Confocal Laser Scanning
Biological Microscope

Dimensions

Table size (mm): 1400(W) × 800(D)* Table is not available from Olympus. Avoid placing the controller directly on the floor.

Quality Performance,
Innovative Design

Dimensions / Weight / Power consumption
Description
FV10i-W mainunit
FV10i-O mainunit
Power supplyModel

Dimensions (mm)FV10C-W

470(W)×680(D)×495(H)FV10C-O

470(W)×680(D)×495(H)FV10C-PSU

230(W)×330(D)×150(H)Controller

FV10C-CU136(W)×380(D)×330(H)Display

FV10i-DISP

566(W)×209(D)×456 – 538(H)unit

Weight[kg]
Approx.
63
Approx.
60
Approx.
7.5
Approx.
12Approx.
10.6

Power consumption

Notes
Minimum installation clearance: top – 200 mm,(Powered via FV10C-PSU)

back – 120 mm
Minimum installation clearance: top – 200 mm,(Powered via FV10C-PSU)

back – 120 mm

AC100-120/200-240V 50/60Hz 5.0A/2.5A

Minimum installation clearance: back – 150 mm

AC 100-120/200-240V 50/60Hz 4.3A/1.8A

Minimum installation clearance: back – 150 mm

AC 100-120/200-240V 50/60Hz 1.1A/0.55A

CLASS 1 Laser Product“OLYMPUS CORPORATION is ISO14001 certified.”“OLYMPUS CORPORATION is FM553994/ISO9001 certified.”
This device is designed for use in industrial environments for the EMC performance.
(IEC61326-1 Class A device)
Using it in a residential environment may affect other equipment in the environment.

• Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Allother company and product names are registered trademarks and / or trademarks of their respectiveowners.
• Specifications and appearances are subject to change without any notice or obligation on the part of themanufacturer.
• Monitor images are simulated.

M1709E-0310TP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������×�������×����������������������×����×�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

Stress-free operation for every user.
���������������������������������������������������������������������������������������� �������� �������������� �������������������������� ���� ������� ���� ����� ���� ����� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������× ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Observe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� ������ ���� ������ ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�FV10i-W / FV10i-O�

�FV10i-W / FV10i-O����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ��� ��� ����� ������������� ������ ����������������� ���� ������������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

FV10i-O���������������������
���� ������ ��� ��������� ����� ���� ����������� ������� ���� ���� �������� ������� �������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

FV10i-W�������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
������������������

���������������������������������������
�������� ��� ��������� ������� ���� ���� ���� ��� ���������� ���� ���� �������� ������� ��� ���������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
�FV10i-O�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��

Main specifications ( )Applicable only to FV10i-W, ( ) Applicable only to FV10i-O
Laser light source

Ultraviolet / Visible light
LD lasers:405nm(22mW), 473nm(15mW),559nm(18mW),635nm(12mW)

Modulation:

Continuously Variable by the LD direct modulation (0.1%-100%, 0.1% inclement)Line return period - laser OFF

Scanning method

2 galvanometer scanning mirrors

Scanning mode

Pixel size: 256 × 256 - 1024 × 1024
Scanning speed: 1.1 s / frame (for pixel size 512 × 512, High Speed scanning mode)
Focusing scanning: High frame rate scan by Y- direction interlace scanning (×1, ×2, ×4)
Dimension: XYT, XYZ, XYZT
Rotation scanning: 0-359.9° in 0.1° incrementsDetector module

Fluorescence: 2 channels, Phase Contrast: 1 channel
Variable barrier filter mechanism for fluorescence channel by diffraction grating and slit

Detection method

Analog integration detection by Photomultiplier

PinholeSingle motorized pinhonePinhole diameter: ø50-800µm automatic setting (adjustable to ×1.0, ×1.5, ×2.0, and ×2.5)

Field number

18

Optical zoom

10× objectives: 1× – 6× in 0.1× increments
60× objectives: 1× – 10× in 0.1× increments

Automatic Exposure

Automatic setting of the laser intensity and photomultiplier sensitivity to fluorescence intensity.

Z-drive

Motorized focus
Minimum increment: 0.01µm

Objectives

Exclusively designed 10× phase contrast objective / NA 0.4 (equivalent to UPLSAPO 10x)Exclusively designed 60× phase contrast water-immersion objective / NA 1.2 (equivalent to UPLSAPO 60× W) / with motorized
correction collar ( )Exclusively designed 60× phase contrast oil-immersion objective / NA 1.35 (equivalent to UPLSAPO 60× O) ( )Remote switching from software by electric revolver

Automatic focus (AF)

Automatic detection of interface between specimen and cover glass by laser reflection light detection
Automatic detection of cover glass thickness and automatic setting of motorized correction collar ( )Water supply ( )Automatic water supply and air cleaning mechanism for 60× Water-immersion objective

Oil supply ( )ManualAs supporting mechanism, automatic moving of XY stage to oil supply position when switching to 60x

XY driving method

Motorized XY stage module by stepping motor
Minimum increment: 0.3µm

Specimen holder

Only the dedicated specimen holder can be mounted
For three glass bottom dishes with 35mm diameter ( ), For one set of cover glass chamber (8 wells type) ( )Culture pod (for a glass bottom dish with 35mm diameter) ( ), For a glass slide, For Well slide
For a glass bottom dish with 35mm diameter ( )Room environment: ( )Temperature: 37±1°C（can be switched off) Humidity: more than 90%
CO2 concentration: 5% (recommended), 1 – joint fitting (ø2mm) for exterior CO2 adjustor

Heating method ( )Non-contact heating by resistive heater mounted on frame section

Controller

Dedicated controller PC/AT-compatible
OS: Windows Vista Business, 32 bit (English version), CPU: Intel Core2Duo 3.0GHz
RAM: 2GB × 2, HDD: 500GB × 2, Special PCI-Express I/F board built-in, Media: DVD-Multi drive built-in

LCD monitor

24 inch LCD monitor × 1, WUXGA (1920×1200)

Image acquisition mode

Map image, one shot, time-lapse (XYT), Z-stack (XYZ), Z-stack time-lapse (XYZT), multi area time-lapse (Multi Area XYT), multiarea Z-stack time-lapse (Multi Area XYZT)Specimen setting

Automatic setting for fluorescence channel and laser according to Dye selected from Dye list�����������������

Map image acquisitionAutomatic selection of map image of 3×3 – 9x9 fields according to 10× objective lens (The maximum area varies in accordance
to the specimen holder used), and manual selection of map acquisition area������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������

Multi area time-lapse

Automatic multi area time-lapse by motorized XY stage
Setting for each registered point: Image size, scanning speed, cross talk reduction, pinhole diameter,rotation angle, galvano zoom, acquisition channel, laser power, PMT sensitivity, Z condition
Maximum resister number: 10 items per one container
Maximum interval time: one hour
Maximum acquisition number of times: 3000 times per one point

Image acquisition area

Area appointment: All area, clipping square area (minimum area: 96 × 96 pixels)

Image display

Display by channel, overlapping display, image in progress review

Cross talk reduction

Line sequential action (2 channel), or frame sequential action (3 channel and 4 channel)

Acquisition image file type

OLYMPUS image format (OIF)

Image file type available
for viewing

OLYMPUS image format (OIF, OIB), Multi-TIFF format (8/16 bit grey scale, index color, 24/32/48 bit color),
JPEG, BMP, TIFF

Image editing

LUT: pseudo color setting, contrast adjustment, Comment: inputting graphic, text, scale etc., image extraction, combination

3D image construction

3D display: AlphaBrend method, Maximum intensity projection method 3D animation display, free orientation of cross section display

Image processing

Various types of image filter: Median, Enhanced Edge, etc.
Calculations: inter-image, arithmetic and logical operation

Image analysis

Area and perimeter measurement, time-lapse measurement, colocalization analysis

Temperature

18-28˚C

Humidity

30-80% (non condensing)��������������������������������������������������������������������

Scanning���������������������������������������������������������

Detection�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Focus��������������������

XY stage�����������������������������������������������������������������������
������������������������
Incubator( )�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

Control device

Main software feature���������������
��������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������� ����� �� ������ ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

Room environment��