NKV-330 人工呼吸器

診療報酬点数（平成30年4月1日実施）
人工呼吸
1. 30分までの場合���������������������� 242 点
2. 30分を超えて5時間までの場合
��� (242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数）
3. 5時間を超えた場合（1日につき） �������������� 819 点
ハイフローセラピー
1. 15歳未満の患者の場合������������������� 282 点
2. 15歳以上の患者の場合������������������� 192 点
呼吸ケアチーム加算(週1回）＊ ◇������������������ 150 点
医療機器安全管理料＊ ◇��������������������� 100 点＊：算定上の注あり◇：施設基準あり

販売名：NKV-330 人工呼吸器

医療機器承認番号

23000BZX00346000

クラス分類 ： 高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器

本カタログの画面例・記録例には、原則として架空の人名を使用しています。
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売

CAT.NO.68-0004 ’19.3. SZ. E9463

Nihon Kohden creates the future of patient care

近年、医療現場では医療の質と安全の向上への取り組みが急速に強化され、患者さんの治療をサポートする医療機器も、先進的な技術や機能のみならず、患者さんの安全を担保し、質の高いケアを実現する製品が求められています。

—では、これからの人工呼吸器には何が 求められているのでしょうか？—

それは、さまざまな環境下で患者さんに途切れることのない適切な換気サポートを提供し、患者さんへの治療効果と快適性の向上に貢献する高品質で信頼性の高い製品です。
日本光電は、さまざまな医療機器開発で培ってきた技術と経験をベースに、未来志向で開発した非侵襲的陽圧換気（NPPV）人工呼吸器NKV-330で、質の高い人工呼吸管理の実現をサポートします。

Solution for a better outcome
患者さんへの治療効果を改善する安全・安心で質の高い呼吸管理を可能にします。

安全な呼吸管理を提供
多彩な換気モードを搭載。
さまざまなシーンに適した呼吸管理を可能にします。
ERやICUのみならず、一般病棟、院内搬送などさまざまなシチュエーションで使用できます。

換気マルチコネクタを標準搭載。マルチコネクタケーブルを挿入すると、自動的にパラメータ（CO2/SpO2）を認識し、計測を開始します。
同時に画面も自動レイアウトされるので、常に見やすい画面を提供します。患者さんの容態（換気・酸素化）に適した人工呼吸器の設定を一般的な換気モードに加えてハイフローセラピーを装備。

ドモー

Plug & Play テクノロジー「つなぐだけ」で簡単にパラメータを追加サポート。
リアルタイムに患者さんの状態を把握することで、危険をいち早く察知できます。

Connect

Recognize

SPONT-PS● CO2

spontaneous ventilation with pressure support● SpO2

S/T

spontaneous with timed backup
センサを接続すると、自動でレイアウトを調整

PCV

pressure control ventilation

ハイフローPRVC

pressure regulated volume control

セラピー

O 2 Therapy

oxygen high flow therapy

スタンバイモード下でもモニタリングを継続
CO2とSpO2は換気動作停止中（スタンバイモード）でもモニタリングが可能です。

Improving patient QOL
多角的なアプローチで患者さんのよりよい予後に貢献します。

医療の質と効率アップのために患者さんの快適性を向上

診断に貢献するレビューデータ

フィッティング感に優れたマスク形状

最大72時間のイベント履歴、波形データ、計測値がトレンドデータとして保存されます。

日本人にもフィットしやすいデザインのマスクが誕生。フィット感が向上し、より快適な装着を実現します。

過去のデータをレビューすることで、患者さんの状態変化の経過を把握し、設定変更や治療方針の決定に役立ちます。

サポートアームにより、クッションの位置を鼻根の位置に合わせて簡単に調整でき、フィット性や装着性を向上

日本人の骨格を考慮し、鼻をカバーする部分を広めに

欧米人型

日本人型

直感的操作で患者さんのケア時間を創出

NPPV中のCO2 測定を可能に

12.1インチ タッチスクリーンと操作ノブの組み合わせで直感的な操作が可能。

メインストリーム方式CO2センサTG-980Pと専用マスクの組み合わせで救急患者への使用時等も即座に設定を変更可能です。

非侵襲的陽圧換気（NPPV)中のCO2測定を可能にしました。

設定画面を開いても圧波形、フロー波形は確認可能なため、患者さんの状態を確認しながら設定変更ができます。

Efficient operation throughout the hospital
さまざまなシチュエーションで適切な換気をサポートします。

必要とされたそのときから離脱できる状態までをサポート

回復期
ハイフローセラピーでリハビリ呼吸をサポート

ICUの早期離脱に向けICU回復を助ける

院内移動

適切な換気

架台からER搬送される患者さんの多様な状態に合わせベッドサイドレールへ

稼働中もバッテリ交換可能
バッテリ稼働中に充電がなくなっても、予備のバッテリに交換可能。
換気サポートが途切れる心配はありません。

患 者さんのさまざまな状 態 変 化にしなやかに対応。

Safety management
患者さんの安心・安全のために —正確な状況把握と安全な人工呼吸管理をサポート■規格

視認性の高いアラームインジケータ
本体上部に視認性のよいアラームインジケータを装備。画面上のメッセージ・音に加え、アラームの重要度に応じた色分け点滅/点灯により、状況に応じた的確な対応をサポートします。

換気・酸素療法 SPONT-PS, S/T, PCV, PRVC, PPV, O2 Therapy
搭載モード

フレキシブルアームで回路のポジショニングが自由自在
サポートアーム（オプション）は、どの角度モニタリング
ディスプレイ

12.1インチ TFTカラーLCD

波形表示

気道内圧、フロー、ボリューム、脈波、CO（最大5トレース）2

電源電圧

AC：100V 220VA
DC：メインバッテリ（リチウムイオンバッテリSB-831V）
14.4V,バックアップバッテリ（SB-330Z）12.0V

安全性

内部電源動作時は内部電源機器、ＡＣ動作時はクラスⅠ機器
BF形（耐除細動形）にもスムーズな動きで患者さんに適し[赤]た位置に回路をポジショニングできます。

サポートアームのヒンジ部[黄][ シアン ]

※SpO2、CO2 接続部は耐除細動形BF形装着部。ガス出力部はBF形装着部

寸法

幅330mm±15mm×高さ340mm±15mm×
奥行175mm±15mm（突起部含まず）

質量7.6kg±10％（バッテリ2種含む、その他付属品含まず）■ オプション

運用に合わせたアラーム通知が可能
アラームの「遅延時間」
設定により、運用に合わせたアラーム通知がマウントプレート DH-330Z可能です。

カートM（高さ1000mm) KC-330Z
カートL （高さ1100mm) KC-331Z
レールフック DH-331Z
サポートアーム KH-330Z
サポートアームマウントクランプ DH-332Z
ナースコール接続ケーブル YJ-330Z ＊薬機法認可品■ 関連機器NPPVフルフェイスマスクシリーズ
医療機器届出番号：13B1X00206000367
シングルリム呼吸回路シリーズ
医療機器認証番号：230ADBZX00115000
フローセンサ Prox
医療機器届出番号：13B1X00206000366
SpO2アダプタ JL-5シリーズ
医療機器認証番号：220ADBZX00109000＊幅広い要望にお応えできるプローブラインアップをご用意しています

CO2センサキット TG-980シリーズ
医療機器認証番号：227ADBZX00171000
CO2センサキット TG-900シリーズ
医療機器認証番号：21400BZZ00536000