TF-100TMシリーズ
音叉式レベルスイッチ

出力・TF-L型レベルスイッチは、ポンプやバルブ制御またはアラーム指示を行うDPDTリレーを持っています。
・TF-P型レベルスイッチはPNPまたはNPNトランジスター出力です。
・TF-T型レベルスイッチは8mA/16mAの電流出力です。

アプリケーション

設置は簡単です
TF-100は調整不要です。
タンクに取り付けて配線するだけで完了です。

コンパクトな設計です
最短47㎜のセンサーと内蔵エレクトロニクスだけで動作しますので、限られたスペースにも最適です。

信頼性の高い運転です
内蔵の自己チェック機能によりセンサーとエレクトロニクスの動作をモニターします。
不具合が発生した場合には出力スイッチはアラーム状態に変わります。

TF-l00シリーズポイントレベルスイッチは液体または軽いスラリー用に設計されています。
出力は溢れ防止用などの上限アラーム指示または空運転防止用などの下限アラーム指示のいずれかにセットできます。
内蔵のエレクトロニクスモジュールは音叉が測定物に覆われた時に起こる周波数の変化に対応し、測定物の電気特性には影響されません。TF-100シリーズはすなわち導電性でも絶縁性でもいずれの液体のタンクにも使用できます。

メンテナンスフリーです
本製品の取扱説明書に従って設置していただければTF-100シリーズにはルーチンのメンテナンスは必要ありません。

サニタリー用
製薬や食品・飲料用途向けにサニタリー仕様製品もあります。

TF-100TMシリーズ 音叉式レベルスイッチ仕様

仕様
TF-100

TF-Lリレー出力

TF-Pトランジスタ出力

TF-T電流出力

テクノロジー

音叉式

音叉式

音叉式

調整不要

不要

不要

上限(溢れ)

上限(溢れ)

上限(溢れ)

下限（空転）

下限（空転）

下限（空転）

再現性

垂直取付で約2mm

垂直取付で約2mm

垂直取付で約2mm

外気温度範囲-40℃～70℃-40℃～70℃-40℃～70℃

保管温度-40℃～80℃-40℃～80℃-40℃～80℃

インジケーター

ｶﾗ-LED(赤/緑)ｘ2

ｶﾗ-LED(赤/緑)ｘ2

ｶﾗ-LED(赤/緑)ｘ2

10-55V DC

11-36V DC

0.7-2.5g/cm 3(標準）0.7-2.5g/cm 3(標準）運転モード(防止)

必要電源
比重範囲

20-253V AC,50/60Hz
20-72V DC

0.7-2.5g/cm 3(標準）30.5-0.7g/cm (選択）30.5-0.7g/cm (選択）30.5-0.7g/cm (選択）DPDTリレー出力

最小10ｍA

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｽﾀ

8ｍA（ﾉｰﾏﾙ）

最大5A

PNPまたはNPN

16ｍA（ｱﾗｰﾑ）

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ

AC

1Aｍp DC
ハウジング材質

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ

電線接続口（2ヶ所）

NPT3/4"

NPT3/4"

NPT3/4"

防滴等級

NEMA4X/IP66

NEMA4X/IP66

NEMA4X/IP66

承認

Explosion proof Class 1,

Explosion proof Class 1,

Explosion proof Class 1,

Div. 1 Groups A, B, C, D,Div. 1 Groups A, B, C, D,Div. 1 Groups A, B, C, D,

T5 Ta = 60º C, Explosion

T5 Ta = 60º C, Explosion

T5 Ta = 60º C, Explosion

Proof Class 1, IIC T5 Ta = 60º C

Proof Class 1, IIC T5 Ta = 60º C

Proof Class 1, IIC T5 Ta = 60º C

Dust Ignition Proof Div, II, III, Groups E,

Dust Ignition Proof Div, II, III, Groups E,

Dust Ignition Proof Div, II, III, Groups E,F, G, T5 Ta = 60º C, Type NEMA 4X/IP66

F, G, T5 Ta = 60º C, Type NEMA 4X/IP66

F, G, T5 Ta = 60º C, Type NEMA 4X/IP66

Non-incendive Class 1, Div. 2 Groups A,Non-incendive Class 1, Div. 2 Groups A,Intrinsically Safe Class I, II, III, Groups

B, C, D, T5 Ta = 60º C

B, C, D, T5 Ta = 60º C, Non-incendive

A, B, C, D, E, F, G, T4 TA = 60º C when

Non-incendive Class 1, Div. 2 , IIC T5 Ta

Class 1, Div. 2 , IIC T5 Ta = 60º C

powered by an I.S. supply meeting the= 60º C, Suitable for Class II, Div. 2, F,Suitable for Class II, Div. 2, F, G, T5 Ta

following entity requirements:

G, T5 Ta = 60º C= 60º C, Suitable for Class III, Div. 1,T5Vmax = 31 V, Imax = 166mA, Pi =Suitable for Class III, Div. 1,T5 Ta =60º C

Ta = 60º C

0.667W, Ci = 0n F, Li = omH, 12 – 31
VDC 116 mA Max.
I/O/Aex ia / IIC/ T4 TA = 60º C, ANI/1/II,
III, 2, A, B, C, D, E, F, G, T5 Ta = 60º C,
Non-incendive Class 1, Div. 2 Groups A,
B, C, D, T5 Ta = 60º C
Non-incendive Class 1, Div. 2 , IIC T5 Ta= 60º C, Suitable for Class II, Div. 2, F,G, T5 Ta = 60º C, Suitable for Class III,Div. 1,T5 Ta = 60º C

CLI, Div. 1, Groups A, B, C, & D,CLI, Div. 1, Groups A, B, C, & D,CLI, Div. 1, Groups A, B, C, & D

CLII, III, Div. 1, Groups E, F, & G,CLII, III, Div. 1, Groups E, F, & G,CLII, III, Div. 1, Groups E, F, & G

T5 Ta = 60º C,

T5 Ta = 60º C,

T5 Ta = 60º C

Type 5, 4X, IP66

Type 5, 4X, IP66

Type 5, 4X, IP66
CLI, II, III Div. 1, Groups A, B,C, D, E, F, & G
Class I, Zone 0
T4 Ta = 60º C
Type 4, 4X, IP66

仕様
センシングエレメント
仕様
構造材質
プロセス取り付け

TF-Lリレー出力

TF-Pトランジスタ出力

TF-T電流出力

SUS316L(標準）SUS316L(標準）SUS316L(標準）3/4”NPT（標準）3/4”NPT（標準）3/4”NPT（標準）

フランジ

フランジ

フランジ

フェルール（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

フェルール（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

フェルール（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

温度範囲-50～150℃-50～150℃-50～150℃

プロセス圧力0 ～ 6.3MPa

0 ～ 6.3MPa

0 ～ 6.3MPa

粘度

0.1～10,000CP

0.1～10,000CP

0.1～10,000CP

配線
ＴＦ-Ｌ リレー出力

接点がｱﾗｰﾑ/非励磁の状態を示しています。

ＴＦ-Ｐ トランジスタ出力

ＴＦ-Ｔ 電流出力

TF-100TMシリーズ モデル番号構成表●テクノロジーTF
TF-100シリーズ 音叉式ポイントレベルスイッチ●出力L
ライン電源 リレー出力P
PNPトランジスタ出力T
2線式電流出力●承認3FM/CSA（承認）●センシングエレメント
0SUS316L ステンレススチールセンサー●取付タイプ （最初の3桁ｘｘｘは、下の取付チャート参照のこと）
XXXA 47mm
ﾌﾗﾝｼﾞ取付の時は標準長54ｍｍになります
XXXC 152mm
XXXD 254mm
XXXE 457mm
XXXF 610mm
XXXG 762mm
XXXH 914mm
XXXJ 127mm
XXXK 432mm
XXXZ その他（95ｍｍ～2997ｍmまで）取り付けチャート
A1B
"
DA11"
DB11 ”
DC12”
DI13”
DK14”
DE11”
DF11 ”

NPT
150RF 316/316LSS
150#RF316/316LSS
150#RF316/316LSS
150#RF316/316LSS
150#RF316/316LSS
300#RF316/316LSS
300#RF316/316LSS

DG1
DJ1
DL1
C2B
C3B
C4B
C6B

2"
3"
4"
1"
1 ”
2"
3"

300#RF 316/316LSS
300#RF316/316LSS
300#RF316/316LSS
Tri-Clamp 3Aｻﾆﾀﾘｰ
Tri-Clamp 3Aｻﾆﾀﾘｰ
Tri-Clamp 3Aｻﾆﾀﾘｰ
Tri-Clamp 3Aｻﾆﾀﾘｰ

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : https://www.ybk.co.jp/

E-mail : yashima_info@ybk.co.jp【販売代理店】
東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店
坂出出張所

九州支店
周南オフィス〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ﾋﾞﾙ7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

13489FC_KS