SVLC-218-086

取

扱

説

明

書

電子式三相電圧計
SVLC-110L[ 1φ2W / 1φ3W / 3φ3W

アナログ出力 ](ハードモデル F)

SVLC-218-086

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の環境下では本製品を使用しないでください。誤動作や故障につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、
湿度 85％RH を超える場所 (メータ周囲の平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります) 腐食性ガスが発生する場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 外来ノイズの多い場所
 標高 2000m を超える場所
 本製品は動作原理上、サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光があたる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮
してください。本製品に直射日光が当たりますと液晶や LED の点灯/消灯がわかりづらくなります。
また、表面温度上昇によりケースが変形する恐れがあります。
 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
 端子カバーは感電防止のために取付けていますので、作業終了後は必ず端子カバーを取付けてください。
 使用前の準備本製品を主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを入れてください。
本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。
設定に誤りがありますと正しく動作しません。
 結露について製品が無通電のとき、設置場所の温度や湿度が急激に変化すると、表示部内側に結露による水滴が付くことがあります。
(表示部中央でフィルタが液晶表示器表面に吸い付き、丸や楕円状の模様が発生します。)
この現象は補助電源を通電し、約 2 時間放置することで無くなります。そのままご使用ください。
 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 液晶表示部の変色、ケースの破損などが無いこと、配線や取付ねじのゆるみが無いことをご確認ください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
液晶表示面は拭き取り中に表示が点灯することがありますが、これはフィルタに静電気が帯びて起きる現象です。
しばらく放置しておきますと自然に放電して元に戻ります。また、フィルタを押したとき、フィルタと液晶表示面が接して丸や楕円状の模様が発生することがありますので、フィルタを強く押さないでください。

1

SVLC-218-086

 保管
長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
 周囲温度-20～+70℃、湿度 5～90％RH を超える場所
 日平均温度が 40℃を超える場所
 腐食性ガス及び塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
 使用
本製品を使用するときは、下記事項に注意してください。
 入力は定格範囲内でご使用ください。定格範囲外での使用は機器が故障する恐れがあります。
 本製品は計測要素により最大値、最小値を保持する機能があります。この値は停電保証されており、電源リセットでもクリアされませんが、電源投入時に入力が加えられない場合、最小値が更新されてしまう場合があります。
このため、電源投入により過去の最小値を保持させるためには、電源投入後 1 秒以内に入力を加えてご使用ください。
 最大値，最小値計測要素
計測要素
電圧，周波数

最大値計測
○

最小値計測
○

 通電中に端子に触れますと感電しますので注意してください。
 本製品を無断に分解や改造した場合、保証の対象から外れますのでご注意ください。また、改造等で機器の故障や火災などが起こることもあり危険ですので、仕様変更などは当社へご連絡ください。

2

SVLC-218-086

 設定
本製品は使用前に測定レンジなどの設定及び確認が必要です。初期設定でご使用の場合、設定及び確認の必要はありません。設定に誤りがありますと、計測や出力が正常に動作しない恐れがあります。
設定は取扱説明書を読んでから行ってください。
 初期設定値
出荷時は下記初期設定値となっていますのでご使用条件に合わせて設定を行ってください。
本製品は入力回路が三相 3 線 (3φ3W)，単相 (1φ2W)，単相 3 線 (1φ3W) の共用品ですが、ご注文時に入力回路をご指定された場合は、ご指定の入力回路の初期設定値で出荷されています。また、入力回路をご指定されていない場合 (指定無し) は、
三相 3 線の初期設定値で出荷されています。なお、設定品につきましてはご指定の設定で出荷されています。
№

設定項目

表示パターン
主監視
副監視(左)
1 表示組合せ
副監視(中央)副監視(右)
バーグラフ
要素
2 警報出力 (１)復帰方式
接点遅延時間電圧上限値
3 瞬時計測検出
電圧下限値
動作
4 バックライト
明るさ
電圧レンジ
電圧レンジ桁数
5 測定レンジ
周波数レンジ
周波数レンジ桁数
出力 1 要素
出力 2 要素アナログ出力6(１)
出力 3 要素
低入力カット
7 外部操作入力 (１)電圧8 計測表示 ON/OFF
周波数
相線切替 (２)9 入力回路
入力電圧 (３)バイアス調整
出力 1
スパン調整
アナログ
バイアス調整10 出力調整 出力 2
スパン調整
(１)
バイアス調整
出力 3
スパン調整

三相 3 線
110V 入力
220V 入力
パターン 1
V(UV)
V(VW)
なし
V(WU)
V(UV)
電圧 (各線間電圧の OR)
自動
0秒
OFF
OFF
自動消灯
3 (中間)
6600V
220.0V
4桁
45.0～65.0Hz
3桁
V(UV)
V(VW)
V(WU)
OFF
警報リセット
ON
ON
3φ3W
110V
220V
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％

単相 3 線(U-N-W)
パターン 1
V(UN)
V(WN)
なし
V(UW)
V(UN)

単相
110V 入力
220V 入力
パターン 1
V
なし
なし
なし
V
電圧 (各線間(相)電圧の OR) 電圧
自動
自動
0秒
0秒
OFF
OFF
OFF
OFF
自動消灯
自動消灯
3 (中間)
3 (中間)
110.0V
3300V
220.0V
4桁
4桁
45.0～65.0Hz
45.0～65.0Hz
3桁
3桁
V(UN)
V
V(WN)
OFF
V(UW)
OFF
OFF
OFF
警報リセット
警報リセットON
ON
ON
ON
1φ3W (U-N-W)
1φ2W
150V
110V
220V
0.0％
0.0％
100.0％
100.0％
0.0％
0.0％
100.0％
100.0％
0.0％
0.0％
100.0％
100.0％

注(１) オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。
注(２) 入力回路相線切替設定を変更すると、設定 1 と設定 2 の値 (表の No. 1～8) が切替えた相線の初期設定値に戻ります。ただし、設定 3 の値（表の No. 9，10）は初期設定値に戻りません。
注(３) 入力回路相線切替設定を三相 3 線又は単相に設定しているときに入力電圧設定を変更すると、電圧レンジがその相線の初期設定値に戻ります。(例：三相 3 線の時、110V 設定時 6600V、220V 設定時 220V)

3

SVLC-218-086

目

次

1. 概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.1 用途 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.2 特長 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.3 形名構成 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

5
5
5
5

2. 各部の名称と機能 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

3. 準備
3.1 取付 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････
3.2 配線 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

7
8

4. 操作 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能 ･････････････････････････････････････ 10
4.2 画面の種類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.2.1 計測表示画面 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.2.2 警報検出画面 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 12
4.2.3 設定画面 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 13
4.3 操作 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.1 主監視表示要素切替 ････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.2 線間 (相) 表示切替 ･････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.3 設定値確認 ････････････････････････････････････････････････････････････ 15
4.3.4 設定モード ････････････････････････････････････････････････････････････ 16
4.3.5 リセット ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 17
5. 設定
5.1 機能一覧 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 19
5.2 設定早見表 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 21
5.3 設定詳細説明 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 24
5.3.1 設定モード 1 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 24
5.3.2 設定モード 2 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 28
5.3.3 設定モード 3 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 32
6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差 ････････････････････････････････････････････････････････ 34
6.2 性能 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35
6.3 オプション ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 36
7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング ･･･････････････････････････････････････････････････ 37
7.2 テスト機能 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 37

4

SVLC-218-086

1. 概要
1.1 用途1 台で電圧×3・周波数の計測監視ができます。受電、母線、低圧系統の電圧計測に最適です。
アナログ出力、警報出力、外部操作入力のオプション追加で、システムに合せた集中監視ができます。

1.2 特長 三相 3 線，単相，単相 3 線共用タイプを用意。在庫の共通化が可能です。
 バーグラフ 1 計測とデジタル 4 計測を同時に表示。
 アナログ出力 3 回路、接点出力 1 回路が取り出し可能。(オプション)
また、出力要素については設定にて選択が可能です。
 外部操作入力１点にてリセットが可能。(オプション)
また、設定にて警報出力、最大/最小値、警報出力と最大/最小値の選択が可能です。
 電源は AC85～264V，DC80～143V で交流直流両用。
 従来の 110 角の機械式メータと取付方法に互換性あり。取付は対角 2 点。
 バックライト (白色 LED バックライト) 機能を装備。また、点灯、消灯、自動消灯の選択及び明るさの設定が可能です。

1.3 形名構成
形名

仕様コード

ＳＶＬＣ－１１０Ｌ－ □ □ □ □ □ － □ □ □取付位置
１：上段取付用
２：下段取付用
Ｆ：取付位置共用
オプション
仕様コード

外部操作入力アナログ出力

接点出力

０－００

なし

なし

なし

１－１１

１回路

DC4～20mA×3 回路

警報 1 回路

補助電源
１：AC85～264V、DC80～143V 共用
入力レンジ
Ｄ：150V，300V 共用
入力回路
Ｆ：1φ2W、1φ3W、3φ3W 共用
ハードモデル
Ｄ：R-S-T，バックライト白
Ｅ：R-Y-B，バックライト白
Ｆ：U-V-W，バックライト白5

SVLC-218-086

2. 各部の名称と機能
バーグラフ表示部
主監視の計測値をアナログ表示
します。(副監視の計測値をバーグラフ表示する設定も可能です。)

デジタル表示部同時に 4 要素の計測監視ができます。
副監視(左)

副監視(中央)副監視(右)
下限設定指標下限設定値を表示します。

目盛数字
測定レンジ設定で自動設定します。

上限設定指標上限設定値を表示します。

設定モードで、設定項目を切替えるスイッチとして使用
します。

単位表示
測定レンジ設定で自動設定します。

主監視の計測表示要素を切替えるスイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
設定モードでは設定値の変更を行うスイッチとして使用します。

連続 1 秒以上押すと、警報及び最大・最小値(主監視に表示している要素)をリセットします。
設定モードでは設定項目を移動(進み)させるスイッチとして使用します。

設定モードに切替えるスイッチとして使用します。3 秒以上押し続けると設定モードに切替わります。
設定モードでは設定値を決定するスイッチとして使用します。

主監視

電圧の線間 (相) 表示を切替える
スイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の相表示に戻ります。設定モードでは設定モードを終了させるスイッチとして使用します。
通常の一般計測表示と最大･最小
MAX/MIN
計測表示を切替えるスイッチです。
一般計測表示
最大･最小計測表示
設定モードでは、設定項目を移動
MAX/MIN(戻り) させるスイッチとして使用します。

6

SVLC-218-086

3. 準備
3.1 取付下記外形寸法図、パネルカットを参照の上、厚さ 10mm 以下のパネルに付属の M5 ナットで取付けてください。
締付けトルクは 2.0～2.5N･m としてください。
● 外形寸法図● 取扱上の注意事項
取付：液晶表示器は見る角度によりコントラストが変わりますので、最適な角度となる位置へ取付けてください。
(1) 上段取付用(2) 下段取付用(3)取付位置共用

60

75

10
10
60

75
60
(横から見た図)60(上から見た図)60(横から見た図)(上から見た図)● 取付(1) 製品をパネルのカット穴に前面からはめ込みます。
このとき、ベース下部抜け防止ストッパーまで確実にはめ込んでください。
本製品は、取付時の抜け防止のためのストッパーを備えています。
(2) 付属の取付用 M5 フランジナットにて製品を確実に固定してください。
フランジナットの締付けトルクは、2.0～2.5N･m としてください。

77560(横から見た図)75(上から見た図)SVLC-218-086

3.2 配線
下記配線図を参照のうえ、結線を行ってください。
● 結線図 (５)(1) 1φ2W，アナログ出力
UV(2) 1φ3W，アナログ出力
UNW

VT

LOAD
LOAD

補助電源

補助電源

アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

警報出力

警報出力

外部操作入力外部操作入力(3) 3φ3W，アナログ出力
UVW

LOAD

VT

補助電源
アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

警報出力

注(４) アナログ出力、警報出力、外部操作入力はオプションとなります。
注(５) 低圧回路の場合、VT の２次側接地は不要です。また、110V 又は 220V ダイレクト入力でご使用になる場合、VT は不要です。

外部操作入力● 結線上の注意事項(1) 安全のために結線終了後は必ず端子カバーを取り付けてください。
(2) 入力側と出力側の配線は必ず分離し、外来ノイズに対する配慮 (誤動作防止) をしてください。
(3) アース端子 E (7 番端子) はシールド効果を上げるため、必ず接地してください。
また、アース端子と大地間の接地抵抗は 100Ω以下としてください。
(4) 本製品と遮断器及び、リレー接点信号線との距離は 30cm 以上とってください。
(5) アナログ出力を直接遠方へ送る際、伝送線路に誘導雷サージ等の影響を受ける恐れのある場合でも、本製品に保護は不要です。
なお、受信器側の機器を保護するために線間サージ保護器及び伝送線路と大地間に 500V 程度の SPD (避雷器) 等を受信器側へ設置してください。
(6) 警報出力に誘導負荷を接続する場合、サージキラーを外部に設置する事をお勧めします。
サージキラーの無い場合、接点の寿命が短くなる場合があります。

8

SVLC-218-086

4. 操作● スイッチの主な機能

スイッチ

主な機能

SET

3 秒以上押し続けると設定モードに切り替わります。設定モードでは設定値の決定に使用します。

RESET/SHIFT

各種警報をリセットします。最大・最小計測表示では、最大・最小値をリセットします。
設定モードでは、設定項目の移動 (進み) に使用します。
設定モードで、設定項目の切り替えに使用します。

MODE
MAX/MIN

通常の計測表示と、最大値・最小値表示を切り替えます。
設定モードでは、設定項目の移動 (戻り) に使用します。

＋ ，－

主監視の計測表示要素を切り替えます。設定モードでは設定値の変更に使用します。

DISPLAY

電圧の線間(相)表示を切り替えます。
設定モードを終了させる場合や、計測要素の表示組合せを元に戻す場合に使用します。

● 便利な機能(1) 計測切替又は線間 (相) 切替を行い、元の画面構成が分からなくなっても DISPLAY を 3 秒以上押し続けるか、
10 分間無操作で元の画面構成に戻ります。
(2) 計測切替を行い、元の主監視表示が分からなくなっても、 ＋ 又は － を 3 秒以上押し続けるか、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
(3) 設定モードのまま操作を止めてしまっても 10 分間で表示モードに戻ります。
● 7 セグメント表示
本製品は、計測値の表示以外にも 7 セグメント表示を利用して、各種設定におけるガイダンスを表示しています。
下記に数値表示と、各アルファベットに対応した 7 セグメント表示を示します。

A

N(n)

B(b)

O(o)

C

P

D(d)

Q(q)

E

R(r)

F

S

G

T(t)

H

U(u)

I

V

J

K

未表示

未表示

W

X
未表示

0

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

L

M

Y(y)

Z

SVLC-218-086

4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能
本製品はスイッチ操作により、さまざまな画面の切替えを行います。ここでは、スイッチ操作による画面の切替え手順について説明します。

条件：手動復帰設定時

RESET/SHIFT
1 秒押し

瞬時計測表示(通常表示)

警報リセット(出力 及び 表示)
DISPLAY
条件：主監視に該当要素を表示中

MAX/MIN
瞬時計測の
主監視要素で画面を切替最大・最小計測の表示中要素を
主監視に表示最大・最小
計測表示

最大・最小リセット(主監視表示要素)

MAX/MIN

V 要素 表示中
1φ2W 時は機能なし

線間(相)表示切替DISPLAY 3 秒押し
又は無操作 10 分

＋ , －

＋
＋
RESET/SHIFT
1 秒押し

主監視表示
要素切替
DISPLAY 3 秒押し
又は無操作 10 分

最大・最小リセット(全要素)

RESET/SHIFT
＋
－

設定値確認
DISPLAY
又は無操作 10 秒
SET

3 秒押し

設定モード 1DISPLAY
又は無操作 10 分
SET＋
RESET/SHIFT
3 秒押し

設定モード 2DISPLAY
又は無操作 10 分
SET＋
DISPLAY
3 秒押し

設定モード 3DISPLAY
又は無操作 10 分
SET
＋
MODE
3 秒押し

テストモードDISPLAY

10

SVLC-218-086

4.2 画面の種類
4.2.1 計測表示画面
スイッチ操作にて、一時的に主監視の計測表示要素の切替えや、電圧の線間／相表示の切替えが可能です。
表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。
電圧、周波数から最大 4 要素の計測値を表示します。
常に計測表示させたい要素について設定することが可能です。
また、スイッチ操作にて最大値、最小値の保持を行う計測要素について、最大値、最小値の表示に切替えることが可能です。
これら最大値、最小値はスイッチ操作にてリセット (その時点の瞬時値に更新) することが可能です。
なお、最大値、最小値は電源リセットでもクリアされず、また、この画面はスイッチ無操作 10 分
後も保持されます。

瞬時表示

V(UV)表示V(VW)表示V(WU)表示Hz 表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

最小表示

計測表示画面

最大･最小表示画面

計測要素

表示例

・各計測要素の計測表示例(主監視)
計測要素

表示例

電圧
V

周波数
Hz

11

最大表示

SVLC-218-086

4.2.2 警報検出画面
電圧計測が上限設定値以上又は下限設定値以下となった時に表示する画面です。電圧を主監視、副監視いずれかに計測表示している場合、計測値が点滅表示となります。
また、警報出力要素に設定した線間 (相) が検出した場合、画面上段に 上限 又は 下限 Ｖ が点滅表示します。
Hz

警報検出表示(点滅)

V(UV)
上限検出

V(WU)

点滅

V(VW)

復帰
(自動復帰)
検出画面

計測表示画面復帰(手動復帰)
警報リセット操作
警報検出表示(点灯)
点灯

復帰方法が手動復帰設定の場合、上限 (下限) 検出から復帰しても警報検出表示が保持されます。
この場合の復帰は、警報リセット操作が必要です。
警報リセットについては「4.3.5 リセット」を参照してください。
警報要素

上限

表示例

検出表示
(警報要素設定時)

下限警報設定値
上限警報設定値

電圧

下限

検出表示
(警報要素設定時)

下限警報設定値
上限警報設定値

12SVLC-218-086

4.2.3 設定画面
各種設定を行う画面です。設定内容により 3 種類の設定モードがあります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5.設定｣を参照してください。
① 設定モード 1
計測表示要素、警報出力、警報値、バックライトの設定を行います。
新設定
現在設定
設定 No.

設定モード 1 (No.111 表示パターン)② 設定モード 2
測定レンジ、アナログ出力、外部操作入力、計測表示 ON/OFF の設定を行います。
また、この設定モードにて設定値の初期化が
行えます。

新設定
現在設定
設定 No.
設定要素

設定モード 2 (No.211 電圧レンジ)③ 設定モード 3
入力回路の設定を行います。
また、この設定モードにてアナログ出力の調整を
行えます。

新設定
現在設定
設定 No.

設定モード 3 (No.311 入力回路相線切替)

13

SVLC-218-086

4.3 操作
4.3.1 主監視表示要素切替
主監視の計測表示要素を切替えます。切替えは＋ －で行います。
この操作は、計測表示、最大･最小表示でも行えます。
なお、計測表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。
最大･最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
V(UV)表示

無操作 10 分

－

－

－

－

＋

＋

＋

＋

V(VW)表示主監視 V(WU)

V(WU)表示 Hz 表示

主監視 V(UV) (初期画面)

主監視 V(VW)

4.3.2 線間(相)表示切替 (三相 3 線，単相 3 線)
表示している全ての電圧の線間/相表示を切り替えます。切替えは DISPLAY で行います。
この操作は、計測表示、最大・最小表示で行えます。
なお、線間/相表示を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の相表示に戻ります。
最大・最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
表示

無操作 10 分

DISPLAYDISPLAY

V(VW)表示 V(WU)表示 Hz 表示

DISPLAY

14

SVLC-218-086

4.3.3 設定値確認
電圧レンジ (一次電圧)、警報出力設定値等を確認します。確認は RESET/SHIFT と－を同時に押して行い、設定値の切替えは＋ －で行います。
なお、元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 秒後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
一次電圧

V(UV)表示RESET/SHIFT
＋
－

＋

－

DISPLAY又は無操作 10 秒

V(VW)表示V(WU)表示

要素表示

Hz 表示

計測表示画面

入力定格電圧表示(3φ3W，1φ2W 時)

設定値確認
電圧レンジ(一次電圧)、定格電圧
＋

－

警報要素

上限設定値

－

＋

復帰方法
警報要素復帰方法
接点遅延時間(６)接点遅延時間注(６) 警報出力 (オプション) が無い場合は、表示されません。

15

上限(下限)値

下限設定値

SVLC-218-086

4.3.4 設定モード
各種、設定を行います。設定モードは 3 種類あり、それぞれ操作が異なります。
元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5. 設定｣を参照してください。
・設定モード 1： SET を 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 2： SET と RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 3： SET と DISPLAY を同時に 3 秒以上押し続けます。
<参考> この操作は、計測表示、最大･最小表示で行うことができます。
V(UV)表示

設定 No.

新設定

現在設定

SET 3 秒
SET ＋ RESET/SHIFT 3 秒
SET ＋ DISPLAY 3 秒

V(VW)表示V(WU)表示【設定モード 1】

Hz 表示

設定要素

計測表示画面新設定

現在設定

DISPLAY又は無操作 10 分
計測表示
画面に戻る
設定 No.

【設定モード 2】

設定 No.

新設定

現在設定【設定モード 3】

16

SVLC-218-086

4.3.5 リセット
各種リセットを行います。リセットには、最大値･最小値のリセット (その時点の瞬時値に更新)、警報出力リセット(警報出力のオフ［手動復帰設定時］) があり、それぞれ操作が異なります。
また、それぞれのリセットを行うには、どの計測表示画面から操作を行うかの条件が必要となります。
(1) 警報リセット
オプション付きにて、警報復帰方式を“HOLD (手動復帰)”に設定した警報出力について、リセット (出力オフ) を行います。ただし、警報が継続して発生している場合、この操作により出力はオフされません。
また、警報復帰方式を“AUTO (自動復帰)”に設定した場合は、警報復帰に合わせて出力もオフされますので、この操作は不要です。なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。
設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3) 外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にて RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> RESET/SHIFT スイッチで警報リセットを行うと、主監視に表示されている計測要素の最大値、最小値もリセットされます。
警報検出(保持)V(UV)表示RESET/SHIFT 1 秒

計測表示画面V(VW)表示V(WU)表示 Hz 表示
リセット完了(2) 最大値･最小値リセット
各種計測値の最大値、最小値についてリセットを行います。このリセットには、計測要素個別に行う方法と、全ての最大値、最小値を一括でリセットする方法の 2 種類があります。
a) 個別リセット
ある特定の最大値、最小値のみについてリセットを行います。この操作により他の最大値、最小値はリセットされません。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にてリセットさせたい計測要素を主監視に表示させます。
② RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> 必ずリセットさせたい最大値・最小値計測要素を主監視に表示させた上で、この操作を行ってください。
また、最大値、最小値リセットを行うと、検出中の警報出力もリセットされます。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT 1 秒

最小表示

最小表示
(リセット)

最大表示

最大・最小計測表示

17

瞬時表示

最大表示
(リセット)
リセット完了SVLC-218-086b) 最大値・最小値の一括リセット
全ての最大値、最小値についてリセットを行います。
なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。設定方法については「5.3.2 設定モード
2 (3) 外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にて RESET/SHIFT と＋を同時に 1 秒以上押し続けます。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT ＋ ＋ 1 秒

最小表示

最大表示

最小表示
(リセット)

最大・最小計測表示

瞬時表示

最大表示
(リセット)
リセット完了(3) 警報リセット及び最大値･最小値の一括リセット
外部操作入力にて警報のリセットと全ての最大値、最小値についてリセットを行うことができます。
設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3) 外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。

18

SVLC-218-086

5. 設定< 注意 >
ご購入後、入力回路設定を変更する場合は、必ず設定モード 3 の入力回路設定から設定を行ってください。
他の設定を変更後に、入力回路設定を変更すると、設定モード 3 の設定値を除く全ての設定値が変更後の入力回路の初期値に戻ってしまいます。

5.1 機能一覧
本製品は前面スイッチで様々な機能を設定することができます。
<注意> ご注文時に入力回路を指定していない場合は、三相 3 線の初期設定値にて出荷しています。
設定モード 1

機能一覧

設定
番号

機能

111

表示パターン

デジタル 4 表示とバーグラフ表示の組合せ
パターンを設定します

112

主監視

デジタル主監視の表示要素を設定します113

副監視(左)

デジタル副監視 (左) の表示要素を設定
します

114

副監視(中央)デジタル副監視 (中央) の表示要素を設定
します

115

副監視(右)

デジタル副監視 (右) の表示要素を設定
します

116

バーグラフ

バーグラフの表示要素を設定します

121AL
警報要素
(７)
122AL
警報復帰方式(７)
123AL
警報接点遅延時間
(７)

初期設定値

機能の内容説明

警報の出力要素を設定しますパターン 1
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線
単相

V(UV)
V(UN)
V
V(VW)
V(WN)
なし

なし
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線
単相

V(WU)
V(UW)
なし
V(UV)
V(UN)
V
V [各線間 (相) の OR]
V [各線間 (相) の OR]
V

重要
参照頁
設定
○

24～26

○

24～26

○

24～26

○

24～26

○

24～26

○

24～26

○

27

警報の復帰時の出力動作を設定します

自動復帰

27

警報の接点遅延時間を設定します

0秒

27

131H

瞬時計測電圧上限値

瞬時電圧の上限警報値を設定しますOFF (不使用)

27

132L

瞬時計測電圧下限値

瞬時電圧の下限警報値を設定しますOFF (不使用)

27

141

バックライト動作

バックライトの点灯/消灯を設定します。

自動消灯

28

142

バックライト明るさ

バックライトの明るさを設定します。

3（中間）

28

注(７) オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。

19

SVLC-218-086

設定モード 2
設定
番号

機能一覧

機能

機能の内容説明

初期設定値
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線
単相

6600V (９)110.0V
3300V (９)
4桁
4桁
4桁

211

電圧レンジ

電圧測定レンジ (一次電圧) を設定します

212

電圧レンジ桁数

電圧レンジの表示桁数を設定します213

周波数レンジ

周波数メータのフルスケール及びアナログ出力の出力レンジを設定します

45.0～65.0Hz

214

周波数レンジ桁数

周波数レンジの有効桁数を設定します

3桁

重要
参照頁
設定
○

29

29
29
29,30

三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線
単相

V(UV)
V(UN)
V
V(VW)
V(WN)
OFF
V(WU)
V(UW)
OFF

221A
(８)

AO1 出力要素

AO1 (アナログ出力 1) の出力要素を設定します

222A
(８)

AO2 出力要素

AO2 (アナログ出力 2) の出力要素を設定します

223A
(８)

AO3 出力要素

AO3 (アナログ出力 3) の出力要素を設定します

224A
(８)

低入力カット

アナログ出力について、0.5％以下に相当する
微小入力時の出力を下限値にする機能について設定します

OFF(不使用)231(８)

外部操作入力機能

外部操作入力の機能を設定します

警報リセット241

電圧 ON/OFF

電圧計測表示の ON/OFF を設定します

ON

31

242

周波数 ON/OFF

周波数計測表示の ON/OFF を設定します

ON

31

251

設定値初期化

設定 1 と設定 2 の設定値を初期化 (初期設定値に戻す) します。
(設定 3 の設定値は初期設定値に戻りません)－

31

設定モード 3

○

30

○

30

○

30

30
○

31

機能一覧

設定
番号

機能

311

入力回路相線切替

入力回路や相線について設定します

312

入力電圧

入力電圧/相電圧フルスケールを設定します

AO1 バイアス調整

AO1 (アナログ出力 1) のバイアス値を設定します

0.0％

33

AO1 スパン調整

AO1 (アナログ出力 1) のスパン値を設定します

100.0％

33

AO2 バイアス調整

AO2 (アナログ出力 2) のバイアス値を設定します

0.0％

33

AO2 スパン調整

AO2 (アナログ出力 2) のスパン値を設定します

100.0％

33

AO3 バイアス調整

AO3 (アナログ出力 3) のバイアス値を設定します

0.0％

33

AO3 スパン調整

AO3 (アナログ出力 3) のスパン値を設定します

100.0％

33

321
(８)
322
(８)
323
(８)
324
(８)
325
(８)
326
(８)

機能の内容説明注(８) オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。
注(９) 220V 入力では、“220.0V (4 桁)”となります。
20

初期設定値
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相

3φ3W
1φ3W (U-N-W)
1φ2W
110V
150V
110V

重要
参照頁
設定
○

32

○

32

SVLC-218-086

5.2 設定早見表
製品の仕様、オプションの有無において設定項目が変わりますのでご注意ください。
(1) 重要な設定()内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
入力回路の相線を
設定する
(311)

入力電圧 (相電圧
フルスケール) を
設定する
(312)

設定・操作手順

参照頁

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す＋ －で相線を選ぶ
SET を 3 秒以上押す(311)
選んだ相線が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

33

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(311)
(312)
SET を押す＋ －で入力電圧(1φ3W の場合は相電圧フルスケール)を選ぶ
33
選んだ入力電圧(相電圧フルスケール)が登録される

DISPLAY を押す

表示モードに戻る
電圧計の測定レンジを
設定する
(211)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す＋ －で測定レンジを選ぶ
SET を押す(211)
選んだ測定レンジが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

表示パターンを設定
する(111)

SET を 3 秒以上押す＋ －で表示組合せを選ぶ
SET を押す(111)
選んだ表示パターンが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

アナログ出力 1 (AO1)の出力要素を設定する(221A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で出力要素を選ぶ(211)(221A)SET を押す
選んだ出力要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

アナログ出力 2 (AO2)の出力要素を設定する(222A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)＋ －で出力要素を選ぶ
SET を押す
選んだ出力要素が登録される
DISPLAY を押す

29

24～26

30

30

表示モードに戻る

アナログ出力 3 (AO3)の出力要素を設定する(223A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)RESET/SHIFT を押す＋ －で出力要素を選ぶ
SET を押す(223A)
選んだ出力要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

30

警報出力の要素を設定する(121AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で要素を選ぶ
SET を押す(111)(121AL)
選んだ要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
外部操作入力の機能を
設定する
(231)

＋ －で機能を選ぶ

MODE を押す
MODE を押す(211)(221A)(231)
選んだ機能が登録される
DISPLAY を押す

SET を押す

表示モードに戻る

21

31

SVLC-218-086(2) 表示パターン以外の表示組合せにする( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順

参照頁

主監視の表示要素を
設定する
(112)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(111)(112)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

24～26

副監視(左)の表示要素
を設定する
(113)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す

24～26

表示モードに戻る

副監視(中央)の表示
要素を設定する(114)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(114)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

24～26

副監視(右)の表示要素
を設定する
(115)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(114)(115)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

24～26

バーグラフ表示要素を
設定する
(116)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(114)
(115)
(116)
＋ －で表示要素を選ぶ(副監視を選ぶとデジタル表示の下に＿が点灯します)
SET を押す(3) 周波数測定レンジの設定(

選んだ表示要素が登録される

DISPLAY を押す

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順

周波数の測定レンジ
を設定する
(213)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
RESET/SHIFT を押す＋ －で測定レンジを選ぶ
SET を押す(213)
選んだ測定レンジが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る(4) レンジ桁数設定

(

参照頁

29

)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
電圧レンジの桁数を
設定する
(212)

24～26

設定・操作手順
SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
＋ －で桁数を選ぶ
SET を押す
選んだ桁数が登録される
DISPLAY を押す

参照頁

29

表示モードに戻る
周波数レンジの桁数を
設定する
(214)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で桁数を選ぶ
SET を押す(213)(214)
選んだ桁数が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

22

29,30

SVLC-218-086(5) アナログ出力設定()内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順参照頁

アナログ出力の微小入力(0.5％以下)時の出力カット機能について設定する(224A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で低入力カットの有無を選ぶ(223A)(224A)SET を押す
選んだ動作が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

30(6) 警報出力設定)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

(

項目

設定・操作手順参照頁

警報出力の復帰方式を設定する(122AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で復帰方式を選ぶ(111)(121AL)(122AL)SET を押す
選んだ復帰方式が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27

警報出力の接点遅延時間を設定する(123AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(122AL)(123AL)＋ －で接点遅延時間を選ぶ
SET を押す
選んだ接点遅延時間が登録される
DISPLAY を押す(7) 電圧検出設定(

瞬時電圧の下限警報値を設定する(132L)(8) バックライト設定

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
瞬時電圧の上限警報値
を設定する(131H)

27

設定・操作手順

参照頁

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)＋ －で上限警報値を選ぶ
SET を押す
選んだ上限警報値が登録される

27(131H)DISPLAY を押す

表示モードに戻る

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)RESET/SHIFT を押す＋ －で下限警報値を選ぶ
SET を押す(131H)(132L)DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ下限警報値が登録される(

27)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順参照頁

バックライトの動作を
設定する
(141)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)
MODE を押す＋ －でバックライト動作を選ぶ
SET を押す(131H)(141)
選んだバックライト動作が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

28

バックライトの明るさ
を設定する
(142)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で明るさを選ぶ
SET を押す(131H)(141)(142)
選んだバックライトの明るさが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

28

23

SVLC-218-086

5.3 設定詳細説明
5.3.1 設定モード 1
SET 3 秒SET を 3 秒以上押し続けることで設定モード 1 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

111～116
表示設定

DISPLAY

MODE
121AL～123AL
警報出力設定DISPLAY

MODE

表示モード

131H～132L
電圧検出設定DISPLAY

MODE
141～142
バックライト設定

DISPLAY

MODE(1) 111～116

設定モード 1

表示組合せ設定● 三相 3 線
№

パターン№

主監視

副監視(左)

副監視(中央)副監視(右)バーグラフ

12パターン 1パターン 2

V(UV)
V(UV)

V(VW)
V(VW)

なし
V(WU)

V(WU)
Hz

V(UV)
V(UV)

● 表示設定可能要素 (三相 3 線)
主監視

V(UV)，V(VW)，V(WU)，Hz

副監視(左)
副監視(中央)副監視(右)
バーグラフ

V(UV)，V(VW)，V(WU)
V(UV)，V(VW)，V(WU)
V(UV)，V(VW)，V(WU)，Hz
V(UV)，V(VW)，V(WU)，Hz● 線間切替 (三相 3 線) (10)
V(UV)

V(VW)

● 三相 3 線計測要素切替 (計測表示モード)

V(WU)

V(UV)

注(10) DISPLAY を押すと切り替わります。

24

V(VW)

V(WU)

Hz

なし

SVLC-218-086● 単相 3 線 (12)
№
1
2

パターン№
パターン 1パターン 2

主監視
V(UN)
V(UN)

副監視(左)V(WN)
V(WN)

副監視(中央)なし
V(UW)

副監視(右)
V(UW)
Hz

バーグラフ
V(UN)
V(UN)

● 表示設定可能要素 (単相 3 線) (12)主監視V(UN)，V(WN)，V(UW)，Hz副監視(左)

V(UN)，V(WN)，V(UW)

副監視(中央)V(UN)，V(WN)，V(UW)

副監視(右)

V(UN)，V(WN)，V(UW)，Hz

バーグラフ

V(UN)，V(WN)，V(UW)，Hz● 線間切替 (単相 3 線) (12)
V(UN)

V(WN)

V(UW)

● 単相 3 線計測要素切替 (計測表示モード) (12)
V(UN)

(11)

V(WN)

V(UW)

Hz

なし

注(11) DISPLAY を押すと切り替わります。
注(12) 相線切替設定単相 3 線 (U-N-W) の場合です。
単相 3 線 (U-N-V) のとき、電圧 (UN-VN-UV) となります。
単相 3 線 (V-N-W) のとき、電圧 (VN-WN-VW) となります。

● 単相
№
1
2

パターン№
パターン 1パターン 2

主監視VV

副監視(左)なし
なし● 表示設定可能要素 (単相)
主監視

V, Hz

副監視(左)

V

副監視(中央)V

副監視(右)

V, Hz

バーグラフ

V, Hz

副監視(中央)なし
なし

副監視(右)なし
Hz● 単相計測要素切替 (計測表示モード)
V

25

Hz

なし

バーグラフ
V
V

SVLC-218-086

表示組合せ設定111
表示パターン＋RESET/SHIFT
MAX/MIN

112
主監視パターン 1

V(UV)：1＋＋－

パターン 2
＋

＋
＋

＋

＋

－

＋

－

＋
－

＋

－

RESET/SHIFT
MAX/MIN－＋

V(WU)：3

＋

＋

－

＋

－

なし：0

V(VW)：2＋＋－

V(UV)：1115
副監視(右)

なし：0

RESET/SHIFT
MAX/MIN＋－－

V(WU)：3

－

＋

－

＋

＋
－

＋

－

副監視：中央－＋V(UV)：1
＋

なし：0

－

副監視：左

－

なし：0
＋

116
バー要素

主監視

Hz：4

V(UV)：1

V(WU)：3－

V(WU)：3

Hz：4
マニュアル設定は表示組合せパターン
以外のときです。

V(VW)：2－

V(VW)：2

－

－

マニュアル
設定値：0

RESET/SHIFT
MAX/MIN

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/
113
114
SHIFT
副監視(左)
副監視(中央)MAX/MIN

－

副監視：右

－

V(VW)：2

初期設定値
三相 3 線のとき◆ 111 表示パターン
4 つのデジタル表示で計測監視する要素を組合せパターンの中から選びます。
SET で設定値が更新されます。

設定№

新設定

現在設定

◆ 112～115 主監視、副監視 (左)、副監視 (中央)、副監視 (右)組合せパターン以外の表示構成にするときに設定します。
SET で設定値が更新されます。
◆ 116 バーグラフ要素
基本的に主監視で見ている要素がバーグラフ表示されますが、副監視で見ている要素をバーグラフ表示するときに設定します。
設定された副監視のデジタル表示にアンダーバーが付きます。
SET で設定が更新されます。

表示パターンアンダーバー
設定№

バーグラフ要素26－

SVLC-218-086(2) 121AL～123AL

警報出力設定【オプション付き】

警報出力について各種設定を行います。
121AL
警報要素

MAX/MINRESET/SHIFT

122AL
警報復帰方式

MAX/MINRESET/
SHIFT

123AL
警報接点遅延時間

MAX/MINRESET/SHIFT◆ 121AL 警報出力要素設定
警報出力の要素を設定します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：1 [電圧 各線間 (相) の OR]
三相 3 線のとき
OFF：なし＋－1：電圧(各線間(相)の OR)＋

2：電圧(UV)－＋－

3：電圧(VW)＋－

4：電圧(WU)

＋
－

単相のとき
OFF：なし

＋
－

1：電圧

＋
－

設定 No.

新設定

現在設定◆ 122AL 警報復帰方式設定
警報出力の復帰時の出力動作を、AUTO (自動復帰)、HOLD (手動復帰) から選択することができます。
”AUTO (自動復帰)” では警報の復帰に合わせて警報出力もオフとなります。
また、”HOLD (手動復帰)” では警報復帰後も出力はオンを保持し、この場合の復帰 (出力オフ) は RESET/SHIFT にて行います。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AUTO (自動復帰)＋
AUTO(自動復帰)＋

HOLD(手動復帰)－

警報要素－◆ 123AL 警報接点遅延時間
警報出力の接点遅延時間を設定します。設定範囲は 0～300 秒 (1 秒ステップ) で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0 秒 (接点遅延なし)(3) 131H～132L 電圧検出設定
瞬時計測の電圧要素について、上下限警報値の設定を行います。
131H
瞬時計測電圧上限値

MAX/MINRESET/
SHIFT

132L
瞬時計測電圧下限値

設定 No.

新設定

現在設定

MAX/MINRESET/SHIFT◆ 131H 瞬時計測電圧上限値、132L 瞬時計測電圧下限値
瞬時計測(電圧)の上限警報値、下限警報値を設定します。
設定範囲はフルスケールを 150％として 30～150％ (1％ステップ)，
OFF で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：OFF〔不使用〕(上限値、下限値)
瞬時計測電圧上限値

27

SVLC-218-086(4) 141～142 バックライト設定
バックライトの動作及び明るさについて設定を行います。
141
バックライト動作

MAX/MINRESET/SHIFT

142
バックライト明るさ

MAX/MINRESET/SHIFT◆ 141 バックライト動作
バックライトの動作について、ON (常時点灯)、AUTO (自動消灯)、
OFF(常時消灯)から選択することができます。
”AUTO (自動消灯)” に設定した場合、スイッチ無操作 5 分経過後に自動的に消灯、また、いずれかのスイッチ操作にて自動的に点灯します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AUTO (自動消灯)
AUTO：
自動消灯

＋
－

OFF：
常時消灯

＋
－

新設定

現在設定

設定 No.
設定要素

ON：
常時点灯

－
＋

バックライト◆ 142 バックライト明るさ
バックライトの明るさについて、1～5 の 5 段階から選択することができます。
”1”に設定した場合、バックライトが最も暗く、”5”に設定した場合、バックライトが最も明るくなります。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：3 (中間)

設定値
5
4
3
2
1

明るさ
明るい

暗い

5.3.2 設定モード 2
SET とRESET/SHIFT
3秒
DISPLAYSET と RESET/SHIFT を 3 秒以上押し続けることで設定モード 2 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。

211～214
測定レンジ設定

DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

MODE
DISPLAY

221A～224A
アナログ出力設定<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行なわないでください。
なお、該当するオプションが無い設定項目については表示されません。

MODE
表示モード

DISPLAY231
外部操作入力設定MODE

DISPLAY241～242
計測表示 ON/OFF 設定
MODE

DISPLAY251
設定値初期化
MODE

設定モード 2

28

SVLC-218-086(1) 211～214 測定レンジ設定
各測定要素の測定レンジの設定を行います。
211

MAX/MIN

電圧レンジ

RESET/
SHIFT

212
電圧レンジ
桁数

MAX/MIN

213

MAX/MINRESET/
SHIFT

周波数レンジRESET/
SHIFT

214
周波数レンジ
桁数

RESET/SHIFT
MAX/MIN◆ 211 電圧レンジ
電圧レンジ (一次電圧) を設定します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：6600V (3φ3W，110V 入力)、110.0V (1φ3W)、3300V (1φ2W，110V 入力)、
220.0V (3φ3W/1φ2W，220V 入力)
設定要素
150V (110V)
300V (220V，220V/110V)
500V (380V/110V)
600V (440V/110V)
600V (460V/110V)
600V (480V/110V)
1200V (880V/110V)
1500V (1100V/110V)
2400V (1650V/110V)
3000V (2200V/110V)
4500V (3300V/110V)
9000V (6600V/110V)
15kV (11kV/110V)
18kV (13.2kV/110V)
18kV (13.8kV/110V)

24kV (16.5kV/110V)
25kV (18.4kV/110V)
30kV (22kV/110V)
45kV (33kV/110V)
90kV (66kV/110V)
120kV (77kV/110V)
150kV (110kV/110V)
180kV (132kV/110V)
210kV (154kV/110V)
270kV (187kV/110V)
300kV (220kV/110V)
400kV (275kV/110V)
500kV (380kV/110V)
750kV (550kV/110V)◆ 212 電圧レンジ桁数
電圧レンジの表示桁数を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

設定 No.

新設定

設定 No.

例) 6600V

設定要素

6.60kV

4 桁表示

現在設定
電圧レンジ

初期設定値：4 桁
桁数を変更した場合、単位が変更されることがあります。
＋
＋
－
－

新設定

3 桁表示

現在設定
電圧レンジ桁数◆ 213 周波数レンジ
周波数測定レンジについて、45.0～55.0Hz / 55.0～65.0Hz /45.0～65.0Hz から選択することができます。
この設定を変更すると、同時に周波数のアナログ出力レンジも自動設定されます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：45.0～65.0Hz
50：
45.0～55.0Hz

＋
－

60：
55.0～65.0Hz＋－

設定 No.

新設定

現在設定

設定要素

55：
45.0～65.0Hz－＋

周波数レンジ

29

SVLC-218-086◆ 214 周波数レンジ桁数
周波数レンジの表示桁数を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

新設定

初期設定値：3 桁

現在設定
＋
＋
－
－

4 桁表示

設定 No.

3 桁表示

設定要素
周波数レンジ桁数(2) 221A～224A アナログ出力設定【オプション付き】
設定 No.

アナログ出力について各種設定を行います。
221A
Ao1 出力要素

MAX/MIN

222A
Ao2 出力要素

RESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

224A
低入力カット

MAX/MIN

新設定

現在設定

223A
Ao3 出力要素

RESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN◆ 221A～223A AO (アナログ出力) 1～3 出力要素
各アナログ出力について出力要素を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AO1 V(UV) (3φ3W)、V(UN) (1φ3W U-N-W)、V (1φ2W)
AO2 V(VW) (3φ3W)、V(WN) (1φ3W U-N-W)、OFF (1φ2W)
AO3 V(WU) (3φ3W)、V(UW) (1φ3W U-N-W)、OFF (1φ2W)
OFF：なし＋－1：V(UV)＋－

2：V(VW)＋－

3：V(WU)＋－

Ao1 出力要素

4：Hz＋－
三相 3 線のとき◆ 224A 低入力カット
アナログ出力について、0.5％以下に相当する微小入力時の出力を下限値にする機能について、ON (使用)、OFF (不使用) から選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

設定 No.

新設定

現在設定

初期設定値：OFF (不使用)

設定要素

低入力カット30

SVLC-218-086(3) 231 外部操作入力設定【オプション付き】
外部操作入力について各種設定を行います。
◆ 231 外部操作入力機能
外部操作入力の機能について、警報リセット、最大/最小
リセット、一括リセットから選択できます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値 (警報出力オプション付き)
警報リセット
警報リセット

－
＋

＋
－

設定要素

新設定

ALARM と RESET を交互に表示 (警報リセット)

現在設定
最大/最小リセット

一括リセット(警報、最大/最小)－＋

設定 No.
・外部操作入力機能における設定表示について
機能
機能設定時の表示内容
7 セグメント表示で“ALARM”と“RESET”
警報リセットを交互に表示7 セグメント表示で“RESET”とガイダンス
最大/最小リセットの“最大”と“最小”を表示
7 セグメントで“ALL” と“RESET”を交互
一括リセットに表示(4) 241～242 計測表示 ON/OFF 設定
各計測要素について計測表示オン/オフの設定を行います。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：ON (全計測要素とも)
241
電圧

MAX/MINRESET/SHIFT

242
周波数

｢現在設定｣ 表示箇所

｢新設定｣ 表示箇所

副監視(右)

主監視

設定 No.

新設定

現在設定

MAX/MINRESET/SHIFT

電圧 ON/OFF(5) 251 設定値初期化

設定 1 と設定 2 の設定値を初期化 (初期設定値に戻す) します。
SET を 3 秒間押すことにより、設定 1 と設定 2 の設定値が初期化されます。(設定 3 の設定値は初期化されません)

SET
3秒
設定 No.

設定 No.
初期化完了(初期化前)

設定値初期化31(初期化完了)SVLC-218-086

5.3.3 設定モード 3
SET と DISPLAY
3秒

SET と DISPLAY を 3 秒以上押し続けることで設定モード 3になります。設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

311～312
入力回路設定DISPLAY

MODE

表示モード

<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行わないでください。
なお、該当する入力オプションが無い設定項目については表示されません。

321～326
アナログ出力調整

DISPLAY

MODE

設定モード 3

(1) 311～312 入力回路設定
入力回路の相線及び入力電圧／相電圧フルスケールについて設定を行います。
311
入力回路相線切替

MAX/MIN

MAX/MIN

312
入力電圧

RESET/SHIFTRESET/SHIFT

設定 No.

新設定

現在設定◆ 311 入力回路相線切替
入力回路の相線を設定します。
＋ －で選択し、 SET を 3 秒間押すことにより設定値が更新されます。
初期設定値：3φ3W (指定なしの場合)
3φ3W

＋
－

1φ3W
(R-N-T)＋－

1φ3W(R-N-S)＋

1φ3W(S-N-T)

－

＋

1φ2W

－

－
＋

入力回路相線切替<注意>・この設定を変更しますと、設定 1 と設定 2 の全ての設定値が変更後の入力回路の初期設定値になります。
・実際の結線と相線の設定が異なりますと、正しく計測しなくなる可能性があります。
◆ 312 入力電圧
入力電圧 (3φ3W、1φ2W)、又は相電圧フルスケール (1φ3W) を設定します。
3φ3W/1φ2W と 1φ3W では設定内容が異なります。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
UN
WN 交互表示(相表示 U-N-W 時)
初期設定値：150V (1φ3W の場合)
初期設定値：110V (3φ3W，1φ2W 又は
設定 No. 新設定
現在設定
設定 No.
新設定
現在設定
指定なしの場合)･3φ3W、1φ2W

110V

＋
＋
－

220V

－

･1φ3W
150V

＋
＋
－
－

300V

入力電圧定格 (3φ3W)

300V 設定時、相電圧の出力は AC0～150V/DC4～12mA
150V 設定時、相電圧の出力は AC0～150V/DC4～20Ma

32

相電圧フルスケール (1φ3W)

SVLC-218-086(2) 321～326 アナログ出力調整【オプション付き】
各アナログ出力について、バイアス、スパン調整を行います。
321
Ao1 バイアス調整

MAX/MINRESET/SHIFT

326
Ao3 スパン調整

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

322
Ao1 スパン調整

325
Ao3 バイアス調整

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

323
Ao2 バイアス調整
RESET/SHIFT
MAX/MIN

324
Ao2 スパン調整◆ 321 AO (アナログ出力) 1 バイアス調整
323 AO (アナログ出力) 2 バイアス調整
325 AO (アナログ出力) 3 バイアス調整
各アナログ出力についてバイアス調整を行います。
設定範囲は±10.0％ (0.1％ステップ) で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
◆ 322 AO (アナログ出力) 1 スパン調整
324 AO (アナログ出力) 2 スパン調整
326 AO (アナログ出力) 3 スパン調整
各アナログ出力についてスパン調整を行います。
設定範囲は±10.0％ (0.1％ステップ) で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

33

Ao1 スパン調整

SVLC-218-086

6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差
入力回路
三相 3 線単相
単相 3 線入力
AC110V，220V 共用
AC100-200V (13)50/60Hz50/60Hz

注(13) 各相と N 相の定格電圧は 100V ですが、入力電圧フルスケール 150V 設定時、バーグラフは UN,WN：150V，
UW：300V、入力電圧フルスケール 300V 設定時、バーグラフは UN-WN-UW：300V となります。

項目

計測要素

計測仕様

項目
バーグラフ
表示
動作方式

表示設定
可能要素
オプション

測定レンジ／表示仕様

電圧AC150V～750kV

周波数45.0～55.0Hz 又は
55.0～65.0Hz 又は
45.0～65.0Hz
レンジ選択

固有誤差 (14)アナログ出力デジタル表示
(15)
±0.5％

±0.5％

±0.5％

±0.5％

最大
計測

最小
計測

備考

○

○

UV-VW-WU 線間切替 (16)○入力が電圧レンジの20％未満の場合 0.0Hz、出力は下限リミッタ値(下限値-1％：出力スパンに対する％)○

仕様
主監視要素をバーグラフ表示
設定で副監視要素表示も可能
電圧 ：実効値演算方式
周波数：ゼロクロス周期演算方式
主監視
電圧 (各相及び線間)，周波数
副監視 (左)
電圧 (各相及び線間)
副監視 (中央) 電圧 (各相及び線間)
副監視 (右)
電圧 (各相及び線間)，周波数バーグラフ
電圧 (各相及び線間)，周波数
アナログ出力 (3 回路)，警報出力 1 点，外部操作入力 1 点● 注意事項注(14) 動作原理上、次のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。
サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御
注(15) アナログ出力、警報出力、外部操作入力はオプションです。
注(16) 単相 3 線(U-N-W)：UN-WN-UW、単相 3 線(U-N-V)：UN-VN-UV、単相 3 線(V-N-W)：VN-WN-VW、単相：線間表示なしとなります。
● 計測可能範囲
計測要素
電圧
周波数
注(17) [

入力 (17)
AC0～150V
45～55Hz55～65Hz45～65Hz[AC0～300V]

計測可能範囲表示
メータフルスケールの 101％
44.9～55.1Hz
54.9～65.1Hz
44.8～65.2Hz]は 300V 時の入力となります。

34

アナログ出力
出力スパンの 101％
出力スパンの-1％，101％

SVLC-218-086

6.2 性能項目
固有誤差
バーグラフ固有誤差
温度の影響
準拠規格
安全
表示更新時間表示素子／構成

LCD 視野角

バックライト
電源範囲及び
消費 VA
突入電流 (時定数)
入力消費 VA
過負荷耐量

絶縁抵抗

仕様
計測仕様、固有誤差 参照±10％ （スパンに対する％）
23±10℃で固有誤差内
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2, -4, -7, -9：1997 ，JIS C 1111：2006
JIS C 1010-1：2005
測定カテゴリⅢ (建造物設備で行われる測定に対するカテゴリ) 最大使用電圧 300V
汚染度 2 (通常、非導電性の汚染だけが発生する程度。ただし、場合によっては結露に起因する一時的な導電性が発生する。)
約 1 秒 (バーグラフ：0.25 秒)
主監視
文字高 11mm 4 桁
液晶表示器
副監視(左)
文字高 6mm 4 桁
数字、文字、
副監視(中央),(右) 文字高 6mm 4 桁
セグメント色：黒バーグラフ
20 ドット
上段取付用
上方向 10°，下方向 60°，左右方向 60°
下段取付用
上方向 60°，下方向 10°，左右方向 60°
取付位置共用上下方向 75°，左右方向 75°
LED バックライト：白色
常時点灯、自動消灯 (無操作 5 分後)、常時消灯 設定可能
明るさを 1～5 の 5 段階から選択可能 (18)AC85～264V 50/60Hz 10VA (定格電圧 AC100/110V，200/220V)
DC80～143V
6W (定格電圧 DC100/110V)
交流直流両用
定格電圧 AC110V
2.2A 以下 (約 2.5ms)
定格電圧 AC220V
4.4A 以下 (約 2.5ms)
定格電圧 DC110V
1.6A 以下 (約 2.5ms)
電圧回路 0.25VA 以下 (110V) ，0.5VA 以下 (220V)
電圧回路 定格電圧の 2 倍 10 秒間，1.2 倍連続定格電圧の 1.5 倍 10 秒間，1.2 倍連続。
補助電源
DC110V のとき、定格電圧の 1.5 倍 10 秒間，1.3 倍連続
電気回路一括と外箱（アース）間
入力、出力、補助電源相互間
DC500V 50MΩ以上
アナログ出力と警報出力間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）
電気回路一括と外箱（アース）間
AC2210V (50/60Hz) 5 秒間
入力、出力、補助電源相互間
アナログ出力と警報出力間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）

電圧試験(商用周波耐電圧)
JIS C 1102-1
JIS C 1111
インパルス電圧試験 電気回路一括 (アナログ出力は除く) と外箱 (アース) 間
5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回(雷インパルス耐電圧)
入力と補助電源間（出力は接地する）
5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回
JIS C 1111
(1) 振動性サージ電圧
ピーク電圧 2.5kV、
周波数 1MHz±10％の減衰性振動波形を繰り返し加えたとき、
計測誤差±10％以内及び誤動作のないこと。
電圧入力回路 (コモン)、電源回路 (ノーマル/コモン)(2) 方形波インパルス性ノイズ
1μs,100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間加えたとき、
計測誤差±10％以内及び誤動作のないこと。
電源回路 (コモン/ノーマル) 1500V 以上
ノイズ耐量
電圧入力回路 (コモン)
1500V 以上
警報出力 (コモン)
1000V 以上
電力用規格 B-402
操作入力 (コモン)
1000V 以上
アナログ出力回路 (誘導)1000V 以上
(3) 電波ノイズ
150MHz,400MHz 帯の電波を 5W,1m で断続照射したとき、計測誤差 10％以内及び誤動作のないこと。
(4) 静電ノイズ
接触放電 8kV、気中放電 15kV にて計測誤差 10%以内及び誤動作のないこと。
注(18) 当製品の白色バックライトには青色 LED と特殊蛍光体との組合せで構成された白色 LED を複数個使用しています。
この LED の特性上、製品ごとに色調 (色合い) が異なることがあります。
35

SVLC-218-086

項目
振動JIS C 1102-1
衝撃
JIS C 1102-1
構造
保護等級
材質
外観色
質量
停電保証
使用温湿度範囲
保存温度範囲仕様
掃引振動数範囲：10～55～10Hz，変位振幅：0.15mm，掃引回数：5，掃引速度：1 オクターブ/分
ピーク加速度：490m/s2 ，パルスの波形：正弦半波，パルス作用時間：11ms
衝撃の回数：相互に直角な 3 軸方向に正逆方向各 3 回 (計 18 回)
外形：横×縦×奥 110×110×103.5mm ，胴径 99mmφ ，端子カバー付
IP40ケース，カバー：ABS(V-0) ，端子台：PBT ，端子カバー：ポリカーボネート
黒色 (マンセル N1.5)
約 600g
最大値、最小値、各設定値 不揮発性メモリにてデータ保持-10～+55℃ ，30～85％ RH 結露しないこと-25～+70℃

6.3 オプション
項目

アナログ出力

警報出力

外部操作入力仕様
出力点数
3 回路 (マイナスコモン)
出力仕様
DC4～20mA (550Ω以下)
出力可能要素 電圧 (各相及び線間)，周波数
応答時間
1 秒以下 (最終定常値の±1％に納まるまでの時間)
出力リップル 固有誤差の 2 倍以内（出力スパンに対する％）
警報要素：電圧〔各線間 (相) の OR，各線間 (相) 個別〕、警報 OFF のいずれかを設定可能
復帰方式：自動復帰 又は 手動復帰(設定)
出力接点：無電圧 a 接点
接点容量：AC250V 5A, DC125V 0.3A (抵抗負荷)
AC250V 2A, DC125V 0.1A (誘導負荷)
警報要素
項目
仕様
計測値≧上限設定値で警報表示・警報出力機能
計測値≦下限設定値で警報表示・警報出力
電圧
設定精度 ±0.5％ (フルスケールに対する％)設定範囲 フルスケールを 150％とし、30～150％ (1％ステップ)
下記の 3 種類の機能 (設定にて切替) について、外部から電圧信号を加えること
機能
で、行うことができます。
警報出力のリセット (出力オフ) を行います。
警報リセットスイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。
最大/最小
最大/最小値をリセット(その時点の瞬時値に更新)を行います。
リセット
スイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。
上記警報出力と最大/最小リセットを一括でリセットします。
一括リセットスイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。。
最小動作パルス幅
300ms ，連続印加可能
入力定格は補助電源と同一となります。
入力定格
AC100/110V 0.4VA，AC200/220V 1.4VA，DC100/110V 0.4W 交流直流両用
接点容量：約 3mA (AC,DC100/110V) ，約 6mA (AC200/220V)● 外部表示切替入力使用上の注意事項 (オプション)
外部の消費電力は AC110V 時 0.4VA、DC110V 時 0.4W、AC220V 時は 1.4VA となっております。
電源供給にリレー又はスイッチを使用する場合、最小適用負荷 1mA 程度のものをご使用
ください。

36

P N
28
29

SVLC-218-086

7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング
現象

推定

表示器が点灯しない

処置

補助電源が供給されていない(配線されていない，電圧が低い)

補助電源の確認，再投入

計測表示 ON/OFF 設定が OFF になっている

設定の確認

機器故障

機器の交換

自動消灯、常時消灯に設定されている

設定の確認

レンジの設定が正しくない

再設定

配線が正しくない

配線確認

定格周波数 (45～65Hz) 範囲外

使用できません

サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御等のインバータ出力を計測している

使用できません

アナログ出力が出力されない

アナログ出力が OFF に設定されている

設定の確認

警報出力が復帰しない

復帰方法が“手動復帰”になっている

設定の確認

設定値が変わった

入力回路設定を変更した

再設定

バックライトが点灯しない

計測値の誤差が大きい

7.2 テスト機能
SET と MODE
3秒
DISPLAYSET と MODE を 3 秒以上押し続けることでテストモードになります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。

入力配線確認MODE

DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。
DISPLAY

警報出力確認
MODE

表示モード
DISPLAY

アナログ出力確認MODE

DISPLAYLCD 表示確認
MODE(1) 入力配線確認
配線確認画面となり、電圧の結線状態が確認できます。

点滅

正相順表示
表示例 (3φ3W 時)
主監視 (19)：正相順“”(Positive)、逆相順“

逆相順表示”(Negative)、入力なし時は“－－－－”が点灯

注(19) 1φ3W 及び 1φ2W 回路で使用した場合、“－－－－”となります。

37

SVLC-218-086(2) 警報出力確認 【オプション付き】
本製品は、入力を加えることなく警報出力 (リレー接点出力) のオン/オフのテストを行うことができます。
SET を押す度に ON と OFF が切り替わります。
初期状態：OFF

SET

出力オフ

出力時点灯

出力オン

警報テスト

(3) アナログ出力確認 【オプション付き】
入力を加えることなくアナログ出力 (3 回路) のテストを個別に行うことができます。
Ao1 確認

MAX/MINRESET/SHIFT

Ao2 確認

MAX/MINRESET/SHIFT

Ao3 確認

MAX/MINRESET/SHIFT◆ AO (アナログ出力) 1～3 確認
各アナログ出力について出力要素を設定します。
＋ 又は － スイッチで 0％ (4mA)、50％ (12mA)、
100％ (20mA) を選択し、 SET を押すとアナログ出力が出力します。
初期状態：0％ (4mA)
アナログ出力要素(4) LCD 表示確認
液晶表示の確認を行うことができます。 SET を押す度に表示が切り替わります。
初期状態：主監視“LCD”表示

SET

38

出力値

出力時点灯

SVLC-218-086

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2021/12/23 Rev. A

39