QIAcube®

QIAGEN スピンカラムを自動化

Sample to InsightQIAGEN スピンカラムの自動処理

QIAcube でスピンカラムキットを自動化

QIAcube は、既存の QIAGEN スピンカラム操作の自動化を実現する卓上タイプの装置です。プラスミド DNA、ゲノム DNA、RNA、ウイルス核酸、タンパク質の精製、DNA や RNA のクリーンアップまで幅広いアプリケーションに対応しています。液晶画面上のアイコンを押すだけで、信頼できる QIAGEN スピンカラムキットを完全自動化し、精製工程の簡便化と能率化を実現します。
現在お使いのキットをそのまま使用でき、直ぐに操作を開始して確実に迅速な結果が得られます。一回のランで 12 サンプルまでを調製できます。詳細はウェブサイト（www.qiagen.com/MyQIAcube）を参照してください。
QIAcube の特長：

• 現在ご使用の QIAGEN スピンカラムを完全自動化• ウェブからのダウンロードで常に最新のプロトコールを供給• 遠心機を用いた自動化でマニュアル操作と同じ性能を実現• 最大 12 サンプルからの精製• 液晶タッチパネルで精製条件を簡単に設定

ラボでのマニュアル操作から開放

QIAcube 上で QIAGEN スピンカラムを用いた核酸あるいはタンパク質の自動化精製により、マニュアル操作が排除できるので、お客様は貴重な時間をより効果的に使えます。標準化された自動化精製工程は人為的なエラーを排除でき、実験およびラボ間で比較検討できる結果が得られるため、お客様はダウンストリーム解析に集中することができます（図 1）。

図 1. 手作業のいらない試薬、カラムの移動。

ハンズフリーなサンプル溶解

ハンズフリーなサンプル溶解ヒートシェーカー（図 2）ではアガロースゲル切片等の最大 12 サンプルの溶解が可能です。高温でのサンプル溶解が必要な場合には、シェーカーがサンプルを 70℃まで自動的に加温します。その後、ライセートは遠心機の上のスピンカラムにシェーカーから自動的に移されます。

図 2. ヒートシェーカーにより最大 12 サンプルまでの溶解を自動化。

2

QIAcube01/2019

簡便な使用法

全自動のスピンカラム処理

完全に自動化されたスウィングローター式遠心分離機により各工程の煩雑な手動の遠心ステップは不要です。新開発の使い捨てローターアダプターは、遠心機にスピンカラムとコレクションチューブを同時にセットでき、サンプルの結合やバッファーによる洗浄の際の廃液をアダプター中に貯めることが可能です（図 3）。サンプルや試薬、廃液が機器に触れない構造のためメンテナンスが容易です。純度の高い核酸やタンパク質がコレクションチューブの中に溶出され、高感度なダウンストリームアプリケーションにすぐ使用できます。

図 3. 使い捨てローターアダプターを遠心機にセットするため、精製途中の廃液処理が不要。

使いやすいソフトウェア

QIAcube にはプラスミド DNA、ゲノム DNA、RNA、ウイルス核酸、タンパク質の精製に加えて DNA や RNA のクリーンアップ用のプロトコールが既にインストールされています。入手可能な様々なプロトコールが逐次追加され、新しく追加された QIAGEN プロトコールは www.qiagen.com/MyQIAcube から無料でダウンロードできます。

オペレーション用の外部 PC が必要なく、貴重な実験スペースを節約できます。タッチスクリーンはプロトコール選択を簡素化し（図 4）、分かり易いメッセージでセットアップを説明します。使い易さの向上と高い安全性の確保のために、正しい位置にキットやアクセサリーがセットされているかを自動的

図 4. タッチスクリーンで簡単にプロトコール選択。にチェックします。

QIAcube で高品質な RNA の精製を実現

QIAcube は、信頼できる QIAGEN スピンカラムキットを完全自動化することにより、マニュアル操作と同等の精製を実現します。さらに、マニュアル操作時に発生しうる人為的エラーや RNA 分解のリスクを低減し、より確実で信頼できる結果を得られます。

• RNA 濃度 >200 ng/µl• RIN 値（RNA integrity number）>7QC

3肺350 µl プロトコール
MQC

脾臓

M

QC

腎臓

600 µl プロトコール
M

QC

肺M

様々な組織から高品質な RNA を精製
RNAlater® RNA Stabilization Reagent で安定化した肺、脾臓、腎臓組織の各 10 mg から、RNeasy® Mini
Kit を 用 い て QIAcube（QC） あ る い は マ ニ ュ ア ル（M）で RNA を精製した。精製した RNA を 50 µl のRNase フリー水で溶出し、ホルムアルデヒド・アガロースゲル電気泳動により溶出物を解析した。

QIAcube01/2019

信頼できるクオリティー

QIAcube 購入後も安心サポート

保証期間内は通常機器使用による故障修理と交換部品費用を無償対応させて頂くため、故障による負担の心配なしに安心して機械をご使用いただけます。また、弊社機器スタッフとテクニカルサポートによる機械とアプリケーションの総合的なサポートを提供させていただきます。

サービス契約商品と保証内容

保証期間内無償修理：（派遣費、技術料、交換部品代）

初年度製品保証（1 年間）

Basic Agreement,
no PM

Basic Agreement

Full Agreement, no PM

Full Agreement

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

–No

Yes

No

Yes

5 日以内

5 日以内

5 日以内

48 時間内48 時間内定期点検（年 1 回）
対応時間 ** 電話連絡もしくは弊社サービスエンジニアの訪問による対応開始までの時間となります。

QIAcube のサービス契約商品およびスポット点検†の価格†

スポット点検Basic Agreement, no PM

Basic Agreement

Full Agreement, no PM

Full Agreement

Cat. no.

92412259240835924395992408369242700

価格（￥）

198,000

164,000

362,000

242,000

366,000

スポット点検は、お客様のご要望に対して行なう単発の点検サービスです。サービス契約に含まれる定期点検とは異なります。

仕様
サンプル処理数

2 ～ 12 サンプル

重量70.5 kg

寸法
電源

遠心分離機

シェイカー

自動分注機
タッチスクリーン
プロトコール

精製テクノロジー

対応アプリケーション

横：650 mm
奥行き：620 mm
高さ：570（ドアオープン時 810）mm

AC 100 ～ 120 V、50 ～ 60 Hz、650 VA

最大 12,000（x g）
スウィングローター方式（最大 45°）
12 ローターポジション
遠心機として独立使用可能

回転数：100 ～ 2,000 rpm
振 幅：2 mm加温範囲：室温～ 70℃
加温速度：室温から 55 ± 3℃まで 5 分以下で加温
ヒートシェーカーとして独立使用可能
シリンジサイズ：1,000 µl
分注範囲：5 ～ 900 µl
フィルター式チップ使用

高輝度 TFT、LED バックライト

プレインストール済み、追加分は QIAGEN ウェブサイトよりダウンロード可能
スピンカラム

精製：ゲノム DNA、プラスミド DNA、RNA、miRNA、ウイルス核酸、タンパク質

クリーンアップ：PCR 溶液、DNA 酵素反応液、NGS 用サンプル
調製、DNA のゲル切片、RNA 溶液、Bisulfite 処理済み DNA

QIAcube01/20194

オーダーインフォメーション
製品名

内容

Cat. no.

価格（￥）

QIAcube 本体、取扱説明書、設置・基本取扱説明、2 年間保証

9002192

2,200,000

QIAcube (110V), PrioPLUS, QIAcube 本体、取扱説明書、設置・基本取扱説明、3 年間保証
Full Agreement, no PM

9002194

2,370,000990395

52,000

QIAcube 用フィルターチップラック（8 x 128）

990352

14,000

QIAcube 用ラック入りワイドボアフィルターチップ（8 x 128）

990452

14,000990332

14,000990394

5,600

QIAcube および QIAsymphony AS 用蓋付き試薬ボトル（6 x 30 ml）

9903934,000

QIAcube worktable 用 6 x 30 ml reagent bottle ラック

9903904,000990391

8,000990380

8,000990382

6,000990381

10,000990392

4,000

QIAcube (110V), Priority,
Full Agreement, no PM

付属品
Starter Pack, QIAcube

Filter-Tips, 1000 µl(1024)
Filter-Tips, 1000 µl,
wide-bore (1024)
Filter-Tips, 200 µl (1024)
Rotor Adapters (10 x 24)
Reagent Bottles,
30 ml (6)Reagent Bottle Rack
Rack Labeling Strips
Rack Labeling Strips,
Accessory Set

Sample Tubes CB (2 ml)
Sample Tubes RB (2 ml)
Rotor Adapter Holder

Reagent Bottle Rack（3 個）、Rack Labeling Strip（8 セット）、200 µl Filter-Tip（1024 本）、1000 µl Filter-Tip（2048 本）、
30 ml Reagent bottle（18 本）、Rotor Adapter（240 個）、
Rotor Adaptor Holder、1.5 ml Elution Tube（250 本）

QIAcube および QIAsymphony SP/AS 用フィルターチップラック（8 x 128）
QIAcube 用ローターアダプター（240 個）および溶出チューブ（1.5 ml、250 個）

QIAcube reagent bottle rack ラベル（プレインストールプロトコール用）
QIAcube reagent bottle rack ラベル（miRNeasy Mini Kit、
DNeasy® Blood & Tissue Kit、MinElute® Reaction Cleanup Kit、
MinElute PCR Purification Kit、MinElute Gel Extraction Kit、
EpiTect® Bisulfite Kit、QIAamp® Viral RNA Mini Kit 用）
QIAcube 用 2 ml コニカルスクリューチューブ（1000 本）

QIAcube 用 2 ml セーフロックマイクロチューブ（1000 本）
QIAcube 用 rotor adapter ホルダー（12 個）

記載の製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook
および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

QIAcube に関する詳細は www.qiagen.com/MyQIAcube をご覧ください。
Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcube®, QIAamp®, DNeasy®, EpiTect®, MinElute®, RNeasy® (QIAGEN Group).

“RNAlater®” is a trademark of AMBION, Inc., Austin, Texas and is covered by various U.S. and foreign patents.
本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載の価格は希望小売価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号（Cat. no.）、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。© 2019 QIAGEN, all rights reserved.

5QIAcube01/2019

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

2500145

01/2019