Техникалық мәліметтерИілгіш элемент манометрлерін таңдау, орнату, қолдану жәнеқызмет көрсетуWIKA деректер парағы IN 00.05

Жалпы ақпаратПайдаланушы өлшеу аукымына және орындалуына
сәйкес тиісті манометр таңдалғанын тексеру қажет.
Жұмыс қысымы шкала ауқымының орташа үштігіне
түскен кезде шкала ауқымының оңтайлы таңдауы орыналады.

Манометр крандарының үш күйі бар:■■ Манометр желдетіледі

Қызмет қосылысы жабық
және қысым элементі атмосфераға ашық.
Нөлдік нүкте орнатылуы мүмкін.

■■ Қосулы Қызмет қосылысы ашық, қысым элементіқысымдалады.

■■ Тазалау Қызмет қосылысы ашық; қысым ортасы

атмосфераға желдетіледі. Қысым элементіпайдаланылмайды.

Сынақ қосылысы бар немесе жоқ манометр клапандары(DIN 16270 немесе 16271) клапан корпусы менқысым қосылысы арасындағы желдеткіш тығыныменжабдықталады. Желдеткіш тығынын босату резьбаарқылы басқарылған желдетуге мүмкіндік береді.

Манометр қызу мен діріл әсерін болдырмайтын жәнетеру индикаторын оңай оқи алатын жолмен орнатылуыкерек.
Қысым қосылыстары бекітілуі қажет.
Жалпы әрекет - блок қосулы кезде датчикті ауыстыружәне нөлдік нүктені тексеру мүмкіндігін қосу үшінқысым босату нүктесі мен манометр арасына оқшаулау
құрылғысын орнату.

Оқшаулау құрылғыларыОқшаулау құрылғысы жұмыс жағдайлары менталаптарына байланысты манометр краны немесе
манометр клапаны болуы мүмкін.

WIKA деректер парағы IN 00.05 ∙ 02/2009Белгілі бір қолданбалар үшін (мысалы, бу сауыттары)оқшаулау клапандарында сынақ қосылысы болуы
қажет, манометрді ажыратусыз сынауға болады.
DIN 16272 стандартына сәйкес манометр клапандары
оқшауланатын сынақ қосылыстар болып есептеледі.

Манометр бекіту жағдайлары
Егер манометр құбыры дірілсіз орнатуға жеткілікті
түрде қатты болмаса, манометр бетке арналған бекіту
құрылғысымен немесе құбыр бекітпесімен және қажет
болғанда капиллярлық кеңейтіммен орнатылуы керек.

Өлшеу жүйесін сулау
Егер дірілдер тиісті орнатумен азайтылмаса, онда сұйық
толтырылатын манометрлер пайдаланылуы керек.

Бет1 - 4Температура әсерлеріҚұбыр жүйесіҚысым ортасы әсерлерінен болатын манометрдің
жұмыс температурасы, орта температурасы жәнежылу радиациясы манометр арналған температура
аралығынан аспауы қажет. Манометр мен оқшаулауқұрылғысын ыстық қысым ортасынан ажыратуүшін үйлесімді пішіндес шығыс түтіктері немесе сутолтырылатын сифондар пайдаланылуы мүмкін.
Дисплей дәлдігіндегі температура әсері қарастырылуыкерек.

Кеңейтім, діріл және қызу әсерінен болатын қысымдарды
босатындай етіп құбыр жүйесі орналастырылуы жәнебекітілуі керек.
Орта газды болса, су ағызу нүктесі ең төменгі нүктеде
болуы керек. Сұйық қысымды орта үшін ауа шығысы еңжоғарғы нүктеде болуы керек.

Мембрана бекітпелері/қорғанысАгрессивті, ыстық, тұтқырлығы жоғары, кристалданатын
немесе бөлшектерден тұратын және қысым элементіне
кірмейтін қысым ортасы үшін мембрана бекітпелері
бөледі. Қысымды қысым элементіне тасымалдау үшінөлшеу ауқымына, температураға және қысым ортасына
сәйкес таңдалған нейтрал қысым тасымалдау сұйықтығы
пайдаланылуы керек. Манометр мен мембрана бекітпесі
арасындағы қосылыс ешбір жағдайда босатылмауықажет.

Қысым элементтерінің артық
жүктемесінен қорғаныс
Өлшеу ортасының қысымында жылдам ауытқулар
болса немесе гидравликалық соққылар есепке алынса,бұл қысым элементінде тікелей әрекет етуге мүмкіндік
бермейді. Гидравликалық соққылар әсері шектелуі қажет,мысалы, тұтас шектегіш бұрандалар бекітумен (қысымарнасындағы көлденең қиманы азайту үшін) немесереттелетін амортизатор құрылғыларын пайдаланумен.
Жүйеде қысқа уақыт орын алуы мүмкін максималды
қысымнан төмен ауқымды таңдау қажет жағдайлардажоғары көрсеткіш ажыратымдылығын алу мақсатында
қысым элементі зақымнан қорғалуы қажет. Артық
жүктемеден қорғаныс құрылғысы (сыртқы қорғаныс)бекітілуі керек; гидравликалық соққымен бірден
жабылады және баяу қысым өсімімен баяу жабылады.
Орнатылған жабу қысымы уақытша қысым профилінебайланысты. Қосымша мүмкіндік - манометрді жоғары
артық қысым қауіпсіздігімен пайдалану (ішкі қорғаныс).

Қысым сынағы қосылысы
Жеткілікті түрде үлкен өзекті (диаметрі ≥ 6 мм) қысым
сынағы қосылысы барынша алыс орналастырылуы
керек, құрылғы өшкен кезде көрсеткіш дәлдігінің орнына
өлшенетін орта ағыны әсер етпейді.
Қысым сынағы қосылысы мен манометр арасындағы
құбыр жүйесінің ішкі диаметрі қысым тасымалдаудағы
құлыптауларды немесе кідірістерді болдырмауға
жеткілікті үлкен болуы керек. Сонымен қатар, үшкір
майысулар болмауы керек. Бұл шамамен 1:15 үздіксіз
еңіспен салу ұсынылады.

Бет2 - 4Қатты заттардан тұратын газ немесе сұйықтық түрлері
үшін блок қосулы кезде бөлініп босатылуы мүмкін бөлініс
берілуі керек. Егер манометр шығыс нүктесінен жоғары
немесе төмен бекітілуі керек болса және желілердегі
қысым ортасының тығыздығы бірдей болмаса, бұлөлшеу тез ығыстырады. Ығысу тығыздықтағы (ρM- ρL) айырмашылықтан анықталады және биіктікайырмашылығы ∆h келесі формула бойынша
анықталады:∆p= (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (бар) = Өлшеу ауқымыныңығысуымұндағыρM= қысым ортасының тығыздығы, (кг/м³)

ρL= орта ауасының тығыздығы, (кг/м³)(стандартты мәні: 1,205 кг/м³, 20°C)∆h= Деңгей айырмашылығы, метр (м)

g= Гравитацияға байланысты үдеу, (м/с²)(стандартты мәні = 9,81 м/с²)Егер манометр жоғары бекітілсе, тиісті көрсеткіш ∆pмәнінен төмен болады, бірақ егер манометр қысымнанбосату нүктесінен төмен бекітілсе, ∆p мәні жоғарыболады.
Манометрлер қалыпты түрде тік жазықтықтағы терудискісіне бекітіледі. Әр түрлі орындар үшін терудискісіндегі бағдар таңбасы сақталуы керек.

Орнату және пайдалануға беруПараллель резьбалардан  тұратын манометрбайланыстарының дұрыс бекітпесі үйлесімді бекітусақинасы, бекіту шайбасы немесе WIKA профилібекітпелері арқылы жасалуы қажет. Конустық резьбалы
бекітпе (NPT резьбалары)  PTFE таспасы (EN 837-2)
сияқты қосымша бекіту материалының резьбасыменқамтамасыз етіледі.
 Параллель және  конустық резьба қосылысыкілт шектерібекіту беті резьбалы
бекіту Манометрдің дұрыс бағдарын жеңілдету мақсатындаманометрді байланыс гайкасы немесе LH-RH реттеугайкасы арқылы қосу ұсынылады.
Манометрді бұрандамен бекіту немесе босату кезінде
корпусқа айналу моменті қолданылмауы қажет, бірақштангада тек гайка кілті болуы керек.

WIKA деректер парағы IN 00.05 ∙ 02/2009Егер манометр қысым сынағы қосылысынан төменорналастырылса, манометрді бекіту алдында шығысқұбыры тазалануы керек.
Ішкі қысым орнын толтыру үшін кейбір манометр үлгілері
CLOSE (Жабық) және OPEN (Ашық) жазбасы бар қысымбосату құралымен беріледі. Осы қысым босату құралыжабық күйде беріледі (иінтірек CLOSE (Жабық) күйде).
Тексеру алдында және/немесе орнатудан кейін жәнебастапқы жұмыс алдында манометрлер босатылуықажет (иінтірек OPEN (Ашық) күйде).
Жүйенің гидростатикалық қысым сынағы барысында
манометрге жұмыс қысымы таңбасынан ▼ (соңғы мән)жоғары қысым қолданылмауы қажет (EN 837-1 жәнеEN 837-3). Болмаса, манометр осы жұмыс барысындаоқшаулануы немесе алынуы керек.
Мембраналы манометрлер жағдайында үстіңгі жәнеастыңғы мембрана корпусын бекітетін болттарды
кездейсоқ босатып алмау керек.
Қысымдалған манометрді алуға әрекет жасалмауы
керек. Егер манометрді оқшаулау мүмкін болмаса,қысым жүйесі толығымен босатылуы керек.
Қысым элементінде қамтылған қалдық қысымортасы қауіпті немесе улы болуы мүмкін. Алынған
манометрлерді қолдану және сақтау кезінде осыескерілуі керек.
Қысым элементтері сумен немесе су қоспасымен
толтырылған манометрлер қатудан қорғалуы керек.

Пайдалану
Гидравликалық соққыларды болдырмау үшін оқшаулау
жабдығы баяу ашылуы керек.
Тұрақты жұмыс қысымы теру дискісінде анықтаушы
белгімен көрсетіледі ▼ (EN 837-1 және EN 837-3).
Ауытқитын жұмыс қысымы үшін төмен мәндерқолданылады.

Келесідей қауіпті қысым ортасы үшін:■■ оттегі■■ ацетилен■■ жанғыш газ немесе сұйықтық түрлері■■ улы газ немесе сұйықтық түрлері■■ бу■■ аммиак және басқа суытқыштар

суыту жүйелері, компрессорлар, т.б. стандарттыреттеулерден бөлек назарды талап етеді. Бұндайжағдайларда тиісті қауіпсіздік кодтары немесе реттеулеріқарастырылуы қажет.

СақтауОрнату алдында манометрді сақтау үшін зақымболдырмау мақсатында келесі пункттер қарастырылуы
керек:
Манометр бастапқы бумасында қалып, сыртқыәсерлерден зақымдалмайтындай етіп сақталуы керек.
Манометр алынса (мысалы, сынақ үшін), бастапқы бумаматериалын қайта пайдаланыңыз.
Сақтау температурасы ауқымы: -40°C және +70°C
аралығы.
Осы сақтау температураларындағы айырмашылықтар әртүрлі құралдарда ықтимал. Рұқсат етілетін температураауқымы тиісті деректер парағында беріледі.
Манометрлер шаңнан және ылғалдан қорғалуы керек.

Анықтамалық құжаттарDlN стандарттары және басқа DIN EN стандарттарыDIN EN 837-1
Манометрлер; 1-бөлім: Бурдон түтігі манометрлері;Өлшемдер, метрология, талаптар және сынауDIN EN 837-2
Манометрлер; 2-бөлім: Манометрлерге арналған таңдаужәне орнату ұсынысыЖұмыс барысында нөлдік нүктені тексеру үшін оқшаулауқұрылғысы жабылып, қысым элементі алынуы керек.
Көрсеткіш h нөлдік белгісінің қалың бөлігінде жатуықажет.

DIN EN 837-3
Манометрлер; 3-бөлім: Мембрана және капсула
манометрлері; Өлшемдер, метрология, талаптар жәнесынауЕгер көрсеткіш айқас жолақ сыртында қалса, бұл қысымэлементінің соңғы деформациясынан орын алып,қателерді немесе зақымды болдырмау мақсатындатексеріске жіберілуі керек.

DIN 16270
Манометрлерге арналған сынақ қосылысынсыз PN 250
және PN 400 клапандары

Тораптағы манометр сынағы сынақ манометрімен үйлесімді қысым көзіне қосатын оқшаулауқұрылғыларымен ықтимал. Рұқсат етілетін қате шектеріEN 837-1 және EN 837-3 стандарттарында анықталады.

WIKA деректер парағы IN 00.05 ∙ 02/2009

DIN 16271
Манометрлерге арналған сынақ қосылысы бар PN 250
және PN 400 клапандарыDIN 16272
Манометрлерге арналған құлыптау сынағы қосылысы
бар PN 250 және PN 400 клапандары

Бет3 - 4Манометрлердің акессуарларыАртық қысым протекторыРеттелмеліамортизаторМанометр клапаныМанометр краныU пішіндес сифонШұңқырпішіндессифонБетке бекітукронштейнінеарналған адаптерСынақ коннекторына арналған
қосымша клапанды манометр клапаныLH-RHреттеу
гайкасыБетке бекітукронштейні

Қысым өлшемі орналасуларыТүрлі орта түрлеріне арналған расталған өлшем орналасулары. Әдепкі шығыс құбырының мазмұныШығысқұбырыныңмазмұныӘдепкіСұйық ортаГазды ортаСұйықтық

Булы сұйықтық Тек буТек газЫлғалды газСұйық газконденсаты

КонденсатҚайнағансұйықтықҚұрғақ ауаЫлғалды ауаТүтінді газБу

Сұйық газШығару
нүктесіненжоғарықысымқұралыОсы құжатта берілген сипаттамалар жариялау уақытында инжиниринг күйін көрсетеді.
Сипаттамалар мен материалдарға өзгерістер жасау құқығын қалдырамыз.

Бет4 - 4WIKA деректер парағы IN 00.05 ∙ 02/2009

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/GermanyТел.
(+49) 9372/132-0Факс (+49) 9372/132-406
Электрондық пошта
info@wika.de
www.wika.de07/2016 KZ based on 02/2009 GBШығарунүктесінентөмен қысымқұралы