F L U K ER

8270A/8370A モジュラー
圧力コントローラー / 校正器—

Ca li bration

テクニカル･データ

幅広い校正レンジに対応する自動圧カコントローラー

I

8270A および 8370A は、幅広い圧カレンジの圧カセンサーの校正が可能な自動空気式圧カコント
ローラーであリ、他社の高圧コント
ローラーの 2 倍の圧カレンジと性能を実現しています。価格や性能のニーズに応じて、以下の 2 種類のモデルから選択していただけます。

ジを拡大できます。気体と液体のどちらが充填されたデバイスにも対応できます。

コン トロ ール・ターン ダウン
1
0
0
:
1

フル ・スケールよりも 100 倍も細やかに圧カレンジを制御できるため、供給圧力を下げることなく、
• 8
2
7
0
A
: 真空から 44MPa
制御仕様を満たせます。 たとえsilまでの圧力の測定／
1
6
4
0
0p
制御に対応しています。 1
00k
P
a ば
、 70MPa(
1
0,
000p
s
i
)のハイ ・
I5psi
lという低い圧カレンジも レンジ ・モ ジュ ール と 700 kPa
設定できます。
silのロ ー・ レンジ ・
モ ジュー
1
1
0
0p
ルを装備した
8
3
7
0
A
の場合、
• 8
3
7
0
A
: 大気圧から 1
07MPa
1
0
0p
s
i
lより低い圧力 を
(
1
5
,
5
0
0p
s
i
)までの圧力の測定 ／ 700kPa1
却
．
0
1
4k
P
a
1
0
.
0
0
2p
s
i
lの最小流
P
a
制御に対応しています。700k量で制御できます。
(
1
0
0p
s
i
)という低い圧カレン ジも設定できます。

フルーク独自の制御技術により、
1 台の機器で低圧 ／高圧どちらの校正にも対応できます。制御確度
はアクティブ ・レンジの 0
.
0
0
2%
です。
オプションの汚染防 止シス テム(
CPS)を使用することで、圧カレン

柔軟度の高い構成オプション

8270A/8370A は、最大 5台の測定モ ジュ ールを同時に構成することが可能なため、高圧から低圧、あるいはその中間まで、あらゆるレンジの圧力を扱うことができます。
3段階の性能を提供する 3種類のモジュ ールを用意しており、精度や良:
PM200 圧力測定モジュール

優良 :PM500 圧力測定モジュール

最上 :PM600 圧力測定モジュール• 0.02 % FS という優れた精度を備えており、圧 • 低コストでありながら正確な圧力測定が可能な • フルークの石英基準圧トランスデューサー
力ダイヤル・ゲージ、低精度のトランスミッタ、 高度にキャラクタライズ / リニアライズされたシ(Q-RPT) テクノロジーによる高精度測定と長または圧力スイッチなどの校正やテストに最適
リコン圧力センサー
期安定性• 堅牢に設計されたシリコン圧力センサーにより、 • ほとんどのレンジで 50 % 〜 100 % の読み値 • モジュールのスパンの 30 % 〜 100 % の読
高速な圧力制御が可能の不確かさが 0.01 % と優れた精度を実現し、 み値の不確かさが 0.01 % と優れており、あ幅広い校正作業に対応が可能
らゆる校正作業に対応が可能• コストを抑えながら効率的にバックアップ用モ
ジュールを導入できるため、必要な校正を確実 • わずかな差圧から 20 MPa (3,000 psi) まで、 • 絶対圧モードのモジュールにはオンボード・に実施できる環境づくりが可能
幅広いレンジに対応した 45 種類以上のモ
バロメータが内蔵されており、絶対圧モード
ジュールから選択可能。柔軟なコンフィグレーとゲージ圧モードのいずれでも使用可能
ションにより様々なアプリケーションにご使用頂けます

体で安全に作業を行うためのアク
セサリーも用意されています。

汚染によるリスクの回避

お手頃なソリューションでありながら、要件に合わせて拡張することもできます。

8270A および 8370A をオプション 幅 広 い 圧 力 レ ン ジ に 対 応 し たの CPS と組み合わせて使用するこ 8270A および 8370A なら、複数とで、圧力媒体が気体 / 液体のど の標準器を一度に置き換えることちらであっても、汚染の心配なしに もできます。モジュラー設計を採用
校正が行えます。幅広い圧力レン しており、圧力レンジ / 機能を随時ジに対応しているため、従来 2 台 追加できるため、初期投資を抑えの標準器を使用して行っていた作 ながら、拡張性の高いソリューショ
業を、1 台のコントローラーで実施 ンを構築できます。
生産ラインの特性評価 / 校正に価格要求などのニーズに合ったシ できます。
最適ステムを構築していただけます。
最も使いやすい高圧標準器
自動圧力コントローラーは、最も 安 価 な圧 力センサーの大 量 生 産
シンプルで使いやすい標準器といえ にも、あるいは航空機やその他のます。圧力を入力して、Enter キー ミッション・クリティカルなアプリ
を押すだけで、圧力の制御と測定 ケーションのための高価な特殊セが行えます。重錘型テスターと異な ンサーの製造にも、8270A および
安全性 : 最優先事項
り、一定の速度で重りを回転させ 8370A は生産ラインに最適なツー
圧力製品、特に高圧空気式コント たり、重力や温度の補正を行う必 ルとしてご使用いただけます。
ローラーを設計し、製造する上で、 要がありません。また、圧力コン
当社が最も重視したのが安全性で パレーターと異なり、プロセスは完す。8270A および 8370A は該当 全に自動化されており、わずかなするすべての安全規格に準拠してい 時間で安定状態を達成し、維持すます。それぞれのユニットは過圧保 ることができます。
護機構を備えているほか、前面パネルには非常停止ボタンも装備し 柔軟性に優れており、さまざまています。非常停止ボタンを押すと、 なアプリケーションや校正対象
試験圧力が放出され、ユニットは に適応できます。
安全な状態に戻ります。さらに、非 8270A および 8370A は、圧力レ
常停止バルブ・アクセサリーを使用 ンジの異なるさまざまなクラスのモ
すれば、ベントの方向をすばやく制 ジュールを使用して構成できます。
御できるだけでなく、電源喪失時 そのため、多種多様なアプリケーには自動的にベントが行われます。 ションや校正対象に柔軟に対応で高圧の気体には高圧の油より高い きます。ほとんどのレンジにおいて、
エネルギーが蓄積されますが、正 読み値の不確かさが 0.01 % と優しい条件のもとでは安全なオプショ れているため、重錘型テスターのンだと考えられます。8270A また 置き換えとして最適です。
は 8370A には、クリーンな圧力媒

油圧式重錘型テスター /コンパレーターに代わる最新ツール

2 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

優れた堅牢性と制御性能
8270A および 8370A には、当社独自の圧力制御テクノロジーが採用されています。この技術は、当初は過酷な条件の圧力校正アプリケーショ
ンのために開発されたものでした。
優れた制御性能を備えており、幅広い圧力レンジと包括的なライフ・サ
イクルに対応できるため、ダウンタイ
ムを短縮し、メンテナンス・コストを削減します。

メンテナンスを容易にするモ
ジュール設計8270A および 8370A には、フルークのモジュラー・プラットフォーム・デザインが採用されています。測定/ 制御モジュールは、前面パネルから簡単に取り外せるため、メンテナ
ンスや圧力レンジの変更も簡単に行えます。

優れた制御速度を備えているため、製造環境の要求にも対応できます。
わずか 30 秒で設定点に到達するな
ど、8270A および 8370A は、従来の高圧コントローラーよりはるかに
高速に圧力を制御できます。

リモート通信および自動化のサポート
8270A および 8370A では、
RS-232 、GPIB、USB、およびイーサ
ネットを介したリモート通信がサポートされています。ネイティブの SCPI
プロトコル、またはさまざまなエミュ
レーション・モードを使用して、これらのコントロールをさまざまな種類の自動プロセスに使用できます。

COMPASS ™ ソフトウェアによる自動化
COMPASS for Pressure ソフトウェア
により 8370A および 8270A を自動制御することができ、1 台または複数台の被校正機器 (DUT） に対して完璧な圧力校正手順を実行できます。8270A および 8270A はフル・
リモート・インタフェースを装備していますので、カスタム・ソフトウェア
や他のデータ収集装置と連携させることができます。

安心をお届けするサポートとサービス
フルークは、お客様のニーズに合った、品質の高い試験、修理、校正サー
ビスをすばやく、お手頃な価格で提供しています。当社の圧力校正標準
室は、ISO Guide 17025 に準拠した
認定校正標準室であり、世界中に校正・修理工場、認定サービス・プロ
バイダを整備しています。

Instrument C areP lan

アップタイムを重視するお客様のための Gold CarePlan
Priority Gold Instrument CarePlanでは、フルーク製品を熟知したエキスパートが、お客様に安心をお届けす
るだけでなく、アップタイム最大化のお手伝いをいたします。迅速な年次校正と延長保証により、最初の週からダウンタイムが減少し、機器を常に最良の状態で使用していただけるようになります。1 年、3 年、5 年のCarePlan から選択していただけます。

機器を最大に活用するためのトレーニング・オプション

フルークでは、圧力 / 流量校正に関するトレーニング・コースを当社のア
リゾナ州フェニックスの施設で開催し幅 広い圧 力レンジを制 御できるた ています。初心者だけでなく、圧力
め、同じテスト・ステーションを使用 校正のプロを対象とするコースも用して、低 / 中 / 高圧のすべての作業 意しております。また、各種の無料に対応できます。製造プロセスで空 のウェビナーも提供しており、圧力気式圧力校正器を使用することで、 校正に関するさまざまなトピックを取汚染のない、クリーンな製品を提供 り扱っています。会社で保有している圧力コントローラを適正に維持すすることができます。
るためにトレーニングが必要な場合には、いつでも当社または認定サービスプロバイダにご相談ください。

100 MPa （15,000 psi ）に対応したクリーンなオペレーション

3 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

1
優先輸送の時間は国により異なります。詳細については、最寄りのフルーク販売特約店にお問い合わせください。

重要な情報が見やすく、編集しやす
い大型のメインディスプレイ

圧力の安定性や進行状況が簡単に確認できるリアルタイム・グ
ラフ

4 Fluke Calibration

数値を素早く入力できるシンプ
ルな計算機スタイルのハード
ウェア・キーボード

4 回までのボタン操作で全ての機能にアクセスが可能な、読みやすく直観的なメニューで構成された 9 か国語に対応したタッチスクリーンディス
プレイ

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

アナログ・ダイヤル・ゲージ
等の校正時の圧力の微調整に便利なジョグ・ホイール

非 常 事 にす ばやいベント
操 作 を可 能 にするフロン
ト・ パ ネ ル の 非 常 停 止(ABORT) ボタン
フロント・パネルを開くだけで、測定モジュール / 制御モジュールに簡
単にアクセスできます。8270A ま
たは 8370A は、ラックに取付けられているときでも、簡単にモジュールを交換できます。

システム・モード端子では、複数の 8270A および 8370A を接続
して一括制御することにより、最高度のレンジアビリティを提供
スイッチ・テスト端子 ― 8270A お
よび 8370A は圧力スイッチの状態を読み取る機能を内蔵しており、圧力スイッチの閉ループ試験が可能

完全に自動化されたカスタム・シ
ステムの構築やオプションの CPS( 汚染防止システム ) などのアク
セサリの操作を可能にする外付け
バルブドライバー端子

USB コネクター

8270A および 8370A を標準の
19 型ラックに取付け可能にするオ
プションのラックマウント・キット

5 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

GPIB コネクター

イーサネット・コネクター

RS-232 コネクター

仕様
一般仕様
主電源
電源仕様

100 V AC 〜 240 V AC 、47 Hz 〜 63 Hz

ヒューズ

T3.15 A 250 V AC

最大消費電力

100 W

環境
15 °
C 〜 35 °C

動作環境温度
保管温度-20 °C 〜 70 °C

相対湿度

作動時 : 〜 30 °C で < 80 % 、〜 40 °C で < 70 % 、
保管時 : <95 % 、結露なし高温多湿状態で長期間保管した場合は、電源が安定するまで 4 日間かかることがあります。

耐振動

MIL-T-28800E

標高 ( 動作環境 )<3,000 m

ウォームアップ時間

機器が環境条件温度範囲内で保管されている場合は、電源投入後またはモジュール設置後 15 分

コンプライアンス
保護等級

IEC 60529: IP20

安全性

IEC 61010-1 、設置カテゴリー II、汚染度 2

電磁両立性 (EMC)
IEC 61326-1( 電磁環境管理 )IEC 61326-2-1; CISPR 11:

グループ 1、クラス A

グループ 1 機器は、機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成したり使用したりします。
クラス A 機器は家庭以外のあらゆる施設、および住宅用建物に電力を供給する低電圧の電力供給
網に直接接続された施設での使用に適しています。
本装置をテスト対象に接続すると、CISPR 11 で要求されるレベルを超えるエミッションが発生する可能性があります。本装置は、テスト・リードおよび / またはテスト・プローブを接続すると、
61326-1 の電磁波耐性要件を満たさないことがあります。

米国 (FCC)

47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見なされます。

韓国 (KCC)

クラス A 装置（産業放送および通信装置）[1]
本製品が満たしているのは産業用 ( クラス A) 電磁波機器の要件であり、販売者または使用者はこの点に留意してください。本装置はビジネス環境での使用を目的としており、一般家庭で使用するものではありません。

寸法と重量
外形寸法
高さ

147 mm (5.78 インチ )幅452 mm (17.79 インチ )奥行き

488 mm (19.2 インチ )ラック・マウント寸法

3U-19 インチ・ラック

重量
シャーシのみ13 kg/15 kg

通信インターフェース
プライマリ・リモート・インタフェース

IEEE 、Ethernet、RS232 、USB

システム接続2 または 3 システムの相互接続をサポート

スイッチ・テスト端子

標準 BNC ジャック：
公称 24 V DC 絶縁ドライブ
シャーシをアースした状態で最大 30 V DC

予備ドライバー

6 Fluke Calibration

外部ソレノイド・ドライバー、4 系統

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

性能仕様
性能仕様には、本製品に関する測定器の不確かさを詳細に記述しています。仕様には、関連する誤差要因 ( 直線性、ヒステリシ
ス、再現性、分解能、参照基準測定の不確かさ、1 年間のドリフト、温度の影響 ) がすべて含まれています。仕様は信頼度 95 % 、
k=2 で記載しています。
表 1: PM200 および PM230 モジュールの測定仕様 ( 仕様は 15 °C 〜 35 °C の範囲で有効 )モデル

レンジ (SI 単位 )PM200-BG100K

3

3

1

2

2

レンジ ( インペリア
ル単位 )

測定モード

1 年間の
精度の不確かさ測定器の不確かさ(% FS)( 特 に 記 載 が な い 限り、% FS)-100 kPa 〜 100 kPa-15 psi 〜 15 psi

双方向ゲージ圧

0.02

0.01

2 kPa 〜 200 kPa

0.3 psi 〜 30 psi

絶対圧

0.1

0.02

PM200-BG200K

3-100 kPa 〜 200 kPa-15 psi 〜 30 psi

双方向ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-BG250K

3-100 kPa 〜 250 kPa-15 psi 〜 36 psi

双方向ゲージ圧

0.02

0.01

0 kPa 〜 400 kPa

0 psi 〜 60 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G700K

0 kPa 〜 700 kPa

0 psi 〜 100 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G1M〜

0 psi 〜 150 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G1.4M〜

0 psi 〜 200 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G2M〜

0 psi 〜 300 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G2.5M〜

0 psi 〜 360 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G3.5M〜

0 psi 〜 500 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G4M〜

0 psi 〜 580 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G7M〜

0 psi 〜 1,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G10M〜

0 psi 〜 1,500 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G14M〜

0 psi 〜 2,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G20M〜

0 psi 〜 3,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G28M〜

0 psi 〜 4,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G35M〜

0 psi 〜 5,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

PM200-G40M〜

0 psi 〜 6,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

4

〜

0 psi 〜 10,000 psi

ゲージ圧

0.02

0.01

〜

0 psi 〜 15,000 psi

ゲージ圧

0.015 % FS + 読み値の 0.015
0.02 %

PM200-A200K

PM200-G400K

PM230-G70

PM230-G100M

3

4

注記
1. PM200 および PM230 ゲージ圧モード・モジュールは、大気圧基準モジュールと共に使用するときに絶対圧モード測定をサポートします。ゲージモー
ドモジュールを大気圧基準モジュールによって絶対圧モードで使用する場合の機器の不確かさは、ゲージモードモジュールの不確かさと大気圧基準
モジュールの不確かさの二乗和の平方根で計算されます。ゲージ圧モードの不確かさは、シャーシで使用するときのデフォルト作動モードであるゼロ補
正ルーチンを前提としています。絶対圧モジュールの不確かさには、1 年間のゼロ点安定性も含まれています。PM200 モジュールを定期的にゼロ点調整して、1 年間のゼロ点安定性要素を取り除くと、この仕様を 0.05% FS まで低減できます。
2. フル・スケールが 28 MPa (4,000 psi) 以上のモジュールでは、15 °C 〜 18 °C および 28 °C 〜 35 °C の温度の場合に、0.003 % FS/ °C が加算されます。
3. 8270A でのみ使用可能です。
4. 8370A でのみ使用可能です。

7 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

表 2: PM500 モジュールの測定仕様 ( 仕様は 15 °C 〜 35 °C の範囲で有効 )モデル

レンジ (SI 単位 )レンジ ( インペリア
ル単位 )

測定モード

2

1 年間の測定器の不確かさ( 特に記載がない限り、1 年間の測定器の不確かさ (%of rdg. または %FS のいずれか大きい方の値 )

1 年間の測定器のゼロドリフト% FS と 1 年間の測定器の不確かさの二1
乗和平方根

精度の不確かさ(% of rdg. または %FS のいずれか大きい方の値 )PM500-G100K

30 kPa 〜 100 kPa

0 psi 〜 15 psi

ゲージ圧0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G200K

3

0 kPa 〜 200 kPa

0 psi 〜 30 psi

ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G250K

30 kPa 〜 250 kPa

0 psi 〜 36 psi

ゲージ圧0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G350K

30 kPa 〜 350 kPa

0 psi 〜 50 psi

ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G400K

30 kPa 〜 400 kPa

0 psi 〜 60 psi

ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G600K

30 kPa 〜 600 kPa

0 psi 〜 90 psi

ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-G700K

0 kPa 〜 700 kPa

0 psi 〜 100 psi

ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG1M-100 kPa 〜 1000 kPa-15 psi 〜 150 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG1.4M-100 kPa 〜 1400 kPa-15 psi 〜 200 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG2M-100 kPa 〜 2000 kPa-15 psi 〜 300 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG2.5M-100 kPa 〜 2500 kPa-15 psi 〜 400 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG3.5M-100 kPa 〜 3500 kPa-15 psi 〜 500 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG4M-100 kPa 〜 4,000 kPa-15 psi 〜 600 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG7M-100 kPa 〜 7,000 kPa-15 psi 〜 1,000 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG10M-100 kPa 〜 10,000 kPa-15 psi 〜 1,500 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035

PM500-BG14M-100 kPa 〜 14,000 kPa-15 psi 〜 2,000 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005-

0.007 または 0.0035-

0.007 または 0.0035

PM500-BG20M-100 kPa 〜 20,000 kPa-15 psi 〜 3,000 psi

双方向ゲージ圧

0.01 または 0.005

PM500-A120K

4

0.08 kPa 〜 120 kPa

0.01 psi 〜 16 psi

絶対圧0.01 または 0.005

0.05

0.007 または 0.0035

PM500-A160K

3

0.08 kPa 〜 160 kPa

0.01 psi 〜 23 psi

絶対圧0.01 または 0.005

0.05

0.007 または 0.0035

PM500-A200K

3

0.08 kPa 〜 200 kPa

0.01 psi 〜 30 psi

絶対圧

0.01 または 0.005

0.05

0.007 または 0.0035

PM500-A350K

0.08 kPa 〜 350 kPa

0.01 psi 〜 50 psi

絶対圧

0.01 または 0.005

0.03

0.007 または 0.0035

PM500-A700K

0.08 kPa 〜 700 kPa

0.01 psi 〜 100 psi

絶対圧

0.01 または 0.005

0.025

0.007 または 0.0035

PM500-A1.4M〜

5 psi 〜 200 psi

絶対圧

0.01 または 0.005

0.015

0.007 または 0.0035

PM500-A2M〜

10 psi 〜 300 psi

絶対圧

0.01 または 0.005

0.015

0.007 または 0.0035(% FS +
読み値の %)(% FS +
読み値の %)

PM500-BG100K

3-100 kPa 〜 100 kPa-15 〜 15 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

PM500-BG200K

3-100 kPa 〜 200 kPa-15 〜 30 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

PM500-BG250K

3PM500-BG350K-100 kPa 〜 250 kPa-15 〜 36 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

-100 kPa 〜 350 kPa-15 〜 50 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

PM500-BG400K-100 kPa 〜 400 kPa-15 〜 60 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

PM500-BG700K-100 kPa 〜 700 kPa-15 〜 100 psi

双方向ゲージ圧

0.01

-

0.005

8 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

注記
1. オペレータ・マニュアルに記載されているとおり、PM500 の絶対圧については、ゼロ補正を実施する場合は、1 年安定度の仕様は無視しても構いません。
実施しない場合には、1 年間の仕様は次のようになります。

(

1 年間の測定器の不確かさ
2

2

)+(

2

) ×2

1 年間のゼロ点ドリフト
2

2. PM500 ゲージ圧モード・モジュールは、大気圧基準モジュールと共に使用するときに絶対圧モード測定をサポートします。ゲージモードモジュールを
大気圧基準モジュールによって絶対圧モードで使用する場合の機器の不確かさは、ゲージモードモジュールの不確かさと大気圧基準モジュールの不
確かさの二乗和の平方根で計算されます。ゲージモードの不確かさは、シャーシに搭載した上でデフォルトの制御モードにおけるゼロ補正の実行を前提としています。
3. 8270A でのみ使用可能です。
4. 8x70A シャーシでは、ゲージ圧モード PMM を絶対圧を測定できる気圧計として使用し、A1.4 およびレンジの自動ゼロ基準として使用できるのは PM500-A120K だけです。

表 3: PM600 および PM630 モジュールの測定仕様 ( 仕様は 15 °C 〜 35 °C の範囲で有効 )2モデル

絶対圧モード・レンジ (SI 単位 )絶対圧モード・ゲージ圧モード・レンジ
レンジ( インペリアル単位 ) (SI 単位 )ゲージ圧モード・レンジ( インペリアル
単位 )

1 年間の
測定器の不確かさ( 特に記載がない限
り、1 年間の測定器の不確かさ(% of rdg. または% FS のいずれか大
きい方の値 )

精度の不確かさ( 特に記載がない限り、1 年間の測定器の不確かさ (% of rdg. ま
たは % FS のい
ずれか大きい方の値 )BRM600BA100K

70 kPa 〜 110 kPa

10 psi 〜 16 psiなし

なし

読み値の 0.01 %0.008 または
0.0024PM600-A200K

3

10 kPa 〜 200 kPa

1.5 psi 〜 30 psi-90 kPa 〜 100 kPa-13.2 psi 〜

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024PM600-A350K

3

10 kPa 〜 350 kPa

1.5 psi 〜 50 psi-90 kPa 〜 250 kPa-13.2 psi 〜

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.002418 kPa 〜 700 kPa

2.6 psi 〜 100 psi-82 kPa 〜 700 kPa-12.1 psi 〜

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024PM600-A700K
PM600-A1.4M〜

5 psi 〜 200 psi〜-10 psi 〜 200 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024PM600-A2M〜

10 psi 〜 300 psi〜-5 psi 〜 300 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024PM600-A3.5M〜

10 psi 〜 500 psi〜-5 psi 〜 500 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024

5

ATM to 1,000 psi

5ATM to 1,500 psi

5ATM to 2,000 psi

5ATM to 3,000 psi

5ATM to 4,000 psi

5ATM to 5,000 psi

5ATM to 6,000 psi

5ATM to5

ATM toPM600-A7M

ATM to 7 MPa

PM600-A10M

ATM to 10 MPa

PM600-A14M

ATM to 14 MPa

PM600-A20M

ATM to 20 MPa

PM600-A28M

ATM to 28 MPa

PM600-A35M

ATM to 35 MPa

PM600-A40M

ATM to 40 MPa

PM630-A70M

4

PM630-A100M

ATM to 70 MPa
4

9 Fluke Calibration

ATM to 100 MPa

5〜0 psi 〜 1,000 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 1,500 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 2,000 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 3,000 psi

0.01 または 0.003

1

0.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 4,000 psi

0.01 または 0.003

20.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 5,000 psi

0.01 または 0.003

20.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜 6,000 psi

0.01 または 0.003

20.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜

0.01 または 0.003

20.008 または
0.0024

5〜0 psi 〜

0.012 または
2
0.0042

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

0.01 または
0.003

注記
1. フル・スケールが未満の PM600 モジュールでは、絶対圧モードで使用するときは、0.007 % FS で二乗和平方根 (RSS) を算出します (3 の平方根により k=1 まで減じる )。自動ゼロ基準として別の安定したモジュールを使用することで、この仕様値を引き下げまたは無視できる場合があります。

(

1 年間の測定器の不確かさ
2

2

) +(

0.007 % FS
2

2

) ×2

2. フル・スケールが以上の PM600 および PM630 のモジュールでは、ゲージ・モードで使用する際の気圧の変化への対応や、絶対圧モードで使用する際のゼロ補正の基準として、PMM 内蔵の気圧計を使用するため、は必要ありません。
3. 8270A でのみ使用可能です。
4. 8370A でのみ使用可能です。
5. ATM は〜絶対圧〜の大気圧です。

作動特性
圧力制御仕様
設定点の 95% は、指定条件に対する仕様の範囲内に収まります ( テスト・データの平均 + 1.67 標準偏差で計算 )。
圧力制御確度 ( ダイナミック・モー 0.002 % レンジ・スパンまたは 0.01 kPa ( いずれか大きい方 )ド)コントロール・ターンダウン

100:1 ( 代表値 )コントロール仕様を満たすために、供給圧力は測定モジュールの範囲の 100 倍を超えないようにしてください。コントロール・ターンダウン比とは、所与の供給圧力とレンジに適した供給圧力の関係として定義されます。
最小圧力制御ポイント

1 kPa（0.15 psi ）絶対圧 (8270A のみ )7 kPa (1.0 psi) ゲージ (8370A 、8270A ( 真空ポンプなし )セトリング・タイム
セトリング・タイムとは、絶対圧 (8270A) またはゲージ圧 (8370A) が 7 kPa より大きいすべての圧力について、最大 50 cm 3 の容量の 10 % ステップに対する設定点の 0.005 % 以内に収めるのに必要な時間です。セトリング・タイムは、温度効果、コンポーネントの流量、リーク、全体の容量設定など、複数の変数によって影響を受ける可能性があります。
圧力測定モジュール (PMM)

ダイナミック A モード *レンジ < 44 MPa

ダイナミック B モード
レンジ > 44 MPa

レンジ < 44 MPa

レンジ > 44 MPa

PM200/PM230

30 秒

45 秒

60 秒

75 秒

PM500

35 秒

-

60 秒

-

PM600/PM630

45 秒

60 秒

60 秒

75 秒

*8270A: 絶対圧が以下の設定点の場合、セトリング・タイムがさらに 15 秒必要になる場合があります。
8370A: ゲージ圧が 700 kPa 以下の設定点の場合、セトリング・タイムがさらに 15 秒必要になる場合があります。

オーバーシュート ( ダイナミック A)

0.08 % フル・スケールまたは 2 kPa ( いずれか大きい方 )オーバーシュート ( ダイナミック B)

0.008 % フル・スケールまたは 2 kPa ( いずれか大きい方 )圧力リミット
サプライ・ポート (8270A/8370A)

最大 48 MPa (7,000 psi) ゲージ圧 / 110 MPa (16,000 psi) ゲージ圧
最小

テスト・ポート (8270A/8370A)

ゲージ圧 (8270A および 8370A)

44 MPa (6,400 psi) ゲージ圧 / 107 MPa (15,500 psi) ゲージ圧

リファレンス・ポート

150 kPa（22 psi）絶対圧

ベント・ポート

150 kPa（22 psi）絶対圧

リリーフ・バルブ / ラプチャー・ディスク
8270A シャーシのサプライ・ポートのリリーフ・バルブはに設定されています。

8370A シャーシのサプライには、で破裂するように設計されているラプチャー・ディスクが取り付けられています。低圧マニホー
ルドのリリーフ・バルブは 52 MPa (7,500 psi) に設定されています。
フル・スケール 44 MPa 以下のモジュールには、圧力リリーフ・バルブが含まれています。

10 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

供給圧力の種類
清浄で乾燥した窒素、ヘリウム、アルゴン、または空気 ― 工業グレード窒素、99.5 %+真空圧供給>50 L/ 分の排気速度 ( オートベント機能を要する )システムは圧力を下げると、真空装置を介してガスを排出します。適切な保護措置が必要です。

ご注文情報
モデル

説明

8270A-2-BSP-PCM

モジュラー圧力コントローラ、2 ベイ、BSP、PCM 付き

8270A-2-NPT-PCM

モジュラー圧力コントローラ、2 ベイ、NPT、PCM 付き

8270A-2-SAE-PCM

モジュラー圧力コントローラ、2 ベイ、SAE、PCM 付き

8270A-5-BSP-PCM

モジュラー圧力コントローラ、5 ベイ、BSP、PCM 付き

8270A-5-NPT-PCM

モジュラー圧力コントローラ、5 ベイ、NPT、PCM 付き

8270A-5-SAE-PCM

モジュラー圧力コントローラ、5 ベイ、SAE、PCM 付き

8370A-2-PCM

モジュラー高圧コントローラ、2 ベイ、PCM 付き

8370A-5-PCM

モジュラー高圧コントローラ、5 ベイ、PCM 付き

シャーシ
8370A-2

モジュラー高圧コントローラ・シャーシ、2 ベイ、100 MPA (15,000 PSI)

8370A-5

モジュラー高圧コントローラ・シャーシ、5 ベイ、100 MPA (15,000 PSI)

8270A-2-BSP

モジュラー圧力コントローラ・シャーシ、2 ベイ、BSP マニホールド

8270A-2-NPT

モジュラー圧力コントローラ・シャーシ、2 ベイ、NPT マニホールド

8270A-2-SAE

モジュラー圧力コントローラ・シャーシ、2 ベイ、7/16-20 マニホールド

8270A-5-BSP

モジュラー圧力コントローラ・シャーシ、5 ベイ、BSP マニホールド

8270A-5-NPT

モジュラー圧力コントローラ・シャーシ、5 ベイ、NPT マニホールド

制御モジュール
PCM-STD-100M

高圧コントロール・モジュール、スタンダード・ターンダウン、100 MPA (15,000 PSI)

PCM-STD-40M

圧力コントロール・モジュール、827X、スタンダード・ターンダウン、40 MPA (6,000 PSI)

圧力モジュール
圧力測定モジュールの詳細については、仕様のセクションを参照してください。
アクセサリー
汚染防止
CPS-100M

高圧汚染防止システム (CPS)、標準ポート / アダプター

CPS-40M-HC40

汚染防止システム (CPS)、標準ポート / アダプター

SPLT-40M

自己排出型液体トラップ

ライン・フィッティング /DUT接続
PK-8270-BSP

ライン・フィッティング・キット、8270A BSP

PK-8270-NPT

ライン・フィッティング・キット、8270A NPT

PK-8270-SAE

ライン・フィッティング・キット、8270A 7/16-20

PK-8370-100M

ライン・フィッティング・キット、837X

TST-100M

高圧テスト・ステーション、標準ポート / アダプター

TST-40M-HC40

テスト・ステーション、標準ポート / アダプター

11 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

圧力 / 真空圧供給
GBK-110M

気体ブースター・キット、152:1 、110 MPA (16,000PSI)

GBK-50M

気体ブースター・キット、75:1 、50 MPA (7,300PSI)

VA-PPC/MPC-REF-110

真空ポンプ・パッケージ、110 V AC

VA-PPC/MPC-REF-220

真空ポンプ・パッケージ、220 V AC

輸送用ケースCASE-PMM

輸送用ケース、PMM モジュール、3 PPM モジュール

CASE-XX70

再利用可能な輸送用ケース (XX70 用 )モジュールの校正 / ゼロ補正
KIT-PMM-CAL-100M

高圧測定モジュール校正キット

KIT-PMM-CAL-40M

圧力測定モジュール校正キット

CDG-REF-1TORR

PM500 モジュール ( 絶対圧モード ) のゼロ調整用 CDG (CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE)

PK-PMM-ZERO

PM500 モジュール ( 絶対圧モード ) のゼロ調整用相互接続キット

システム・インテグレーション
RMK-XX70

ラック・マウント・キット、19 インチ幅、3U

PK-VLV-ABORT-100M

キット、高圧非常停止バルブ

PK-VLV-ISO-100M

キット、高圧アイソレーション・バルブ

PK-VLV-ISO-40M

キット、圧力アイソレーション・バルブ

6270-SYS-CBL

6270 システム・ケーブル・キット

DUT 電気測定
KIT-EMM300

電気測定モジュール ( ドッキング・ステーション付き )DS70-KIT-EMM

電気測定モジュール ( ドッキング・ステーション付き )EMM300電気測定モジュール (EMM)

交換用シール材キット
SK-8270-SERVICE

シーズ材キット、8270 サービス

SK-8370-SERVICE

シーズ材キット、8370 サービス

Fluke Calibration.
Electrical

Precision, performance, conﬁdence.™

RF Temperature

Fluke Calibration
PO Box 9090,
Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands
Web access: http://www.ﬂukecal.eu

Humidity

PressureFlow

お問い合わせ先:
フルーク
特約店営業部TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : www.ﬂuke.com/jp©2018 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
10/2018 6011202a-jp
世界で最も信頼されているツール

12 Fluke Calibration

8270A/8370A モジュラー圧力コントローラー / 校正器

Software