仕様Specification

名称型式

多機能電磁式デジタル膜厚計CTR - 2000Ⅴ

測定対象物

鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜（※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む）

測定範囲

0〜2000μｍ( 0 〜78mil 表示可能)

表示分解能

0〜200μｍ：0.1μｍまたは1μｍ（切替可） / 200〜1000μｍ：1μｍ

測定精度

均一面に対して±1μｍまたは指示値の±2％

表示方式

LCD、18字×5行、英数 、カナ、記号 、バックライト付

プローブ

1点定圧接触式 、Ｖカット付き、φ15×47㎜

磁極：特殊処理磁極

多機能電磁式デジタル膜厚計●検量線・・・・10本(No.0〜No.9）●測定値・・・・20,000点●ブロック分割・・・・20ブロック（01〜20）

メモリ/ 1000〜：10μｍ

・各ブロックにブロック名としてそれぞれ英数10文字で名前を登録可

・各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可
・No.0の検量線には出荷時にSUS430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)
・ゼロ、フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能

測定データ / 分類形式

●ブロック（英数、記号で10文字まで）●ポイント（1〜100点で1セクションの構成要素を設定）●セクション（設定ポイント数により自動インクリメント） ●日付

上下限値設定機能

上下限値（片方のみの設定も可能）アラーム音、過不足値の表示

統計・プリント機能●測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差●リスト出力（ブロック／検量線）●測定同時プリント

RS-232C出力インターフェイス内蔵●メモリ送信（全データ：ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値）

通信機能●リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)

プリンタ

感熱式24桁、紙幅：58mm

電源

DC単3乾電池×8本（プリンタ未使用時は４本）、オートパワーオフ機能（約5分）
AC100-240V(ACアダプタ：DC9V1.3A)

寸法・重量

103(W)×41(H)×228(D)mm、約720ｇ（電池重量を含む）

付属品

標準厚板、テスト用ゼロ板、ACアダプタ、プリンタロール紙、RS-232Cケーブル、ネックストラップ、キャリングケース
乾電池、取扱説明書、検査合格書（保証書）兼ユーザー登録用紙

PAT.No.

2399730 2423045 3269277 3331531 3505638
4321999 4523636 5411428 6257471

4011820

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

URL

http://www.sanko-denshi.co.jp

mailinfo@sanko-denshi.co.jp

ショールーム（各営業所内に設置）詳しくは、ホームページをご覧ください。

東京営業所

大阪営業所

東京都千代田区内神田2-6- 4 柴田ビル 2F

大阪市北区菅原町2-3 小西ビル

〒101- 0047

TEL（03）3254-5031 FAX（03）3254-5038

仙台営業所〒980-0868
3〒530-0046

転送速度：9600bps

営業品目

プリンタ内蔵型
CTR シリーズに最新器種が新登場！
より使いやすさや安定性を向上しています。

膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・鉄片探知器・水分計・トルクメータ・粘度計 他■ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。

！ ■記載製品は、一般工業用機器として設計・安全上のご注意製造したものです。

お問い合わせTEL（06）6362-7805 FAX（06）6365-7381

名古屋営業所〒462-0847

仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ボヌール・エスト1F 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL（022）292-7030 FAX（022）292-7033

TEL（052）915-2650 FAX（052）915-7238

福岡営業所

営業統括部

福岡市博多区奈良屋町11-11

東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル7F〒812-0023

TEL（092）282-6801 FAX（092）282-6803

本社〒213-0026

川崎市高津区久末1677

TEL（044）751-7121 FAX（044）755-3212〒101-0047

TEL（03）3254-5033 FAX（03）3254-5055

SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

生産技術センター
川崎市●このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
FP20012S

東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎

鉄素地 ※上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚の非破壊測定に。

自動車※鋼・フェライト系ステンレスを含む用

途

Use

家電
製品

塗装

船舶

橋梁

橋梁・船舶・鋼管・自動車などの鉄鋼構造物、家電製品[冷蔵庫、洗 濯 機など] 、スチール家 具、機器類など

鋼管

メッキ

クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキ（電解ニッケルメッキを除く）

特長

かな

ライニング

樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど

メタリコン・
パーカライジング・
酸化膜・溶射膜 など

Features

日本語キーでカンタン操作

20,000点の大容量メモリ

検量線登録数10本

わかりやすい日本語キーによる操作と、旧2000Ⅲより見やすくなった18字 5行の大型LCD画面。LCD表示部は、暗い場所での測定に威力を発揮するバックライト付です。

メモリ機能により、測定・記録作業が1人でOK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。1日に数千点もの多点測定を行う橋梁などの膜厚検査でも、メモリ残量を気にすることなくどんどんメモリ測定できる余裕の20,000点です。
（旧2000Ⅲは10,000点）

鉄素地の材質・形状・厚みなどによって変化する検量線（素地特性カーブ）を10種まで登録可能。ワンタッチで呼び出せるため同素地の場合、測定のたびに調整する必要がありません。ゼロ・フルスケール修正機能により登録済検量線の簡易校正も可能です。

ブロック名登録RS-232C出力

プリンタ内蔵で統計機能

20,000点のメモリは最大20のブロックに分割でき、20のブロックにはそれぞれ英数10文字までの名前を付けて登録できます。

メモリした大量の測定データは、内蔵のRS-232Cインターフェ
イスにより PC へのデータ送信が可能※

メモリした大量のデータをCTR-2000Ⅴ本体で統計計算処理しプリンタに出力します。測定値のリスト出力だけでなく、統計計算結果（測定値の合計点数・平均値・最大値・最小値・標準偏差）も出力できます。また、ペンとメモを持たずに測定値の記録ができるプリンタ内蔵のメリットを、省力化・コストダウンに活かせます。

上下限設定機能、アラーム機能

0~2000㎛レンジ

新しい１点定圧プローブ

測定膜厚の基準を上下限値（いずれか一方でも可）で設定して合否を判定、アラーム音と過不足値の表示で知らせます。過不足値表示機能を利用して、厚さが既知の絶縁板上のフィルムや皮膜厚の直接表示が可能です。

0から2000㎛レンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。
特に橋梁など長大鉄 鋼構造物の防食塗装の測定に威力を発揮。また、200㎛までは0.1㎛ステップの表示も可能です。

プローブは従来のものからSWTシリーズで採用されている特殊磁極を使用しました。耐摩耗性が向上し、さらに安定した測定が可能です。

※データ送信にはパソコン側で端末エミュレータープログラムが必要です。