INSTRUCTION MANUALDIGITAL INDICATOR

Model No. DEI-127

Thank you for purchasing the Niigata Seiki Digital Indicator.
For proper operation, please read this manual thoroughly before use.

■ PARTS IDENTIFICATION■ APPLICATIONS・FEATURES● Digital Indicator displays the displacement of theLCD Display
Battery
DoormmHOLD

ZERO
ON/OFF[HOLD] Button[ZERO] Button[ON/OFF] Button
Stem（φ8mm）
SpindleContact Point
CR2032

Lugged Rear Plate※ To use, remove screws in rear ofGauge, replace Plate, and securewith screws.

CR2032 Lithium Battery※ Included for testing. Please replacewith new battery before use.

■ BATTERY REPLACEMENTOpen Battery Door using the tabs on either side.
Insert battery with “+” side facing up as shown.
Push in door to close.
CautionBattery (CR2032)

Model No.
Resolution
Measurement Range
Accuracy ※Measuring Force
Stem Diameter
WeightPower

DEI-1270.01mm
12.7mm
±0.02mm≦1.5N
φ8mm

Accessories

140g (With Flat Rear Plate)(1x) CR2032 Lithium button cell・ Lugged Rear Plate
・ CR2032 Lithium button cell
(1x included for test)

PLEASE NOTE

① Mount Indicator securely, such as on optional
Magnetic Base, and make sure that the Spindle isperpendicular to reference surface.
② Press the [ON/OFF] Button to turn on power.
③ With Contact Point in contact with the reference
surface, press the [ZERO] Button. LCD will display“0.00mm”.
④ LCD Display will now show any motion of surface,or, if moved to a different surface, Display will show
the position relative to the reference surface.
※ Press [HOLD] to fix the value on the display, press
a second time to release.

Battery Door

■ SPECIFICATIONS※ Not including quantization error (±1count)■ OPERATIONCR2032

Contact Point, showing the change in position of asurface, or for comparing a workpiece to a reference.
● Use to measure flatness, parallelism, and runout.
● For precision centering and positioning for lathe andmilling work．
● Digital display for error free reading.
● [HOLD] Button for fixing the value displayed.
● Auto Power Off feature (approx. 5 min).
● Comes with Lugged Rear Plate.

Only Use CR2032
battery (Lithium buttoncell)
Insert the Battery Door
with the direction arrow(▼) pointing down asshown in the diagram.

●This is a precision instrument, use care not to dropor mishandle.
●Keep instrument away from direct sunlight or hightemperatures such as in a car, or near a stove orheat source.
●When mounting, such as on optional Magnetic Base,make sure Gauge is held securely.
●Keep instrument away from water and oils.
●After use, remove cutting chips and dust by wipingwith a soft cloth and wiping with rust preventative oil.
Store out of reach from children.
●Use only as directed.

TROUBLESHOOTING
Error Condition

Corrective Action● LCD does not display● Cycle power by removing and● Display is not clear● Replace battery with new one.

● Displayed value is unstablereplacing battery.

※If problem persists, or if you have any questions, please contact
distributor or place of purchase.
※Please note, manufacturer is unable to respond to inquires or provide
service directly. Please contact distributor or place of purchase.

Niigata seiki Co., Ltd.
5-3-14, Tsukanome, Sanjo, Niigata, Japan, 955-0055
Tel. : +81-256-33-5522 Fax. : +81-256-33-5518

MAIL intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL http://www.niigataseiki.co.jp

取扱説明書デジタルインジケータ

品番：DEI−127

この度はデジタルインジケータをお買上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

■各部の名称■用途・特長LCD表示部
電池蓋mm

HOLD

ZERO
ON/OFFHOLDボタンZEROボタン

ON/OFFボタン
ステム（φ8mm）
スピンドル
測定子
ＣＲ２０３２

耳金付裏蓋※耳金付裏蓋を使用する場合は、本体裏面のねじを外し､そのねじで本体に取り付けてください。

コイン型リチウム電池CR2032※付属の電池はテスト用です。
ご使用の際は新たにお買い求めください。

■使用方法①測定基準面に対してスピンドルが垂直になるよう、別売のマグネットベースなどを使用して設置してください。
②ON/OFFボタンを押して、電源を入れてください。
③測定子が基準面に接していることを確認し、任意の位置でZEROボタンを押してください。
LCD表示が0.00mmになります。
④測定子を基準面から被測定物に動かしてください。
基準面に対しての比較測定値がLCD表示部に表示されます。
※表示された数値を固定したい場合は、HOLDボタンを押してください。再度押すと固定が解除されます。

■電池の入れ方

電池蓋両側をツマミながら引き出し、＋側が上になるよう電池をセットして、電池蓋を戻してください。

ＣＲ２０３２

電池蓋
電池 （ＣＲ２０３２）

ご注意
電池は必ずCR2032（コイン型リチウム電池）をお使いください。
左図を参考に、三角が下向きになる向きで（▼）電池蓋を差し込んでください。

●デジタルインジケータは、ある一定の基準値と比較してその値や差を読み取る比較測定器です。
●平行度、平面度、偏芯度などの測定に。
●旋盤作業やフライス盤作業の正確な芯出しに。
●読み取り間違いのないデジタル表示。
●数値の固定ができるHOLDボタン付。
●オートオフ機能付（約5分）●耳金付裏蓋付属。

■仕様品
番
DEI−127
最小読取値0.01mm
測定範囲12.7mm
精度※±0.02mm
測 定 力
1.5N以下ステム径φ8mm
140g（平裏蓋取付時）
質量電源コイン型リチウム電池CR2032×1個
・耳金付裏蓋・コイン型リチウム電池付 属 品
CR2032×１個（テスト用）※量子化誤差（±１カウント）含まずご注意●精密機器ですので、落としたりぶつけたりしないでください。
●直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火の側などに放置しないでください。
●ご使用の際は別売のマグネットベースなどで確実に保持してください。
●水や油のかかる場所で使用しないでください。
●使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
●本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。

トラブルと対応
トラブルの内容●LCD表示部に何も表示されない●表示が安定しない●表示が不明確である

対応策●電池を入れ直してください。
● 新しい電池と交 換してください。

※症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。
発売元〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp
I183-K12003