燃焼排ガス分析計

HT-1300N

15O2CO
H2補償付℃

0 〜 20.9 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 650℃

オプション

O2・CO ２成分計測ができ、360ｇとコンパクト

プロのメンテナンスマンが愛用し続けるベストセラー

H2補償付COセンサを標準搭載
CO計測の際のH2 による干渉をなくし、より正確なCO計測が可能となっております。

赤外線プリンタ
HT-1610

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

プリンタ用
ロール紙
HT-1636

５ロール入り周囲温度センサ
HT-13210 〜 100℃
気体温度用

アタッシュケース
HT-1315アルミ製
外形寸法
350×460×155mm
2.9kg

パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2094

RS232 通信ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

海外用 AC アダプタ
HT-1318

AC100 〜 240V 用

サンプリングプローブ
HT-1001AS

L=300mm φ6mm
ドレンポット付
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブハンドル
HT-7201AS

サンプリングホース長1800mm
ドレンポット付プローブチューブ
HT-7231

L=180ｍｍ φ5mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

吸引フード
HT-1376

ガス石油給湯機器、ストーブ用

データロガ内蔵
本体に 100 データまでの保存が可能です。

16

仕様

計測項目

標準装備

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

排ガス温度

分解能
応答時間
計測範囲

O2
酸素濃度

精度

周囲温度＊3

分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 20.9 vol%±0.2 vol%0.1 vol%
10 秒以内0 〜 10000ppm
計測値＝0 〜 200ppm：±10ppm
計測値＝200ppm 〜：計測値の ±5％
1ppm
40 秒以内0 〜 650℃
0 〜 1100℃（プローブチューブによる）＊2±1℃または計測値の ±1%（0 〜 650℃）
計測値の ±2% （650.1 〜 1100℃）
0.1℃（0 〜 999.9℃） 1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃± 1℃
0.1℃

演算項目＊4CO2O2 換算 CO（O2＝0％）O2 換算 CO（O2＝？％）
燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率
露点

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
0 〜演算値 ppm（O2 は０％で固定）
0 〜演算値 ppm（O2 は設定％）
1.0 〜 50.0
0 〜 100％
0 〜 100％
0 〜 100℃センサ
ガルバニ電池定電位電解式
K 熱電対
Pt2000Ω

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

オプション
排ガス用プローブ
HT-1001AS L=300mm φ6mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
サンプリングプローブ
HT-1006LS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ型プローブプローブハンドル
HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブハンドル
プローブチューブ（プローブハンドル HT-7201A S 用）
HT-7231 L=180ｍｍ φ5mm 排ガス温度 0 〜 650℃
プローブチューブ
HT-7235 L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
（排ガス温度センサ付）
HT-7232 L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7233 L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
HT-1251a φ3×130L、0〜950℃、
温度用プローブ
K 熱電対
気体 / 液体温度
HT-1252a φ1.5×130L、0〜950℃、
気体 / 液体温度
HT-1253a φ3×130L、0〜400℃、
気体 / 液体 / 食品用、先尖型
HT-1254a 130L、0〜400℃、
表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
HT-1255a φ4×130L、0〜650℃、

空気温度プローブ Pt2000Ω
周囲温度センサ
Pt2000Ω
海外用 AC アダプタ
アタッシュケース
計測ソフト（RS232 通信ケーブル付）
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・ HT-2084
USB 変換ケーブル付）
HT-1610赤外線プリンタ
HT-1636
プリンタ用ロール紙
HT-1376
吸引フード

13A、６C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット

白金測温抵抗体

ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）
データロガ（100 データまで記憶可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
付属品
AC アダプタ、サンプリングプローブ、ドレンポット、反射板、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルター
部品コード 仕様、その他
部品名
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付） HT-1006SS L=180mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃

HT-1256a
HT-1257a
HT-1382
HT-1321
HT-1318
HT-1315
HT-2094

燃料O2CO（H2 補償付）
排ガス温度
周囲温度

本体に内蔵

作動時：0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋60℃
ドットマトリックス、4 行表示（4 項目同時表示）（W×H×D）80×150×35 mm
約 360g
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

表面 / 気体 / 液体温度
0〜450℃、表面温度 磁石付
0〜180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
0〜100℃、気体温度用
0〜100℃
AC100〜240V
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9Kg
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付
5 ロール
ガス石油給湯機器、ストーブ用＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償付＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。
＊4：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

HT-1300N
標準セット
・本体
・サンプリングプローブ HT-1006SS
・AC アダプタ
・専用キャリングケース
・ソフトケース
・反射板
・フィルターセット
・取扱説明書定価：198,000円（税込 217,800円）

17

HT-1300N
プローブチューブ
300mm セット
・本体
・サンプリングプローブ HT-1001AS
・AC アダプタ
・専用キャリングケース
・ソフトケース・フィルターセット
・取扱説明書定価：199,000円（税込 218,900円）

燃焼排ガス分析計

HT-1300N
外形図

φ61.6
排ガス入口

電源ランプ

反射板
35

AC アダプタ接続口
13.0

φ5.2

パソコンケーブル接続口

φ32

周囲温度センサ接続口

K

赤外線プリンタ用インターフェイス

φdL

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

サンプリングホース
スターフィルター108

プローブ用コーン150

ドレンポットL(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長(mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
サンプリングプローブ HT-1006SS 0 〜 180 290
1800
0 〜 650580
排ガス温度コネクタ
排ガス温度用補償導線

オプション
サンプリングプローブ
K

φd

L

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵
プローブ用コーン
排ガス温度用補償導線
サンプリングホース

スターフィルター

ドレンポット品名
型式
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長(mm) 排ガス温度（℃）
サンプリングプローブ HT-1001AS 0 〜 300 410
1800
0 〜 650618