冷却水循環装置 TBGシリーズ
COOLING CIRCULATORTBGシリーズの組合せ例■エバポレーターと冷却水循環装置の組合せ例
エバポレーターから排出する溶媒を効率的に回収します。
ダイアフラム式真空ポンプはコンパクトな凝縮器一体型で、溶媒蒸気がポンプオイルに溶解して性能低下する心配がありません。冷却水循環装置からの冷却水を凝縮器に供給することで、回収効率を高めます。

■ソックスレーとウォーターバスと冷却水循環装置の組合せ例
冷却水循環装置と組み合せて使用すると、すべてのコンデンサーを十分冷却することができ、効率的なソックスレー抽出ができます。
また、冷却水は循環式ですので、節水できます。

冷却水循環装置
TBGシリーズ

COOLING CIRCULATOR

低温用熱媒体■ナイブライン®Z1	良質のエチレングリコールをベースにして、各種金属に有効な防食防錆剤を添加した青色の高性能ブラインです。	水で希釈して使用し、その割合によって凍結温度、粘度などが変化します。－40℃から90℃までの広い温度範囲で熱媒体として使用することができます。

特長●金属材料に対する防食防錆性が優れています。
●使用条件に合せ、水で濃度を容易に調整できます。
●非引火性で、消防法上の危険物に該当しません。
○	取扱いについては、熱媒体メーカーの注意事項を良くご理解の上、ご使用ください。

TBG105SF

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

TBG045AG

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● ナイブラインは、日曹商事㈱の登録商標です。

325-K-01-24040

アドバンテック東洋株式会社

冷却水循環装置 TBG045AG・090AE

冷却水循環装置 TBG105SF・300AF

省スペースタイプの冷却水循環装置。

充実機能搭載の冷却水循環装置。

COOLING CIRCULATORCOOLING CIRCULATOR

特長

特長●スリムタイプのため、少ないスペースで設置できます。
●ノズルの向きが360度回転でき、設置が容易です。
●冷凍機の冷媒は、オゾン層を破壊しない冷媒です。

●TBG105SFは低床タイプなので、実験台下に収納でき、スペースを有効に利用できます。
●TBG300AFは外部入出力信号を充実（外部温度センサー入力、温度計記録計出力、冷凍機・温度センサーの異常を知らせるアラーム出力など）し、幅広い用途での使用に対応しています。
●冷凍機の冷媒は、オゾン層を破壊しない冷媒です。

TBG105SF■仕様

TBG045AG

循型式

循環

方性

※1

TBG045AG
式

TBG090AE

※1

能様
外部密閉系
−20～室温（温度設定範囲－20～30）−20～室温（温度設定範囲－20～20）

温 度 調 節 精 度（℃）

±2（設定−20～0） ±1（設定0～20）

±2

最大流量

9L/min（50㎐） 10L/min（60㎐）

14L/min（50㎐） 16L/min（60㎐）

最大揚程

4.2m（50㎐） 5.6m
（60㎐）

9.5m（50㎐） 13m（60㎐）

約450W（387kcal/h）at 液温10℃
約310W（266kcal/h）at 液温−10℃

約850W（731kcal/h）at 液温10℃
約500W（430kcal/h）at 液温−10℃

能冷 却 能 力（50㎐）※3
使 用 周 囲 温 度
度調

節5℃～35℃

器

デジタル設定・表示

構

温 度 セ ン サ ー冷成

冷

凍却機コイ

全装450W

容槽SUS

置

自己診断機能（過熱、過冷却、温度センサー断線）、冷凍機保護装置、冷凍機過負荷防止装置、過電流・漏電ブレーカー
W205×D405×H545

量（約L）

格源（50㎐/60㎐）

W232×D497×H835

3.27.9外径10外径11AC100V 8A

AC100V 11A

必 要 電 源 設 備
質R407CSUS

外 部 循 環 口（㎜）
電650W

AC100V 15A

量（約㎏）

価格（税抜き）2840￥208,000￥271,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 ポンプ能力は、表示能力の±10％です。
※3 冷却能力は、表示能力の±10％（TBG045AG）、±5％（TBG090AE）です。
● 熱媒体に純水は使用できません。
● 液温を10℃以下に設定して使用する場合は、低温用熱媒体を使用してください。

品量 調 節tネ

名バ ルジ型ブ
口

保 冷 ホ ー ス セ ッ ト式

適応製品

仕TBG090AE外径10.5㎜
Rc3/8

TB001040
TB001050

様

内径9㎜×1m
全製品

TBG105SF

使 用 周 囲 温
温 度 調 節
温 度 セ ン サ
冷凍
冷 却 コ イ
内度器
ー機ル槽

安置

全装

TBG300AF

外部密閉系－20～室温（温度設定範囲－20～20）－10～室温（温度設定範囲－10～35）±2℃

冷 却 能 力（50㎐）※312L/min（50㎐） 14L/min（60㎐）※2
9.5m（50㎐） 13m（60㎐）※2

23.5L/min（50㎐） 27L/min（60㎐）
9.5m（50㎐） 13m（60㎐）

約1,050W（約903kcal/h）at 液温10℃
約800W（約688kcal/h）at 液温0℃
約600W（約516kcal/h）at 液温－10℃

約3kW（約2,580kcal/h）at 液温20℃
約2.5kW（約2,150kcal/h）at 液温10℃

5℃～35℃
デジタル設定・表示 冷凍機ON-OFF制御
白金測温抵抗体 Pt100Ω
650W R407C
銅ニッケルメッキ
SUS

サーミスター
1.1kW R407C
SUS

自己診断機能（過熱、過冷却、温度センサー断線）、冷凍機保護装置、冷凍機高圧スイッチ、冷凍機過負荷防止装置、過電流・漏電ブレーカー

外部入出力信号用端子外形
寸法（㎜）
槽 内 容 量（約L）
外 部 循 環 口（㎜）電源（50㎐/60㎐）
必 要 電 源 設 備
質量（約㎏）

真空コントローラー通信端子
W460×D430×H570
13
外径10.5AC100V 11A
AC100V 15A
48

価格（税抜き）外部温度センサー入力用、温度記録計出力用、アラーム出力用
W555×D515×H1,02514
外径16AC200V 単相 10A
AC200V 単相 15A84￥316,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 TBG105SFのポンプ能力は、表示能力の±10％です。
設置の際に、製品の正面または右片側をふさいだ場合、冷却能力は10％低下します。
※3 冷却能力は、表示能力の±10％です。
電源プラグは、付属しておりません。

品

TB000890
TB000900
TB001030

式￥621,000● 熱媒体に純水は使用できません。
● 液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体をご使用ください。

■別売品

■別売品
流P格規

内

サーミスター

R404A

ル

外形寸法（ノズルを含む）（㎜）
槽

冷凍機ON-OFF制御

Pt100Ω

規

内安

白金測温抵抗体成温構

使 用 温 度 範 囲（℃）

ポンプ能力 ※2性

■仕型環方式使 用 温 度 範 囲（℃）
温 度 調 節 精 度
最大流量
ポンプ能力
最大揚程内径9㎜×2m
内径9㎜×5m価格（税抜き）￥ 20,700￥ 14,400￥ 4,300￥ 7,600￥ 19,100

TB000890

保TB000900

名密閉ふた
外 部 温 度 セ ン サ ー
外 部 入 力 信 号 用 端 子※出力リード線
外 部 温 度 セ ン サ ー
流量計
圧力ス
イッ
チ
流量ス
イッ
チ
冷ホース

セッ

ト型式

TB000950
TB001340
TB001350
TB000920
TB000960
TB000990
TB001000
TB001010
TB001030
TB001040
TB001050※ 外部入力信号用端子は、外部温度センサー（TB001340）の接続時に必要です。
● 外部入力信号用端子の価格は、本体ご注文時の価格です。

適応製品

TBG300AF
TBG105SF
TBG300AFTBG105SF
TBG300AF
TBG105SF

仕様

材質：PVC（透明）白金測温抵抗体 Pt100Ω
外部温度センサー用
長さ：1m
サーミスター
2L/min～20L/min-0.06MPa～0.6MPa
2L/min～30L/min
内径9㎜×1m
内径9㎜×2m
内径9㎜×5m価格（税抜き）￥ 68,900￥ 25,000￥ 19,800￥ 16,200￥ 33,000￥ 50,600￥ 49,300￥104,000￥ 4,300￥ 7,600￥ 19,100