INSTRUCTION MANUAL■PART IDENTIFICATION and ASSEMBLY

Eyepiece
Diopter Adj. Ring

Eyecups

ZOOM STEREO MICROSCOPE XZ-45N● This is a precision instrument – Handle With Care. Use caution to avoid
shock or excessive forces on instrument when in use or transport.
● Avoid direct sunlight or areas with high temperatures or high levels ofdust.
Keep in location where temperate and humidity are stable.
● Keep lens surface clean from dirt and fingerprints.
● Clean the lens gently with lens cleaning cloth or soft cotton cloth.
● Do not turn the left and right Zoom Controls in opposite directions; thiswill damage the instrument.
● When not in use store with protective cover, in location that has low isturein order to prevent internal mold growth.

Objective Lens
Eyepiece Lens

10〜45×

1〜4.5×（Zoom Ratio 1：4.5）

ＷＦ10×（20mm Field of View ）Working DistanceEyepiece Angle

97mmFocus Adjustment

Movable Body

StandStage Plate

Pole Type

Head Locking Knob

Objective Lens

60°

① Place the sample in the center of the StagePlate.
② If required, use Stage Clips to hold sample inplace.

2. Eyecup Use①Remove the rubber Guard from the Eyepieces.
②Install the Eyecups as shown.

・Eyecups…2 ・Protective Cover …1t a ll

approx.3.6kg

I ns

Weightove

Ｌ255×Ｗ200×Ｈ25mm

Guard Eyecup

Rem

Base Dimensions
Ａccessories

200mm■OPERATION※When wearing
eyeglasses,
keep theGuards in placeand do not install
the Eyecups.

Illumination

Stage Clips

Baseȭ95mm Black/White Acrylic±5Diopter
Optional Ring Light (sold separately)
Mounting diameter：ȭ53mm

Stage Plate

Focus Knob
Ring LightMount（53mm）※Make sure theEyecups areseated into thegroove on theEyepiece.

Diopter Adj. RangeSleeve

1. Sample Placement■SPECIFICATIONS
Magnification

32mm

25mm

■NOTES

Zoom Control

270 〜440mm (Range)

Thank you for purchasing the Zoom Stereo Microscope.
Please read this instruction manual thoroughly before use to insure
proper operation and long service.

HeadEyepiece
Groove255mm

3. Focus Adjustment・Diopter Adjustment① Rotate the Zoom Control to set for highest
magnification.
② With right eye, look through the right eyepiece
and adjust the focus using the Focus Knob.
③ Rotate the Zoom Control for lowest
magnification.
④ Using the Right Diopter Adj.Ring, adjust thefocus if required.
⑤ Now rotate the Zoom Control back to highest
magnification and check the focus.
Repeat steps ② to ④ to achieve the best
focus accuracy.
⑥ Look through the left Eyepiece with the left
eye and adjust focus using the Left Diopter
Adj.Ring similar to steps ① to ⑤.

Niigata seiki Co., Ltd.
5-3-14, Tsukanome, Sanjo, Niigata, Japan, 955-0055
Tel. : +81-256-33-5522 Fax. : +81-256-33-5518

MAIL intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL http://www.niigataseiki.co.jp

■各部の名称と組み立て方

STEREO MICROSCOPE

実体顕微鏡 ズーム式 XZ- 45N■ご使用にあたって● 本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びのときに、本体への衝撃や過大な圧力を加えないように、取り扱いには十分注意をしてください。

● 振動の多い場所、直射日光のあたる場所やほこりの多い場所、高温になる場所は避け、温度変化および湿気の少ないところを選んでください。

視度調整環

アイシェードズームハンドル
鏡体270〜 440mm（上下動式）

この度は、実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45Nをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。

接眼レンズ

㋡32mm

スリーブ
本体固定ノブ

リング照明装置
取付部（㋡53mm）

焦点合わせ
ハンドル

対物レンズ

クレンメル

● 左右のズームハンドルを互いに逆方向にねじったりしないでください。
故障の原因となります｡

25mm● レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。

● レンズ類の清掃は、レンズ専用布やガーゼで軽く拭く程度にしてください。

● 使用しないときは本器に付属の保護カバーなどをし、湿気が少なく、カビが発生しにくい場所に保管してください。

総合倍率対 物 レ ン ズ
接 眼 レ ン ズ
作動距

離接 眼 部 傾 斜 角調

タン整ド

ステージプレート視 度 調 整 範 囲照ベ質付

明ー属ス

量品

１〜４.５×（ズーム比 １：４.５）
ＷＦ１０×（視野数２０mm）
９７mm

６０°

鏡体上下動式

ポールスタンド方式㋡９５mm 黒／白 アクリル板±５ディオプター

リング照明装置（別売）取付可能
照明装置取付部径：㋡５３mm
Ｌ２５５×Ｗ２００×Ｈ２５mm
約３.６kg・アイシェード 2個・保護カバー

１．試料のセット①試料をステージプレートの中央にセットします。
②試料を必要に応じ、クレンメルで押さえます。

２．アイシェードの取り付け①左右接眼レンズに取り付けてあるゴムを取り外します。
② 付属のアイシェード
を図のように左右の接眼レンズに取り付けます。
※アイシェード内 側 の凸 部 を、接 眼レンズの 溝 に合 わせ、取り付けます。

ゴム外す
取り

ス

点

１０〜４５×

255mm

200mm

アイシェード凸部る
付け取り焦ベース

■使用方法

■仕 様

ステージプレート

接眼レンズ
溝※メガネ着用の場合は、アイシェードを使用せずに、ゴムを取り付けたまま観察します。

３．ピント調整・視度調整①ズームハンドルを回し、最高倍率にします。
②右眼で右接眼レンズを覗き、焦点合わせハンドルを調整し試料に合わせます。
③ズームハンドルを回し、最低倍率にします。
④ピントが外れた場合、右視度調整環でピントを合わせます。
⑤ズームハンドルを回して、再度最高倍率にします。もしピントが外れている場合②〜④の操作を繰り返します。この操作でより精度の高い調整ができます。
⑥左接眼レンズも同様に、左視度調整環を回して①〜⑤の調整を行ってください。
発売元〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp

E1134-Q1

220420