Informazioni tecniche

Manometri ad elemento elastico
Scheda tecnica WIKA IN 00.01

Descrizione
Grazie alla loro robustezza ed al facile utilizzo I manometria quadrante con elemento elastico vengono impiegati in unvasto campo di applicazioni. Gli elementi di misura integrati
si deformano elasticamente quando vengono sottoposti apressione. I manometri meccanici vengono realizzati conelementi a molla tubolare, a membrana, a capsula ed a mollae sono distinti in base tali elementi di misura.
Gli elementi di misura sono fatti di leghe di rame, di acciai
legati o di materiali speciali in caso di applicazioni di misura
specifiche. Le pressioni possono essere misurate solamente
in combinazione con pressioni di riferimento. La pressione
atmosferica serve normalmente come pressione di riferimento ed il manometro indica la differenza tra la pressione

misurata e la pressione atmosferica (ad es. strumento dimisura di pressione relativa).
La pressione viene visualizzata in campi di misura standard
su un quadrante a 270 gradi. Grazie all'effetto di smorzamento, i manometri riempiti con liquidi offrono l'ottimale protezione da danni causati da alti carichi dinamici o da vibrazioni.
Se vengono combinati con contatti elettrici possono essere
effettuate delle commutazioni, se vengono combinati con
trasmettitori, i segnali elettrici emessi (ad es. 4 ... 20 mA)
possono essere utilizzati per l'automazione di processi
industriali.

Manometri a molla tubolare
Per molle tubolari si intendono tubi circolari a sezione trasversale ovale. La pressione del fluido agisce all'interno del tubo
in modo da rendere quasi rotonda la sezione trasversale
ovale. La forma del tubo genera una sollecitazione circolare
che provoca uno spostamento del tubo. L'estremità del tuboè libera, il suo spostamento indica la misura della pressione.

I campi di pressione possono essere tra 0 … 0,6 bar e
0 … 7000 bar e la precisione di intervento (o classe di precisione) varia tra lo 0,1 ed il 4,0 %.

Tale spostamento viene visualizzato sul quadrante mediantela rotazione dell'indice. Le molle circolari piegate a coprire un
angolo di circa 250° vengono utilizzate con pressioni fino a60 bar.

Molla tubolare

Per pressioni superiori vengono utilizzate molle tubolari con
un numero di avvolgimenti dello stesso diametro sovrapposti(ad es. avvolgimenti elicoidali) oppure avvolgimenti a spirale
su un singolo piano (ad es. molla a spirale piana).

Segmento

Le molle tubolari possono essere protette da sovraccarichi solamente in misura limitata. Al fine di poter eseguiremisurazioni particolarmente difficili è possibile montare primadel manometro un separatore a membrana che funge daelemento di separazione o protezione.

IndiceCoperchietto
terminale
BiellaMovimento

Quadrante

Portamolla
con attacco alprocesso

Ingresso della pressione

Fig. Manometro a molla tubolare
Scheda tecnica WIKA IN 00.01 ∙ 09/2010

Pagina 1 di 4

Manometri a membrana
Le membrane sono diaframmi rotondi ondulati. I loro bordi
vengono fissati o saldati tra due flange ed esse sono sottoposte alla pressione del fluido che agisce su un lato. La deviazione risultante viene usata come misura per la pressione e
viene visualizzata da un indice.
In confronto alle molle tubolari le membrane hanno una forza
di spostamento relativamente alta e grazie al serraggio anulare risultano meno sensibili alle vibrazioni.
Grazie all'appoggio della membrana alla flangia superiore
essa può essere sottoposta ad elevati sovraccarichi ed il
manometro può essere protetto da sostanze di misura estremamente corrosive se viene rivestito di materiali speciali ocoperto di pellicole.

IndiceQuadrante

Movimento

Vite

BiellaGuarnizione adanello

Alloggiamento superiore per membrana
Vite
Alloggiamento inferiore per membrana
Camera dipressione

Attacchi con foro allargato, flange aperte o fori di lavaggio
possono essere integrati per misurare fluidi estremamente
viscosi, impuri o cristallizzanti.
I campi di pressione possono essere tra 0 … 16 mbar e
0 … 40 bar e la classe di precisione varia tra 0,6 e 2,5.

Membrana

Ingresso della pressione

Fig. Manometri a membrana

Manometri a capsula
La molla a capsula è composta da due membrane circolari,
ondulate, saldate lungo il bordo. La pressione agisce sui latiinterni di questa capsula e lo spostamento generato viene
visualizzato dall'indice come misura della pressione.
I manometri a capsula sono particolarmente adatti a fluidi
gassosi e pressioni relativamente basse. Una protezione dasovraccarichi è possibile entro determinati limiti. La forza dispostamento aumenta se un numero di molle a capsula viene
collegato in serie meccanicamente ("pacchetto" di molle acapsula).
I campi di pressione possono essere tra 0 … 2,5 mbar e
0 … 0,6 bar e la classe di precisione varia tra 0,1 e 2,5.

Quadrante

Camera dipressione
Molla acapsula

Trasparente
Movimento
IndicePortamolla
con attacco
al processo

Ingresso della pressione

Fig. Manometri a capsula

Pagina 2 di 4

Scheda tecnica WIKA IN 00.01 ∙ 09/2010

Manometri per pressione assoluta
Questi strumenti vengono utilizzati per misurare le pressioni
indipendentemente dalle oscillazioni naturali della pressione
atmosferica. In linea di principio è possibile utilizzare qualsiasi
tipo di molla prevista per i misuratori di sovrappressione ed
applicare qualsiasi principio di misura.
La pressione del fluido da misurare viene confrontata con una
pressione di riferimento pari alla pressione assoluta zero. Sullato dell'elemento di misura non sottoposto a pressione dalfluido si trova una camera di riferimento che funge da pressione di riferimento di vuoto assoluto. Chiudendo ermeticamente
la rispettiva camera di misura o la custodia esterna si ottiene
la funzione desiderata.
La trasmissione del movimento dell'elemento di misura e lavisualizzazione della pressione avvengono nello stesso modo
come descritto in precedenza per i manometri.

Camera di riferimento sigillata(sotto vuoto)

BiellaDiaframma

Soffietti
di tenuta

Camera dipressione

Soffietti ditenuta

I campi di pressione possono essere tra 0 … 25 mbar e
0 … 25 bar e la classe di precisione varia tra 0,6 e 2,5.

Ingresso della pressione

Fig. Manometri per pressione assoluta

Manometri differenziali
Nel caso di manometri differenziali, la differenza tra duepressioni viene rilevata direttamente e visualizzata sulquadrante. In linea di principio anche in questo caso è possibile utilizzare qualsiasi tipo di molla prevista per i misuratori disovrappressione ed applicare qualsiasi principio di misura.
Due camere di fluido sigillate sono separate da uno o più
elementi di misura. Se le due pressioni di esercizio sonouguali, l'elemento di misura non esegue alcun movimento equindi non viene visualizzato alcuna pressione. Solo quando
una delle due pressioni è maggiore o minore dell'altra viene
visualizzata la pressione differenziale.

BiellaCamera di bassapressione

Soffietti ditenuta

Membrana

Camera dialta pressione

Anche in presenza di pressioni statiche elevate è possibile
misurare direttamente piccole pressioni differenziali. Un'elevata sovraccaricabilità si può ottenere mediante elementi dimisura a membrana.
Vanno rispettate la pressione statica consentita e la sovraccaricabilità sul lato ⊕ e ⊖.

Pressione p1

Pressione p2

Nella maggior parte dei casi, la trasmissione del movimentodell'elemento di misura e la visualizzazione della pressione
avvengono nello stesso modo come descritto in precedenza
per i manometri.

Fig. Manometri differenziali

I campi di pressione possono essere tra 0 … 16 mbar e
0 … 40 bar e la classe di precisione varia tra 0,6 e 2,5.

■ Tecnologia di filtrazione (controllo dell'intasamento dei

Applicazionifiltri)■ Misura del livello di riempimento (in serbatoi chiusi)■ Misurazione del flusso (perdita di pressione)

Scheda tecnica WIKA IN 00.01 ∙ 09/2010

Pagina 3 di 4

Pagina 4 di 4

Scheda tecnica WIKA IN 00.01 ∙ 09/2010

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 820010 Arese (MI)Tel.
(+39) 02-93861-1
E-mail info@wika.it
www.wika.it

03/2011 I based on 09/2010 GB© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.