高温電気炉 FUH600・700シリーズ 別売品
ACCESSORY FOR HIGH TEMPERATURE ELECTRIC FURNACE■ガス排気口	炉内で発生したガスを、ガス排気口を通してドラフトなどへ排気することができます。

■温度センサー孔ガ ス 排 気 口

FU000030

温度センサー孔FU000040

ガ ス 導 入 口

FU000020

高温電気炉
FUH600・700シリーズ	炉内の温度などを監視する目的で、各種センサーを挿入するための孔です。

■ガス導入口	炉内に不活性ガスなどを導入することができます。

HIGH TEMPERATURE ELECTRIC FURNACE■観察窓
炉内の状態を、観察窓を通して監視することができます。

■別売品
品

名型式

仕様価格（税抜き）￥ 94,500

独 立 過 熱 防 止 装 置 ※1

FU000120

B熱電対用ガス導入口 ※1ガス
排気口 ※1
排 気 口 用 安 全 カ バ ー ※1FU000020
FU000030
FU000031

外径10㎜（ホースニップルまたはガス管用継手）
32㎜×32㎜（バタフライダンパー付）
ガス排気口用 W140㎜×D120㎜×H325㎜

温ー 孔 ※1FU000040

窓※1FU000050

台FU000061

度セ観ン

サ察

架背面部
前面扉部

内径10㎜

φ20㎜（石英ガラス付）

W550㎜×D600㎜×H750㎜￥ 22,100￥ 18,700￥ 22,100￥ 33,100￥ 66,200※1 架台以外の別売品は、ご注文時にご指定ください（排気口用安全カバーは、ガス排気口FU000030用です）。
観察窓 FU000050■別売品（イージープログラムコントローラー付高温電気炉とパソコンとの接続用）
品

名

通 信 変 換 器

型式

適応製品

FU000070
FUH732DA仕様価格（税抜き）

RS–232C→RS–485変換器
RS–232Cケーブルおよび通信増設ケーブル 各1本付 ※終端コネクター付属電気炉通信ソフト

FU000080

WindowsⓇXP/Vista/7/8/10対応

通信増設ケーブル

FU000090

増設ごとに1本必要￥ 83,000￥ 54,600￥ 12,100※ 通信変換器に付属するパソコンとの接続用RS–232Cケーブルは、パソコンの種類により使用できない場合があります。
ご注文の際は、事前にご確認ください。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

FUH722PB

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● カンタルは、Sandvik Intellectual Property AB の登録商標です。

319-K-02-24040

アドバンテック東洋株式会社

高温電気炉 FUH600・700シリーズ

高温電気炉 FUH600・700シリーズ

実用タイプの高温電気炉。

■温度調節器HIGH TEMPERATURE ELECTRIC FURNACEHIGH TEMPERATURE ELECTRIC FURNACE

プログラムタイプ（FUH612PB・622PB・632PB・712PB・722PB・732PB）
マイコン内蔵のプログラムコントローラーを採用。

特長●ヒーターは、高温でも不活性ガス雰囲気を必要としません。
●炉体には、アルミナファイバーを使用しているので、保温性に優れています。
●制御盤を炉体から分離し、炉体から離れた場所でも操作できます。
●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

●

16パターン16ステップのプログラム運転が可能です。

■用途例
イージープログラムタイプ（FUH732DA）
プログラム設定をさらに簡単に。

焼鈍しなど、金属の各種熱処理や、セラミックの焼成条件の検討などに使います。
FUH722PB■仕●型性※1式

FUH612PB使 用 温 度 範 囲（℃）

FUH622PB

500～1,600

温 度 調 節 精 度（℃）±2

能温 度 分 布 精 度（℃）±5

温 度 上 昇 時 間

約60分

FUH632PB

温度

運転調

at 1,500±2

at 1,200～1,500±5

室温→1,500℃

構
成度

at 1,600

at 1,200～1,600

約60分

室温→1,600℃

5℃～35℃

節器

マイコンPID制御

態

プログラム運転（16パターン16ステップ、パターンリンク可能）

ター

記録

炉

B熱電対
二ケイ化モリブデン（カンタルⓇスーパー1700）
2.8kW
（4本）

4.2kW
（6本）
記録幅100㎜

体

アルミナファイバー 1600

1ペン式

2.8kW
（4本）4.2kW（6本）

5kW
（8本）

チャートスピード10㎜/h～12,000㎜/h（40段切替え）
アルミナファイバー 1700

規

自己診断機能（過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SCR異常）、過電流・漏電ブレーカー
W150×D150×H150
W200×D250×H200
W200×D350×H200
W150×D150×H150
W200×D250×H200〔H125〕〔H175〕〔H175〕〔H125〕〔H175〕
W500㎜×D665㎜×H585㎜

制御盤外形寸法格

炉 内 容 積（約L）

二ケイ化モリブデン（カンタルⓇスーパー1800）

5kW（8本）

計

安
全装置
炉内寸法
〔有 効 寸 法〕（㎜）※2
炉 外 形 寸 法

FUH732PB

常用最高温度1,600形

ヒ ー タ ー 容 量
温FUH722PB

600～1,700

温 度 セ ン サ ーーFUH712PB

常用最高温度1,500使 用 周 囲 温 度

ヒW200×D350×H200〔H175〕

10143.4

1014電 源（50㎐/60㎐）

AC200V 単相 15A

AC200V 単相 22.5A

AC200V 単相 25A

AC200V 単相 15A

AC200V 単相 22.5A

AC200V 単相 25A

必 要 電 源 設 備

AC200V 単相 20A

質量（約 ㎏）
属105

AC200V 単相 30A
110

AC200V 単相 20A
115

品価格（税抜き）パソコンによるデータ管理が可能。

イージープログラムコントローラー付電気炉とパソコン（別売品 の電気炉通信ソフト、通信変換器が必要）を接続することにより、パソコンでプログラム設定や温度データの保管を行うことができ ます。
● 通信増設ケーブル（別売品）により、複数台の電気炉の観測も可能です。
●W500㎜×D640㎜×H245㎜
3.4付

大型操作画面と少数のキーで、プログラム設定が簡単に行えます。
10パターン20ステップのプログラム運転が可能です。
● グラフィック画面を見ながら設定内容を容易に確認できますので、誤操作がなくなります。運転状態もグラフィック表示で簡単に 確認できます。

●様AC200V 単相 30A

105110115￥2,047,000￥2,586,000￥3,125,000

炉床板1枚￥1,723,000￥2,047,000￥2,371,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 有効寸法は、天井から炉床板までの寸法です。突起部分は含みません。
電源プラグは、付属しておりません。
● 炉体と制御盤を分離して設置できます。標準の接続コード（装置間約1m）以上に離して設置される場合は、別売品で長い接続コードを用意していますので、ご照会ください。
● 安全装置の詳細は、次頁をご参照ください。

■安全装置（各製品に装備されている安全装置は、それぞれの機種の仕様表をご覧ください。）■イージープログラムコントローラー付高温電気炉型
温度式調節

自 己 診 断 機 能FUH732DA
器

マイコンPID制御＋ファジー制御（イージープログラムコントローラー）

運転形

態

プログラム運転（10パターン20ステップ、パターンリンク可能）

安

全装

置

自己診断機能（過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SCR異常、プロコン異常）、過電流・漏電ブレーカー

外部入出力信号用端子仕様

価格（税抜き）RS–485
温度調節器、運転形態、安全装置、外部入出力信号用端子以外の性能、構成、規格、付属品は上記プログラムタイプの仕様と同じです。

￥3,178,000

マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させるとともに装置の安全を確保するよう制御します。

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

温度センサー断線

温度センサー断線を検知し、運転を停止します。

ヒーター断線

ヒーター断線を検知し、運転を停止します。

SCR異常

SCRに過大な電流が流れた場合、運転を停止します。

プロコン異常温度調節器に異常が発生した場合、ヒーターを停止状態にします。

過電流・漏電ブレーカー

過大な電流が流れたときと漏電時に、電源を切ります。

過 電 流 ブ レ ーカ ー

過大な電流が流れたときに、電源を切ります。