デジタル指示計

デジタル指示計・アンプ

DLS-5037■ 測定値演算機能■ 高速サンプリング 2000回/秒■ 各種アナログ出力対応

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

型式オプション1

DLS-5037 -オプション2-電源-無し
１２無し
AC85V～264V（標準）DC
DC24V±10%（オプション）無し
オプション無し
３
RS-232C シリアル通信
６BCD（オープンコレクタ出力）
７RS-485 シリアル通信
オプション無し
電流出力 4～20mA
電圧出力 0～±10V

仕様

変換部
A/D

入力範囲

-3.5～3.5mV/V

入力感度0.5μV/Digit 以上

非直線性±0.03％F.S.±1カウント

温度特性

零点︓±0.005％F.S./℃ typ. (入力感度:1.0mV/Vにおいて)

周波数特性

約2Hz～4kHz(-3dB)間に於いて任意の12点を選択可能

印加電圧5Vまたは2.5V±5％,60mA (出荷時:5V)

サンプリング周期

約0.5ms. (約2,000回／秒)

零点・感度調整

零点調整︓-3～3mV/Vの入力信号範囲

1.0mV/V入力時表示分解能︓最大1/10,000 (EXC=5V時)
感度︓±0.005％ of Reading/℃ typ.

-12dB/oct.ローパスフィルタ(出荷時:約2Hz)

350Ω型センサ4台接続可能。リモートセンシング機能付き

感度調整︓-3.3mV/V～3.3mV/Vのスパン量任意の5点によるリニア補正機能付。

※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.5mV/Vを超えないこと
校正方法︓実負荷校正または等価入力校正(EXC=2.5V時は実負荷校正のみ)
計量値表示

表示素子︓LED 7セグメント5桁、橙色、文字高さ10mm
オーバー表示︓全桁点滅
単位︓kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %, ℓ, mV/V 添付シール貼付による表示部

www.toyo-sokki.co.jp

表示範囲︓±99999 (ゼロサプレス表示。小数点は任意桁に設定可)

表示更新︓1, 2, 5, 10, 20, 50回/秒より選択 (出荷時20回/秒=0.05s)
サブ表示

表示素子︓LED 7セグメント9桁、橙色、文字高さ8mm
表示内容︓DISP SELキー操作により表示内容を選択可能

風袋値、プリセット風袋値、積算目標、積算値、積算回数

ホールド値、ピーク値、ボトム値、P-P値、換算値(バーグラフ／パーセント値／重量演算値より選択)
動作表示

表示素子︓丸形LED、赤色、11個角形LED、赤色・緑色・黄色、各1個 (LO/GO/HI用)HOLD(各ホールド動作),*(選択機能動作), SP1(Set Point 1), SP2, SP3, SP4, LO/GO/HI
操作スイッチキースイッチ9キー

外部指令入力6点 (6bit 1コモン)①入力信号︓無電圧接点またはオープンコレクタ入力(Ic=10mA,耐圧20V以上)②入力方式 ︓0.2sワンショットメーク信号または継続メーク信号／I 部
O

Phone : 045-540-8353

表示内容︓ST(安定), CZ(センターゼロ), GROSS(総量表示), AZ(オートゼロ), PT(プリセット風袋引)

制御用出力

6点 (6bit 1コモン)①出力信号︓オープンコレクタ負論理出力，フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ

カレントループ①インターフェイス規格︓カレントループシリアル(弊社外部機器接続専用I/F)

シリアル出力②接続可能機器︓ED-3020,3021(外部大型表示器)

RS-232C,RS-485

調歩同期式②定格出力︓DC30V, 50mA(抵抗負荷)、出力飽和電圧︓1.2V以下

ストリーム(常時出力)またはコマンドモード(半二重双方向)通信(オプション)

総合

停電対策

各設定データは不揮発性メモリに書き込み

電源

AC85～264V，50/60Hz，20VA︓標準仕様

使用温度･湿度範囲-10～＋40℃、20～85％ R.H. (結露無きこと)

取り付け方法パネルマウント型

質量約1kg搭載機能

プリセット風袋引き，ネット演算，ゼロ付近機能，デジタルフィルタ，モーションディテクト，表示安定機能DC24V±10%，0.5A ︓オプション

ゼロトラッキング，最大表示機能，キャルロック，キーロック，ホールド機能，サブ表示機能，リミットコンパレータ機能
ウィンドコンパレータ機能，等価入力校正機能，BCD出力(オプション)，RS-232C(オプション)，RS-485(オプション)
アナログ出力(オプション)

122

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

CZ GROSS AZ

DLS-5037*PT HOLD

FUNC

①HOLD

AZ

②

DISP
SEL N/G
1342
SET POINT

LO

GOHI

⑤AZ
R

*ESC

TOYO SOKKI④

配線接続および端子※.外部指令入力、制御用出力、RS-232C等の接続につきましては別途取扱説明書をご参照ください。

1

端子No.1︓＋EXC ロードセル印加電圧（＋）

4

端子No.4︓－EXC ロードセル印加電圧（－）

517⑧6⑨7⑩814端子No.5︓＋SIGロードセル信号入力（＋）

端子No.6︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

端子No.7︓ SHL

ロードセルケーブル用シールド2

端子No.2︓＋SEN リモートセンス入力（＋）

3

端子No.3︓－SEN リモートセンス入力（－）

13AC(L)

14AC(N)

AC85～264V（DC＋24V︓オプション）（DC0V）※適用圧着端子︓幅6mmまでのM3用

⑪12E

接地

10S-OUT

11S-OUT”

8A-OUT＋

アナログ出力

9A-OUT－

アナログ出力GND

カレントループ出力（無極性）

Phone : 045-540-8353

ST︓計量値を表示します。各種設定を行う時は項目を示すガイド表示になります。
︓「DISP SEL」キーを押すごとに表示内容が切り替わります。
（風袋値，プリセット風袋値，積算目標，積算値，積算回数，表示ホールド値
ピークホールド値，ボトムホールド値，ピークツーピーク値，バーグラフ
パーセント換算値，重量演算値）③ 状態表示︓はかりの動作状態をランプの点灯／消灯により表示します。
④ コンパレータ判定表示⑤ キースイッチ︓「FUNC」ファンクション設定，「＊/〈」ユーザ選択機能実行「DISP SEL」サブ表示切換，「HOLD/△」ホールド動作の開始/終了動作「ENTER」サブ表示がプリセット風袋値または、積算目標、換算値を表示中に1 秒間押し続けると数値入力動作に入る。機能設定動作中は、設定値を記憶。
「N/G／▽」正味量(NET)と総量(GROSS)の表示切換。機能設定動作中は、項目の選択または設定値の変更，「AZ」1 秒間押し続けると風袋引動作。
「AZR/〉」1 秒間押し続けると風袋引動作を解除します。機能設定動作中は、選択桁の移動または設定候補の選択。
「ESC」2 秒間押し続けるとキーロック状態となり、キー操作ができなくなります。キーロック中に 2 秒間押し続けることでキーロック状態を解除します。
設定動作中は、設定中の値の取り消しまたは設定動作から通常の計量状態へ戻ります。

⑧ アナログフィルタ切替スイッチ⑨ トランスデューサ印加電圧切替スイッチ⑩ オプション取付口（RS-232C, BCD, RS-485）⑪ 外部入出力用コネクタ

9144
DLS-5037
FUNC

HOLD

AZ
R

*DISP
SEL N/G1342
SET POINTLO

GOHI+1138 0

AZ

ESC+1*

パネルカットTOYO SOKKI※ケーブルスペース

(80)※

66137

67 0PT HOLD

1672

CZ GROSS AZ

111

www.toyo-sokki.co.jp

外形寸法

ST

デジタル指示計・アンプ① メイン表示② サブ表示③

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示およびキー操作説明

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

123