E007JE

SynArray

液相合成装置Multiple Array-Reactor for Solution Syntheses
液相反応用一括同時処理デバイス 24バイアル用

創薬・有機合成研究に適した様々な条件下で複数の化学合成を同時に行うことができます。
Simultaneous 24-Position Solution-Phase Reaction Device•

多種品目同時、液相合成装置です•

低温・不活性気体・還流・閉鎖系・コンデンサーを用いた冷却状態といった条件に適しています•

同時に最大24種の合成が可能です•

シリンジを用いた試薬の投入もできます•

使い捨て価格の13 mmφチューブ•（容量8 mL）を24本使用します•

電磁スターラーは温度コントローラー付きで厳密な温度調整ができます

Simple and low cost•

Simultaneous Multiple
Reactor (solution phase)•

Inert atmosphere•

Low temperature：
Acetone-dry ice bath•

Refluxing•

Vacuum or Purge•

Using a condenser for Tem.
control•-60℃ ～ca. 200 ℃

Literature:Hughes, P. F., et al., J. Comb. Chem.; 2004, 6, 308-311
Rahman, M. T., Nokihara, K., et al., Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2703-2706

反応原料、溶媒、塩基等の組み合わせ、触媒の種類、反応温度等、数多くの組み合わせを試すことができます。
Exploring optimal conditions, combinatorial way in reactions: Reactant, Solvent, Base, Temperature etc“Sonogashira-coupling” Reaction without Cu salt
Fukuyama, T. et al., Organic Letters, 2002, 10, 1691-1694
Liu, S. et al., Synlett, 2004, 10, 1814-1816

PdCl2Ar-I+HRAr[BMIm][BF4] or [BMIm][PF6]iPr2NH or PIP（株）ハイペップ研究所 〒602-8158 京都市上京区下立売通千本東入中務町486-46
TEL: 075-813-2101, FAX: 075-801-0280, E-mail: info@hipep.jp, URL: http://www.hipep.jp/

RE007JE

SynArray

液相合成装置Multiple Array-Reactor for Solution Syntheses
液相反応用一括同時処理デバイス

P/N : HSA024 SynArray-24
SynArray-24 Product content
1.

シリコンセプタムシート ×２

2.

アルミニウム製整列ガイド兼ヒートブロック

Silicon septum sheet

×２

Aluminum alignment guide andheat block⑦3.

アルミニウム製上部穴なしフタ Aluminum top cover (without hole)

4.

アルミニウム製上部穴付フタ Aluminum 24 hole lid

5.

アルミニウム製スリーブ

6.

テフロン製チューブホルダー（パッキング入り） Teflon tube holder(with packing)7.

アルミニウム製コンデンサー Aluminum condenser

8.

工具セット（組立用とスペアパーツ） Tool set (for assembly and spare parts)

9.

撹拌子× 6 Stirrer × 6

SysArray-6⑧

7.
8.
9.

⑥ ① ④③

Product content

シリコンセプタムシート ×２ Silicon septum sheet ×２
アルミニウム製整列ガイド兼ヒートブロック Aluminum alignment guideand heat block
アルミニウム製上部穴なしフタ Aluminum top cover (without hole)
アルミニウム製上部穴付フタ Aluminum 24 hole lid
アルミニウム製スリーブ Aluminum sleeve
テフロン製チューブホルダー（パッキング入り）Teflon tube holder(withpacking)
アルミニウム製コンデンサー Aluminum condenser
工具セット（六角レンチ・ステンレスねじ× 4，ナイロンねじ× 4）Toolset (for assembly and spare parts)
撹拌子× 6 Stirrer × 6

3.
4.
5.
6.

⑤

Aluminum sleeve

P/N : HSA006 SynArray-6
1.
2.

②

撹拌子

SysArray-6⑤⑦④⑥②①③⑨⑨⑧

別売り：装置 Optional Apparatus
P/NIS-002

ModelQty

電磁スターラー・温度コントローラー・スタンドセット
Electromagnetic stirrer · temperature controller · stand set

別売り：消耗品

1

Optional Consumables

SynthArrayは米国EPA規格のガラスバイアルを使用しています。アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）がサンプル収集用に制定しているものです。EPAバイアルは28 μm idで、25 mmキャップを使用しています。バイアルは20 mL、40 mL、60 mLからお選びいただけます。環流用途であれば60 mLサイズをお勧め致します。

SynthArray uses US EPA standard glass vials. It is the one that the United States Environmental Protection Agency (EPA) has
enacted for sample collection. EPA vials are 28 μm id and 25 mm caps. Choice of vials: 20 mL, 40 mL, 60 mL.
Refluxing 60 mL vials are recommended.
P/N

Model

Qty

IS-003

ガラスチューブ（ねじ式・蓋付） Glass tube (with screw type · lid)

1IS-005

ガラスチューブ（直口）1IS-003

IS-006攪拌子

1IS-004

別売り：オプション品
P/N

Glass tube (straight port)

Exclusive stirrer

IS-005

OptionModelQty

IS-013SynArray-24専用 固体試料投入用スライダープレート
Slider plate for loading solid sample

1IS-015

SynArray-24専用 粉体試料投入用漏斗型プレート
Funnel type plate for loading powder sample

1IS-013IS-015（株）ハイペップ研究所 〒602-8158 京都市上京区下立売通千本東入中務町486-46
TEL: 075-813-2101, FAX: 075-801-0280, E-mail: info@hipep.jp, URL: http://www.hipep.jp/2