⑤ パネル製品■ Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay

新規バイオマーカーの探求や免疫チェックポイント阻害剤の応答性の評価や腫瘍免疫に関わる 170 遺伝子をターゲットとした遺伝子発現解析用の TaqMan アッセイ

をパネル化しました。Biomark HD System とのコンビネーションで、網羅的かつ多検体の解析が 1 日で完了します。2枚のIFCを使用し、Panel A 及びBのター
ゲット領域の全遺伝子について検出可能です。

Table3.

Advanta Immuno-Oncology
Gene Expression Assay Panel A & B の製品情報

高並列リアルタイム PCR 装置™

ターゲット領域数 ヒト 170 遺伝子＋カスタム 17 遺伝子
アッセイタイプ

TaqManBiomark HD System

スタートサンプル total RNA 2 -200 ng ( FFPE 対応 )全遺伝子検出におけるコスト¥ 16,167 / サンプル

https://jp.fluidigm.com/applications/advanta-immuno-oncology-gene-expression-assay
製品番号

製品

価格 ( 税別 ) 1IFCでのサンプルあたりの価格 ( 税別 )101-7676

Advanta™ IO Gene Expression Control 1¥ 63,000

101-7678

Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay Panel A & B , GE 24.192 - 2 IFCs

■ Advanta Sample ID Genotyping Panel

シーケンスやマイクロアレイの結果と、Biomark HD System から SNP 情報の結果を照合し、品質やサンプルの取り間違い等の評価に最適なパネル製品です。この96 アッセイセットには、10 の品質評価 SNP、6 の性判定 SNP、40 の全人種に高多型性を示すエキソン SNP、および 40 の人種特異的に高多型性を示す SNP が含まれます。複数のゲノム解析アプリケーションで使用するために設計されており、80 個の SNP がエキソン領域にあるため、このパネルは市販のターゲット濃縮およびマイクロアレイベースの製品と互換性があります。

¥ 388,000

Table4.

¥

¥

8,083
131

多サンプル × 多ターゲット

経済的で高品質なデータをAdvanta Sample ID Genotyping Panel の
製品情報

ターゲット領域数 ヒト 96 SNPs
アッセイタイプ

SNP Type

その他消耗品を含めたコスト約 ¥ 1,100 / サンプル

スタートサンプル DNA（IFC・試薬込みの価格）

https://jp.fluidigm.com/singlearticles/sample-id
製品番号101-7773

製品

Advanta Sample ID Genotyping Panel（アッセイのみ。前増幅ありで 96.96 IFC 100 回分、前増幅なしで 96.96 IFC 250 回分）

製品仕様
製品名

Biomark HD System

Juno System

製品価格

サイズ

幅 75 cm

奥行 75 cm

高さ 100 cm
幅 43.9 cm

奥行 69.8 cm
高さ 50.0 cm

重量

140 kg62 kg

電源100 － 240V
50/60 Hz
100 － 240V
50/60 Hz価格 ( 税別 )サンプルあたりの価格 ( 税別 )¥ 24（前増幅ありの場合）¥ 10（前増幅なしの場合）¥ 233,000

温度コントロール

励起 LED( 中心波長－バンド幅 )発光フィルタ( 中心波長－バンド幅 )最大昇温速度 : 5℃ / 秒

530 - 16 nm

570 - 30 nm

4 － 99℃

最大降温速度 : 5℃ / 秒
4 － 99℃

最大昇温速度 : 5℃ / 秒
最大降温速度 : 5℃ / 秒

製品名

Biomark HD System
Juno System

475 - 41 nm

575 - 31 nm

630 - 30 nm

ー

製品番号

BMKHD-BMKHD¥ 25,000,000

101-6115¥ 398,000

101-6116※ 各 IFC Controller の価格についてはお問い合わせください。
※ 2020年 5 月現在の価格になります。本価格表記載の仕様・価格は予告無しに変更される場合があります。
※ 本価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。

価格 ( 税別 )¥ 13,800,000

Juno HX Interface Plate
Juno SX Interface Plate

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

101-6455

101-6114

Juno TX Interface Plate©2020 Fluidigm Corporation. All rights reserved. Fluidigm, the Fluidigm logo, Advanta, Biomark, Delta Gene, Flex Six, Juno and SNP Type are trademarks orregistered trademarks of Fluidigm Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 100-3285 JPN2

ー

Juno RX Interface Plate

Juno MX Interface Plate

525 - 25 nm

101-6117
101-6368¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000

フリューダイム株式会社

販売代理店〒 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 15-19 ルミナス 4 階
電話：03-3662-2150 FAX：03-3662-2154
E メール：info-japan@fluidigm.com

URL：https://www.fluidigm-japan.com/

https://www.facebook.com/fluidigm.japan/

5

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 5-1

お問い合わせ2020年6月 v2.1

2019/10/08 10:18

※ 小口 3 mm 狭（207 mm）

高並列リアルタイムPCRで経済的にスピーディーな解析へ

The Biomark HD advantage

多サンプル×多ターゲット解析

マイクロフリューディクス技術を使用して、複数の異なるアプリケーションを簡単にこの 1 台で実行できます。様々なアプリケーションにおいて、従来のリアルタイム PCR より網羅的に、NGS よりシンプルな解析をそして高いサンプルスループットを求めるルーチン研究に最適です。また、多種類の集積流体回路プレート（integrated fluidic

circuit：IFC）が利用でき、同じシステムで中～高スループットのスケーリングが柔軟に設計可能です。

リアルタイム
PCR

サンプル数 / ラン

リアルタイム PCR のような感度や簡便さ、NGS のような網羅性、

多

10

少

Figure 1.

経済的ナノリッターレベルの超微量反応を実現し、サンプルあたりの試もご利用可能で、96 サンプル× 96 アッセイ（領域）の解析では、グコストになります。

析のように特別なインフォマティクスの知識は必要ありません。

1
5

1
10

96-well Plate 384-well Plate Biomark 96.96(20 µL/rxn)(10 µL/rxn)
IFC

Biomark HD System の経済的なランニングコスト

試薬類
ロード
Figure 3.

増幅と
検出

発現解析
C1 ™ System* やセルソータを用いた
1 細胞レベルの遺伝子発現解析

SNP
ジェノタイピング

遺伝疾患のコホート研究● 

ファーマコゲノミクス

リアルタイムデジタル PCR●● 

新規バイオマーカーの探求、免疫チェック ●作物や家畜におけるマーカー支援選抜
ポイント阻害剤の応答性の評価(Advanta ™ Immuno-Oncology Gene ● 品種・家系の管理
Expression Assay )● 検体・細胞株の取り間違え・● 病
 原性微生物の多項目検出
コンタミネーションチェック（ Advanta Sample ID Genotyping● 環 境 DNA
Panel ）● 疫
 学的研究● ●●

コントロールを必要としない絶対定量

アッセイ数

解析（リアルタイム測定により、偽データポイント数（反応槽数）

陽性増幅との識別が可能）

体細胞変異コピーの検出対応
アプリケーション疾患の感受性や耐性に関わる
Copy number variation (CNV) の検出

対応
ケミストリーIFC
Controller

miRNA 発現解析

The Biomark HD System の結果までのワークフロー

マイクロフリューディクス技術② 効率的なアッセイワークフロー

自動化された Juno System や、IFC Controller と Biomark HD System を使用して、一度に 12-192 サンプルまで効率的に解析ができます。
96 サンプル× 96 アッセイにおいて、サンプルから結果出力まで、トータル 4 時間での解析が可能です。

9,216
PCR 反応槽96 サンプルアプライエリア

解析時間や試薬等の実験効率比較

サンプル数

96 ウェルプレート

ターゲット数PCR 反応槽数

IFC の各エリアへ、アッセイとサンプルをそれぞれ適切な濃度で 8 チャンネルピペッ
ターで分注します。その後、Juno ™ System（または、IFC Controller*）が自動でPCR 反応槽へ送液を行い、各反応槽は正確な量で満たされます。
* IFC Controller は、IFC に試薬を送液するコントローラです。

2

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 2-4

Juno 96.96

192.2412.765qdPCR 37K

12 × 6

24

48

96

96

192

≦ 12

≦ 48

IFC

48

96

GT IFC **
96

IFC

IFC

24

-

IFC

12 × 6

192

-

864

4,608

2,304

9,216

9,216

4,608

9,180
（ 765 × 12 ）36,960( 770 × 48 )GT, GEGT, GEGT, GEGT, GEGT

GT, GE

qdPCR

qdPCR

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqManTaqManJuno or HX

Juno or RX

Juno or MX

Juno or HX

Juno

Juno or RX

Juno or MX

Juno or MX( IFC 表記例 )A . B IFC
A = サンプル数
B = アッセイ数(IFC 対応アプリケーション略語表記 )GT: SNP ジェノタイピング用、GE: 発現解析用、qdPCR : デジタル PCR 用

Type ™ をお使い頂けます。フリューダイムでは Biomark HD System に最適で経済的な、プライマーデザイン・合成サービスを承ります。

えます。また、自動化された送液システムのため、分注作業時間も削除が可能です。

IFC のアプライエリアと反応槽

96.96

IFC

Gene ™ をお使い頂けます。また、SNP ジェノタイピングアッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan もしくは、Fluidigm 社 SNP

は、ナノリットルスケールの超微量であり、試薬コストを最小限に抑軽減されます。 PCR プライマーアッセイは、
カスタマイズ可能で追加・

Figure 4.

48.48

IFC

Biomark HD System に対応するリアルタイム PCR 用アッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan® もしくは、Fluidigm 社 Delta

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC の１つの PCR 反応槽

Table 1.

24.192IFC *④ ニーズに合わせたアッセイデザイン

超微量反応で経済的かつ迅速な解析を実現
96 アッセイアプライエリア

FlexSix™

* 12 サンプル x 12 アッセイ = 144 個の PCR 反応槽を 1 区画とし、ひとつの IFC 内で 6 区画まで使用が可能です。6 区画を 6 回の実験に分けて使用することも、1 回の実験で全て使用することも可能です。
** Juno 96.96 Genotyping IFC は前増幅 PCR も IFC 内で行うことができるため、低濃度のサンプルから実施可能で作業時間を短縮する簡便な実験ワークフローを提供します。

* C1 System : Fluidigm のマイクロフリューディクス技術を使用したシングルセルの単離から溶出、増幅、反応産物の回収まで行うサンプル自動調製装置

試薬類の調製と IFC へロードする手作業時間は約 30 分、自動で増幅と検出を行います。サンプル調製から結果出力まで約 4 時間で解析可能です。

各 IFC フォーマット

サンプル数

● 

結果
表示

IFC はサンプルやアッセイのスループットに合わせて様々な種類を用意しています。IFC という共通のプラットフォームで、小規模な実験から
Table 2.

● 

96 サンプル、96 アッセイの解析のトータル 9,216 反応分において、従来のプレートの実験方法とフリューダイム IFC を使用した場合のコスト比較。

ハンズオンタイムは 30分、データが出るまで 4 時間です。解析

ファイルで出力も可能です。NGSやマイクロアレイのデータ解多Biomark HD System のポジショニング

試薬、プレート代

スピーディー

結果は直感的に分かりやすい結果がすぐに表示され、csv形式

100

ターゲット数

アッセイ代

Figure 2.

NGS(RNA-Seq,
WGS, WES)

例

従来の 96 ウェルプレート使用時と比較して、約 1/10 のランニン

マイクロ
アレイ

最大 9,216 の反応を一度に解析する大規模な実験まで幅広く対応します。

用

薬コストを大幅に削減できます。お手持ちの TaqMan® プローブ

10

NGS
(Amplicon
Seq)

効率的で、低コストを実現します。

応

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC を用いることにより

少BiomarkHD
System③ スループットに合わせた IFC の選択が可能

メインアプリケーション

Biomark HD System は、多サンプル×多ターゲット解析が可能です。１ランあたりの反応数は、144 から 9,216 まで対応します。

200① 多彩なアプリケーションに対応

Fluidigm
96.96 IFC

パネルの選択、

アッセイデザイン

96

解析回数

1,000

解析日数 (2 ラン / 日 ) **500 日

2X PCR マスターミックスの使用容量 (mL)*384 ウェル
プレート
1,000

1

960

96,000
250
480

125 日

6日

* 96 ウェルプレートの場合は 20 µL 反応、384 ウェルプレートの場合は 10 µL 反応として 2X PCR
マスターミックスを計算しています。
** 1 技術員、1 装置、2 ラン / 日での計算になります。

サンプルやアッセイの準備

3

サンプルミックスとアッセイミックスを
IFC へ分注

30 分のハンズオンタイム

11

2.6

2

Figure 5. ワークフロー

4

Juno System*

IFC の PCR 槽へ
自動送液

5

Biomark HD
System

増幅と検出

Delta Gene Assay / SNP Type Assay の合成までの流れ

6

1

解析

4 時間のトータル解析時間

2

3

RefSeq や Gene Symbol

デザインチームがお客様のター

お客様によって合成する Assay のなど必要情報をフリューダイム

可否を判定。

連絡。

dbSNP、RefSNP、塩基配列に送付。

ゲットに適した Assay の設計の最終確認。および合成了承の

4

Assay の合成および配送（納期：約 4 週間）

サンプル処理は、自動化された Juno System と Biomark HD System で効率的な解析を実施します。
* Juno System は、Biomark HD Systemで使用するすべてのIFCに対応しています。
Biomark HD Systemに対応する各 IFCの専用コントローラについては、
次ページTable 2. をご参照ください。
3

4

2019/10/08 10:18

※ 小口 3 mm 狭（207 mm）

高並列リアルタイムPCRで経済的にスピーディーな解析へ

The Biomark HD advantage

多サンプル×多ターゲット解析

マイクロフリューディクス技術を使用して、複数の異なるアプリケーションを簡単にこの 1 台で実行できます。様々なアプリケーションにおいて、従来のリアルタイム PCR より網羅的に、NGS よりシンプルな解析をそして高いサンプルスループットを求めるルーチン研究に最適です。また、多種類の集積流体回路プレート（integrated fluidic

circuit：IFC）が利用でき、同じシステムで中～高スループットのスケーリングが柔軟に設計可能です。

リアルタイム
PCR

サンプル数 / ラン

リアルタイム PCR のような感度や簡便さ、NGS のような網羅性、

多

10

少

Figure 1.

経済的ナノリッターレベルの超微量反応を実現し、サンプルあたりの試もご利用可能で、96 サンプル× 96 アッセイ（領域）の解析では、グコストになります。

析のように特別なインフォマティクスの知識は必要ありません。

1
5

1
10

96-well Plate 384-well Plate Biomark 96.96(20 µL/rxn)(10 µL/rxn)
IFC

Biomark HD System の経済的なランニングコスト

試薬類
ロード
Figure 3.

増幅と
検出

発現解析
C1 ™ System* やセルソータを用いた
1 細胞レベルの遺伝子発現解析

SNP
ジェノタイピング

遺伝疾患のコホート研究● 

ファーマコゲノミクス

リアルタイムデジタル PCR●● 

新規バイオマーカーの探求、免疫チェック ●作物や家畜におけるマーカー支援選抜
ポイント阻害剤の応答性の評価(Advanta ™ Immuno-Oncology Gene ● 品種・家系の管理
Expression Assay )● 検体・細胞株の取り間違え・● 病
 原性微生物の多項目検出
コンタミネーションチェック（ Advanta Sample ID Genotyping● 環 境 DNA
Panel ）● 疫
 学的研究● ●●

コントロールを必要としない絶対定量

アッセイ数

解析（リアルタイム測定により、偽データポイント数（反応槽数）

陽性増幅との識別が可能）

体細胞変異コピーの検出対応
アプリケーション疾患の感受性や耐性に関わる
Copy number variation (CNV) の検出

対応
ケミストリーIFC
Controller

miRNA 発現解析

The Biomark HD System の結果までのワークフロー

マイクロフリューディクス技術② 効率的なアッセイワークフロー

自動化された Juno System や、IFC Controller と Biomark HD System を使用して、一度に 12-192 サンプルまで効率的に解析ができます。
96 サンプル× 96 アッセイにおいて、サンプルから結果出力まで、トータル 4 時間での解析が可能です。

9,216
PCR 反応槽96 サンプルアプライエリア

解析時間や試薬等の実験効率比較

サンプル数

96 ウェルプレート

ターゲット数PCR 反応槽数

IFC の各エリアへ、アッセイとサンプルをそれぞれ適切な濃度で 8 チャンネルピペッ
ターで分注します。その後、Juno ™ System（または、IFC Controller*）が自動でPCR 反応槽へ送液を行い、各反応槽は正確な量で満たされます。
* IFC Controller は、IFC に試薬を送液するコントローラです。

2

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 2-4

Juno 96.96

192.2412.765qdPCR 37K

12 × 6

24

48

96

96

192

≦ 12

≦ 48

IFC

48

96

GT IFC **
96

IFC

IFC

24

-

IFC

12 × 6

192

-

864

4,608

2,304

9,216

9,216

4,608

9,180
（ 765 × 12 ）36,960( 770 × 48 )GT, GEGT, GEGT, GEGT, GEGT

GT, GE

qdPCR

qdPCR

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqManTaqManJuno or HX

Juno or RX

Juno or MX

Juno or HX

Juno

Juno or RX

Juno or MX

Juno or MX( IFC 表記例 )A . B IFC
A = サンプル数
B = アッセイ数(IFC 対応アプリケーション略語表記 )GT: SNP ジェノタイピング用、GE: 発現解析用、qdPCR : デジタル PCR 用

Type ™ をお使い頂けます。フリューダイムでは Biomark HD System に最適で経済的な、プライマーデザイン・合成サービスを承ります。

えます。また、自動化された送液システムのため、分注作業時間も削除が可能です。

IFC のアプライエリアと反応槽

96.96

IFC

Gene ™ をお使い頂けます。また、SNP ジェノタイピングアッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan もしくは、Fluidigm 社 SNP

は、ナノリットルスケールの超微量であり、試薬コストを最小限に抑軽減されます。 PCR プライマーアッセイは、
カスタマイズ可能で追加・

Figure 4.

48.48

IFC

Biomark HD System に対応するリアルタイム PCR 用アッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan® もしくは、Fluidigm 社 Delta

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC の１つの PCR 反応槽

Table 1.

24.192IFC *④ ニーズに合わせたアッセイデザイン

超微量反応で経済的かつ迅速な解析を実現
96 アッセイアプライエリア

FlexSix™

* 12 サンプル x 12 アッセイ = 144 個の PCR 反応槽を 1 区画とし、ひとつの IFC 内で 6 区画まで使用が可能です。6 区画を 6 回の実験に分けて使用することも、1 回の実験で全て使用することも可能です。
** Juno 96.96 Genotyping IFC は前増幅 PCR も IFC 内で行うことができるため、低濃度のサンプルから実施可能で作業時間を短縮する簡便な実験ワークフローを提供します。

* C1 System : Fluidigm のマイクロフリューディクス技術を使用したシングルセルの単離から溶出、増幅、反応産物の回収まで行うサンプル自動調製装置

試薬類の調製と IFC へロードする手作業時間は約 30 分、自動で増幅と検出を行います。サンプル調製から結果出力まで約 4 時間で解析可能です。

各 IFC フォーマット

サンプル数

● 

結果
表示

IFC はサンプルやアッセイのスループットに合わせて様々な種類を用意しています。IFC という共通のプラットフォームで、小規模な実験から
Table 2.

● 

96 サンプル、96 アッセイの解析のトータル 9,216 反応分において、従来のプレートの実験方法とフリューダイム IFC を使用した場合のコスト比較。

ハンズオンタイムは 30分、データが出るまで 4 時間です。解析

ファイルで出力も可能です。NGSやマイクロアレイのデータ解多Biomark HD System のポジショニング

試薬、プレート代

スピーディー

結果は直感的に分かりやすい結果がすぐに表示され、csv形式

100

ターゲット数

アッセイ代

Figure 2.

NGS(RNA-Seq,
WGS, WES)

例

従来の 96 ウェルプレート使用時と比較して、約 1/10 のランニン

マイクロ
アレイ

最大 9,216 の反応を一度に解析する大規模な実験まで幅広く対応します。

用

薬コストを大幅に削減できます。お手持ちの TaqMan® プローブ

10

NGS
(Amplicon
Seq)

効率的で、低コストを実現します。

応

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC を用いることにより

少BiomarkHD
System③ スループットに合わせた IFC の選択が可能

メインアプリケーション

Biomark HD System は、多サンプル×多ターゲット解析が可能です。１ランあたりの反応数は、144 から 9,216 まで対応します。

200① 多彩なアプリケーションに対応

Fluidigm
96.96 IFC

パネルの選択、

アッセイデザイン

96

解析回数

1,000

解析日数 (2 ラン / 日 ) **500 日

2X PCR マスターミックスの使用容量 (mL)*384 ウェル
プレート
1,000

1

960

96,000
250
480

125 日

6日

* 96 ウェルプレートの場合は 20 µL 反応、384 ウェルプレートの場合は 10 µL 反応として 2X PCR
マスターミックスを計算しています。
** 1 技術員、1 装置、2 ラン / 日での計算になります。

サンプルやアッセイの準備

3

サンプルミックスとアッセイミックスを
IFC へ分注

30 分のハンズオンタイム

11

2.6

2

Figure 5. ワークフロー

4

Juno System*

IFC の PCR 槽へ
自動送液

5

Biomark HD
System

増幅と検出

Delta Gene Assay / SNP Type Assay の合成までの流れ

6

1

解析

4 時間のトータル解析時間

2

3

RefSeq や Gene Symbol

デザインチームがお客様のター

お客様によって合成する Assay のなど必要情報をフリューダイム

可否を判定。

連絡。

dbSNP、RefSNP、塩基配列に送付。

ゲットに適した Assay の設計の最終確認。および合成了承の

4

Assay の合成および配送（納期：約 4 週間）

サンプル処理は、自動化された Juno System と Biomark HD System で効率的な解析を実施します。
* Juno System は、Biomark HD Systemで使用するすべてのIFCに対応しています。
Biomark HD Systemに対応する各 IFCの専用コントローラについては、
次ページTable 2. をご参照ください。
3

4

2019/10/08 10:18

※ 小口 3 mm 狭（207 mm）

高並列リアルタイムPCRで経済的にスピーディーな解析へ

The Biomark HD advantage

多サンプル×多ターゲット解析

マイクロフリューディクス技術を使用して、複数の異なるアプリケーションを簡単にこの 1 台で実行できます。様々なアプリケーションにおいて、従来のリアルタイム PCR より網羅的に、NGS よりシンプルな解析をそして高いサンプルスループットを求めるルーチン研究に最適です。また、多種類の集積流体回路プレート（integrated fluidic

circuit：IFC）が利用でき、同じシステムで中～高スループットのスケーリングが柔軟に設計可能です。

リアルタイム
PCR

サンプル数 / ラン

リアルタイム PCR のような感度や簡便さ、NGS のような網羅性、

多

10

少

Figure 1.

経済的ナノリッターレベルの超微量反応を実現し、サンプルあたりの試もご利用可能で、96 サンプル× 96 アッセイ（領域）の解析では、グコストになります。

析のように特別なインフォマティクスの知識は必要ありません。

1
5

1
10

96-well Plate 384-well Plate Biomark 96.96(20 µL/rxn)(10 µL/rxn)
IFC

Biomark HD System の経済的なランニングコスト

試薬類
ロード
Figure 3.

増幅と
検出

発現解析
C1 ™ System* やセルソータを用いた
1 細胞レベルの遺伝子発現解析

SNP
ジェノタイピング

遺伝疾患のコホート研究● 

ファーマコゲノミクス

リアルタイムデジタル PCR●● 

新規バイオマーカーの探求、免疫チェック ●作物や家畜におけるマーカー支援選抜
ポイント阻害剤の応答性の評価(Advanta ™ Immuno-Oncology Gene ● 品種・家系の管理
Expression Assay )● 検体・細胞株の取り間違え・● 病
 原性微生物の多項目検出
コンタミネーションチェック（ Advanta Sample ID Genotyping● 環 境 DNA
Panel ）● 疫
 学的研究● ●●

コントロールを必要としない絶対定量

アッセイ数

解析（リアルタイム測定により、偽データポイント数（反応槽数）

陽性増幅との識別が可能）

体細胞変異コピーの検出対応
アプリケーション疾患の感受性や耐性に関わる
Copy number variation (CNV) の検出

対応
ケミストリーIFC
Controller

miRNA 発現解析

The Biomark HD System の結果までのワークフロー

マイクロフリューディクス技術② 効率的なアッセイワークフロー

自動化された Juno System や、IFC Controller と Biomark HD System を使用して、一度に 12-192 サンプルまで効率的に解析ができます。
96 サンプル× 96 アッセイにおいて、サンプルから結果出力まで、トータル 4 時間での解析が可能です。

9,216
PCR 反応槽96 サンプルアプライエリア

解析時間や試薬等の実験効率比較

サンプル数

96 ウェルプレート

ターゲット数PCR 反応槽数

IFC の各エリアへ、アッセイとサンプルをそれぞれ適切な濃度で 8 チャンネルピペッ
ターで分注します。その後、Juno ™ System（または、IFC Controller*）が自動でPCR 反応槽へ送液を行い、各反応槽は正確な量で満たされます。
* IFC Controller は、IFC に試薬を送液するコントローラです。

2

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 2-4

Juno 96.96

192.2412.765qdPCR 37K

12 × 6

24

48

96

96

192

≦ 12

≦ 48

IFC

48

96

GT IFC **
96

IFC

IFC

24

-

IFC

12 × 6

192

-

864

4,608

2,304

9,216

9,216

4,608

9,180
（ 765 × 12 ）36,960( 770 × 48 )GT, GEGT, GEGT, GEGT, GEGT

GT, GE

qdPCR

qdPCR

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqMan
SNP Type

TaqMan
SNP Type
Delta Gene

TaqManTaqManJuno or HX

Juno or RX

Juno or MX

Juno or HX

Juno

Juno or RX

Juno or MX

Juno or MX( IFC 表記例 )A . B IFC
A = サンプル数
B = アッセイ数(IFC 対応アプリケーション略語表記 )GT: SNP ジェノタイピング用、GE: 発現解析用、qdPCR : デジタル PCR 用

Type ™ をお使い頂けます。フリューダイムでは Biomark HD System に最適で経済的な、プライマーデザイン・合成サービスを承ります。

えます。また、自動化された送液システムのため、分注作業時間も削除が可能です。

IFC のアプライエリアと反応槽

96.96

IFC

Gene ™ をお使い頂けます。また、SNP ジェノタイピングアッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan もしくは、Fluidigm 社 SNP

は、ナノリットルスケールの超微量であり、試薬コストを最小限に抑軽減されます。 PCR プライマーアッセイは、
カスタマイズ可能で追加・

Figure 4.

48.48

IFC

Biomark HD System に対応するリアルタイム PCR 用アッセイは、Thermo Fisher Scientific 社 TaqMan® もしくは、Fluidigm 社 Delta

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC の１つの PCR 反応槽

Table 1.

24.192IFC *④ ニーズに合わせたアッセイデザイン

超微量反応で経済的かつ迅速な解析を実現
96 アッセイアプライエリア

FlexSix™

* 12 サンプル x 12 アッセイ = 144 個の PCR 反応槽を 1 区画とし、ひとつの IFC 内で 6 区画まで使用が可能です。6 区画を 6 回の実験に分けて使用することも、1 回の実験で全て使用することも可能です。
** Juno 96.96 Genotyping IFC は前増幅 PCR も IFC 内で行うことができるため、低濃度のサンプルから実施可能で作業時間を短縮する簡便な実験ワークフローを提供します。

* C1 System : Fluidigm のマイクロフリューディクス技術を使用したシングルセルの単離から溶出、増幅、反応産物の回収まで行うサンプル自動調製装置

試薬類の調製と IFC へロードする手作業時間は約 30 分、自動で増幅と検出を行います。サンプル調製から結果出力まで約 4 時間で解析可能です。

各 IFC フォーマット

サンプル数

● 

結果
表示

IFC はサンプルやアッセイのスループットに合わせて様々な種類を用意しています。IFC という共通のプラットフォームで、小規模な実験から
Table 2.

● 

96 サンプル、96 アッセイの解析のトータル 9,216 反応分において、従来のプレートの実験方法とフリューダイム IFC を使用した場合のコスト比較。

ハンズオンタイムは 30分、データが出るまで 4 時間です。解析

ファイルで出力も可能です。NGSやマイクロアレイのデータ解多Biomark HD System のポジショニング

試薬、プレート代

スピーディー

結果は直感的に分かりやすい結果がすぐに表示され、csv形式

100

ターゲット数

アッセイ代

Figure 2.

NGS(RNA-Seq,
WGS, WES)

例

従来の 96 ウェルプレート使用時と比較して、約 1/10 のランニン

マイクロ
アレイ

最大 9,216 の反応を一度に解析する大規模な実験まで幅広く対応します。

用

薬コストを大幅に削減できます。お手持ちの TaqMan® プローブ

10

NGS
(Amplicon
Seq)

効率的で、低コストを実現します。

応

マイクロフリューディクス技術を応用した IFC を用いることにより

少BiomarkHD
System③ スループットに合わせた IFC の選択が可能

メインアプリケーション

Biomark HD System は、多サンプル×多ターゲット解析が可能です。１ランあたりの反応数は、144 から 9,216 まで対応します。

200① 多彩なアプリケーションに対応

Fluidigm
96.96 IFC

パネルの選択、

アッセイデザイン

96

解析回数

1,000

解析日数 (2 ラン / 日 ) **500 日

2X PCR マスターミックスの使用容量 (mL)*384 ウェル
プレート
1,000

1

960

96,000
250
480

125 日

6日

* 96 ウェルプレートの場合は 20 µL 反応、384 ウェルプレートの場合は 10 µL 反応として 2X PCR
マスターミックスを計算しています。
** 1 技術員、1 装置、2 ラン / 日での計算になります。

サンプルやアッセイの準備

3

サンプルミックスとアッセイミックスを
IFC へ分注

30 分のハンズオンタイム

11

2.6

2

Figure 5. ワークフロー

4

Juno System*

IFC の PCR 槽へ
自動送液

5

Biomark HD
System

増幅と検出

Delta Gene Assay / SNP Type Assay の合成までの流れ

6

1

解析

4 時間のトータル解析時間

2

3

RefSeq や Gene Symbol

デザインチームがお客様のター

お客様によって合成する Assay のなど必要情報をフリューダイム

可否を判定。

連絡。

dbSNP、RefSNP、塩基配列に送付。

ゲットに適した Assay の設計の最終確認。および合成了承の

4

Assay の合成および配送（納期：約 4 週間）

サンプル処理は、自動化された Juno System と Biomark HD System で効率的な解析を実施します。
* Juno System は、Biomark HD Systemで使用するすべてのIFCに対応しています。
Biomark HD Systemに対応する各 IFCの専用コントローラについては、
次ページTable 2. をご参照ください。
3

4

2019/10/08 10:18

⑤ パネル製品■ Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay

新規バイオマーカーの探求や免疫チェックポイント阻害剤の応答性の評価や腫瘍免疫に関わる 170 遺伝子をターゲットとした遺伝子発現解析用の TaqMan アッセイ

をパネル化しました。Biomark HD System とのコンビネーションで、網羅的かつ多検体の解析が 1 日で完了します。2枚のIFCを使用し、Panel A 及びBのター
ゲット領域の全遺伝子について検出可能です。

Table3.

Advanta Immuno-Oncology
Gene Expression Assay Panel A & B の製品情報

高並列リアルタイム PCR 装置™

ターゲット領域数 ヒト 170 遺伝子＋カスタム 17 遺伝子
アッセイタイプ

TaqManBiomark HD System

スタートサンプル total RNA 2 -200 ng ( FFPE 対応 )全遺伝子検出におけるコスト¥ 16,167 / サンプル

https://jp.fluidigm.com/applications/advanta-immuno-oncology-gene-expression-assay
製品番号

製品

価格 ( 税別 ) 1IFCでのサンプルあたりの価格 ( 税別 )101-7676

Advanta™ IO Gene Expression Control 1¥ 63,000

101-7678

Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay Panel A & B , GE 24.192 - 2 IFCs

■ Advanta Sample ID Genotyping Panel

シーケンスやマイクロアレイの結果と、Biomark HD System から SNP 情報の結果を照合し、品質やサンプルの取り間違い等の評価に最適なパネル製品です。この96 アッセイセットには、10 の品質評価 SNP、6 の性判定 SNP、40 の全人種に高多型性を示すエキソン SNP、および 40 の人種特異的に高多型性を示す SNP が含まれます。複数のゲノム解析アプリケーションで使用するために設計されており、80 個の SNP がエキソン領域にあるため、このパネルは市販のターゲット濃縮およびマイクロアレイベースの製品と互換性があります。

¥ 388,000

Table4.

¥

¥

8,083
131

多サンプル × 多ターゲット

経済的で高品質なデータをAdvanta Sample ID Genotyping Panel の
製品情報

ターゲット領域数 ヒト 96 SNPs
アッセイタイプ

SNP Type

その他消耗品を含めたコスト約 ¥ 1,100 / サンプル

スタートサンプル DNA（IFC・試薬込みの価格）

https://jp.fluidigm.com/singlearticles/sample-id
製品番号101-7773

製品

Advanta Sample ID Genotyping Panel（アッセイのみ。前増幅ありで 96.96 IFC 100 回分、前増幅なしで 96.96 IFC 250 回分）

製品仕様
製品名

Biomark HD System

Juno System

製品価格

サイズ

幅 75 cm

奥行 75 cm

高さ 100 cm
幅 43.9 cm

奥行 69.8 cm
高さ 50.0 cm

重量

140 kg62 kg

電源100 － 240V
50/60 Hz
100 － 240V
50/60 Hz価格 ( 税別 )サンプルあたりの価格 ( 税別 )¥ 24（前増幅ありの場合）¥ 10（前増幅なしの場合）¥ 233,000

温度コントロール

励起 LED( 中心波長－バンド幅 )発光フィルタ( 中心波長－バンド幅 )最大昇温速度 : 5℃ / 秒

530 - 16 nm

570 - 30 nm

4 － 99℃

最大降温速度 : 5℃ / 秒
4 － 99℃

最大昇温速度 : 5℃ / 秒
最大降温速度 : 5℃ / 秒

製品名

Biomark HD System
Juno System

475 - 41 nm

575 - 31 nm

630 - 30 nm

ー

製品番号

BMKHD-BMKHD¥ 25,000,000

101-6115¥ 398,000

101-6116※ 各 IFC Controller の価格についてはお問い合わせください。
※ 2020年 5 月現在の価格になります。本価格表記載の仕様・価格は予告無しに変更される場合があります。
※ 本価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。

価格 ( 税別 )¥ 13,800,000

Juno HX Interface Plate
Juno SX Interface Plate

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

101-6455

101-6114

Juno TX Interface Plate©2020 Fluidigm Corporation. All rights reserved. Fluidigm, the Fluidigm logo, Advanta, Biomark, Delta Gene, Flex Six, Juno and SNP Type are trademarks orregistered trademarks of Fluidigm Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 100-3285 JPN2

ー

Juno RX Interface Plate

Juno MX Interface Plate

525 - 25 nm

101-6117
101-6368¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000

フリューダイム株式会社

販売代理店〒 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 15-19 ルミナス 4 階
電話：03-3662-2150 FAX：03-3662-2154
E メール：info-japan@fluidigm.com

URL：https://www.fluidigm-japan.com/

https://www.facebook.com/fluidigm.japan/

5

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 5-1

お問い合わせ2020年6月 v2.1

2019/10/08 10:18

⑤ パネル製品■ Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay

新規バイオマーカーの探求や免疫チェックポイント阻害剤の応答性の評価や腫瘍免疫に関わる 170 遺伝子をターゲットとした遺伝子発現解析用の TaqMan アッセイ

をパネル化しました。Biomark HD System とのコンビネーションで、網羅的かつ多検体の解析が 1 日で完了します。2枚のIFCを使用し、Panel A 及びBのター
ゲット領域の全遺伝子について検出可能です。

Table3.

Advanta Immuno-Oncology
Gene Expression Assay Panel A & B の製品情報

高並列リアルタイム PCR 装置™

ターゲット領域数 ヒト 170 遺伝子＋カスタム 17 遺伝子
アッセイタイプ

TaqManBiomark HD System

スタートサンプル total RNA 2 -200 ng ( FFPE 対応 )全遺伝子検出におけるコスト¥ 16,167 / サンプル

https://jp.fluidigm.com/applications/advanta-immuno-oncology-gene-expression-assay
製品番号

製品

価格 ( 税別 ) 1IFCでのサンプルあたりの価格 ( 税別 )101-7676

Advanta™ IO Gene Expression Control 1¥ 63,000

101-7678

Advanta Immuno-Oncology Gene Expression Assay Panel A & B , GE 24.192 - 2 IFCs

■ Advanta Sample ID Genotyping Panel

シーケンスやマイクロアレイの結果と、Biomark HD System から SNP 情報の結果を照合し、品質やサンプルの取り間違い等の評価に最適なパネル製品です。この96 アッセイセットには、10 の品質評価 SNP、6 の性判定 SNP、40 の全人種に高多型性を示すエキソン SNP、および 40 の人種特異的に高多型性を示す SNP が含まれます。複数のゲノム解析アプリケーションで使用するために設計されており、80 個の SNP がエキソン領域にあるため、このパネルは市販のターゲット濃縮およびマイクロアレイベースの製品と互換性があります。

¥ 388,000

Table4.

¥

¥

8,083
131

多サンプル × 多ターゲット

経済的で高品質なデータをAdvanta Sample ID Genotyping Panel の
製品情報

ターゲット領域数 ヒト 96 SNPs
アッセイタイプ

SNP Type

その他消耗品を含めたコスト約 ¥ 1,100 / サンプル

スタートサンプル DNA（IFC・試薬込みの価格）

https://jp.fluidigm.com/singlearticles/sample-id
製品番号101-7773

製品

Advanta Sample ID Genotyping Panel（アッセイのみ。前増幅ありで 96.96 IFC 100 回分、前増幅なしで 96.96 IFC 250 回分）

製品仕様
製品名

Biomark HD System

Juno System

製品価格

サイズ

幅 75 cm

奥行 75 cm

高さ 100 cm
幅 43.9 cm

奥行 69.8 cm
高さ 50.0 cm

重量

140 kg62 kg

電源100 － 240V
50/60 Hz
100 － 240V
50/60 Hz価格 ( 税別 )サンプルあたりの価格 ( 税別 )¥ 24（前増幅ありの場合）¥ 10（前増幅なしの場合）¥ 233,000

温度コントロール

励起 LED( 中心波長－バンド幅 )発光フィルタ( 中心波長－バンド幅 )最大昇温速度 : 5℃ / 秒

530 - 16 nm

570 - 30 nm

4 － 99℃

最大降温速度 : 5℃ / 秒
4 － 99℃

最大昇温速度 : 5℃ / 秒
最大降温速度 : 5℃ / 秒

製品名

Biomark HD System
Juno System

475 - 41 nm

575 - 31 nm

630 - 30 nm

ー

製品番号

BMKHD-BMKHD¥ 25,000,000

101-6115¥ 398,000

101-6116※ 各 IFC Controller の価格についてはお問い合わせください。
※ 2020年 5 月現在の価格になります。本価格表記載の仕様・価格は予告無しに変更される場合があります。
※ 本価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。

価格 ( 税別 )¥ 13,800,000

Juno HX Interface Plate
Juno SX Interface Plate

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

101-6455

101-6114

Juno TX Interface Plate©2020 Fluidigm Corporation. All rights reserved. Fluidigm, the Fluidigm logo, Advanta, Biomark, Delta Gene, Flex Six, Juno and SNP Type are trademarks orregistered trademarks of Fluidigm Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 100-3285 JPN2

ー

Juno RX Interface Plate

Juno MX Interface Plate

525 - 25 nm

101-6117
101-6368¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000¥ 398,000

フリューダイム株式会社

販売代理店〒 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 15-19 ルミナス 4 階
電話：03-3662-2150 FAX：03-3662-2154
E メール：info-japan@fluidigm.com

URL：https://www.fluidigm-japan.com/

https://www.facebook.com/fluidigm.japan/

5

Biomark-Brochure-v2.0-1004.indd 5-1

お問い合わせ2020年6月 v2.1

2019/10/08 10:18