DS-2101-0- 仕事関数・イオン化ポテンシャルを測定可能 -大気中光電子収量分光装置
AC-2Sシリーズ
AC-2S / AC-2S Proα / AC-2S ProβCE Marking （申請中）特長
 真空状態にする必要がなく、大気中で簡単に測定可能（サンプルの入れ替えが簡単にでき、短時間で測定できます）
 強度の弱い紫外線を照射し、微量の光電子放出を検出する原理のため、材料へのダメージが少なく、再現性も高い
 小型・軽量化を実現(従来比：設置面積 約21%削減/重量 約38%削減)※従来機種：AC-2 新機種：AC-2Sの比較

 従来機種をより使いやすくしたAC-2Sと、より高機能（①高温測定、②新光源の採用、③微小領域測定、④低エネルギー測定）なAC-2S Proα, AC-2S Proβをラインナップ

原理
紫外線ランプから放射された紫外線は分光器により波長（エネルギー）が選択され、サンプル台に置かれた試料表面に集光されます。光電効果（物質が光を吸収し表面から電子を放出する現象）により放出された電子をオープンカウンター（電子数測定器）により測定します。紫外線の波長λは、次式により光のエネルギーEに換算されます。

E=hν＝h・c/λ（h：プランク定数、ν：光の振動数、c：光速、λ：波長）
紫外線エネルギーを大きくしていくと、右のパソコン画面のように光電子が放出されるしきい値エネルギー（仕事関数※1・イオン化ポテンシャル※2）が求まります。
※1 金属において、光電子放出のしきい値エネルギー※2 半導体において、光電子放出のしきい値エネルギー

新機能
AC-2Sシリーズは、従来対応できなかった様々な新機能を搭載したAC-2S Proα/βをラインナップしました。
＜高温測定＞最高100℃での測定が可能
ヒーター付試料台により、最高100 ℃まで任意の温度で測定可能。
⇒温度による特性変化がある新材料など、実際の使用温度での特性を把握できます。
＜長寿命・大光量な新光源搭載＞従来比約10倍の長寿命
レーザ励起プラズマ光源（LDLS）により、長寿命（従来比約10倍）、大光量（最大2500 nW）を必要とする材料の安定した測定（Proα）、スポットを絞りやすく微小領域測定（Proβ）を実現。
⇒長寿命なため、光源の交換が不要。また、大光量を必要とする材料など多くの材料に対応できます。
＜微小領域測定＞
小スポット（～0.4 mm角）を測定可能。
⇒小スポット測定が可能となり、半導体材料など小型材料を測定可能。
＜低エネルギー測定＞
2.0 eV～の低エネルギーの測定に対応。
⇒従来、測定ができなかった、低エネルギーで光電子を放出する新材料を測定可能。
機能

AC-2S

AC-2S ProαAC-2S Proβ

高温測定

－〇

〇

長寿命・大光量な新光源搭載－〇〇

微小領域測定－－〇低エネルギー測定－〇－

外形図
AC-2S 光源部（LC）
正面

側面（DC接続面）

AC-2S Proα/AC-2S Proβ 光源部（LC）
正面

側面（DC接続面）

AC-2S 測定部（DC）
側面（LC接続面）

正面

AC-2S Proα/AC-2S Proβ 測定部（DC）
側面（LC接続面）

正面

製品構成
AC-2S

AC-2S Proα/AC-2S Proβ

【概要】
本器は光源部（LC）、測定部（DC）、測定操作用PCで構成されます。
測定時には、乾燥空気INより圧搾空気（0.1～0.2MPa）を導入してください。

【概要】
本器は光源部（LC）、測定部（DC）、レーザ励起
プラズマ光源（LDLS）電源、温度調節器、測定操作用PCで構成されます。
測定時には、乾燥空気INより圧搾空気（0.1～0.2MPa）を導入してください。

【設置/寸法】
・横幅：約1100 mm(LC+光ファイバ―+DC)
・奥⾏：約600 mm(LC/DC+背⾯ケーブル)【設置/寸法】
・横幅：約1400 mm(LDLS電源＋LC+光ファイバ―+DC+温調器)
・奥⾏：約600 mm(LC/DC+背⾯ケーブル)

仕様型

AC-2S式

測定原理

AC-2S ProαAC-2S Proβ

大気中光電子収量分光装置（検出部：低エネルギー電子計数法）
3.4～6.2 eV（364～200 nm）

測定エネルギー走査範囲

2.0～6.2 eV（620～200 nm）

3.4～6.2 eV（364～200 nm）

繰り返し精度（標準偏差）
測定時間

仕事関数測定に要する標準的な時間： 10 sec/1エネルギー

最大計数

4,000 cps

仕事関数 0.02 eV（試料：Au板）

紫外線ランプ

重水素ランプレーザ励起プラズマ光源（LDLS）

最小光量

1.0 nW以下（5.9 eVにて）

5.0 nW以下（5.9 eVにて）

1.0 nW以下（5.9 eVにて）

最大光量500 nW以上（5.9 eVにて）2500 nW以上（5.9 eVにて）

200 nW以上（5.9 eVにて）

紫外線スポットサイズ～4 mm角～4 mm角

～0.4 mm角分光器

グレーティング式モノクロメーター

最大サンプルサイズ

50 mm×50 mm，厚さ 10 mm
120 mm×122 mm
ヒーター付試料台

115 mm×122 mm

サンプル台

120 mm×122 mm
ヒーター付試料台

15～35 ℃（急変なきこと），60％RH以下（結露なきこと），露点-30 ℃以上
本体：AC100 V-240 V 50/60 Hz 5 A(MAX)
AC100 V-240 V
LDLS(ACアダプタ)：AC100V-240V 50-60Hz 2.5A
電 源
50/60 Hz 5 A(MAX)LDLS(本体)：DC12V 120W
温度調節器：AC100V(±10%) 50/60Hz 1A(MAX)0.1～0.2 Mpa
圧搾空気 供給条件
LC（光源部）※：約623(W)×450(D)×317(H) mm
LC（光源部）：約DC（測定部）：約465(W)×450(D)×360(H) mm
480(W)×450(D)×317(H) mm
外形寸法：約200(W)×150(D)×280(H) mm
温度調節器
DC（測定部）：約465(W)×450(D)×360(H) mm※ LDLS電源はLC（光源部）に含まれます。
AC-2S LC（光源部）：約25 kg
AC-2S LC（光源部）：約30 kg、AC-2S DC（測定部）：約31 kg
質 量AC-2S DC（測定部）：約31 kg
温度調節器：約5 kg
使用温湿度範囲

オプション(別売品)

付属品
・ ディスプレイ・ パーソナルコンピュータ
・ 電源ケーブル（LC用）
・ 電源ケーブル（LC-DC間）
・ 変換プラグ(3極→2極＋アース線)※AC-2S：1個, Proα/β：3個・ USB通信ケーブル（PC-LC間）

本社

ホームページ・ RS-232C通信ケーブル（LC-DC間）
・ 検知器
・ 光ファイバー・ 付属サンプル一式
・ ピンセット・ 測定・解析・データ変換ソフト（CD-ROM）

・ 粉体サンプルトレイ（深さ1.0mm）
・ 粉体サンプルトレイ（深さ0.5mm）
・ コンプレッサー（ドライエア発生器付き）
・ 光ファイバー保護用アクリルカバー
・ 異径ユニオン（ドライエア用）
・ 検知器（交換用）

・ 光ファイバー（AC-2S用、Proα用）
・ 光ファイバー（Proβ用）
・ 重水素ランプ（AC-2S用）
・ オゾンフィルター〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6☎(03)3966-1111㈹ FAX(03)3558-0043
https://www.rikenkeiki.co.jp/〔営業所・出張所〕

札
岩仙
水
埼
千神 奈
浜
名 古幌
手台
戸
玉
葉川
松屋

☎(011)375-1822㈹☎(0197)65-1112㈹☎(022)722-7835㈹☎(029)215-2581㈹☎(048)598-5090㈹☎(043)497-6303㈹☎(045)642-5314㈹☎(053)437-9421㈹☎(052)822-1031㈹

四 日 市
金沢
大阪神戸
水島
広島
福岡
熊
本
大分

☎(059)333-7226㈹☎(076)240-7060㈹☎(06)6350-5871㈹☎(078)261-3031㈹☎(086)446-2702㈹☎(082)875-4151㈹☎(092)692-1161㈹☎(096)373-1230㈹☎(097)523-3811㈹DS-2101-0