nLC 1200

UltiMate 3000 RSLCnano✔

✔

シンプルな操作性と卓越したパフォーマンス
スプリットレスなナノフロー
パフォーマンス

汎用性と比類ない精度

システム圧
保持時間精度ナノフロー範囲

1

省スペース

システムの特長

デザイン

統合型

モジュラー型

カラムコンパートメント

N/A 2

✔

✔

✔

高圧バイナリシリンジポンプ

高圧バイナリポンプ

マイクロフローポンプ

N/A

低圧三液グラジエントポンプ

直接注入

✔

✔

トラップモード

ベントカラムセットアップ

マイクロフローポンプによる連続ダイレクト送液

2D saltステップ–✔

オフライン分取–✔3

タンデムnano LC–

✔3

PC一体型

✔

–

監査証跡–

✔

サンプルキャパシティ
ゼロ-ロスサンプルピックアップ
ナノフローポンプ

アプリケーション
範囲

ソフトウェア機能

キャピラリーフローおよびマイクロフローの流量に容易に拡張可能です。詳細はthermofisher.com/nanoLCMSでご覧いただけます。
該当しません。温調機能はEASY-Sprayカラムに組み込みです。
3
追加のナノポンプと対応するアプリケーションキットが必要な場合があります。
127最新の質量分析計との完全な互換性
Thermo Scientific nano LCシステムは、分析機器市場をリードするパフォーマンスを提供し、すべてのThermo Scientific nano ESIソースおよびMS製品シリーズとスムーズに連携します。

EASY-nLC 1200
Operational simplicity and excellent
performance

Thermo Scientific
EASY-Spray™ source

Thermo Scientific Dionex™
UltiMate™ 3000 RSLCnano
Versatility and unsurpassed
precision

Thermo Scientific
EASY-Spray™ column

Thermo ScientificNanospray Flex™
ion source

Thermo Scientific
TSQ Altis™ triple
quadrupole mass
spectrometer© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。 HPLC070_A1710OB
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL：0120-753-670
FAX：0120-753-671
Analyze.jp@thermofisher.com
facebook.com/ThermoFisherJapan
www.thermofisher.com@ThermoFisherJP

Thermo Scientific
Q Exactive™ HF-X hybrid
quadrupole-Orbitrap
mass spectrometer

Thermo ScientificOrbitrap Fusion™
Lumos™ Tribrid™
mass spectrometer