【グラプレートの据え付け】
グラプレート及び専用鋼製スタンドの設置場所は、十分耐力のある基礎上を選んでください。
《専用鋼製スタンドを用いた設置方法》① 床にスタンドを設置します。その際 4 点の脚がガタつなかいよう調整ボルトで調節して下さい。

―ユーザーズマニュアル－

グラプレート（精密石定盤）!

キャスター付きスタンドを設置する場合は必ず調整ボルトを調節し、スタンドが移動しないように固定してから作業を行って下さい。
警告
支持脚

補助脚
※ サイズ 1000×750mm
以上

マニュアル No.99MBF002①【はじめに】
このたびはグラプレート（精密石定盤）をご購入いただき誠にありがとうございます。
● この「ユーザーズマニュアル」はグラプレートの使用上の注意事項について記載してあります。定盤の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、この「ユーザーズマニュアル」を最後までお読み下さい。

調整ボルト
専用鋼製スタンド● お読みになった後も必ずグラプレートの近くに保管し、常時参照できるようにして下さい。
● 定盤の使用によって生じた逸失利益につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
● 本書の記載内容については、将来予告なく変更することがあります。

② グラプレートを専用鋼製スタンドの上にクレーンなどを使って設置します。

!
警告【安全に関する注意】!

グラプレート表面は非常に滑りやすいので、設置作業は十分に気をつけて行って下さい。

③ 専用鋼製スタンド上の支持脚の中心位置と、グラプレート下面に接着されている脚受けの中心位置が合うように設置して下さい。

定盤の性能を十分に発揮し、安全に作業するために、以下の記述の点にご注意下さ い。これらのグラプレート（サイズ 1000×1000mm 以上）

警告 事項に従わなかった為に生じた事故や故障について、弊社は一切責任を負いかねます。
● 使用面（グラプレート上面）からの測定物や工具の落下にご注意下さい。

脚受け● 不要な物を使用面に置かないようにして下さい。

● グラプレートは 3 点で支持されています。支持脚の無い部分に測定物や工具を置くと、グラプレートが傾く恐れがあります。補助脚の無いグラプレート（サイズ 1000×750mm 以下）は特にご注意下さい。
● グラプレートと使用面に載る物の温度差が大きい場合、石材内部に応力が発生し破損する恐れがあります。定盤との温度差 30℃以上あるものは載せないようにして下さい。

① スリッパの使用は厳禁、安全靴を使用して下さい。
② 測定物のエッジによる擦過傷などを防止するためにも長袖の作業服を着用して下さい。

脚受け支持脚

支持脚● 限界強度以上の荷重を加えたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損などによりケガをする恐れがあります。

● 作業者の服装、特に履物にご注意下さい。

グラプレート（サイズ 1000×750mm 以下）

調整ボルト

φ10 穴

固定ナット

固定ナット

大型専用鋼製スタンド

小型専用鋼製スタンド※調整ボルトを回転させて高さ調整を行って下さい。

※φ10 穴を使用し支持脚を回転させて高さ調整を行って下さい。

④ 使用面に水準器を置き、3 点の支持脚高さを調整しながら、グラプレート使用面の水平出しを行います。
完了後、固定ナットを締め付けて下さい。補助足のあるグラプレートについては、水平出しのあと補助足をグラプレート下面に軽く当てて下さい。強く当てると使用面精度に影響しますのでご注意下さい。

● グラプレートの上に登ったり座ったりしないで下さい。

【仕様】【使用上の注意】!
注意H

本定盤の性能を十分発揮させるために、以下の点に注意していただき、正しくご使用下さい。

グラプレートLA● 物を載せたり移動したりする際は、使用面についているゴミなどを良く拭き取ってから行って下さい。ゴミの介入により表面にキズが付いたり磨耗を促進したりします。

h● 測定物や工具類などは静かに使用面に載せて下さい。
K B● 使用面は広く有効に使用し、常にある一ヶ所に集中して 使用しないようにして下さい。局部磨耗の原因となります。

専用鋼製スタンド● グラプレートをハンマーなどでたたかないで下さい。表面が剥離したり割れたりすることがあります。
● 使用面に水分や油が付いた場合は、長時間放置せず布などで拭き取って下さい。精度劣化の原因となります。
● 測定に用いる場合は測定物積載時の定盤のたわみによる平面度の変化を考慮して下さい。
● 使用面の平面度を維持するために、推奨環境に近い安定した環境でご使用下さい。
● 保守を必ず行って下さい。

【使用環境】《使用環境》・・・温度：0～40℃《推奨環境》・・・温度：20℃、湿度：58%※平面度の値は推奨環境下における値として保証しています。
（温度環境）・・・・・設置場所は極力温度変化の少ない場所が望ましいです。
直射日光が当たる場所や、冷暖房装置に近くその影響を受ける場所などは避けて下さい。
使用面と裏面の温度差が異なるような、上下の勾配が生じないようにすることも大切です。
（湿度環境）・・・・・グラプレートは水分を吸って膨張する性質があります。
空気中の水分量によって変形する恐れがありますので、推奨環境で使用されることをお勧めします。

【保守】● 定盤を使用しない時は常にシートをかけて下さい。
● 使用後は、使用面をアルコール洗浄して下さい。
● 定盤の使用面は使用することによって磨耗しますので、使用の頻度に応じて平面度を定期的に検査し、磨耗の程度を知っておくことが必要です。もし使用限度を超える磨耗が生じた場合には修理を行って下さい。校正及び修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店もしくは最寄の弊社営業センタへご依頼下さい。

コード番号

等級

サイズ(mm)A×B×H

KL

517-401 00
517-301 0 300×300×100 240 240
517-101 1
517-411 00
517-311 0 450×300×100 240 390
517-111 1
517-414 00
517-314 0 600×450×100 370 500
517-114 1
517-403 00
517-303 0 600×600×130 500 500
517-103 1
517-405 00
517-305 0 750×500×130 420 630
517-105 1
517-407 00
517-307 0 1000×750×150 630 700
517-107 1
517-409 00
517-309 0 1000×1000×150 700 700
517-109 1
517-413 00
517-313 0 1500×1000×200 700 1100
517-113 1
517-410 00
517-310 0 2000×1000×250 600 1500
517-110 1
517-416 00
517-316 0 2000×1500×300 1100 1500
517-116 1
517-417 00
517-317 0 2000×2000×350 1500 1500
517-117 1
517-418 00
517-318 0 3000×1500×400 1100 2000
517-118 1
517-419 00
517-319 0 3000×2000×500 1500 2000
517-119 1

平面度 限界強度 質量
(μm)
(N)
(kg)
2
35
2
3
6
2.5
4
8
2.5
5
8
35
9
3
6
12
3.5
7
13
4
8
16
4.5
9.5
195
10
20
5.5
11
22
6.5
12.5
25
7
13.5
27

標準

専用鋼製スタンド（別売）
落下防止 キャスタ付付

h(mm)

9,800

27

4,900

40

7,850

80

517-203517-203R 517-203CR 755～775

17,600140517-204

517-204R 517-204CR 755～775

15,700146517-205

517-205R 517-205CR 755～775

19,600337

517-206517-206R 517-206CR 755～775

28,400450517-207517-207R 517-207CR 755～775

31,400900

517-208517-208R 517-208CR 755～775

34,3001,500

517-209517-209R 517-209CR 755～775

78,4002,700

517-210517-210R 517-210CR 755～775

104,400 4,200 06AAY174

700～706

140,000 5,400 06AAY175

700～706

213,000 9,000 06AAY176

700～706《付属品》・・・ビニールシート 1 枚、 保証書 1 部、 ユーザーズマニュアル(本書) 1 部《石材の物性表》 ・・・グラプレートの材質は花崗岩または同等以上の物性的性質の物を用いています。その物性値を以下に記します。ただし、この値は参考値であり、保証する値ではありません。
●密度：3×10-6 kg/mm3●吸水率：0.03%以下●硬さ：Hv780●縦弾性係数：9～10×104N/mm2●線膨張係数：8.0×10-6/K