仕様
製品名

Latheta マウス専用機

Latheta ラット専用機

形名

LCT-200M

LCT-200R

LCT-200SE

24ｍｍ固定具−−

1本48ｍｍ固定具

1本−

1本80ｍｍ固定具

1本

1本1本120ｍｍ固定具 ①（ラット用）−

1本

1本120ｍｍ固定具 ②（小型ラビット用）

−

−

1本

制御・解析用装置

1式

1式

1式

解析用装置

オプション

オプション

1式

Ｘ線発生器

管電圧：50 および 80kV、管電流：最大 0.5mA

撮影モード

断層撮影モード： ● 標準モード ● 高精度モード ● 超高精度モード ● 積算モード
一般Ｘ線撮影モード（デジタルラジオグラフィ）： ● 標準モード ● 高精度モード ● 超高精度モード

並進方向（体軸報告）

最大 300ｍｍ

最大スライス数

2,000

画像マトリックス

2048×2048〜512×512

画像出力形式JPEG、BMP、DICOM

標準走査時間撮影機能
解析・処理機能

注：一般Ｘ線撮影長およびスカウト撮影長のことを指します。

断層撮影モード（180°収集 ）標準モード：約 5.8s/ 回転、高精度モード：約11.6s/ 回転、超高精度モード：約 23.2s/ 回転、積算モード：約 23.2×Ns/ 回転
断層撮影モード（360°収集 ）標準モード：約 10.6s/ 回転、高精度モード：約 21.2s/ 回転、積算モード：約 21.2×Ns/ 回転
一般Ｘ線撮影モード（デジタルラジオグラフィ）
標準モード：約 8.3s/300mm、高精度モード：約 16.6s/300mm、超高精度モード：約 33.2s/300mm●

呼吸同期撮影●

心拍同期撮影●形状等計測処理機能● 距離計測機能● 面積計測機能● 脂肪肝計測機能
骨密度計測機能● 骨密度関連

電源・消費電力●

形態計測関連●ダイナミックスキャン●

体積計測機能●体脂肪率計測機能●

内蔵脂肪・皮下脂肪弁別計測機能

力学的指標関連

AC100V（50/60Ｈｚ）、本体 400VA 以下、ワークステーション 1kVA 以下

質量約 220kg

使用温度範囲18〜28℃

使用湿度範囲30〜80%（結露しないこと）

標準構成●

Latheta（単位：cm）

外形寸法

走査装置本体1式

付属品
制御・解析装置
OS：Windows XP Pro.x64、Windows 7
CPU：EM64T（例えば Xeon）2.8GHz×4 コア以上
メモリ：24GB 以上、ハードディスク：500GB 以上
X 線照射ボックス（KMB-217）
固定具 LCT- 200M：2 本、LCT200R：2 本、LCT-200SE：5 本
ファントム、システムインストールディスク、取扱説明書

●

約116

1式

1式
各1式
約116

オプション
3D ソフト
解析用装置● 摘出骨用アダプター
●

約74

●

24mmφ
視野用アダプター

48mmφ
視野用アダプター

80mmφ
視野用アダプター

2 (D)2011-11 R338 ◯実 験動物用X 線 CT

Latheta LCT-200 シリーズ

実 験 動 物 用 X 線 C T による定 量 解 析をご 提 案しま す。

画像例［3D ソフト（オプション）使用 ］

造影剤使用例

未造影例

ラット・マウスを使用した動物実験で形態観察を目的とした断層撮影専用装置です。
最 新の X 線 計 測 技 術、第 三 世 代方 式を採 用。小 型の X 線 C T でありな がら短 時 間 で高画 質な断層 画像が 得られます。

LCT-200 シリーズの管球と検出器
ワンポイント

LCT-200 シリーズは CdTe 半導体検出器を採用しています。X 線を直接電気シグナルにして検出するため、定量的で解像度の高い画像を収集することができます。
分解能には空間分解能（細かさ）とコントラスト分解能（密度）があります。
一般的に空間分解能を追及すると、コントラスト分解能は下がります。
高い空間分解能とコントラスト分解能の画像を得るためには、画像収集時間を増やすか、高感度の検出器を使用する必要があります。
また、LCT-200の有効撮影視野（Field Of View : FOV）は最大120mm です。
X 線管球と検出器は使用する固定具によって最適な距離に移動し最適な拡大率に設定します。LCT-200は摘出骨から肥満動物まで定量解析を実施することが可能となっています。さらに、体軸方向の歪みを抑えるためナロウコーンビーム法を採用しています。

●空間分解能と FOV の関係
画素数が固定の場合、分解能を上げるとFOV＝視野範囲は狭くなります。
例）画素数が 512×512 の場合■100μm の画素サイズであればFOV は 512×100＝51mm■20μm の画素サイズであればFOV は 512×20＝10.2mm

マウス肺マウス腹部胆癌マウス

このように高分解能の場合、撮影範囲が狭くなります。
LCT-200 では同じ FOV で 512，1024、2048 の３つの画素サイズが選択可能です。

マウス
正常マウス腎臓

マウス関節炎高視野固定具マウス腸検出器

管球

分解能

FOV サイズメダカ

低低コントラスト高［ 分解機能とコントラストの関係 ］［ 管球と検出器の関係 ］

撮影プロトコール
撮影プロトコールは自由なユーザー設定の他に、「高速」、「高分解能」、「高 SN 比」、「標準」、「脳」、「摘出骨」「肺」、「ダイナミックスキャン」が設定されています。サンプルに最適な設定を選択できます。

マウス下肢血管摘出骨

Ｘ 線照 射 BOX を使用することで、装置内部のみをX 線管理区域に設定できるため、設置場所を選びません。
※本装置設置に伴い、所轄関

クマサカガイ

4 段階の視野選択が可能
ラット・マウスなど検体に合わせ、4 段階・5 種類の視野固定具を使用できます。

設置場所を選びません

カイメン

24mmφ 視野固定具：（主用途：摘出骨）
48mmφ 視野固定具：（主用途：マウス）
80mmφ 視野固定具：（主用途：ラット）
120mmφ視野固定具 ：（主用途：ラット）
120mmφ視野固定具 ：（主用途：小型ラビット）■LCT-200SE の場合
24mmφ、48mmφ、80mmφ、120mmφの視野固定具■マウス専用モデル（LCT-200M）の場合
48mmφ、80mmφの視野固定具■ラット専用モデル（LCT-200R）の場合80mmφ、120mmφの視野固定具係署への届出が必要です。

0203

断層撮影データはJPEG、BMP、DICOM 変 換して持ち出す事ができます。
また、LCT-200 には「骨計測」、「距離計測」、「面積計測」、「体積計測」、「体脂肪率計測」、「内蔵脂肪・皮下脂肪弁別計測」、「脂肪肝計測」などの各種計 測 機 能 が 充 実しています。撮影後そのまま解析することができます。

内蔵脂肪・皮下脂肪弁別計測機能

体脂肪率計測機能
脂肪と筋肉を自動で弁別し、筋肉量、脂肪量、平均CT 値、脂肪率を計測します。

皮 下脂肪、内蔵 脂肪、筋肉 を自動で 弁 別し筋肉 量、脂肪量、内蔵脂肪量、皮下脂肪量、平均 C T 値、脂肪率を計測します。

骨計測機能
骨計測は下記の 28 のパラメータを計測します。
22皮質骨面積（cm ）2海綿骨面積（cm ）3

全骨面積（cm ）3皮質骨体積（cm ）

海綿骨体積（cm ）3全骨体積（cm ）32準全骨面積（cm ）32準全骨体積（cm ）

骨梁面積（cm ）33例）腹部解析部位を 20 分割して計測

3骨梁体積（cm ）33皮質骨密度（mg / cm ）

海綿骨密度（mg / cm ）全骨密度（mg / cm ）骨梁密度（mg / cm ）準全骨密度（mg / cm ）

皮質骨塩量（mg）

海綿骨塩量（mg）

全骨塩量（mg）

骨梁塩量（mg）

準全骨塩量（mg）

皮質骨圧（cm）

皮質骨面積比率（％）

22

平面骨密度（mg / cm ）平面骨密度（cm ）

骨幅（cm）

骨梁面積比率（％）

最小断面 2 次極モーメント

断面 2 次極モーメント

摘出骨用アダプター（オプション）を用いると下図のように 1 度に 4 本同時に計測することができます。また、断層撮影範囲数は最大 15 個まで設定することができます。

解析結果

脂肪肝計測機能脾臓（筋肉）、内臓脂肪（脂肪）、肝臓の CT 値より、脂肪肝の進行を示す CT 値比と肝臓内脂肪率を計測します。（筋肉中の脂肪量評価にも応用可能）

皮下脂肪の分布図

内臓脂肪の分布図

0.350.40.30.350.30.250.250.20.20.15

皮質骨と海綿骨の自動認識

0.15

0.10.10.05

解析結果

0.05
00123 45 678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2012

3 45 67

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fat マウス

摘出骨用アダプター

Normal マウス

断層撮影範囲ダイナミックスキャン
ダイナミックスキャンは検体の同一断面を繰返し断層撮影する方法です。

距離計測機能指定した 2 点間の距離を計測します。スカウト画像、縦断画像、横断画面像の画面上で計測することできます。

ダイナミックスキャン解析では平均 CT 値と経過時間の関係がグラフ化されます。
例えば腎臓で造影剤がろ過される時間を計測する事で、腎臓機面積計測機能、体積計測機能能の解析に活用できます。

設定した任意の CT 値領域で面積、体積の計測を行います。測定したい部位の CT 値と範囲を指定すると簡単に計測できます。例えば、CT 値に差のある白色脂肪と褐色脂肪の割合や、造影撮影によって分けられた腎臓などの臓器や、移植した癌組織、壊死した部位などの体積計測に活用できます。

LCT-200 での持続造影撮影
尾静脈から造影剤を注入します。インジェクター（別売り）で造影剤を持続注入しながら撮影します。LCT-200 には造影剤チューブや、同期撮影
体動によるアーティファクトなど で画像に乱れ、歪み、画質の低下が生じます。呼吸、心拍に同期した撮影をする事で、乱 れのない鮮明な画像が得 られます。心拍同 期 撮 影では拡張期と収縮期の画像を同時に撮影することができます。
［ 呼吸同期撮影 ］［ 心拍同期撮影 ］

呼吸麻酔用（別売り）チューブが簡単に取り付けられます。

例）CT 値による褐色脂肪領域の弁別※同期撮影、3D ソフトを使用。

例）造影撮影による腎臓の面積計測
心拍同期撮影画像（造影剤有り）拡張期

心臓例）マウス大腿部造影撮影による筋壊死領域の体積計測

04

腎臓 膀胱留置針
呼吸同期撮影画像
非同期撮影画像呼吸によるモーションアーティファクトで画像に線が入っています。

非同期撮影画像（造影剤有り）
・心臓が動いているため、内部の構造は明確ではありません。
・呼吸によるﾓｰｼｮﾝｱｰﾃｨﾌｧｸﾄで画像に心拍同期撮影画像（造影剤有り）収縮期線が入っています。

05

腫瘍骨転移撮影例

動物用造影剤の使用例

生体ラットの大腿骨に移植した腫瘍部（右脚）と正常部（左脚）の骨解析を行いました。生体で測定するため、全骨密度、全骨体積、全骨塩量の変化を経時的に解析することができます。

肝臓右心室
4左心室

1腎臓脾臓

実験動物用造影剤 ExiTron nano12000( ミルテニーバイオテク株式会社 ) を使用したマウス造影撮影画像をご紹介します。
データ提供元
1 胸大動脈

肝臓関係

2奇静脈

3

肺動静脈

4

腫瘍骨転移部

正常部

581.5

783.4

全骨体積 (cm3)0.191295

0.208056

全骨塩量 (mg)111.242162.986

全骨密度 (mg/cm3)

後大静脈

5腹大動脈

6門脈

国立成育医療研究センター
生殖・細胞医療研究部様

スカウト画像

データ提供元3D 画像

名古屋市立大学様Fusion imaging
PET や光イメージング装置により得られた試薬の集積情報と、C T から得られた形態情報を3Dソフト（オプション）によりフージョンすることで、どの部位に集積しているかを評価できます。

切除マウス再生解析
CT イメージ

肝切除マウスの肝臓再生の過程を CT を用いて視覚的、定量的解析の結果です。画像及び、体積測定にて肝臓が再生している過程を確認できます。
肝切除実験体積測定結果
0.8

切除後

1 日後

肝体積（cm3)0.7

切除前

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10
切除時

3 日後

5 日後

7 日後

1 日後

3 日後

5 日後

7 日後

※体積計測は LCT200 で実施しました。
データ提供元北海道大学大学院

分子制御外科様500

R2=0.811
Coefficient=-2.03
p value<0.001
Number=16400

Volume (X107μm3)

2

1

C chord (X105ml/cmH2O)

アディポネクチン KO マウスによる COPD 発症研究のご紹介

300
200-560-520-480

光イメージング

PETイメージング
試薬 FDG
左室心筋集積画像

CT+PETイメージ

試薬 AngioSense 750
関節集積画像

Fusion 画像

CT+ 光イメージ

Fusion 画像-440

CT(HU)

データ提供元06

大阪大学大学院医学系研究科

呼吸器・免疫アレルギー内科様

KO

1200
800
400

アシュバント関節炎モデルマウス

00マウスの肺気腫をリアルタイムに定量できることがわかる。
3 ヒストグラム解析では KO マウスの肺はマイナス側にシフトする。

WT

1600-500

1 肺気腫を引き起こした KO マウスの肺内部 C T 値は WT と比べ低い。
2 プレチスモグラフィーで測定した C chord とCT 値に相関性があることから

3-1000[ 引用文献 ] Am J Respir Crit Care Med. 2011 May1;183(9):1164-75.

CT(HU)

データ提供元：大阪大学医学部

核医学講座様

データ提供元：プライムテック株式会社様07