4042 WAK-Mg-2-P

共立使用法

マグネシウム型式

WAK−Mg−2

チタンエロー比色法による

Titan Yellow Visual Colorimetric Method

主試薬

チタンエロー

測定範囲（硬度表示Mg
0〜20 mg/L (ppm)
CaCO3 0〜82 mg/L (ppm)）

測 り 方

この部分をつまんで引き抜く

5〜61分

半分くらい

Mg-2

① チューブ先端のラインを引き抜きます。

② 穴 を 上 にして、指 でチューブの下半 分を強くつまみ、中の空気を押し出します。

③そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、半分くらい水を吸い込むまで 待 ちます。液 が も れ な い ようにかるく5〜6回振り混ぜます。

④ 1分後にチューブを標準色の上にのせて比色します。

測定 値の読み方

指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意
チューブの内容物は強アルカリ性です。特に目に入ると危険です。
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに15分間以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブはそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

パックテスト マグネシウム

注意
1. この方法では、検水中のイオン状態（Mg2＋）のマグネシウムが測定されます。水酸化物など濁りまで含めての測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. マグネシウム硬度（マグネシウムの量を炭酸カルシウム相当量に換算したもの）の値が必要な場合には標準色の（ ）内の数値を読み取ってください。
あるいはマグネシウムの測定値に4.1をかけるとマグネシウム硬度になります。
マグネシウム硬度（CaCO 3 mg/L）＝ マグネシウム（Mg mg/L）× 4.1
3. 発色時のpHは、約13です。pHが6以下の検水は希水酸化ナトリウム溶液等で中和してから測定してください。
4. 30mg/Lのマグネシウム標準液では、標準色の「20」と同等以上の発色をしますが、100mg/Lでは発色が弱くなります。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
5. 検水の温度は15〜40℃で測定してください。水温が低いと発色に時間がかかります。
6. 1回で検水をチューブの半分近くまで吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。検水の量が多すぎると発色が弱く、少なすぎると発色に時間がかかります。
7. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
8. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
9. 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共 存 物 質 の 影響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。
1000mg/L 以下は影響しない ・・・ Cl -、K+、Na +、NH 4 +、NO 2 -、NO 3 -、SO 4 2 ・・・ Ca 2+、PO 4 3100mg/L〃
・・・ Mn 2+、残留塩素5mg/L〃
・・・ Cu 2+、Fe 2+、Fe 3+、Zn 2+1mg/L〃

妨害イオンが含まれていない場合には反応時間の1分を過ぎると徐々に退色し始めます。
少量の金属イオンを含む場合には、発色に5〜10分程度の時間がかかります。

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

【Caution】● This product is made for analyzing water quality purpose only. Do not use

for any other purpose.

● This product contains small amount of chemicals. Please read instruction

manual, GHS labels, SDS, and other necessary document thoroughly prior to use.

● Please keep this information handy for future reference.

＜Safety＞● Please wash your hands thoroughly before and after the test.
Do not inhale the chemical reagents.
● It is highly recommended to wear protective gloves, eye protection,and mask upon using this product.

● Avoid release chemical reagents or waste solution to the environment.

＜Storage＞● Please keep this product out of reach of children. Keep it in thedry and dark place at room temperature.
＜Other＞ ● Please check the expiration date shown on the box, and make sure
to use within the date.
● Specifications are subject to change without notice.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa
226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jp2102

4042J-4042E WAK-Mg-2-P

INSTRUCTIONSMagnesium
Model WAK−Mg−2

HowTitan Yellow Visual Colorimetric Method
Main Reagent: Titan Yellow
Measuring Range: Mg
0 - 20mg/L (ppm)〈Hardness〉CaCO3 0 - 82mg/L (ppm)

toUse

Pull out the line.

1min5-6
Abouthalf

Mg-2

①②

③

① Remove the colored line at the top of thetube to clear the aperture.
② Press the tube's side wall to expel the air,and hold the tube.

④③ Immerse the aperture of the tube into the sample, release theﬁnger to ﬁll the tube halfway. Invert the tube back and forth lightly
for 5 to 6 times.
④ Compare the actual color in the tube with Standard Color after
1 min.

How to Read the Result

At the reaction time, compare the color of the tube with Standard Color. The nearest color indicates the concentration
value of the analyte in your sample. A color between two standard colors indicates the value between them.

Handling of PACKTEST Before and After Use
The content of the tube is Strong Alkali. Hazardous when contacting with eyes.
First AidEye contact → Immediately ﬂush eyes with water for at least 15 minutes,

followed by consult with Ophthalmologist, even without any symptom.

Skin contact → Immediately ﬂush contacted area with water.
Ingestion → Immediately rinse mouth.
If swallowed the content or any symptom appears, seek medical advice immediately.
Please refer to SDS for further information.

StorageUse PACKTEST tubes as soon as possible after opening the laminated package.

Disposal

For business use, please follow in a manner consistent with relevant laws and regulations.
Otherwise, the tube can be disposed as combustible waste.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa
226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jpⒸ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

PACKTEST Magnesium

Caution
1. This product allows to measure Magnesium ion (Mg2＋) in the sample. If the value including
turbidity, such as hydroxide, is required, please dissolve them prior to use.
2. If you need a value for magnesium hardness (the amount of magnesium converted to theequivalent of calcium carbonate), read the value at the bottom of the Standard Color.
Alternatively, multiply the measured value of magnesium ion by 4.1 to obtain Magnesium Hardness.
Magnesium Hardness (CaCO3 mg/L) = Magnesium Ion (Mg mg/L) × 4.1
3. The optimum pH upon reaction will be around 13. If the pH of the sample is below 6, please neutralize
with diluted sodium hydroxide solution prior to measurement.
4. Magnesium standard solution of 30 mg/L develops color equal to or higher than 20 on Standard
Color, but color development becomes weaker at 100mg/L. When the value is expected to be high,please dilute the sample prior to use.
5. Keep the sample temperature between 15-40℃. If the sample temperature is low, it requires
longer reaction time.
6. Ensure that the PACKTEST tube is ﬁlled up to half. When the sample is too much, color
development will be weak and it takes much longer reaction time if not enough sample volume.
7. Partially undissolved reagent will not aﬀect the measurement.
8. When comparing to the Standard Color, please be sure to read under the daylight. It may be diﬃcult
to determine the color under the direct sunlight, certain ﬂorescent lights, mercury lamp or LED.
9. You can put the line back into the aperture to seal. This will avoid possibility of spilling the contentof the tube.

InterferenceStandard Color is prepared based on the standard solution. If there are some coexisting substances that may
cause interference, please compare the result with oﬃcial method or standard addition method for veriﬁcation.
Below is the list of interference data for acceptable level by adding each of the single substances to the standard solution.
≤1000mg/L ： Cl -, K+, Na +, NH 4+, NO 2-, NO 3-, SO 4 2 ≤100mg/L ： Ca 2+, PO 4 3≤5mg/L ： Mn 2+, Residual Chlorine≤1mg/L ： Cu 2+, Fe 2+, Fe 3+, Zn2+

If interfering ions are not contained, the color will start to fade gradually after 1 minute of the reaction time.
When a small amount of metal ions is contained, it takes about 5 to 10 minutes for color development.

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

9022J-3032C

镁钛黄比色法主试剂：
钛黄0-20 mg/L (ppm)测量范围： Mg
(硬度表示CaCO3 0-82 mg/L (ppm)）

类型：WAK-Mg-2

测量方法

1分

5～6回
Mg-2
①③②

④① 拔出管子顶尖部的线。
② 将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分，挤出里面的空气。
③ 将孔直接放入测试水中，松开捏住的手指，等到吸进一半左右的水。
轻轻摇动混合5~6 次左右注意不能让液体外泄。
④ 1 分后将管子放在标准颜色上进行比色。

如何读取测量值经过指定时间后，将管中液体的颜色与标准颜色进行比较。最接近的标准颜色值是测试水的测量值。
如果管内液体的颜色在标准颜色之间，请读取中间值。

PACKTEST 使用前和使用后的处理注意事项管子里的试剂是强碱性的。尤其是进入眼睛会很危险。
应急措施
管子里的试剂进入眼睛之后 →请立即用水冲洗不少于15 分钟。
即使没有疼痛或异常，一定要立即接受眼科医生的诊断。
管子里的试剂沾到皮肤或者衣服上 → 请立即用水冲洗。
管子里的试剂进入口中 → 请立即用水冲洗口腔。
如果误吞咽试剂或采取上述措施后有异常，请立即接受医生诊断。
有关试剂的危害性详细信息，请参阅外盒的“基于全球统一制度的标签”的提示内容。

保管叠层包装打开后，尽快使用。

废弃在经营活动中使用时，请根据适用的法律法规进行适当的处理。
在其他情况下，建议将管子作为“可燃烧垃圾”处理。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 镁注意
1. 这种方法只测量水中离子状态（Mg2+）的镁。如果需要取得包括混浊如氢氧化物等的测量值，请在测量前先将其溶解后再进行。
2.如果需要镁硬度值（镁含量换算为等量的碳酸钠），请在标准颜色的()中读取该測量值。
或者，将镁的测量值乘以4.1，就可以得到镁硬度。
镁硬度(CaCO3 mg/L)=镁(Mg mg/L)×4.1
3.显色时的pH，约是13。pH值为6 以下的测试水，请用稀氢氧化钠溶液等使中和后测量。
4.30mg/L 的镁标准液，与标准颜色的“20”做同等以上的显色，但100mg/L的情況下显色则较弱。如果预计浓度较高，
请预先稀释后再测量。
5.测试水的温度应在15°C 至40°C 之间测量。水温低的话显色时间将加长。
6.1 次不能把测试水吸到管子的一半附近时，请将孔朝上挤出空气，再重新进行一次。如果测试水量太多，则显色较弱，如果测试水量太少，则显色时间将加长。
7.比色时，即使试剂没有全部溶解而残留下来，也不会影响测量。
8.请在日光下进行比色。日光直射和一些荧光灯,汞灯,LED 可能难以比色。
9.着色后，将线插回到管尖的孔中，以防止管中的液体泄漏。

共存物质的影响标准颜色是使用标准液体做成的。如果考虑到其他物质的影响，请与法定方法进行比较或使用标准添加方法检查测量值。以下是在标准液体中添加单一物质的情况下对显色产生的影响数据。

≤1000mg/L 是不产生影响… Cl-, K+, Na+, NH4+, NO2-,NO3-, SO42-≤100mg/L〃… Ca2+, PO43-≤5mg/L〃… Mn2+, 余氯≤1mg/L〃… Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+

如果不包括干扰离子，经过一分钟的反应时间后，颜色逐渐开始退色。
如果含有少量的金属离子，退色需要5-10分钟左右。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.