PT6-0281

光波干渉式ガスモニター
ＦＩ－９１５
取扱説明書〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ http://www.rikenkeiki.co.jp/

はじめに

この度は、光波干渉式ガスモニター ＦＩ－９１５をご採用頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書はＦＩ－９１５をご使用頂くためのガイドブックです。初めてご使用頂く方はもちろんのこと、既にご使用経験のある方もお読み頂き、内容を理解した上で実際にご使用下さいますようお願い致します。
本取扱説明書では安全かつ効果的な作業が行えるように、次の見出しを使用しています。
この表示は取扱いを誤った場合、「人命、人体または物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

この表示は取扱いを誤った場合、「身体または物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

この表示は取扱いを誤った場合、「身体または物に軽微な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

この表示は取扱上のアドバイスを意味します。

SDHC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。
SDHC Logo is a trademark of SD-3C LLC.

SD カードは、以下のものをお使い下さい。
SD 規格
ファイルシステム： SDSC、SDHC： FAT16、FAT32
1

目次
１．安全上の大切なお知らせ１－１．危険事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

4

１－２．警告事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

4

１－３．注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

２．製品の構成
２－１．製品の使用目的と特徴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

6

２－２．製品外形図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

7

２－３．付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

8

２-３-１.

標準付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

２-３-２.

特別付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

２-３-３.

メンテナンス部品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

２－４．正面パネル部の名称と機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

9２－５．ブロックダイヤグラム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

10

３．設置方法３－１．設置場所の注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

11

３－２．製品の取付方法と注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

12

３－３．結線方法
３-３-１. 外部端子台の説明と結線方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

14

３-３-２．電気工事上の注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

16

３-３-３．保護接地‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

17３－４．配管方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

18

４．測定モードの操作方法
４－１．電源投入後の表示から測定開始まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

20

４－２．測定中の LCD 画面と流量調整の方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

21

４－３．リファレンスガス校正の方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

22

４－４．測定の終え方（電源を切る）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

23

４‐５．他のモードへの切り換え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
４‐６．自己診断監視機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25

2

５．チェックモードの操作方法
５－１．チェックモードのメニュー項目
５－２．各項目と詳細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

26‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

28

６．セットアップモードの操作方法
６－１．セットアップモードのメニュー項目‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

39‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

40

７－１．点検の頻度と点検項目‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

57

７－２．日常点検‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

57

７－３．６ヵ月定期点検 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

58

７－４．推奨定期交換部品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

58

７－５．ポンプの交換方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

７－６．ヒューズの交換方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

８－１．保管または長期間使用しない場合の処置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

61

８－２．製品の廃棄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

６－２．各項目と詳細

７．保守点検８. 保管・移設及び廃棄について

９．トラブルシューティング
９－１．異常状態‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

63

９－２．仕様範囲外‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

66

９－３．メンテナンス要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

68

９－４．機能確認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

１０．製品仕様
１０－１．標準仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

１０－２．検知原理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

72

１１．用語の定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

733

1. 安全上の大切なお知らせ１－１．危険事項！ 危険
本製品は防爆構造ではありません。危険区域に指定された場所(防爆エリア)への据付および使用はしないで下さい。
本器の仕様に沿った定格の電源を使用して下さい。
EARTH 端子を接地してご使用下さい。接地の作業は、感電防止の為、本器の外部端子台の本器に電源を配電しない状態で行って下さい。

１－２．警告事項！ 警告
サンプリングポイントの圧力・ 本器は大気圧状態のガスを吸引するように作られています。本器のガス吸引口(GAS IN)および排出口(GAS OUT)に過大な圧力を掛けると、内部から測定ガスが漏洩する可能性があり危険です。過大な圧力が掛からないようにして使用してください。
・ 大気圧以上の圧力がある場所にガス採集チューブを直接接続しないでください。内部の配管系統が破損する可能性があります。
周辺空気でのリファレンスガス校正・ リファレンスガス校正を周辺空気で行う場合は、周辺が新鮮な大気であることを確認してから行ってください。雑ガス(測定ガスでもベースガスでもないガス)などが存在する状態で行うと、正しい測定・監視が行えず危険です。
その他
・ 測定範囲の上限を超える高濃度のガスを吸引しないでください。正確な指示をしなくなります。

4

１－３．注意事項！ 注意
本器の内部や、本製品までの配管途中で凝縮(液化)するような低揮発性の溶剤は、測定することが出来ません。
本器の内部や、本製品までの配管途中で結露するような湿度の高い溶剤ガスは、測定することが出来ません。
電気溶接器等、電源波形を著しく乱す機器のそばでは、本器を使用しないで下さい。また
電源波形を著しく乱す機器と同一系統の電源を使用しないで下さい。
本器の内部や、本製品までの配管途中で、測定対象溶剤が凝縮(液化)する事が無いよう、周辺の温度管理には十分注意願います。

5

２. 製品の構成
２－１．製品の使用目的と特徴
本製品は、グラビア印刷機などの乾燥装置から発生する溶剤ベイパー濃度を連続的に測定・監視するための機器です。
濃度測定の原理として光波干渉式を採用しており、高精度で安定した測定が可能です。また、濃度測定の基準となるリファレンスガス(本器では新鮮な大気などのゼロガス)を用いたセンサ出力調整（リファレンスガス校正）を自動的に行える機能を設けており、より安定した運転が可能です。

6

２－２．製品外形図

背面図

7

２－３．付属品
2-3-1

標準付属品

・本体取扱説明書
・ＭＣ(ＳＴ)フィルタ(ＧＡＳ ＩＮ側ダストフィルタ)・筒型フィルタ CF-8369(ＲＥＦ ＩＮ側ダストフィルタ)

2-3-2 特別付属品
・SD カード（2G）・ヒューズ

2-3-3 メンテナンス部品
・交換用光波干渉ユニット
・交換用ポンプ（RP-60）
・ヒューズ（ 250V 2A、φ5.2 ×20 ㎜、タイムラグ型 ）8

２－５．ブロックダイヤグラム

10３. 設置方法
３－１．設置場所の注意事項
本製品は、下記のような場所には設置しないで下さい。

① 水・油・薬品などがかかるような場所② 振動のある場所③ 電波やノイズの発生する場所④ 落下し易い場所や強い衝撃を受ける恐れのある場所⑤ 使用温度範囲を超える場所⑥メンテナンスの出来ない場所

直射日光/輻射熱のあたる場所

作業に危険を伴う場所

11

３-２．製品の取付方法と注意事項
本器の構造はラック埋め込み型です。本器を据え付ける場合は下記パネルカット寸法に合わせたラックをご用意して頂くようお願い致します。

一点

多点(Ｎ点)≪固定レール取付寸法≫(固定レールを使用する場合)

12

・据え付けの際には、落下等の強い衝撃を与えないように注意願います。機器が破損する恐れがあります。
・本機器をラック等に固定して使用する場合には、重量に充分耐えられるラックに正しく取り付けて下さい。
・工事を行うときには、塵埃などが機器内に入らないようにして下さい。
・自立ラック(固定型)に据え付ける場合は、ラックをアンカーボルトで固定して下さい。

・メンテナンス作業スペース確保のため、機器前面および後面から壁まで 600(mm)以上の距離をとって下さい｡
・密閉構造の収納盤に本器を取付ける場合、収納盤内温度が５０℃以上に上昇しない対策を行って下さい。
・本器を収納盤パネルに取り付ける場合、裏面の配線・配管を取り付けたまま奥行長さの半分以上引き出してメンテナンス作業が行えるよう、配線・配管には十分余裕を持たせて下さい。

13

３－３．結線方法
３-３-１．外部端子台の説明と結線方法＜端子台部詳細＞① AC100～240 V ± 10%② 50/60 Hz⑪⑫③ 接地(EARTH)

⑬

D種接地

未使用

④ REF IN ※⑤ 遠隔操作用 リファレンスガス校正
ボタン⑥ (短絡するとリファレンスガス校正
機能作動)⑭ REF IN ※⑦

未使用

⑰ 警報接点出力２(無電圧接点)※⑱ 接点容量：1A 240V AC/1A 30V DC(抵抗負荷)

濃度出力信号 4-20mA⑲ 故障警報接点出力(無電圧接点)
接点容量： 1A 240V AC/1A 30V DC(抵抗負
⑳ 荷)

⑧
⑨
⑩

⑮
警報接点出力 1(無電圧接点)※⑯ 接点容量：1A 240V AC/1A 30V DC(抵抗負荷)※ ④-⑭を短絡すると REF ガスを吸引するようになります。

端子台の端子ネジは 角座金付ネジ(M3.5×8)になっています。1.25mm2 のケーブルを用いて、先端に M3.5 用の絶縁被覆付圧着端子をつけて、結線して下さい。
・ 電源／接点ケーブル：ＣＶＶ

１.２５ｍｍ２相当のケーブル

・ その他信号ケーブル：ＣＶＶＳ

１.２５ｍｍ２相当のケーブル

14＊ 注 記⑨⑩出力(ＤＣ４－２０ｍＡ)に記録計、外部メーターなどを接続する場合は、接続したケーブルに誘導されたノイズからの影響を防ぐために、必ずアイソレーターを端子の直後に設けて下さい。

＜RS-485 通信端子部 詳細＞

RS-485 ☆



RS-485 通信機能を使用する場合に使用します。
＜RS-485 通信端子ケーブル接続条件＞
ケーブル：0.2～2.5mm2
むき線長さ：約 7mm
ネジ締め付けトルク：0.5～0.6 Nm
適用ドライバー：マイナスドライバー(幅 3mm 以下)
適合棒端子：
棒端子を使用する場合は、以下のものが使用できます。
・棒端子：型式 AI シリーズ (フェニックスコンタクト製)・圧着工具：型式 CRIMPFOX UD 6(フェニックスコンタクト製)

15

３-３-２．電気工事上の注意事項
不安定な電源やケーブルから乗るノイズは､「誤動作」「誤警報」「故障」の原因になります。
①システム上、安定した電源を使用して下さい。
(１)本器の電源は次の内容の電源を供給して下さい。
電源電圧

AC100～240 V±10%

瞬時停電許容時間：約 50msec. 以下(50msec. 以上の停電は再スタートとなる場合があります)
連続動作や動作の保証をする為には外部に無停電電源装置等を設置して下さい。
(２)電源ラインを他の高電圧・大電流のラインと平行させることはしないで下さい。
②設置環境に応じたノイズ対策を施して下さい。
(１)雷サージ対策
工場等で屋外設置している機器の場合の問題点として“雷”があります。雷を巨大な発信源としますとケーブルはその受信アンテナとなり、ケーブルの接続されている機器が破壊されることがあります。また、ケーブルを金属管に入れたり、地下埋設しても雷によって発生する誘導雷サージを完全に防ぐことは出来ませんが対策としては次のような方法があります。適宜に適切な処置を講じてご使用下さい。
＜避雷器(ケーブル保安器)による対策＞
万が一、誘導雷サージがケーブルに乗ってきても、フィールド機器及び、中央処理装置の手前に避雷器を設置する方法があります。避雷器はケーブルが屋外から建屋内に入ってきた各々の箇所に挿入します。避雷器にはフィールド機器の破壊原因となるサージ電圧を取り除く回路が入っており、機器を保護してくれます。
(２)電力線ノイズ対策
電力線からの電磁誘導ノイズ、静電誘導ノイズの影響を軽減させるものとして、次のような方法があります。適宜に適切な処置を講じてご使用下さい。
＜電力線との隔離＞
信号線と電力線の距離を離し、出来るだけ平行敷設を避けます。交差させる場合には、直角に交差させます。

16

⑥ サンプルガスの採取口は､サンプルガスライン内での気体の流れやガスの発生過程などを十分考慮した上で､決定してください。またパイプやタンク、装置の底部からの採取は避けて下さい。
⑦ 排気は大気開放を原則とし、屋外に先端を出す場合は逆Ｕ字に曲げ、雨が管内に流入しないようにして下さい。排気ダクト等に戻す場合は、大気圧±3kPa 以内の圧力変動の急変しない状態でなければなりません。
⑧ 安全対策のため、ライン用フレームアレスターを設ける場合には、GAS IN，GAS OUT の各ラインに取付けて下さい。

本製品では、サンプルガスの種類や設置条件に応じた適切な配管工事(材質選定など)をする必要があります。配管工事にあたってご不明な点がございましたら､販売元まで
お問い合わせ願います。

19４－５．他のモードへの切換え
測定中に MODE ボタンを 3 秒間 以上長押しすると、『モード変更画面』が表示されます。

3 秒以上

モード変更画面

測定モード画面この『モード変更画面』で▲▼ボタンを押して、進みたいモードを選択し、SET ボタンで決定させると各モードに進むことが出来ます。
『モード変更画面』で選択できるモードと、その内容は下の表の通りです。
画面

内容
チェックモードに進みます。チェックモードとは、測定を継続したまま、センサの動作状況や、製品の設定条件を表示/確認するためのモードです。このモードでは測定は中断されず、4-20mA 濃度出力信号は測定結果を出力します。
チェックモード選択画面
セットアップモードに進みます。セットアップモードは、
測定ガスレンジの設定や SD カードの操作などを行うためのモードです。
測定の中断を伴うモードであるため、パスワード入力が要
セットアップモード選択画面

求されます。
工場調整や、メンテナンス/テスト運転の際に使用するモードです。弊社または、弊社指定のサービス員が用いるモードであり、通常お客様が操作するモードではないため、本取扱説明書では説明を省略します。

ファクトリーモード選択画面

測定の中断を伴うモードであるため、パスワード入力が要求されます。
通常の測定モード画面に戻ります。

キャンセル画面24

４－６．自己診断監視機能
本製品には、NAMUR NE107（フィールド機器の自己監視/診断）に準拠した高度な自己監視/診断機能があり、以下に記す 4 つのカテゴリに分類して、機器の状態をリアルタイムで診断/自己監視を行っています。
各カテゴリと検出時の表示画面、機器の状態説明を下の表にまとめます。
カテゴリ
異常状態
FAILURE

画面

状態説明
機器内部または外部に異常が発生し、測定結果/出力信号が有効ではない状態です。
FAIL ランプ(赤)が点灯します。4-20mA 濃度出力信号は、
0.5mA を出力します※。

機能確認

機器は正常ですが、確認機能の作業等により測定を中断

FUNCTION CHECKしている状態です。
FUNCTION CHECK ランプ(橙)が点灯します。4-20mA 濃度出
力信号は、直前の出力値で固定されます※。

仕様範囲外

機器は正常で測定を継続していますが、仕様範囲外の条OUT OF

件を検出しているため、測定結果/出力信号の信頼性が低

SPECIFICATION

下している状態です。
OUT OF SPEC.ランプ(橙)が点灯します。
4-20mA 濃度出力信号は、測定結果を出力します。

メンテナンス要求

機器は正常で有効な測定を継続していますが、なんらか

MAINTENANCEの劣化の進行を検出していて、メンテナンスを要求して

REQUIREDいる状態です。
MAINTE. REQ. ランプ(緑)が点灯します。
4-20mA 濃度出力信号は、測定結果を出力します。

※：標準設定の場合の動作です。

25

５. チェックモードの操作方法『チェックモード』は、測定を継続したまま、センサの動作状況や、製品の設定条件などを表示/確認するためのモードです。このモードでは測定は中断されず、4-20mA 濃度出力信号は測定結果を出力します。
『チェックモード』に入る場合は、測定モードから MODE ボタンを 3 秒以上押して、モード変更画面を表示させ、▲▼ボタンで "CHECK MODE" を選択して SET ボタンで決定して下さい。この操作によりチェ
ックモードのメニュー画面に入ります。
チェックモードのメニュー画面から、ESC ボタンを 3 秒以上押すと測定モードに戻ります。

3 秒以上

測定モード

モード変更画面▲▼ボタンで CHECK MODE を選
択26

メニュー画面

５－１．チェックモードのメニュー項目
チェックモードで選択できるメニュー項目は下表の通りです。次頁以降に各項目の説明を記載します。

製品内部の干渉計セン

製品内部のメインコン

サの状態を表示します。 トローラの状態を表示

4-20mA の設定を表示し圧力センサ出力を表示

ます。

します。

仕様範囲外を検出した

メンテナンス要求の条します。

温度センサ出力を表示

異常状態を検出した際します。

の、LCD 表示/ランプの動 際の、LCD 表示/ランプの 件を検出した際の、LCD
作設定を表示します。

動作設定を表示します。 表示/ランプの動作設定を表示します。

機能確認動作時の、LCD

濃度警報を検出した際

自己診断/監視機能によ

トレース表示および接表示/ランプの動作設定の、LCD 表示/ランプの動 る結果を表示します。

点の自己保持状態の解を表示します。

作設定を表示します。

除を行います。

27

５－２．各項目と詳細
チェックモードのメニュー画面で、確認したい項目を▲▼ボタンで選択し SET ボタンで決定すると、その項目の詳細情報が表示されます。ここでは各項目で表示される詳細情報について説明します。

C.01.--

光学センサの状態の確認"OPT. SENSOR"

光学センサのプログラム情報や、センサユニット内部で計測されている自己診断結果などを順次表示
します。"OPT. SENSOR" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

メニュー画面

確認画面

・
・
・

確認画面で表示される項目とその内容について次頁に記載します。

28

光学センサの確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。

プログラム番号を表示

プログラムのサム値をプログラムのリビジョ

光学センサの仕様番号します。

表示します。

ン番号を表示します。

を表示します。

光学センサの製造器番

光源 LED1 の光量を表示

光源 LED2 の光量を表示

干渉縞のコントラスト

を表示します。

します。

します。

（LED1）を表示します。

干渉縞のコントラスト

干渉縞の位相θA を表示

干渉縞の位相θB を表示

干渉縞の総位相（LED2）を表示します。 します。

します。

θALL(+)を表示します。

干渉縞の総位相量

干渉縞の次数計算値

屈折率変化量 N（+）

干渉縞の次数計算値

θALL(-)を表示します。 θINT(+)を表示します。 θINT(-)を表示します。 を表示します。

屈折率変化量 N（-）

電源系統（ 3.3V 系 ）の電源系統（ 5.0V 系 ）の光源 LED1 駆動回路の電を表示します。

電圧を表示します。

電圧を表示します。

圧を表示します。

～
光源 LED2 駆動回路の電センサユニット内部で監視している各種自己診断

圧を表示します。

フラグを表示します。

29

C.02.--

メインコントローラの状態の確認"MAIN CONTROLLER"

メインコントローラのプログラム情報や、内部で行われている自己診断の結果などを表示します。
"MAIN CONTROLLER" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

メニュー画面確認画面

メインコントローラの確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。

プログラム番号を表示

プログラムのサム値をプログラムのリビジョ

メインコントローラの仕します。

表示します。

ン番号を表示します。

様番号を表示します。

メインコントローラの電源系統（ 3.3V 系 ）の電源系統（ 5.0V 系 ）の電源系統（ 24V 系 ）の電圧を表示します。

電圧を表示します。

製造器番を表示します。 電圧を表示します。

～
4-20mA 出力信号の出力

メインコントローラの内部で監視している各種、状況を表示します。

自己診断フラグを表示します。

30

C.03.--

4-20mA 設定状態の確認"4-20mA PARAM."

4-20mA 出力信号の出力条件や、設定などを表示します。
"4-20mA PARAM." のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

メニュー画面確認画面

メインコントローラの確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。

測定モード中、4mA を出測定モード中、20mA を出

異常検出時の 4-20mA 信

機能確認動作時の力させる測定値を表示力させる測定値を表示

号の出力値を表示しま

4-20mA 信号の出力値を

します。

します。

す。※

表示します。

※ 出力値が "HOLD" に設定されている場合は、その状態に入る直前の値を出力することを意味します。

31

C.04.--

圧力センサの出力確認 "PRESS. SENSOR"

センサユニット部に内蔵された圧力センサの出力を表示します。
"PRESS.SENSOR" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

メニュー画面確認画面

圧力センサ出力の確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。

センサユニットを通過

本製品では使用しませ圧力補正に用いる絶対する測定ガスの流量をん。

圧センサの出力を表示検出する微差圧センサ

します。

の出力を表示します。

32

C.05.--

温度センサの出力確認 "TEMP. SENSOR"LCD 表示部、センサユニットに組み込まれた温度センサの出力を表示します。
"TEMP. SENSOR" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

メニュー画面確認画面

メインコントローラの確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。

メインコントローラ部

センサユニット内部のの温度を表示します。

温度を表示します。

33

C.06.--

自己診断の出力確認 "DIAG. ACTION (F)"

自己診断/監視機能によって、『異常状態（FAILURE）』を検出した際の、LCD 表示、FAIL ランプ（赤）および、故障警報接点出力⑲-⑳の動作設定を条件別に細かく表示します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

メニュー画面

C.07.--

確認画面

自己診断の出力確認 "DIAG. ACTION (S)"

自己診断/監視機能によって、『仕様範囲外（ OUT OF SPECIFICATION ）』を検出した際の、LCD 表示
および O.SPEC ランプ（橙）の動作設定を条件別に細かく表示します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

メニュー画面

C.08.--

確認画面

自己診断の出力確認 “DIAG. ACTION (M)”

自己診断/監視機能によって、『 メンテナンス要求（ MAINTENANCE REQUIRED ）』を検出した際の、LCD 表示および M.REQ.ランプ（緑）動作設定を条件別に細かく表示します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

メニュー画面

確認画面

34

C.09.--

自己診断の出力確認 "DIAG. ACTION (C)"FI-915 が『 機能確認（ FUNCTION CHECK ）』の状態になった際の、LCD 表示および F.CHK.ランプ（橙）の動作設定を条件別に細かく表示します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

メニュー画面

C.10.--

確認画面

自己診断の出力確認 "DIAG. ACTION (A)"製品の測定結果が警報条件に達した際の LCD 表示、ALM1 ランプ、ALM2 ランプ、および接点出力 1 ⑮-⑯、接点出力 2 ⑰-⑱の動作設定を表示します。

メニュー画面

確認画面

35

C.11.--

状態フラグの確認 "DISP. STATUS. FLG"

自己診断/監視機能による結果を表示します。"DISP. STATUS. FLG" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、確認画面が表示されます。 ▲▼ボタンで確認したい項目を選択して下さい。

確認画面

メニュー画面

メインコントローラの確認画面で表示される項目とその内容は以下の通りです。
SET ボタンを押すと、現在発生中の問題の内容を表示します。
何も発生していない場合は、"NO FLGS" と表示されます。

トレース表示※1 を行う条件を検出している際に、SET ボタンを押すと、検出している条件内容を表示します。
何も検出していない場合は、"NO FLGS" と表示されます。
接点動作自己保持※2 を行う条件を検出している際に、SET ボタンを押すと、検出している条件内容を表示します。
何も発生していない場合は、"NO FLGS" と表示されます。
※1
トレース表示とは、何らかの異常状態から製品が正常状態に回復した際、お客様に過去のイベントを知らせるために、通常の測定画面と、過去に発生していた異常状態画面を交互に表示する機能です。 本
製品では、本機能を使用しておりません。
※2
接点動作自己保持とは、何等かのイベント状態を接点動作で出力する製品において、イベント発生状態から正常状態に回復した後も、接点動作を保持する機能です。
本製品では、本機能を使用しておりません。

36

C.12.--

表示/接点の保持解除 "LATCH. RESET"

このメニュー項目は、LCD 表示部のトレース表示状態および接点の自己保持状態を解除するためのものです。本製品では、これらの機能を使用していないため、通常このメニューの作業が必要になることはありません。
メニュー画面から SET ボタンを押すと、表示画面と接点の保持状態を解除する旨の注意画面が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させ内容をご確認して頂いた後、SET ボタンが押されると、表示画面および接点自己保持状態、および LCD 表示部のトレース状態が解除されます。

メニュー画面

確認画面

37

６. セットアップモードの操作方法『セットアップモード』は、測定ガスの変更、4-20mA 信号の出力条件の設定、SD カードの操作、接点の動作条件などの設定を行うモードです。
本モードに入ると測定は中断され "機能確認 FUNCTION CHECK" の状態となり、4-20mA 信号は直前の出力値で固定されるようになります。
（出力条件の変更 ⇒ 『 S.02.-- 4-20mA 出力信号の設定 "4-20mA SETUP" 』参照）
『セットアップモード』に入る場合は、測定モードから MODE ボタンを 3 秒以上押して、モード変更画
面を表示させ、▲▼ボタンで "SETUP MODE" を選択して SET ボタンで決定して下さい。
続いて、パスワード入力画面が表示されますので、▲▼+SET ボタンでパスワードを一文字ずつ入力して下さい。工場出荷時のパスワードは、" 00000 " に設定されています。
（パスワードの変更 ⇒ 『S.22.-- パスワードの変更 "CHANGE PASSWORD"』参照）

3 秒以上

モード変更画面

測定モード

パスワード入力画面▲▼ボタンで SETUP MODE を選
択
正しくパスワードが入力されると、測定を停止し 4－20mA 出力を固定させる旨を伝える『注意画面』
が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させ内容をご確認して頂いた後、SET ボタンが押されると測定は停止状態となり、セットアップモードのメニュー画面が表示されます。
（ セットアップモードのメニュー画面から、ESC ボタンを 3 秒以上押すと測定モードに戻ります。）

セットアップモード
メニュー画面
▲ボタンでページ更新

38

６－１．セットアップモードの項目
セットアップモードのメニュー画面で表示される項目は下表の通りです。次頁以降に各項目の説明を記載します。

測定ガスの選択

4-20mA 出力信号の設定

4-20mA 出力信号の調整

4-20mA テスト信号出力

濃度警報機能の設定

濃度警報機能のテスト

接点出力動作設定

接点出力動作テスト

リファレンス校正実施

指示値のオフセット調

指示値の感度調整

指示値のゼロサプレス

整各種測定値の確認

値の設定

異常条件検出時の仕様範囲外条件検出時

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ要求条件検出時

製品動作設定の製品動作設定の製品動作設定

機能確認状態時のガス濃度警報状態時のRS-485/Modbus 通信

SD カードの操作

製品動作設定製品動作設定の設定

自動リファレンス校正

セットアップモードの設定

パスワード変更39

６－２．各項目と詳細
S.01.--

測定ガスの選択"SELECT GAS"

測定ガスの選択設定を行います。"SELECT GAS" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、現在選択されている測定ガスレンジの内容が表示されます。続いて SET ボタンを押すと SPE 番号が点滅状態となります。
▲▼ボタンで測定したいガスレンジを選択し SET ボタンで決定して下さい。

メニュー画面※SPE 番号点滅▲▼ボタンで SPE 番号選
択
SET ボタンで決定
標準仕様では下表に示すガス種が選択可能です。
SPE 番号

ガス種

測定範囲

SPE-2921

C7H8 in AIR

0-100％LEL

SPE-2922

EtAc in AIR

0-100％LEL

SPE-2923

MEK in AIR

0-100％LEL

SPE-2924

IPA in AIR

0-100％LEL

SPE-2925

CH3OH in AIR

0-100％LEL

SPE-2926

C2H5OH in AIR

0-100％LEL

SPE-2927

MIBK in AIR

0-100％LEL

SPE-2929

C8H10 in AIR

0-100％LEL

40

備考S.02.--

4-20mA 出力信号の設定"4-20mA SETUP"

端子台⑨-⑩からの濃度出力 4-20mA 信号の各種出力条件を設定します。（以下 FI-915 用の文書）
表示内容
4mA：
0 %LEL
20mA：
100 %LELFAILURE: 0.50 mA
F-CHECK： HOLD

出力値の説明測定モード中、 4mA を出力させる測定値です。
測定モード中、20mA を出力させる測定値です。
異常検出時の出力値です※。HOLD は異常検出直前の値を出力します。
機能確認動作時の出力値です。HOLD は確認動作直前の値を出力します。

"4-20mA SETUP" のメニュー画面から SET ボタンを押すと 4-20mA 信号を変化させる旨を伝える『注意画面』が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させ内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すと設定変更画面に移ります。▲▼ボタンで変更したい条件を選択して SET ボタン
を押すと、設定内容が点滅状態になりますので、▲▼+SET ボタンで入力/確定させて下さい。

メニュー画面

4mA を出力するときのガス濃度値を▲▼+SET ボタンで入力/確定。

20mA を出力するときのガス濃度値を▲▼+SET ボタンで入力/確定▲▼ボタンで異常時の 4-20mA 出力値選択、SET ボタンで確定 HOLD：異常検出直前値
または 0.50mA▲▼ボタンで機能確認時の 4-20mA 出力値選
択、
SET ボタンで確定

41S.03.--

4-20mA 出力調整

"4-20mA ADJ."

端子台⑨-⑩の濃度出力４-20mA 信号の出力レベルを調整します。"4-20mA ADJ." のメニュー画面からSET ボタンを押すと、4-20mA 信号を変化させる旨を伝える『注意画面』が表示されます。
▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すとテスト信号出力画面に切り替わり、4mA または 20mA のテスト信号が出力されます。
▲▼ボタンで、どちらのテスト信号を出力するかを選択し、SET ボタンを押すと PWM 値が点滅状態となり、それぞれの出力レベルを調整できるようになります。 ▲▼ボタンで PWM 値を変化させて、出力レベルを調整し SET ボタンで確定させます。

メニュー画面▲▼ボタンで数値の変更後、SET ボタ
ンで確定▲▼ボタンで数値の変更後、SET ボタ
ンで確定
確定せずに ESC ボタンを押すと調整を終了しメニュー画面に戻り、4－20mA 出力値は出力テスト前の状態に戻ります。

42

S. 04.--4-20mA 出力テスト"4-20mA TEST"

端子台⑨-⑩の濃度出力４-20mA 信号の任意のテスト信号を出力します。"4-20mA TEST"のメニュー画面
から SET ボタンを押すと 4-20mA 出力信号を変化させる旨を伝える『注意画面』が表示されます。
▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すとテスト信号出力画面に切り替わり、4mA テスト信号が出力されます。
続いて SET ボタンを押すと出力値が点滅状態となり、▲▼ボタンを用いてテスト信号を 0.1mA ステッ
プ、0.5～22.0mA の範囲で変化させることができます。

▲▼ボタンで信号を変化させることが出来す。

ESC ボタンを押すと出力テストを終了しメニュー画面に戻り、4－20mA 出力値は、出力テスト前の状態に戻ります。

43

S.05.--

濃度警報機能の設定"ALARM SETUP"

濃度警報機能の設定を行います。"ALARM SETUP"のメニュー画面から SET ボタンを押すと現在の警報機
能の設定が表示されます。続いて SET ボタンを押すと設定内容が点滅状態となり、▲▼ボタンを用いて設定内容が変更することが出来ます。

メニュー画面▲▼ボタンで警報タイプを「H-HH」「OFF」から選択し、SET ボタンで確定して下さい。

▲▼ボタンで第 1 警報点（ALM1）の数値の変更後、SET ボタンで確定して下さい。

▲▼ボタンで第 2 警報点（ALM2）の数値の変更し、SET ボタンで確定して下さい。

▲▼ボタンで警報遅延時間の数値の変更し、SET ボタンで確定して下さい

44

S.06.--

警報テスト"ALARM TEST"

濃度警報機能テストを行います。"ALARM TEST"のメニュー画面から SET ボタンを押すと、4-20mA 濃度
出力信号と接点出力を変化させる旨を伝える『注意画面』が表示されます。
▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すと濃度警報機能テストの画面に切り替わり、ガス濃度測定結果の疑似信号が出力されます。
▲▼ボタンを用いてガス濃度測定結果の疑似信号を変化させることが出来ます。ガス濃度測定結果の疑似信号が、第 1 警報条件、第 2 警報条件を満たすと、接点出力 1、2 がそれぞれ作動します。

メニュー画面

ガス濃度測定結果の疑似信号を▲▼ボタンで変更します。
濃度警報機能テ
スト画面

ガス濃度測定結果の疑似信号が、第 1 警報条件（ALM1）を満たした数値に変更すると、接点出力 1 が作動します。

ガス濃度測定結果の疑似信号が、第 2 警報条件（ALM2）を満たした数値に変更すると、接点出力 2 が作動します。

45

S.07.--

接点の励磁設定変更"CONTACT SETUP"

本製品で使用している接点の常時の励磁/非励磁の条件を設定します。
本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

S.08.--

接点動作確認"CONTACT TEST"

本製品で使用している接点動作をテストするために、常時/非常時 状態のテスト信号を出力します。
本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

46

S.09.--

リファレンス校正"REF. CAL"

リファレンスガス校正を実施します。 "REF. CAL" のメニュー画面から SET ボタンを押すと、 "REF.
CAL" 実行待機画面に入ります。再度 SET ボタンを押すとリファレンスガス校正が実行されます。

・リファレンスガス校正は、REF IN からリファレンスガスを吸引できる条件下で実施して下さい。

S.10.--

オフセット調整"OFFSET SETUP"

測定結果に対してオフセット調整を行います。ただし、本操作は弊社サービス員が行いますので、操作方法に関する説明は省略します。

47

S.11.--

スパン調整"SPAN SETUP"

測定結果に対してスパン調整を行います。ただし、本操作は弊社サービス員が行いますので、操作方法に関する説明は省略します。

S.12.--

サプレス調整"SUPPRESS"

測定結果に対する表示上限値、下限値の設定を行います。ただし、本操作は弊社サービス員が行いますので、操作方法に関する説明は省略します。

48

S.13.--

各種測定値の確認 "MEAS. READINGS"

センサの各種内部データを表示します。本機能は弊社サービス員が製品の動作確認や点検時に用いるものであるため、説明は省略します。

S.14.--

自己診断動作（異常時）"DIAG. ACTION (F)"

自己診断/監視機能によって、『異常状態（FAILURE）』を検出した際の、LCD 表示および接点の動作を条件別に細かく設定します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

S.15.--

自己診断動作（仕様範囲外時）"DIAG. ACTION (S)"

自己診断/監視機能によって、『仕様範囲外（OUT OF SPECIFICATION）』を検出した際の、LCD 表示お
よび LED ランプの動作を条件別に細かく設定します。 本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

S.16.--

自己診断動作（メンテナンス要求時）"DIAG. ACTION (M)"

自己診断/監視機能によって、『メンテナンス要求（MAINTENANCE REQUIRED）』を検出した際の、LCD
表示および LED ランプの動作を条件別に細かく設定します。本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

S.17.--

自己診断動作（機能確認時）"DIAG. ACTION (C)"FI-915 が『機能確認（FUNCTION CHECK）』の状態になった際の、LCD 表示および LED ランプの動作を条件別に細かく設定します。本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

S.18.--

自己診断動作（濃度警報時）"DIAG. ACTION (A)"

測定結果が濃度警報条件を満たした際の LCD 表示および接点の動作を条件別に細かく設定します。
本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

49

S.19.--

RS-485 通信の設定"RS-485/MODBUS"

RS-485 (MODBUS) 通信の設定を変更します。"RS-485/MODBUS" のメニュー画面から SET ボタンを押すと各種設定項目が表示されます。▲▼ボタンにより変更したい項目を選択し、SET ボタンを押して決定して下さい。
RS-485 (MODBUS) 通信機能は、オプション機能となっております。通信仕様書、アドレスマップ等の詳細な情報につきましては、最寄りの弊社営業所までご連絡をお願いします。

メニュー画面
スレーブ ID の値を 1～247 の範囲で変更することができます。

同一ライン上に複数の機器を接続する場合、他の機器とスレーブ ID
が重複しないように設定して下さい。
転送モードを以下のいずれかに変更することができます。
TRANSMIT : RTU mode, ASCII mode

シリアル通信フォーマットのボーレートを以下の範囲で変更することができます。
BAUD RATE: 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps

シリアル通信フォーマットのデータビットを以下の範囲で変更することができます。
DATA BIT: 7bit, 8bit

シリアル通信フォーマットのストップビットを以下の範囲で変更することができます。
STOP BIT: 1bit, 2bit, NONE(無し)50シリアル通信フォーマットのパリティを以下の範囲で変更することができます。
PARITY BIT: NONE(無し), IGNORE(無視), EVEN(偶数), ODD(奇数)

その他の設定項目を以下の範囲で変更することができます。
送信ウェイト（固定値） : 8～127 文字分送信時間
送信ウェイト（ﾗﾝﾀﾞﾑ値）: 8～127 文字分送信時間

その他の設定項目を以下の範囲で変更することができます。
送信ウェイト（固定値） : 8～127 文字分送信時間
送信ウェイト（ﾗﾝﾀﾞﾑ値）: 8～127 文字分送信時間

全メッセージ受領カウンタを表示します。

CRC エラーカウンタを表示します。

例外エラーカウンタを表示します。

51

該当メッセージ受領カウンタを表示します。

無応答・返信カウンタを表示します。

NAK・返信カウンタを表示します。

BUSY・返信カウンタを表示します。

オーバーランカウンタを表示します。

MODBUS シリアル通信仕様書に記載されている自己診断カウンタの数値をクリアすることができます。OK を選択し SET ボタンを押下すると、全てのカウンタ値がクリアされます。

アドレスマップのデフォルトを行います。

この操作をすると、正常に通信できなくなる恐れがあります。
弊社サービス員向けの作業内容ですので、操作しないようにして下さい。

52

S.20.--

SD カード操作"SD CARD""SD CARD" のメニュー画面から SET ボタンを押すと各種操作項目が表示されます。▲▼ボタンで実行したい操作項目を選択して SET ボタンを押すとそれぞれの実行画面に移ります。

メニュー画面

測定ガスレンジ、警報点、接点動作などの製品設定情報を、SD カードから読み込んで書き換えることが出来ます。
製品設定の読込/書換え測定ガスレンジ、警報点、接点動作などの製品設定情報を、SD カードに書き写すことが出来ます。

製品設定の書き写し

製品内部に記録されている「 稼働状況 」と「 自己診断結果 」のログデータ
を SD カードに書き写すことが出来ます。
ログデータの書き写し
各操作項目の実行画面の操作については、次頁以降に記載します。

SD カードは、以下のものをお使い下さい。
SD 規格
ファイルシステム： SDSC、SDHC： FAT16、FAT32

53

S.20.01

製品設定の読込／書換え"CONFIG IMPORT""CONFIG IMPORT" の操作項目を選んで SET ボタンを押すと、SD カードから製品設定を書き換える旨を伝える『注意画面』が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すと、製品設定の書換えが実行されます。
設定の書換えが終了すると、電源の再投入を要求する注意画面が表示されますので、▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、電源を再投入して下さい。

⇒

S.20.02

製品設定の書き写し"CONFIG EXPORT""CONFIG EXPORT" の操作項目を選んで SET ボタンを押すと、FI-915 の設定内容を SD カードに書き写する旨を伝える『注意画面』が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET ボタンを押すと、SD カードへの書き写しが実行されます。
書き写しが終了すると、操作項目画面に戻ります。

S.20.03

ログデータの書き写し"LOG EXPORT""LOG EXPORT" の操作項目を選んで SET ボタンを押すと、FI-915 の内部に記録保存されている製品の「 稼働状況 」と「 自己診断結果 」のログデータを SD カードに書き写す旨を伝える『注意画面』が表示されます。▲ボタンを繰り返し押して『注意画面』を全文表示させて内容をご確認して頂いた後、SET
ボタンを押すと、SD カードへの書き写しが実行されます（処理時間：1～3 分）。書き写しが終了すると、操作項目画面に戻ります。

54

SD カード操作時の異常表示
SD カードの操作時に異常が発生すると、下表に示した画面が表示されます。
SET または ESC ボタンを押すと、メニュー選択画面に戻ります。
表示

意味考えられる原因

SD カードが読み込めない。

・SD カードが未挿入。
・データが保存されていない。
・データに異常がある。

設定ファイルが読み込めない。 ・設定ファイルがない。

FRAM への書込みに失敗した。

FRAM データが破損している可能性がある。

データを SD カードに書き込みできない。

・SD カードが未挿入。
・SD カード書込み禁止のロック状態になっている。

SD カードの空き容量が不足している。

・SD カードの空き容量が不足している。

55

S.21.--

自動リファレンス校正の設定 "AUTO REF. CAL SET"

自動リファレンス校正とは、製品に内蔵されたタイマを用いて一定周期時間毎にリファレンス校正を自動で実施する機能です。
本機能は弊社サービス員が操作するためのものであるため、説明は省略します。

自動リファレンス校正の ON/OFF および動作周期を設定します。
OFF（自動リファレンス校正 OFF）, 3H（3 時間周期） ,6H（6 時間周期）,
12H（12 時間周期）、24H（24 時間周期）、2D（2 日周期）
7D（7 日周期）,28D（28 日周期）

リファレンス校正を実施する際の、リファレンスガス吸引時間、測定ガ
ス吸引時間の設定を行います。

S.22.--

パスワードの変更 "CHANGE PASSWORD"

セットアップモードに入る際のパスワードを変更します。"CHANGE PASSWORD"のメニュー画面から SET
ボタンを押すとパスワード確認画面が表示され、現在設定されているパスワードが表示されます。
続いて SET ボタンを押すとパスワード入力画面に切り替わりますので、▲▼ボタンと SET ボタンを使って 1 文字ずつ、0～9、A～F の文字を入力して下さい。

▲▼ボタンにて 1 文字ずつ入力し SET ボタンで確定。
メニュー画面

設定したパスワードを忘れると、セットアップモードに入れませんのでご注意下さい。
パスワードを忘れてしまった場合は、最寄りの弊社営業所にご連絡願います。

56

７－３．６ヵ月定期点検
6 ヵ月定期点検は、センサ出力／電源電圧／アナログ信号出力等の健全性を確認するための検査です。必要に応じて以下の項目を実施します。
① 機器の清掃⑤② フィルタの交換③ ポンプユニットの交換④ 指示動作確認

その他

また６ヵ月定期点検の際には、日常点検の項目も行います。

７－４．推奨定期交換部品
名 称

交換周期

ポンプ

1年

フィルタ

1年
本製品は耐久年数を 10 年として設計しております。

58状態の説明

主な原因と対応

メインコントローラにて製品への供給電力に異常が認められなければ、供給電力の異常を検出

電源端子台ユニットあるいはメインコントロー

表示部

ラの機能不良が疑われます。
メインコントローラにてメインコントローラとセンサを結ぶ接続ケーブ

センサのル、あるいはセンサの機能不良が疑われます。

異常を検出
メインコントローラにて4-20mA 用ケーブルに断線などの異常が認めら

4-20mA 出力信号のれなければ、電源端子台ユニットあるいはメイ

異常を検出

ンコントローラの機能不良が疑われます。

センサにてセンサの ROM の異常です。

ROM 異常を検出

センサの交換が必要です。

センサにてセンサの RAM の異常です。

RAM 異常を検出

センサの交換が必要です。

センサにてセンサの FRAM の異常です。

FRAM 異常を検出

センサの交換が必要です。

センサにて設置環境の異常が認められなければ、

温度異常を検出

センサの機能不良が疑われます。

センサにてガス吸引口や、配管の詰まりなどの異常が認め

GAS OUT の異常絶対圧を検られなければ、センサの機能不良が疑われます。

出
センサにて

製品への供給電力に異常が認められなければ、供給電力の異常を検出

電源端子台ユニットあるいはセンサの機能不良が疑われます。

64

表示部

状態の説明

主な原因と対応

センサにて異物の吸入によるセンサの破損が疑われ干渉縞画像データの異常な光量

ます。

低下を検出
センサにて

異物の吸入によるセンサの破損が疑われ干渉縞画像データの異常なコンます。

トラスト低下を検出
センサにて供給量の著しい低下、または著しい過測定ガス流量の異常を検出

多、あるいは製品内部での流通路の詰まり/漏れが疑われます。

65

仕様範囲外となる濃度を検出

測定ガス仕様書に記載された条件を満たしているかご確認願います。

メインコントローラにて

結線方法/負荷抵抗（最大 300

4-20mA 信号の出力不良を検出Ω）の条件を満たした使用方法
であるか、ご確認願います。
4-20mA 出力を未使用の場合、出力端子をショートして下さい。

メインコントローラにて

FI-915 に供給されている電源が規定範囲外の電源供給を検出要求仕様を満たしているか、ご確認願います。

メインコントローラにて製品の使用環境の見直しが求め

仕様範囲外の温度を検出

られます。

67

１０. 製品仕様
１０－１．標準仕様
型

式： FI-915

名称： 干渉計式 ガスモニター理： 光波干渉計測定原

測 定 ガ ス※1

： 空気中の各種溶剤ベーパ

測 定 範 囲※1

： 0～100％LEL

警 報 設 定 値

25%LEL(1st)/50%LEL(2nd)

測 定 精 度※1

： ±3%LEL

応 答 時 間

※

1

： Ｔ90

構

（ 同一条件下 ）15 秒以内※2造： ラック埋込型（ 多段取付可能 ）

測

定

方

式

： ポンプ吸引式 （ 吸引流量 1.0 L/min 以上、20℃環境下 ）

表

示

機

能

：

濃

度

出

力

： DC 4-20mA（電流吐き出し型） 許容負荷抵抗 300Ω以下

LCD 表示部による濃度表示／各種メンテナンス表示、LED ランプによる状態表示

デ ジ タ ル 出 力： RS-485 Modbus 出力機能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

伝 送 ケ ー ブ ル： CVVS 等のケーブル(1.25mm2)・2 芯

警報接点出力 1： 無電圧接点、接点容量 1A 240V AC / 1A 30V DC（抵抗負荷）

警報接点出力 2： 無電圧接点、接点容量 1A 240V AC / 1A 30V DC（抵抗負荷）

故 障 接 点 出 力： 無電圧接点、接点容量 1A 240V AC / 1A 30V DC（抵抗負荷）

接 点 ケ ー ブ ル： CVV 等のケーブル(1.25mm2)・2 芯

自 己 診 断 機 能： 光量低下、コントラスト低下、気圧異常、温度異常、流量低下など

電源： AC100～240 V±10%

力

： 最大

消

費

電

50/60 Hz

28VA（AC100V 時）、 最大 38VA（AC240V 時）

電 源 ケ ー ブ ル： CVV 等のケーブル(1.25mm2)・2 芯

使 用 温 ・ 湿 度： -10 ～ +50℃ 95%RH 以下（機器内部で結露/凝縮するガスは不可）

使 用 圧 力 範 囲： 大気圧相当（脈動無きこと）

外法： 約 370(W)×150(H)×269(D) ㎜

量： 約 6㎏

質形

寸・温度・圧力補正機能付き（常時 ON）
そ の 他 機 能：・自動ゼロ調整機能付き（標準：OFF、設定可能）
・ゼロサプレス機能付き（標準：OFF、設定可能）
・SD カードによる設定値バックアップ機能付き

70

※ 1
※ 2

測定ガス、測定範囲、測定精度、応答速度については、測定ガス毎に異なります。
詳細については、別途、測定ガス仕様書を参照ください。
応答時間は、本体 GAS IN からガスを入れた場合における、立ち上がりから 90％出力になるまでの時間として定義しています。

注意事項
注 1

防爆性能はありません。

注 2

IP 保護性能はありません。

製品周囲温度が 50℃付近でご使用の場合、製品内部温度はその温度よりも更に高温になります。昼夜連続して 50℃付近になるような環境は、製品寿命に影響を及ぼす可能性がある為、極力避けてご使用頂くようお願いします。

71

１１. 用語の定義
取扱説明書中で使用されている用語の定義
爆発下限界

可燃性ガスが空気と混合して着火によって爆発を起こす最低濃度。

％ＬＥＬ

可燃性ガスの爆発下限界濃度を 100 として可燃性ガスの濃度を百分の１の単位で表したもの。

ｖｏｌ％ガスなどの濃度を体積の百分の１の単位で表したもの。

接地

感電防止の為、本器の接地用端子を定められた設備に接続して下さい。

測定ガス

サンプルガス中に含まれる測定の対象としているガスです。

ベースガス

サンプルガス中の測定ガスを除いた、残りのガスです。本器の測定は原則的に大気中におけるものなので、本器におけるベースガスとはＡＩＲ(新鮮な大気)となります。

リ フ ァ レ ン ス 濃度測定の基準(屈折率の基準)として用いるガスです。本器では原則として
ガス

ベースガスをリファレンスガスとしていますので、本器におけるリファレン
スガスとはＡＩＲ(新鮮な大気)となります。

73

改廃履歴
版

修

0

初版

1

２－５．ブロックダイヤグラム

正発行日2018/6/11

更新

2018/10/3

74