燃焼排ガス分析 / CO 測定器
ホダカテスト HT-1210N
Ｒ

HT-1210N 取扱説明書

R

このたびはホダカテスト HT-1210N
をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
読みおわったあとは、大切に保管してく
ださい。

もくじ
ページ
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・２機能と目的・・・・・・・・・・・・・２
正確な計測のために・・・・・・・・・２
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・４
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・６
操作の前に・・・・・・・・・・・・・・８
操作の仕方 基本編・・・・・・・・・・10
１バッテリーを充電する・・・・・・・10
２スタートする・・・・・・・・・・・11
３計測を開始する・・・・・・・・・・12
４終了する・・・・・・・・・・・・・13
操作の仕方 応用編・・・・・・・・・・14
５データの保存・プリントアウト・・・14
６計測項目の変更・・・・・・・・・・15
７COピーク値・平均値を計測する・・・15
８再校正する・・・・・・・・・・・・16
９保存データを見る・・・・・・・・・16
10 データの消去・・・・・・・・・・17
11 データの転送・・・・・・・・・・18
12 日時の設定をする・・・・・・・・19
13 範囲の設定をする・・・・・・・・20
14 COアラームの設定をする・・・・・21
メインメニュー内マップ・・・・・・・・22
計測項目・・・・・・・・・・・・・・・22
製品仕様・・・・・・・・・・・・・ 23,24
保管・・・・・・・・・・・・・・・・・24
メッセージ一覧・・・・・・・・・・・・25
故障かな？と思ったら・・・・・・・・・26
プリントアウトについて・・・・・・・・28
CO中毒について・・・・・・・・・・・29
給湯器点検用 吸引フードの取付け方・・・30
保証 / 校正・点検・修理・・・・・・・・・31

Saving energy

ホダカ株式会社〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17
TEL 06-6922-5501 FAX 06-6922-5895
Emal: ht@hodaka-inc.co.jp
URL http://www.hodaka-inc.co.jp

Ver.20210414

はじめに■機能と目的○HT-1210Ｎはこんな機能をもっています。
・排ガス中のガス分析 CＯ
・排ガス中の温度計測、室内温度の計測（オプション）○次のような目的でご利用いただけます。
・オイル、ガスバーナの燃焼管理
・給湯機器、ストーブ、ファンヒーター、風呂釜の CO 測定
・燃焼機器、厨房の CO 測定
・温水、蒸気等の各種ボイラのメンテナンス
・焼却炉の環境分析
・ガラス炉、溶融炉等の各種工業炉の熱管理計として・ガスエンジン、コージェネレーション設備の排ガス管理、メンテナンス
・その他、油やガスを燃焼する設備の排ガス、熱管理計測用に幅広く利用できます。

CO
℃

μ

■正確な計測のために正確な計測を行うために、1 年に 1 度は必ずホダカ㈱サービスセンターに校正を依頼してください。

HT-1210N

センサの寿命は、使用頻度、ガス濃度、水分などによって大きく左右されます。
一般的に CO センサは約１年～３年で交換時期を迎えます。センサは使用していなくても、大気にはさらされた状態ですので、自然に消耗していきます。
CO センサは H2 補償付（H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償）

2

3

安全上のご注意
この計測器を正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

注

この取扱説明書には安全にお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。
その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険
人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。

一般的
な禁止

注意

警告

人がけがをしたり、財産に損害を受ける恐れがある
内容を示しています。

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

接触
禁止

使用上の
アドバイス

プローブの先端は尖っています。身体に危害を及ぼす恐れがありますので、注意してください。
この機器は防滴、防水ではありません。結露、浸水等で過熱や発煙する可能性があります。

警
この計測器は防爆認定品ではありません。
危険地帯での使用は避けてください。

告ドレンポットに溜まる水分（ドレン水）は僅かに酸性になっていることがあります。皮膚にドレン水が触れた場合、即座に洗い流してください。
また目に入らないように注意してください。

計測中に本体から排気されるガスには毒性が含まれますので、排気や換気を十分に行いながら使用してください。

この計測器を放り投げたり、落としたりしないでください。
計測中はドレンポット内にたまった水はこまめに取り除いてください。又、ドレン水は僅かに酸性となっておりますのでご注意ください。

険

この計測器は、弊社供給の電源のみご使用いただけます。それ以外の電源を使用した場合は、本体内部のバッテリーが引火する恐れがります。引火した場合は、消火器で消火してください。

HT-1210N は煙道中のガスの計測だけを目的としてご使用ください。
この計測器は、直火をあてたり、高熱の熱付近では使用しないでください。

必ず
行う

危

ゼロ校正は必ずプローブの煙道から抜き、新鮮な空気を吸引してください。
排ガスを吸引してのゼロ校正はセンサエ
ラーを引き起こします。

アルコール化合物（有機溶剤、ガソリン、
アルコール、ニス等）が蒸発したものは、分析計のセンサに影響を及ぼしますので、計測器の近くには置かないでください。
3 週間に 1 度は、使用していなくても必ず作動させてください。長期作動させずに保管しているとセンサに異常がでる場
合があります。
絶対に分解・改造等を行わないでください。

プローブの金属管や他の金属部品・ア
クセサリーは、電気の導線として使用しないでください。

計測終了後、新鮮な空気を十分に通し、プローブを冷却してください。冷却しないうちは、火傷をすることがあります。また、プラスチック等の熱に弱いところに置くとプローブの余熱でいた
めることがあります。
45意
計測器は長期間作動させずに保管していても、バッテリーは放電してしまいます。
そのまま放置し、完全に放電してしまった場合、充電しても電源ランプが点灯せず、充電する事が出来なくなる場合がありますので、使用していなくても、3 週間に 1 回は必ず作動確認をし、充電を行ってください。
この計測器は、水中や水に濡れた状態では使用しないでください。
プローブや温度センサは許容温度範囲を超え使用しないでください。プローブや温度センサが壊れることがあります。
高温、多湿な場所での保管は避けてください。
計測終了後は新鮮な空気でのパージを行
いドレンポット内の水分を除去し、フィルターが汚れていたり、水分を含んでいる場合は交換してください。
センサ寿命を長く保つ為に、計測は必ず燃焼状態が安定してから行ってください。特に燃焼立ち上げ時は、高濃度 COが発生しやすい状態となっています。センサ異常の原因となりますので、十分注意してください。

各部の名称と働き
タッチパネルキー
プローブ用コーン
プローブの挿入長・
挿入径を調整します。

画面

プリンタキー

電源 ON/OFF キー

プローブ

： 計測器
ON/OFF

排ガスを吸引します。
先端には温度センサ※がついています。

周囲温度センサ※
周囲の温度を測る
センサです。
（白金測温抵抗
PT2000 Ω)＊周囲温度（シュウイ）
は、燃焼効率や排ガス損
失等の温度が関係する演算に使用します。オプショ
ンで選択されていない場
合は、ゼロ校正中にプロー
タッチパネルキー ブ先端の排ガス温度セン
サ（ハイガス）で計測し熱電対用コネクタ※ た温度が周囲温度（シュウイ）として使用され、次のゼロ校正までは、その値が固定されます。

ドレンポット
排ガスを冷やし、
排ガス中の水分、ゴミを取り除き
ます。

補償導線

※

温度センサと計測器をむすびます。

サンプリングホース
排ガスを本体内部へ送ります。

： プログラム操作中にエンターキーとして使用

P： プログラム
操作中の値のカーソル移動ESC

P ： プリントスタート
ESC

ESC キー

スクロールキー： 中断、前のメニューに戻る

エンターキー※印はオプションです。

本体下部図

本体上部図
排ガス入り口
電源ランプ

シリコンホースを接続し、排ガスを導入します。

AC アダプタ
接続口
AC アダプタを接続します。

周囲温度センサ接続口
プリンタ用
赤外線発信部

周囲温度センサを接続します。

6

PC インターフェイス
パソコン用ケーブルを接続します。

排ガス排出口
吸引した排ガスを
ここから排出します。

計測中に本体から排気されるガスには毒性が含まれます
ので、排気や換気を十分に行いながら使用してください。

7

操作の前に■各部の確認①ホース類・周囲温度センサ（オプション）をしっかりと差し込む。

②ホースに亀裂や穴がないですか？

③AC アダプタはホダカ支給のものですか？

オプションです。

④プローブに反射板を取り付ける。（反射板はオプションです）。
煙道などからの輻射熱によりプローブのグリップが溶ける可能性がある場合にご使用ください。
右図のように、プローブに取付け、サイドのネジで固定してご使用ください。
反射板が熱くなっている可能性がありますので、ネジを回す際はやけどに十分ご注意ください。熱くなっている場合はマイナスドライバーをご使用ください。

■プローブチューブの脱着 プローブチューブ脱着式プローブ（オプション）の場合①矢印部のネジを反時計回りに回し、ネジを緩めます。

②プローブチューブ側の突起をプローブハンドルにはめ込みます。

③矢印方向に奥までしっかりはめ込みます。

④ネジを時計回りに回します。最後までしっかりネジを回してください。ネジの締めがゆるい場合、漏れが起こり、正しく計測できない場合があります。
ドレン水は僅かに酸性となっておりますので、ご注意下さい。
また、そのまま放置されますと危険ですので、水で洗い流して下さい。

②シリコンワッシャー①メタルワッシャー

プローブチューブ側には、①メタルワッシャーと②シリコンワッシャーが 取り付けられています。
プローブチューブを脱着する際は、これらのワッシャーも必ず取り付けてください。
89

操作の仕方基本編
２

1 バッテリーを充電する

スタートする： 電源 ONＨＯＤＡＫＡ
ＨＴ-1210Ｎ
約３秒
Sa
v
in
g
er

en
gy

自動的に進みます。

ＨＴ-1210Ｎ
約２秒

ｾﾞﾛｺｳｾｲAC アダプタを接続すると左記画面になります。

ｼﾞｭｳﾃﾞﾝﾁｭｳ
75.3％

AC アダプタを接続している間は、バッテリーの充電率が画面に表示されます。
バッテリーは充電率が 100.0％になると電源ランプが約 16 秒ごとに点滅します。（100.0％以下は電源ランプが点灯したままです。）
充電率 0.0％から 100.0％までの充電時間は約 12 時間です。

バッテリーを充電する場合は、十分に放電させた後に充電する
ことをお勧めします。できるだけ継ぎ足し充電はしないでください。バッテリーでの稼働時間が減少する可能性があります。

ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾊﾌﾚｯｼｭｴｱｰ
ｦｷｭｳｲﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ

自動的に進みます。
：次画面へ進みます。

約 20 秒ｾﾞﾛｺｳｾｲｼﾊﾞﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾞｻｲ

ﾊｲｶﾞｽｹｲｿｸ
COﾋﾟｰｸ ﾍｲｷﾝ
ｻｲｺｳｾｲ
ﾂｷﾞﾉﾒﾆｭｰ

約 30 秒で画面下の黒い部分が減っていきます。

メインメニューの画面に変わります。
右上の電池マークは充電残を 6 段階で表示します。

メインメニューの画面で約 20 分間放置しておくと、切り忘れ防止のために自動的に電源が切れる auto-off 機能がついています。

電源についてHT-1210N は２種類の電源が選択できます。
１ 内蔵の充電バッテリーのみで使用できます。（最大で連続約 8 時間使用可能）
２ AC アダプタを接続して使用できます。
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100ｍA）
AC アダプタは本体付属の専用 AC アダプタ （HT1301）しか使用できません。

10

ゼロ校正は必ずプローブを煙道から抜き、新鮮な空気を吸引してください。排ガスを吸引しての校正はセンサ不良が発生します。

11

操作の仕方－基本編
３４

計測を開始する

終了する※画面表示は COppm を例にしています。
これがメインメニュー画面です。

ﾊｲｶﾞｽｹｲｿｸ
COﾋﾟｰｸ ﾍｲｷﾝ
ｻｲｺｳｾｲ
ﾂｷﾞﾉﾒﾆｭｰ： 黒いカーソルが移動します。
： ハイガスケイソク選択後、決定します。

センサ寿命を長く保つ為に、計測は必ず燃焼状態が安定してから行ってください。特に燃焼立ち上げ時は、
高濃度 CO が発生しやすい状態となっています。センサ異常の原因となりますので、十分注意してください。

プローブを計測口から出し、大気を吸わせます。排ガス画面の値が正常値に戻ったことを確認します。
ESC：メインメニューへ戻ります。
：電源ボタンを押し、終了します。

＜正常値とは＞CO 正常値 0ppm

： ページの切替

ｵﾝﾄﾞG
ｵﾝﾄﾞA
CO

これが排ガス計測画面です。

24.8℃
25.5℃
0ppm

※ ｵﾝﾄﾞG = 熱電対
ｵﾝﾄﾞA = 周囲温度

正常値になかなか戻らない場合は＜
8 再校正する＞を行ってください。

プローブを計測口へ挿入し、計測を行います。

ESC

排ガス計測中に）ESC ：ポンプ Off（温度計測は続行します。

ポンプ Off の時：ポンプ On（再び排ガス計測を行います。）： ポンプ On の時 ESC x 2 回でメインメニューへ戻ります。
ポンプ Off の時 ESC ｘ1 回でメインメニューへ戻ります。

計測器内に排ガスが残っている場合は、下記のメッセージが表示されます。
その場合は、そのまま大気を吸引させてください。
ｾﾝｻﾉﾊｲｷ
320ppmOFFｷｰ：ﾃﾞﾝｹﾞﾝOFF

計測画面で CO（一酸化炭素）が正常値でない場合は＜８再校正する＞を行ってください。
12

13

操作の仕方－応用編
５

データの保存・プリントアウト

プリントアウトにはオプション
HT1610（赤外線プリンタ）が必要です。
※画面表示は COppm を例にしています。

ｵﾝﾄﾞ G
ｵﾝﾄﾞ A
CO

24.8℃
25.5℃
0ppm

温水ボイラ等の温度を一緒に保存できます。

65℃

1：
2：
3：

ｵﾝﾄﾞ
ｵﾝﾄﾞ
CO

G
G

：数値が変化します。
必要の無い場合は＜13 範囲の設定＞のプリントジニインジシ
マスカ？で No にしてください。

左画面は＜13 範囲の設定＞のプリント
ジニインジシマスカ？で Yes の場合のみ表示されます。
スモークテスタでサンプルしたスモーク
スケール No.・アブラブンの有無が一緒に保存できます。

0
1
1
ｱﾙアブラブンとはスモークテスタでサンプルした
時にフィルターペーパーに付着した未燃の燃料のことです。

：数値が変化します。
必要の無い場合は＜13 範囲の設定＞のプリントジニインジシ
マスカ？で No にしてください。

※画面表示は COppm を例にしています。

: 排ガス計測画面、又は CO ピーク ヘイキン画面の状態でとを同時に３秒間押し続けます。

24.8℃
25.5℃
0ppm

黒いカーソルが出てきます。
：計測項目の変更；オンド G(℃)→オンド A(℃)→CO(ppm)→CO(％)→表示なし
ESC ：計測項目の変更；上記の逆順

24.8℃
25.5℃
0ppm

：カーソルの移動：変更終了後、と画面になります。

左画面は＜13 範囲の設定＞のプリントジニインジシマスカ？
で Yes の設定の場合のみ表示されます。

：次画面へ進みます。

ｽﾓｰｸ
ｽﾓｰｸ
ｽﾓｰｸ
ｱﾌﾞﾗﾌﾞﾝ

計測項目の変更

ｵﾝﾄﾞ G
ｵﾝﾄﾞ ACO：排ガス計測画面から次の画面へ進みます。

ｵﾝｽｲｵﾝﾄﾞ／ｽﾓｰｸ
ｵﾝｽｲｵﾝﾄﾞ

６

７

CO ピーク値・平均値を計測する ※画面表示は COppm を例にしています。

ﾊｲｶﾞｽｹｲｿｸ
COﾋﾟｰｸ ﾍｲｷﾝ
ｻｲｺｳｾｲ
ﾂｷﾞﾉﾒﾆｭｰｹｲｿｸ：CO ピーク: 計測時間を 35 秒～ 600 秒まで設定可能です。
1 回押すごとに 1 秒ずつ計測時間が増減します。押し続けると10 秒ごとに増減します。

ｼﾞｶﾝ: 次の画面へ

40：保存画面へ進みます。
ESC
画面：メインメニュー画面へもどります。

5-1

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ 1
25．12 ´06．06：17
P1

左記画面は現在保存中のデータ画面です。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾐｼﾖｳ

左記画面は現在未保存のデータ画面です。
データは 100 データまで保存可能です。

1

ｵﾝﾄﾞA
ｵﾝﾄﾞB
CO

ポンプが On になり計測を始めます。設定した秒数が過ぎるとポンプは停止し、ブザー音が２秒鳴ります。

24.8℃
25.5℃
254ppm：＜５ データの保存・プリントアウト＞の画面 5－1 に進みます。
：

保存済のデータ上に保存することも可能ですが、前のデータは消えてしまいます。
ﾍｲｷﾝ：保存場所の変更

自動

ｵﾝﾄﾞG
ｵﾝﾄﾞA
CO

又は

で、平均値とピーク値が交互に表示されます。

24.8℃
25.5℃
224ppmﾋﾟｰｸ
自動ESC ：メインメニューに戻ります。

：保存14

計測時間：工場出荷時の設定時間は 40 秒です。
プローブを計測ポイントへ準備した後、エンター
キーを押してください。

：印刷を開始します。

ESC

ヘイキンを選択後、決定します。
計測時間を 40 秒で設定した場合、 初めの 30 秒は機器の応答性の関係でデータはとらずに、30 秒後か
らのデータを取ります。結果、40 秒から 30 秒引い
た、10 秒間の平均とピーク値を計測します。

：次画面へ進みます。

ｲﾝｻﾂ
ﾎｿﾞﾝ
ｷｬﾝｾﾙ

を同時に押すと、カーソルが消え計測

15

ｵﾝﾄﾞG
ｵﾝﾄﾞA
CO

38.5℃
26.7℃
254ppm

一度電源を切ったリ、メインメ
ニュー画面へ戻ると、平均値やピーク値はリセットされます。

操作の仕方－応用編
８

再校正する：黒いカーソルが移動します。

ﾊｲｶﾞｽｹｲｿｸ
COﾋﾟｰｸ ﾍｲｷﾝ
ｻｲｺｳｾｲ
ﾂｷﾞﾉﾒﾆｭｰ再校正は必ずプローブを煙道から抜き、新鮮な空気を吸引して下さい。
排ガスを吸引しての校正はセンサエラーが発生します。

＜再校正とは＞長時間使用した後や、高濃度のガスを吸引した後に、センサにガスが残留し、ゼロ点が０にならず数 ppm( ～ 10ppm）残ることがあります。この時には再校正の操作で、センサの校正を行ってください。

保存データを見る※画面表示は COppm を例にしています。

：メインメニュー内にあるホゾンデータメニューを選択後、決定します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾉﾋｮｳｼﾞ
ﾃﾞｰﾀｼｮｳｷｮ
ﾃﾞｰﾀﾃﾝｿｳ HT=>PC

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ

左端に P1 が表示されたデータは、排ガス計測で保存したデータで、右端に P2 が表示されたデータは、CO ピーク ヘイキンで保存したデータとなります。

：黒いカーソルが移動します。
：ホゾンデータノヒョウジを選択後、決定します。

：次画面へ進みます。

1
99
100
1
2
3
4

*
*
*

ｵﾝﾄﾞG
ｵﾝﾄﾞA
CO

24.8℃
25.5℃
0ppm

10

データの消去ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾉﾋｮｳｼﾞ
ﾃﾞｰﾀﾉｼｮｳｷｮ
ﾃﾞｰﾀﾃﾝｿｳ HT=>PC：＜5

データの保存・プリントアウト＞へ進みます。

：黒いカーソルが移動します。
：データノショウキョを選択後、決定します。

画面 10-1：黒いカーソルが移動します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾒﾆｭｰ
ｾｯﾃｲﾒﾆｭｰﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀ
CO ｱﾗｰﾑｾｯﾃｲ

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ｼﾖｳ：
ﾐｼﾖｳ：
ﾄｰﾀﾙ：

：次画面へ進みます。

：サイコウセイを選択後、決定します。

ｾﾞﾛｺｳｾｲｼﾊﾞﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾞｻｲ

9ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ 1
25.12.´06. 06:17
P1＊は保存済みの印です。
：黒いカーソルが移動します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ｼﾖｳ：
ﾐｼﾖｳ：
ﾄｰﾀﾙ：

：次画面へ進みます。

1
99
100

ﾃﾞｰﾀｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ？

：黒いカーソルが移動します。

ｲｲｴ
ﾊｲ：ハイを選択後、決定します。

ﾄﾞﾉﾃﾞｰﾀｦ
ｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ？
ﾋﾄﾂﾉﾃﾞｰﾀ
ｽﾍﾞﾃﾉﾃﾞｰﾀ：黒いカーソルが移動します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀ：ヒトツノデータまたはスベテノデータを選択後、決定します。
ヒトツノデータを選択すると＜画面 10-２＞へ進みます。
スベテノデータを選択すると全データ消去後＜画面 10-1＞へ
戻ります。

1
2
3
4

*
：黒いカーソルが移動します。
：消去するデータを選択後、決定します。

画面 10-２：保存済みのデータを見ることができます。

16

ｺﾉﾃﾞｰﾀｦ
ｼｮｳｷｮｼﾏｽ

連続で消去することが可能です。

17

操作の仕方－応用編
11

計測ソフト Online View 2000( オプション )が必要です。
HT2094（RS232 通信ケーブル付）
HT2084（RS232 通信ケーブル・USB 変換ケーブル付）

データの転送12

日時の設定をする

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾒﾆｭｰ
ｾｯﾃｲﾒﾆｭｰﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀ
COｱﾗｰﾑｾｯﾃｲ： 黒いカーソルが移動します。
：セッテイメニューを選択後、決定します。

ﾆﾁｼﾞﾉｾｯﾃｲ
ﾊﾝｲﾉｾｯﾃｲｻｰﾋﾞｽ
ﾋﾂﾞｹ
25.12.´06
ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾉﾋｮｳｼﾞ
ﾃﾞｰﾀﾉｼｮｳｷｮ
ﾃﾞｰﾀﾃﾝｿｳ HT=>PC

ﾃﾞｰﾀｦPCﾍ
ﾃﾝｿｳｼﾏｽｶ？
ﾊｲｲｲｴ

ﾃﾞｰﾀﾃﾝｿｳ

HT=>PC

ﾃﾞｰﾀｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ？

：ニチジ

ｼﾞｶﾝ
▲
06:41:15▼：黒いカーソルが移動します。

ﾋﾂﾞｹ：次画面へ進みます。

：ハイを選択後、決定します。

左記画面の“42”は転送するデータ数です。

ノ：カーソルが表示されます。
：カーソル表示後は、押すたびにカーソルが移動します。
：数字を変更します。

25.12.´06

ｼﾞｶﾝ
06:41:15

左記画面を例にすると2006 年 12 月 25 日
6 時 41 分 15 秒

ハイを選択する場合はOnline View 2000
取扱説明書を参照してください。

保存データをパソコンヘ転送中：ハイまたはイイエを選択後、決定します。
＜画面 11—１＞へ戻ります。

ｲｲｴ
ﾊｲ

ハイを選択した場合全てのデータが消去されます。

18

セッテイを選択後、決定します。

ESC ：上の画面へ戻り、設定終了です。

：データテンソウ HT=>PC を選択後、決定します。

画面 11-1

42
ﾃﾞｰﾀｦ
PCﾍ
ﾃﾝｿｳｼﾏｽ：黒いカーソルが移動します。

19

・日付は西暦で入力してください。
・日付部分を年、月、日の順に変更すると「テイキテンケンノジキ
デス」の表示が出ますので、必ず、日、月、年の順にしてください。

操作の仕方－応用編
13

範囲の設定をする

1４

ここでは次の項目の設定が可能です。
①コントラストの調節②計測画面のページ数③言語表示 日本語／英語④温水温度 プリントアウト時の印字⑤スモーク No. プリントアウト時の印字

ﾆﾁｼﾞﾉｾｯﾃｲ
ﾊﾝｲﾉｾｯﾃｲｻｰﾋﾞｽ：黒いカーソルが移動します。
：ハンイノセッテイ

を選択後、決定します。

画面 13-1▲31％▼：次画面へ進みます。
ESC ：＜画面 13-１＞へ戻り、設定終了です。

：計測画面のページ数を設定します。

ｶﾞﾒﾝﾋｮｳｼﾞ
▲ﾍﾟｰｼﾞ: 黒いカーソルが移動します。

ﾎｿﾞﾝﾃﾞｰﾀﾒﾆｭｰ
ｾｯﾃｲﾒﾆｭｰﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｰﾀ
COｱﾗｰﾑｾｯﾃｲ
CO ｱﾗｰﾑｾｯﾃｲ
ｱﾗｰﾑ 1
ｱﾗｰﾑ 2
ｱﾗｰﾑ 3：CO アラームセッテイを選択
後、決定します。

ppm
150ppm
400ppm800ppm：コントラストを調整します

ｶﾞﾒﾝｺﾝﾄﾗｽﾄ
ｺﾝﾄﾗｽﾄCO アラームの設定をする ※設定は ppm のみとなります。

4▼：次画面へ進みます。
ESC：＜画面 13-１＞へ戻り、設定終了です。

ＣＯアラーム設定：
工場出荷時の設定値は以下の通りです。
アラーム 1：150ppm
アラーム２：400ppm
アラーム３：800ppm：数値を設定します。
CO アラーム値は 10 ～ 10000ppm の範囲で設定できます。
又はを1 回押す ：10 ずつ増減（10 ～ 10000ppm）
押し続ける：100ppm ずつ増減（10 ～ 3000ppm）
押し続ける：500ppm ずつ増減（3000ppm ～）CO アラームは設定値以上になるとブザー音と液晶画面表示の両方でお知らせします。
アラーム１：3 秒ごとのブザー音及び液晶画面での表示
アラーム２：１秒ごとのブザー音及び液晶画面での表示
アラーム３：ブザー音が鳴り続ける。液晶画面での表示：表示を日本語と英語のどちらかを設定します。

ﾋｮｳｼﾞｷﾘｶｴ：次画面へ進みます。

▲

Japanese▼

ﾌﾟﾘﾝﾄｼﾞﾆｲﾝｼﾞｼﾏｽｶ？
▲
ｵﾝｽｲｵﾝﾄﾞNO▼

ESC：＜画面 13-１＞へ戻り、設定終了です。
：プリントアウト時に印字するかどうかを設定します。
：次画面へ進みます。

ESC：＜画面 13-1＞へ戻り、設定終了です。
温水温度は計測項目にはありません。プリントアウト時に一緒に印字するのみです。

ﾌﾟﾘﾝﾄｼﾞﾆｲﾝｼﾞｼﾏｽｶ？
▲
ｽﾓｰｸNo.
NO▼：プリントアウト時に印字するかを設定します。
：コントラスト画面へ進みます。
ESC：＜画面 13-1＞へ戻り、設定終了です。
スモーク No. は計測項目にはありません。プリントアウト時に一緒に印字するのみです。

20

ppm→％への変換は0.0001 を掛けてください。
例：100ppｍ→0.010％

21

メインメニュー内マップ

製品仕様
型式
ホダカテスト
HT-1210N
計測項目
CO（H2 補償付）※１ 計測範囲 0 ～ 10000ppm（0.000 ～ 1.000％）
精度
計測値 =0 ～ 200ppm：±10ppm
一酸化炭素濃度
計測値 =200ppm ～：計測値の ±5％
分解能
1ppm（0.001%）
応答時間 30 秒以内
温度Ｇ（Ｋ熱電対） 計測範囲 0 ～ 650℃
0 ～ 1100℃（プローブチューブによる）精度±1℃または計測値の ±1％（０～ 650℃）※2
計測値の ±２%（650.1 ～ 1100℃）
分解能
0.1℃ （0 ～ 999.9℃） １℃（1000 ～ 1100℃）
温度Ａ（Pt2000Ω）※3 計測範囲 0 ～ 100℃
精度
±1℃
分解能
0.1℃
センサ
CO（H2 補償付） 定電位電解式
K 熱電対
温度 G
白金測温抵抗体
Pt2000Ω
温度 A
本体
作動時：0℃ ～ ＋45℃
保管時：－20℃ ～ ＋60℃
許容周囲温度ドットマトリックス、4 行表示（4 項目同時表示）
ディスプレイ
（W×H×D）80 × 150 × 35 mm
外形寸法
約 330g
重量
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
電源内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）
標準装備
本体に内蔵 ポンプ、パソコン用インターフェース（ＲＳ232）
データロガ（100 データまで記憶可能）、赤外線プリンタ用インターフェース* 標準プロＡＣアダプタ、サンプリングプローブ、ドレンポット、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルターーブはどち 付属品
らか１つ
部品名
部品コード
仕様、その他
サンプリングプローブ/HT-1210N
ＨＴ-1229DS L=180mm φ5 / ドレンポット付
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付き）/HT-1210NT ＨＴ-1006SS L=180mm φ5 / ドレンポット付
オプション 排ガス用プローブ
ロングプローブ
HT-1235DS L=690mm φ6 / ドレンポット付
サンプリングプローブ
HT-1001AS L=300mm φ6 / ドレンポット付
Ｌ型プローブ
HT-1238DS L=120mm φ5 / ドレンポット付
Ｌ型プローブ
HT-1006LS L=120mm φ5 / ドレンポット付
R

メインメニュー画面

テータ転送

画面コントラスト

画面表示

表示切替

保存データの表示

保存データメニュー

日時の設定

データ消去

設定メニュー

範囲の設定（温水温度）印字

計測項目

排ガス計測

ＣＯピーク 平均

メンテナンスデータサービス（スモーク ）印字

No.

再校正

次のメニュー
ＣＯアラーム設定※1※2※1：サービスについては、使用しないで下さい。設定を変更されますと、故障の原因となります。万が一間違えてサービスを選択した
場合は、すぐに ESC キーを押してください。
※2：メンテナンスデータについては、ユーザー様では必要のない項目です。

計測項目

単位

CO

[ppm]

CO

[％]

温度（K 熱電対）オプション[℃]

温度（PT2000Ω）オプション

[℃]

22

＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償付＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。

23

メッセージ一覧

製品仕様
オプション 部品名

ｾﾝｻ ﾃﾞﾝｱﾂ?

部品コード 仕様、その他

プローブハンドル
プローブハンドル

HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブチューブ（プローブハンドル HT7201AS 用）
Ｌ=500ｍｍ φ6
温度：0 ～ 650℃
プローブチューブ（排ガス温度センサ付き） HT-7235
Ｌ=750ｍｍ φ6
温度：0 ～ 650℃
HT-7232
Ｌ=750ｍｍ φ8
温度：0 ～ 1100℃
HT-7233
Ｋ熱電対
HT-1252a φ1.5×130L, 0 ～ 950℃, 気体 / 液体温度
温度用プローブ
HT-1253a φ3×130L, 0 ～ 400℃, 気体 / 液体 / 食品用、先尖型
HT-1254a 130L, 0 ～ 400℃, 表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
HT-1255a φ4×130L, 0 ～ 650℃, 表面 / 気体 / 液体温度
HT-1256a 0 ～ 450℃, 表面温度 磁石付
HT-1257a 0 ～ 180℃, パイプ / プレート温度 クランプ型
空気温度プローブ Pt2000Ω
0 ～ 100℃、気体温度用
HT-1382
0 ～ 100℃
Pt2000Ω
周囲温度センサ
HT-1321
ＡＣ100 ～ 240V
HT-1318
海外用ＡＣアダプタ
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9ｋｇ
HT-1315
アタッシュケース
Online View 2000（推奨 OS Windows7/8.1/10）
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・USB 変換ケーブル付） HT-2084
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
HT-1610赤外線プリンタ
5 ロール
HT-1636
プリンタ用ロール紙※精度につきましては標準ガスを基準としております。

本仕様書は改良のため、予告無く変更することがあります。

ｼﾞｺｼﾝﾀﾞﾝﾁｭｳ
ＣＯ ｘｘｘｘｍＶ ？
Ｈ２ ｘｘｘｘｍＶ

ｹｲｿｸ
ｻｲｼﾝﾀﾞﾝ

センサ電圧の異常が考えられます。
エンターキーを押してください。

自動的にセンサ電圧の“？”が途中で消える場合
自己チェックが開始され、各センサの電圧が表示されます。 があります。
その場合はどれか一つキー
電圧に異常がある場合はを押して次画面に進んで下“？”が表示されます。
さい。その後エンターキー
どれか 1 つキーを押してください。 を押すと、ゼロ校正後、計測画面に移行します。
次画面に進みます。
■計測を続行する場合はエンターキーを押してください。
ゼロ校正後、計測画面に移行します。
この場合“？”が表示されたセンサに関しては計測できません。
また、演算もできません。
■再診断する場合はＥＳＣキーを押してください。
ゼロ校正後、全てのセンサの電圧に異常がなければ計測画面に移行します。
1 つでも電圧に異常がある場合は 画面—1 へ移行します。
この操作を数回繰り返しても？が消えない場合はセンサ異常が考えられますのでホダカ㈱サービスセンターへご確認ください。
バッテリーの電圧が低下しています。
充電してください。

前回の校正月より、約 11 ヶ月経過または使用時間が 1000 時間を越えました。校正をお勧めします。
ESC キーを押すと通常の画面へ戻ります。故障ではありませんので、ご使用いただいても問題ありません。

保管
作動中の温度 ：0℃ ～ ＋45℃
保管中の温度 ： —20℃ ～ ＋60℃

本体内部の温度が低い状態です。
本体を暖かくするか、暖かい場所へ移動してください。

長期使用しない場合の保管●本体を長期使用しない場合でも、３週間に一度は必ず作動確認し、 充電を行ってくだ
さい。 計測器は作動させずに保管していても、バッテリーは放電しています。そのまま放置し、完全に放電してしまった場合、充電しても電源ランプが点灯せず、充電することができない場合があります。もし、完全放電してしまい、充電することができなくなった
場合は、故障かな？と思ったら（P .26）の「充電をすることができない」をまずご覧ください。それでも作動しない場合はサービスセンターへご返却ください。
●常に乾燥した所に置いてください。
24

本体内部の温度が高い状態です。
本体を涼しい場所へ移動してください。

センサ内部にガスが残っている状態です。
電源 ON/OFF キーを押すと電源は切れますが、センサの異常につながる恐れがありますので、十分に新鮮な空気を吸引した後、電源を切ってください。

25

故障かな？と思ったら症

状・充電する事ができない
・電源ランプが点灯しない
・充電画面が表示されない

原

因

状

原

対

因

AC アダプタの交換

・サンプリングホースに穴がある

穴部をカットして使用できる状態であれば、カットしてください

AC アダプタをつなぎ約 30 分～１時間
ほど充電します。（この間画面表示はされません）その後キーを同時に
5 秒間押した後、手を離してください。
本体が作動します。この場合バッテリー
電圧がほぼ無い状態ですので、本体を立ち上げ計測画面でポンプを作動させ、AC アダプタを外し、電源が自動的に落ちるまで放置してください。その後十分に充電を行ってください。それでも直らない場合はサービスセンターへご返却く
ださい（注１）・ドレンポットに漏れがある（O リング劣化、ドレン
ポット用パイプの破損等）

サービスセンターへご返却ください

・センサ電圧に異常がある

P.25 メッセージ一覧をご覧ください・ゼロ校正はプローブを煙道から抜き、新鮮な空気を吸引して行いましたか？

プローブを煙道から抜き、新鮮な空気
でゼロ校正を行ってください。一度排ガスを吸引されてゼロ校正を行った場
合は、センサに排ガスが残る可能性があるので、この作業を数回行ってくだ
さい・長期間使用せずに放置していた

十分に充電を行った後、再度計測器を立ち上げてください

・センサの寿命

サービスセンターへご返却ください・プリンタの電源は入っていますか？

プリンタの電源を入れる・長期間使用せずに放置していた・CO 濃度が異常・「センサデンアツ？」のメッセージが表示される

AC アダプタを取付け充電してくだ
さいAC アダプタをつなぎ約 30 分～１時間
ほど充電します。（この間画面表示はされません）その後キーを同時に
5 秒間押した後、手を離してください。
本体が作動します。この場合バッテリー
電圧がほぼ無い状態ですので、本体を立ち上げ計測画面でポンプを作動させ、AC アダプタを外し、電源が自動的に落ちるまで放置してください。その後十分に充電を行ってください。それでも直らない場合はサービスセンターへご返却く
ださい（注１）・プリンタに印字しない

障害物をどける
・プリンタと本体の赤外線
通信部の間に障害はありませ 通信部分を乾いた布で拭くんか？

・プリンタと本体の赤外線
赤外線プリンタ取扱説明参照
通信部の距離、角度に問題はありませんか？
・プリンタのコントラストに問題はありませんか？

温度コネクタの接触を確認

・周囲温度センサは正確につ 周囲温度センサの接触を確認
ながっていますか？

・Online View2000 と通信しない（注１） 上記操作を行った後、バッテリー電圧が残ったまま、電源を切り、AC アダプタと接続した場合、画面上の充電率が 100％になることがあります。この状態では充電ができませんので、必ず、放電後充電してください。

赤外線プリンタ取扱説明参照

・通信ケーブルは正確につな 通信ケーブルの接触を確認
がっていますか？
・通信ケーブルは弊社指定のものをお使いですか？

通信ケーブルの交換

・本体は計測画面ですか？

本体を立ち上げ、計測画面へ

・上記以外
26

策

プローブのネジが緩んでいないか確認し、緩んでいる場合は締めなおしてく
ださい・AC アダプタは弊社指定のもの（HT1301）をお使いですか？

・温度コネクタは正確につながっていますか？

症

・プローブに漏れがある

AC アダプタの接触を確認

・長期間使用せずに放置していた・温度 A 表示をしない

策・AC アダプタは正確につながっていますか？

・電源を入れても作動しない ・バッテリーの充電不足

・温度 G 表示をしない

対

サービスセンターへお電話ください27プリントアウトについて：プリンタマークの付いている画面では、プリントアウトができます。
プリントアウトするには、別売りの赤外線プリンタ（HT-1610）が必要です。
プリンタの赤外線受信部を HT-1210N の赤外線送信部に向けてセットしてください。
最長で直進にして約 1ｍまで受信できます。
※プリントアウトは COppm を例にしています。画面表示を CO％に設定した場合はプリントアウトされる表示も CO% となります。
データ受信中に赤外線通過部に人がはいったりし、データを遮ると、データは正確に受信できません。
プリントアウトの印字は英語で出てきますので、下表の通り読み替えてください。
排ガス計測画面でプリントアウトした場合

CO ピーク値・平均値計測画面でプリントアウトした場合*******************
Measurem. H-1210N
SN:281527*******************
11.10.’ 16
08:38*******************
Measurem. H-1210N
SN:281527*******************
11.10.’ 16
08:38

日時

Cust.:-------------

Cust.:-------------

T-Gas
T-Amb
CO

24.4℃
24.4℃
0ppm

measure.time

T-boilerSoot no.
oily

65℃
0 0 0
negative

T-Gas : 温度 G
T-Amb : 温度 A
CO : 一酸化炭素濃度60S

avelage
T-Gas
T-Amb
CO

103.1℃
16.7℃
55ppm

peak
T-Gas
T-Amb
CO

132.2℃
18.4℃
78ppm

CO中毒についてCO（一酸化炭素）中毒とは、炭火、練炭、燃料用ガス、石油（CO は天然
ガスや LPG には含まれていません）などの不完全燃焼で発生したり、車の排気ガスなどに含まれる一酸化炭素を含んだ空気を呼吸した場合に起こる中毒です。
CO はヘモグロビンとの結合力が強い為、少量を吸入しても血液中の酸素運搬能力が著しく損なわれます。つまり、一酸化炭素が体内に入ると、全身に酸素が届かなくなるのです。
症状は濃度や吸入の時間に左右され、下記表のような症状を示します。
一酸化炭素の人体に及ぼす影響

CO 含有率人体の状況

100ppm

数時間の呼吸後でも目立った作用はない。

200ppm

1.5 時間後に軽度の頭痛を起こす。

400 ～ 500ppm

1 時間後に頭痛、吐き気、耳鳴りを起こす。

600 ～ 1000ppm

1 ～ 1.5 時間後に意識を失う。

1500 ～ 2000ppm

0.5 ～１時間後に頭痛、吐き気、意識を失う。

4000ppm 以上

短時間でも吸引すれば生命の危険がある。

measure.time : 計測秒数
avelage : 平均値
T-Gas ：平均温度 G
T-Amb : 平均温度 A
CO : 平均 一酸化炭素濃度

T-Boiler：ボイラ温水温度
soot no. : スモーク濃度
Oily : 油分
positive ： ある
negative : ないpeak : ピーク値
T-Gas ：温度 G ピーク値
T-Amb : 温度 A ピーク値
CO : 一酸化炭素濃度ピーク値

28

29

給湯器点検用 吸引フードの取付け方※吸引フードはオプションです。

①計測補助フードのネジを緩めます。

②プローブ先端をフードの中心まで挿入します。

＝＝

保証 / 校正･点検･修理
保証
保証期間 ： お買い上げいただいた日から 1 年
保証書： ご購入後すぐに同封の保証書受付用紙にご記入の上、FAX にてご返信ください。
その後正式な保証書をお送りさせていただきます。
保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証： 保証期間内に取扱説明書に従って正常な使用状態にてご使用されていて故障した場合には、保証書記載内容に基づき無償修理を行います。
故障した場合は、校正・修理依頼書にご記入の上、保証書を添付してご送付ください。
製品の誤った使用方法による故障・事故またはお客様や第三者が受けられた損害につきましては、弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
保証に関しまして、国内—海外間の輸送費は負担致しかねますので、予めご了承ください。
ホダカ株式会社 サービスセンター
フリーダイヤル 0120-091940
受付時間：月曜日～金曜日 10 時～ 17 時

トレーサビリティ（校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図）は、弊社にて発行いたします。（別途、手数料を申し受けます。）③しっかりとネジを締めます。

校正・点検・修理の手順
校正・点検・修理品の送付先
現品をお送りください約 1週間費用のご連絡を差し上げますホダカ株式会社 サービスセンター〒535-0031
大阪市旭区高殿 1-6-17
TEL : 06-6922-5501

ご注文後、
校正を実施
させて頂きます
ご返却

約３日※修理内容で異なります

ホダカ株式会社 ホダカテスト部〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17
TEL.06(6922)5501 FAX.06(6922)5895
30

31

E-mail ht@hodaka-inc.co.jp
U R L http://www.hodaka-inc.co.jp