INSTRUCTION MANUAL■ PART IDENTIFICATION - ASSEMBLY

Eyecups

ZOOM STEREO MICROSCOPE

Eyepiece

XTS - SP2

● This is a precision instrument – Handle With Care. Use caution toavoid shock or excessive forces on instrument when in use or transport.
● Avoid direct sunlight or areas with high temperatures or high levels ofdust. Keep in location where temperate and humidity are stable.
● Keep lens surface clean from dirt and fingerprints.
● Clean the lens gently with lens cleaning cloth or soft cotton cloth.
● Do not turn left and right Zoom Controls in opposite directions –doing so will result in damage to instrument.
● When not in use, store with protective cover, in location that has low
moisture in order to prevent internal mold growth.

■SPECIFICATIONSObjective Lens

6.5〜45×・13〜 90×
0.65〜4.5× (Zoom Ratio 1:7 )Eyepiece Lens

WF10× ( 20mm Field of View )WF20× ( 10mm Field of View )Working Distance

95mm

Eyepiece Angle

45°

Focus Adjustment

Movable Body

Stand

Pole TypeStage Plate

φ95 Black/White Acrylic

Eye Width Adj. Range

55〜75mm

Illumination±5 Diopter
Optional Ring Light (sold separately)

Ring Light Attachment
Dimensions

Light Mounting Section : φ54 mm
Microscope Mounting Threads : M48×P0.75

Base Dimensions

L245×W170×H40mm

WeightApprox. 5.4kg

Diopter Adj. Range

Focus Knob

Ring Light
Attachment

Head
Locking Knob
Up/Down
Locking Knob

40mm
10mm

■NOTES

Diopter
Adj. Ring

350〜 470mm ( Range )Thank you for purchasing the Zoom Stereo Microscope.
Please read this instruction manual thoroughly before use to insure proper
operation and long service.

Magnification

Sleeve

φ25mm

Attachment

ZoomControl

StagePlateHeadStage Clips

Base

Mounting Threads
Light Mounting Groove

170mm

245mm

■OPERATION
1. Sample Placement①Place sample in center of Stage.
②If required, use Stage Clips to holdsample in place.

2. Eyecup Use● For use without eyeglasses:
Hold Diopter Adjustment Ring androtate Eyepiece to adjust diopter setting.
Align the Eyecups to point toward user
and look through the Eyepiece witheyes brought close.
● For use with eyeglasses:
Remove Eyecups to use.

3. Eye Width Adjustment
Hold the left and right sleeve in each handand look through the Eyepieces. Adjust theSleeves to align the left and right field ofview seen through the Eyepieces.

4. Focus Adjustment・Diopter Adjustment①Rotate the Zoom Control for highest magnification.
②Look through the right eyepiece with the righteye and adjust the focus using the Focus Knob.
③Rotate the Zoom Knob for lowest magnification.
④Using the Right Diopter adjustment, adjust thefocus if required.
⑤Now rotate the Zoom Control back to highest
magnification and check the focus. Repeat
steps 2 to 4 to achieve the highest focus
accuracy.
⑥Rotate the Zoom Control for highest
magnification. Look through the left Eyepiecewith the left eye, and adjust focus using the Left
Diopter Adjustment Ring.

Niigata seiki Co., Ltd.
5-3-14, Tsukanome, Sanjo, Niigata, Japan, 955-0055
Tel. : +81-256-33-5522 Fax. : +81-256-33-5518

MAIL intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL http://www.niigataseiki.co.jp

取扱説明書STEREO MICROSCOPE■各部の名称と組み立て方

接眼レンズ

実体顕微鏡 ズーム式 XTS-SP2

圧力を加えないように取り扱いには、十分注意をしてください。

● 振動の多い場所、直射日光のあたる場所やほこりの多い場所、高温になる場所は避け、温度変化および湿気の少ないところを選んでください。

リング照明用
アタッチメント10mm● 本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びのときに、本体への衝撃や過大な焦点合わせ
ハンドル40mm■ご使用にあたって

スリーブ

φ25mm
350〜470mm（上下動式）

この度は、実体顕微鏡ズーム式 XTS-SP2をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。

アイシェード● レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。

視度調整環

ズームハンドル

本体固定ノブ
上下ストップノブ

ステージ
プレート

鏡体
クレンメル

ベース

● レンズ類の清掃は、レンズ専用布やガーゼで軽く拭く程度にしてください。

● 左右のズームハンドルを互いに逆方向にねじりますと、故障の原因となります

ので、おやめください｡● 使用しないときは本器にカバーなどをし、湿気が少なく、カビが発生しにくい

リング照明用アタッチメント
顕微鏡取付ねじ場所に保管してください。

■仕 様

総 合 倍 率対物レンズ

６.５〜４５×・１３〜９０×

０.６５〜４.５×（ズーム比 １:７）

接眼レンズ

ＷＦ１０×（視野数２０ｍｍ）
・ＷＦ２０×（視野数１０ｍｍ）

接眼部傾斜角４５°

作 動 距 離焦 点 調 整ス タ ン ド９５ｍｍ

鏡体上下動式

ポールスタンド方式

ステージプレート

φ９５黒／白アクリル板

視度調整範囲±５ディオプター

眼幅調整範囲照明

５５〜７５ｍｍ

別売のリング照明装置取付可能

リング照明用アタッチメント

照明装置取付部径：φ５４mm
顕微鏡取付ねじ径：Ｍ４８×Ｐ０．
７５

本 体 質 量約５.４ｋｇベース

Ｌ２４５×Ｗ１７０×Ｈ４０ｍｍ

照明装置取付部■使用方法

１．試料のセット①試料をステージプレートの中央にセットします。
②試料を必要に応じ、クレンメルで押さえます。

２．アイシェード使用●メガネをしない場合:
視度調整環が回転しないように手で押さえ、接眼レンズを回し、アイシェードの向きを観察者の顔に合わせ、眼を近づけて観察します。
●メガネ使用の場合:アイシェードを外して観察します。

245mm

170mm

４．ピント調整・視度調整①ズームハンドルを回し、最高倍率にします。
②右眼で右接眼レンズを覗き、焦点合わせハンドルを調整し試料に合ったピントを求めます。
③ズームハンドルを回し、最低倍率にします。
④ピントが外れた場合、右視度調整環でピントを合わせます。
⑤ズームハンドルを回して再度、最高倍率にします。ピントが外れている場合②〜④の操作を繰り返します。この操作でより精度の高い調整ができます。
⑥次にズームハンドルを回し、最高倍率にし、左眼で左接眼レンズを覗き、左視度調整環を回して、試料にピントを合わせます。

３．眼幅調整左右の手で左右のスリーブを持ち、接眼レンズを覗き、左右の視野が一致するようにスリーブを調整します。

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp

E1153-Q1

2210