PROFESSIONAL■

Instruction Manual

Precision Measuring Instrument

DEI-121MH
DEI-121MW
DEI-251MW
DEI-501MW

ModelNo.

DIGITAL S-LINE INDICATOR①①②③■※

●

①②●

（＋）

●③CR2450■※

DEI-121MW

LCD Rotates 270° (90°cw、180° ccw)
for easy reading of measurement in anyposition.
180°90°

※

■TOL

（※2）

※

ON/OFFTOL/SET TOL③③LCD（■・DATA）

・・

RESET/ABS

PRESET/SET PR（DEI-501MW④※◁○▷(refer to Page4 ■Preset Function)②（DEI-501MW）［DATA］8mm）…

［DATA］…

■［DATA］●●●●●・『■①・・』■・■・・・・〈〉

・〈（〉）

②

・1

◁○▷
〈〉〈〉

※

2

■

【0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-121MW 〜 501MW）【0.0001mm/0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-121MH）

【▲：

▼：】

▲：

「」：「」：「」：

DEI-121MH DEI-121MW DEI-251MW DEI-501MW
12.5mm
12.5mm25mm
50mm
0.0001mm
0.0005mm
0.0001/0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm

※

▼：

※
【

［PRESET/SET PR］［RESET/ABS］

：：

■】

1.8μm

4μm

4μm

7μm

0.6μm0.5μm

2μm
1μm

2μm
1μm

3μm
1μm

1.5N

『−』 『｜』
〈■「」：

「」：

「」：

【ON・OFF】（DEI-121MH ）〈OFF〉〉 〈【▲：〉

▼：】
「」：

「」：

「」：

130g

※

■

（DEI-501MW・※】【0 〜 999：［DATA］［RESET/ABS］：［ON/OFF］
：

①

●

②●
●
●
●
●
●

①

1.5N

8mm

10〜40℃
130g
140g

CR2450（・・CR2450（・・（DEI-501MW

3N1.5N）

190g）※（DEI-501MW））

）

※

〈ON〉

0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm

②〜

●
●
●

●
※
※

※

●

［DATA］：［RESET/ABS］：［ON/OFF］：【CH 01・CH 02・CH 03】（DEI-121MH）【『-』：『mm』：・】※【OFF・ON】
DEI-121MH）（Error Condition

Corrective Action

Niigata Seiki Co., Ltd.

※34

業務用

取扱説明書

精密測定器

デジタルSラインインジケータ

DEI-121MH
DEI-121MW
DEI-251MW
DEI-501MW

品番

電池のセット・交換■比較測定①基準とするマスタゲージやワークの基準面に、測定子を当ててください。

①マイナスドライバなどで電池ケースを手前に引き出します。

②［RESET/ABS］ボタンを押してください。
比較測定モードとなり、LCD 表示部がゼロリセットされます。
③本体の位置を固定したまま、測定子を被測定物に当て測定してください。
基準面に対しての比較測定値が LCD 表示部に表示されます。

この度は「デジタルSラインインジケータ」をお買上げ頂きありがとうございます。この製品は、ある一定の基準値と比較してその値や差を読み取る比較測定器です。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■各部の名称※図はDEI-121MWです。

180°

◁○▷ ※

④本体の位置を固定したまま、測定子を被測定物に当て測定してください。被測定物の寸法が LCD 表示部に表示されます。

※絶対測定から比較測定への切り替えは［RESET/ABS］ボタンを押します。

※③で設定した原点は、比較測定モードへ切り替えても内部で記憶されています。
③で設定した原点を変更せずに、比較測定モードから ABS モードへ戻る場合は、［RESET/ABS］ボタンを長押ししてください。
LCD 表示部に『ABS』が表示され、ABS モードへ切り替わります。

電池ケース

ワッシャー（DEI-501MWのみ）

インジケータ内部の機構保護のため、測定子とスピンドルの間にワッシャーが取り付けられています。測定子の取り外し、交換の際には必ず元通りにワッシャーを取り付けてください。

電池蓋
ステム（φ8mm）
スピンドル
測定子

安全上のご注意 必ずお守りください

下記の条件を満たす環境で使用・保管する。
●雨や水、油などがかからない、乾燥した場所●直射日光の当たらない場所●高温にならない場所●強い磁気や高電圧のない場所●子どもや、使用者以外が近づかない場所
・上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故やけがの原因となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。
必ず実行していただく内容『強制事項』です。

注 意 物的損害が発生するおそれがある内容』です。
お守りいただかないと『傷害を負う、または長期間使用しない時は、電池を本体から取り出す。
・長時間使用しないで放置すると、電池の液漏れの原因となります。
使用後は防錆処理を行い、直射日光の当たらない乾燥した場所で保管する。
・使用後は必ず防錆処理を行ってください。

取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。
測定作業にのみ使用する。
・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。
大切に取り扱う。
・ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に乗せたりしないでください。精度不良や破損の原因となります。
・製品に傷をつけないでください。

・データの送信は、別売のワイヤレス受信機（WI-1M）またはデータ転送ケーブル（DTC-M1）が必要です。
ワイヤレス接続（DEI-121MH を除く）またはデータ転送ケーブ
ルを接続した状態で［DATA］ボタンを押してください。

使用方法［DATA］ボタン

押す…押してすぐはなす（1秒以内）
長押し…押して保持する（1秒以上）■電源のON/OFF［DATA］ボタン［ON/OFF］ボタンを押す、またはスピンドルを動かすと電源がON になります。再度［ON/OFF］ボタンを押すと電源が OFFになります。
オートオフの時間を設定することで、設定した時間無操作状態が続くと、自動的に電源が OFF になります。
［ON/OFF］ボタンを押す、またはスピンドルを動かすと再び電源が ON になります。
電池残量が残りわずかになると『 』マークが表示されます。
電池を交換してください。

データ転送ケーブル接続方法

マイナスドライバなどでデータ出力端子のカバーを外し、データ転送ケーブルを接続します。
カバー

データ転送ケーブル（別売）■測定前の準備①測定基準面に対してスピンドルが垂直になるよう、別売のマグネットベースなどを使用して設置してください。

■TOLモード（公差設定機能）■公差の設定（P4）参照

公差に対する規格内 / 規格外の判定を即時に行うことができます。
［TOL/SET TOL］ボタンを押すと TOL モードの ON と OFF が切り替わります。

使用する際は、別売のマグネットベースやコンパレータスタンドなどで確実に保持する。

強い磁気や高電圧に近づけない。
・故障の恐れがあります。

マグネットベース（別売）〈公差内〉分解・改造を行わない。
・製品の破損や事故の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。

1

本体のお手入れに有機溶剤は使用しない。
・製品の精度不良や破損の原因となります。

TOL モードの表示の切替

最小読取値（分解能）の変更【0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-121MW 〜 501MW）【0.0001mm/0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-121MH）

TOL モードでは測定値を表示させず規格内 / 規格外のアイコンのみの表示ができます。

［MENU］◁○▷ボタンを押すとアイコンのみの表示と測定値の表示が切り替わります。

※0.0001mm を選択した場合、スピンドルの移動速度によっては正しく数値が表示されない場合があります。

〈公差内〉

〈交差外〉
（矢印点灯）②［ON/OFF］ボタンを押すか、スピンドルを動かして電源を入れてください。

【▲：プラス〈公差外〉

個別キーロック【点灯：ボタン操作無効 消灯：ボタン操作有効】［PRESET/SET PR］［RESET/ABS］［ON/OFF］ボタン以外のボタン操作を個別にロックできます。ロックを設定するボタンを押すと『−』または『｜』マークが点灯します。

機能設定〈短押しでロックする機能〉■設定メニュー

〈長押しでロックする機能〉「押す」：決定し、測定モードに戻る

設定を保存して終了するには、［ON/OFF］ボタンを押します。

「押す」：次の設定メニューへ移動

ロック機能を有効 / 無効にするには、測定モードに戻り［ON/OFF］ボタンと［TOL/SET TOL］ボタンを同時に押してください。

無線データ転送・無線通信接続設定※個別キーロックの設定をせずに全て消灯している場
合、ロック機能を有効にすると、［ON/OFF］ボタン以外全てのボタン操作が無効になります。

【ON・OFF】（DEI-121MH を除く）

［ON/OFF］ボタンで無線データ転送 ON/OFF 切替

オートオフの時間設定〈ON〉【0 〜 999 分】［DATA］ボタン：数字の増加［RESET/ABS］ボタン：次の桁に移動［ON/OFF］ボタン：決定

無線データ転送 ON の状態で［DATA］ボタンを押すと、通信マークが点滅して接続を開始します。アドレスが表示されると接続完了です。

全測定範囲
行き指示誤差■公差の設定戻 り 誤 差繰返し精密度測定力ス テ ム 径
使用温度範囲質量
電源

TOL モードで使用する公差の上限値 / 下限値を設定します。

［TOL/SET TOL］ボタンを長押しすると数値入力画面に切り替わります。
【▲：上限値の設定▼：下限値の設定】「押す」：決定し、次の画面に移動「押す」：次の桁に移動

付■スピンドル速度調整ねじ取付方法※通 信 に つ い て は 別 売 の『測 定 器 通 信 統 合 ソ フ ト
SK-LOG』の取扱説明書を参照してください。

データ出力の設定

無線データ転送のチャンネル設定【- 表示：測定単位無しで送信mm 表示：測定単位ありで送信】【CH 01・CH 02・CH 03】（DEI-121MH を除く）※「測定器通信統合ソフト SK-LOG」では使用しません。

※工場出荷時は CH01 に設定されています。他の機器とチャンネルが干渉している場合はチャンネルを変更してください。

設定のリセット

エコモード［DATA］ボタンを押すと FA-SET の文字が点 滅 し ま す。点 滅 中 に［PRESET/SET PR］
ボタンを押すと工場出荷時の設定にリセットされます。

【OFF・ON】（DEI-121MH を除く）
※エコモードは無線データ転送機能使用時にバッテリーを節約できますが、通信速度が低速になります。

3

最初に戻る

属品

有
1.8μm

4μm

4μm

7μm

0.6μm
0.5μm

2μm
1μm

2μm
1μm

3μm
1μm

1.5N以下130g

1.5N以下 1.5N以下
φ8mm
10〜40℃
130g
140g

CR2450（リチウム電池）

3N以下

190g

・取扱説明書・CR2450（リチウム電池）※テスト用
・スピンドル速度調整ねじ（DEI-501MWのみ）
・ワッシャー（DEI-501MWのみ）（DEI-501MWのみ）

スピンドル速度調整ねじを取り付けると、スピンドルが動く速度を遅くすることができます。

特長①リフター保護キャップを強く引っ張ってください。内部のスピンドルが外れます。

●デジタルインジケータは、ある一定の基準値と比較してその値や差を読み取る比較測定器です。
●平行度、平面度、偏心度などの測定に。
●旋盤作業やフライス盤作業の正確な芯出しに。
●読み取り間違いのないデジタル表示●公差判定設定機能付●演算機能付●測定方向（＋−）の切替機能付●液晶部270°回転●オートオフ機能付（0〜999分）●プリセット設定機能付②リフター保護キャップとスピンドルが外れたら、スピンドル速度調整ねじを時計方向に回し取り付けてください。この状態で使用すると、スピンドルが動く速度が遅くなります。
※スピンドル速度調整ねじを取り外す際は反時計方向にねじを回して取り外し、リフター保護キャップとスピンドルを真っ直ぐ「パチン」と音がするまで押し込んでください。
①②

スピンドル速度
調整ねじ

修理の際は

●正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
●お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

スピンドルの移動量に任意の係数をかけます。

［DATA］ボタン：数字の増加［RESET/ABS］ボタン：次の桁に移動［ON/OFF］ボタン：決定有無※データの送信は、別売のワイヤレス受信機（WI-1M）またはデータ転送ケーブル（DTC-M1）が必要です。

係数の設定※アドレス取得を途中で中断したい場合は［ON/OFF］
ボタンを押してください。

0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm

有線データ送信機能※

設定したプリセット値は、測定画面で［PRESET/SET PR］ボタンを押すことで呼び出すことができます。

基本操作「押す」：各設定内容の変更

無線データ送信機能※「押す」：次の桁に移動「押す」：数字の増加

最初に［RESET/ABS］［ON/OFF］以外のボタンを押してください。
［RESET/ABS］［ON/OFF］ボタンを押すと次の設定メニューへ移動します。

0.0001/0.0005/
最 小 表 示 値 0.001/0.002/（切替可能）
0.005/0.01mm「押す」：数字の増加［MENU］ボタンを長押しすると、設定メニュー画面に切り替わり、各種設定を行うことができます。

「押す」：測定モードに戻る

品
番 DEI-121MH DEI-121MW DEI-251MW DEI-501MW
測 定 範 囲 12.5mm
12.5mm25mm
50mm
最 小 読 取 値 0.0001mm
0.0005mm［PRESET/SET PR］ボタンを長押しすると数値入力画面に切り替わります。

▲：スピンドルを押し込むと測定値が増加します。

アイコンのみの表示に切り替えた場合、以下のボタンは操作ができません。

仕様

プリセットモード（ABS）の測定画面で呼び出すことができる
任意の数値を設定します。

▼：マイナス】▼：スピンドルを押し込むと測定値が減少します。

2■プリセット設定

測定方向の変更〈OFF〉■データの送信・電池は必ずCR2450をお使いください。
・付属のテスト用電池は絶縁シートが貼られているので、剥がしてからご使用ください。

RESET/ABSボタン

DATAボタン

してはいけない内容『禁止事項』です。

③［PRESET/SET PR］
ボタンを押してください。ABS モードとなり、LCD 表示部にプリセット値が表示されて原点が設定されます。

CR2450（リチウム電池）

ON/OFFボタン

PRESET/SET PRボタン

スピンドル速度調整ねじ（樹脂製ワッシャー付）②基準とするマスタゲージの基準面に、測定子を当ててください。

電池は必ず（＋）側を下にしてセットしてください。

LCD表示部付属品（DEI-501MWのみ）①『■プリセット設定（P4）』を使用し、マスタゲージの寸法をプリセット設定してください。

②CR2450（リチウム電池）を電池ケースにセットし、本体に挿入します。

データ出力端子TOL/SET TOLボタン90°※原点設定用にブロックゲージ等のマスタゲージをご用意ください。

電池ケース

リフター保護キャップ※ ■TOLモード（P2）参照

MENUボタン

液晶部は270°（右90°、左180°）回転します。見やすい位置で測定が可能です。

安全上のお知らせこの説明書には拡大損害が予想される事項には、禁止事項には、必ずお守りいただきたい
強制事項にはマークを付けて表示しています。

■絶対測定（ABS）

スピンドル

測定精度を保つため、定期校正を実施することをおすすめします・リフター保護キャップを引き抜く際には本体をしっかり固定し横方向に力を加えないようにしてください。

性能の劣化は、使用の頻度・環境によって大きく異なります。
お客様の社内規格に準じた周期で、定期点検を行うことをおすすめ致します。
当社にて校正を受け付けております。
全国にある当社代理店、取扱店を経由してお申し込みください。

トラブルと対応
トラブルの内容

対応策

・LCD表示部に何も表示されない ・電池を入れ直してください。
・新しい電池と交換してください。
・表示が安定しない・表示が不明確〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp

4I434-K12110