磁界測定器 FT3470

MAGNETIC FIELD HiTESTER FT3470

家電製品の適合試験に
FT3470-51/-52

ICNIRP
2010
対応

3 軸の磁束密度測定で強力サポート
労働安全衛生総合研究所 理事長賞

受賞

ール

独立行政法人コク

JE C
A

0 12 製 品

ン

2IRFA

JIS C 1910
準拠

環境磁界測定にFT3470-55

電気設備
技術基準
改正 *1
鉄道
技術基準
改正 *2

＊1

FT3470-51/-52

電気設備に関する技術基準を定める省令＊2

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

2

磁界測定が求められています
1. 国際的ガイドライン

ICNIRP2010 が発表されました

ガイドライン値が 50/60Hz で 200μT（一般公衆曝露）に変更されました。

2. 国内の規制

電気設備技術基準、鉄道技術基準が改正されました
変圧器、開閉器等や電線路等を変電所以外の場所に施設する場合には、当該施設の周辺で測定した空間の磁束密度の平均値が 200μT 以下となるよう設置することが規定されました。

また、測定には日本工業規格 JIS C 1910 (2004) に適合する 3 軸のもので測定することが推奨されています。

FT3470-50 シリーズは ICNIRP2010 ガイドラインに基づく評価試験や電気設備や鉄道の技術基準改正による磁束密度（μT）の測定に最適です▶ 2 種類の 3 軸センサをご用意
サイズの異なる 2 種類のセンサをご用意。
用途に応じて選択していただけます。

【磁束密度（マイクロテスラ）測定手順】

1 モード設定 磁束密度モードは 10Hz-400kHz 全帯域

100cm2 磁界センサ

FT3470-51, FT3470-52 に標準付属
規格 IEC/ EN62233 で使われる標準的なセンサです。
φ122×295Lmm, 220g

押す度にモードが切り替わります。

S 3cm2 磁界センサ

N

FT3470-52, FT3470-55 に標準付属
測定対象の磁界分布を細かく解析できます。
□ 27×165Lmm, 95g

NポイントN▶ 簡単操作でらくらく測定

2 配置

HIOKI の 3 軸センサには X/ Y/ Z のS表記がされており、磁界の方向がわかSりやすいポイント＜参考＞ 3 軸測定についてz【イメージ図】

z軸方向

Sx軸方向

xyTy軸方向（テスラ）
国際単位系に定められている磁束密度の単位 ＊ 1μT ＝ 10mG

A/m

電流が流れている物の周りに発生する空間を「磁界」といいます。
磁界には方向があり、方向によって測定値が異なることがあるため、3 軸全ての測定が必要です。
FT3470-50 シリーズは 3 軸同時測定を行い合成（R）で値を求めるため正確な測定が可能です。
また、3 軸（x, y, z）それぞれの値を表示することも可能です。

IEC/ EN62233 で定められている曝露レベル測定（ICNIRP2010 ガイドライン対応）も可能です（一般公衆・職業）▶ 選べる表示単位

R：合成

磁界 N

3 測定

（アンペア毎メートル）
国際単位系に定められている磁界の強さの単位

G

R（合成）XYZ（ガウス）
磁束密度の単位X 軸測定 X

Y 軸測定YZ 軸測定Z

ポイント

規格や規制によって異なる磁束密度の単位に対応することができます3

日本国内で校正ができます

JIS C 1910 では校正を行いトレーサビリティのとれた測定器で測定することを推奨しています。
HIOKI は NIST（アメリカ国立標準技術研究所）のトレーサビリティがとれた校正設備を保有しているため、国内で校正を行うことが可能です。
ご希望により、ご購入時・ご購入時以降の校正の際には、検査成績表・校正証明書・トレーサビリティ体系図を有料にて発行することができます。校正については最寄りの HIOKI 営業所へご相談ください。
SAMPLE	 $	  	     	 	  z-.	 	 	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s[	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 q	 	 	  f	 	 	 	 	 	 	 	 ®	   ©ª¬§¦«¨	 	 	 	 	 	 	 g	 	 	  f	 	 	 	 	 	 	 	 ®	  mi	 	 	 	 	 	 	 ¢c	 SAMPLE®	  	 検 査 成 績 表
<TEST REPORT>	  	  	   YKWI	 ®	 	 	 	 	 	 	 	  YKWI	  ®	 	 

品名<Model Name>
形名<Model Number>
製造番号<Serial No.>	  	  	  c	 	 	 	 	 	 	 	 	 ®	  	 	  	  	  |	 	 z	 ®	  	  	  	  	  	  	  	 	 本体相番号<Matching No.>
センサ相番号<Sensor Matching No.>	 

1/2( 磁界測定器<MAGNETIC FIELD HiTESTER> )FT3470-55()(No.
)
123456789(No.
)
0629-A1(No.
)
0629-C1	 

検査年月日<Test Date>Z@gAp@}?D9:|4F:0C6,	 3@|?_6E iA+p@OVXIPTNH^?r9:+jn ¤;(

検査条件<Test Conditions>	  _▶ アプリケーションg	  f	 ©ª¬§xwi	 
¶·´µ°¸²³±¸|i	 QUMRXL	 	 JSWOxwi	 

モード

レンジ

相当入力

許容範囲表示値<Item> <Mode><Range><Equivalent Input><Tolerance><Indicated Value>

項目i	 q	  f	 	  ***	 «¬§§¯	 ©ª«­¯	 	  ***	 Ω	 c	  	   	   	  	  	 確度<Accuracy>¢c	 
磁束密度<Magnetic Flux Density>	  ***	 

送電線下の測定X

YZ

2.000 μT
2.000 μT
20.00 μT
200.0 μT
2.000 mT
(10Hz-180Hz) 200.0 μT(2kHz-400kHz) 2.000 μT

0.050 μT (1kHz)
1.800 μT (1kHz)
18.00 μT (1kHz)
180.0 μT (1kHz)
1.800 mT (1kHz)
180.0 μT (50Hz)
1.800 μT (5kHz)

0.040 μT ～ 0.060 μT ( 0.050 μT )( 0.050 μT )( 0.050 μT)
1.763 μT ～ 1.837 μT ( 1.816 μT )( 1.812 μT )( 1.813 μT)
17.63 μT ～ 18.37 μT ( 18.02 μT )( 18.02 μT )( 18.02 μT)
176.3 μT ～ 183.7 μT ( 180.1 μT )( 180.2 μT )( 180.2 μT)
1.763 mT ～ 1.837 mT ( 1.802 mT )( 1.802 mT )( 1.802 mT)
176.3 μT ～ 183.7 μT ( 179.9 μT )( 180.0 μT )( 180.0 μT)
1.763 μT ～ 1.837 μT ( 1.795 μT )( 1.796 μT )( 1.796 μT)

曝露(一般公衆) 20.00 ％18.00 ％
18.00 ％
180.0 ％
180.0 ％

(50Hz)(10kHz)(50Hz)(10kHz)17.63 ％
17.54 ％
176.3 ％
175.4 ％

～ 18.37 ％～ 18.46 ％～ 183.7 ％～ 184.6 ％18.00 ％
18.00 ％
180.0 ％
180.0 ％

(50Hz)(10kHz)(50Hz)(10kHz)17.63 ％
17.54 ％
176.3 ％
175.4 ％

～ 18.37 ％～ 18.46 ％～ 183.7 ％～ 184.6 ％(10Hz-400kHz)
	  	 	  ***	 	  ***	 

▶ 便利な機能 ＊ FT3470-51/-52 のみ
Exposure Level 20.00 ％(General Public) 200.0 ％200.0 ％

FT3470-55)

FT3470-55本体確度<FT3470-55 Accuracy>

5C6,	 	 )2012-01-16<YYYY-MM-DD>
22.9 ℃,
49 %rh(/E+y\	 ~veu+y\	 tk¡`+'!$#"	 #&'!'('	 $	 '#%&	 #	  #$"$) >=@j¥o£lh]?b5:0Edj@	  	 a|¤@6B:C8A07F1<OVXIPTNH2<F:0E3<G {08

電気設備技術基準

変電所 / 地中線 / 柱上トランスの測定にもレベル出力

曝露(職業的) 20.00 ％Exposure Level 20.00 ％(Occupational) 200.0 ％200.0 ％

レコーダやロガーで実効値を記録できるので、長期的な観測に便利です。

( 17.98 ％( 17.98 ％( 179.9 ％( 179.7 ％)( 17.90 ％)( 18.10 ％)( 179.1 ％)( 180.9 ％

波形出力( 17.93 ％( 18.09 ％( 179.4 ％( 180.8 ％)( 17.97 ％)( 18.11 ％)( 179.7 ％)( 181.0 ％)( 17.95 ％))( 18.06 ％))( 179.6 ％))( 180.5 ％))( 17.97 ％))( 18.06 ％))( 179.8 ％))( 180.5 ％)オシロスコープやレコーダに接続して、磁界の波形を観測できます。

備考<Note>・FT3470-55本体検査においては全て電圧等価入力による検査であり、許容範囲は社内規格です。
<The FT3470-55 inspection was done by an equivalent voltage input and the tolerance is defined by our original criteria.
・FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>（FT3470-51
FT3470-52

家電製品の測定PASS）

X軸検査者<Inspected By>（Y軸

承認者<Approved By>）（）

Z軸

IEC/EN62233

No.FT347055-1

CE マーキングに必要な適合性試験に最適

100cm2 磁界センサ
を使用

100msec

5min

データを PC で確認
FT3470-51/-52 はアプリケーションソフトが標準付属です。
（USB 接続）ICNIRP2010 ガイドラインに基づく曝露レベル（一般 , 職業）測定可能

対応 OS：Windows7, Vista, XP
記録形式：CSV 形式

機能：実効値ロガー , 一括取込 , 設定

測定方法の詳細は各規格をご覧ください。
FT3470-51
FT3470-52

波形出力を利用した周波数解析
家電製品の測定
インバータ制御モータの磁界測定

出力端子

X軸

CE マーキングに必要な適合性試験に最適（使用機器：メモリハイコーダ MR88470-01)
インバータモータ

Y軸

Z軸
1. 出力コードを接続 X 軸→ ch １、Y 軸→ ch ２、Z 軸→ ch ３
2.FT3470-52 の設定
200μT レンジOUTPUT キーにて MON を選択
3. メモリハイコーダ MR8847 の設定
測定設定 ：FFT モード
２画面表示 _No.1 リニアスペクトラム
No.2 ストレージ
周波数レンジ’20kHz
各 ch 設定：電圧レンジ 10mV/DIV

周波数解析

時間軸波形

仕様 （■色：FT3470-51/ -52/ -55 共通機能、■色：FT3470-51/ -52 のみ対応、■色：FT3470-55 のみ対応）
確度の規定はセンサとの組合せにて規定

23℃ ±5℃ , 80%rh 以下（結露なきこと） (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)■ 磁束密度 確度仕様

■ 製品仕様10Hz 〜 400kHz/ 10Hz 〜 2kHz/ 10Hz 〜 180Hz/
2kHz 〜 400kHz（帯域）
一般公衆（General Public）/ 職業（Occup.）
単軸 X, Y, Z / 合成実効値 R （測定軸：X, Y, Z）
真の実効値方式
オート / マニュアル
スロー機能無効時：250msec.
スロー機能有効時：2sec.

磁束密度
曝露レベル
表示軸
測定方式
レンジ切替
表示更新レート

FT3470-51/-52（100cm2 磁界センサ使用時）

測定軸 レンジr0X
r1Yr2
Z
r3
r0r1
Rr2r3

（スロー機能：IEC/ EN62233 にて求められる実効値積分
時間 1 秒を適用する機能）

3 以下

クレストファクタ

ただし、曝露レベル（職業）のレンジ r1 については 1.45 以下

インタフェース
保存温湿度範囲
使用温湿度範囲
電源連続使用時間寸法
質量

測定軸 レンジXYZ■ 出力機能（FT3470 -51/-52 のみ）対応ファンクション 磁束密度（T）, 曝露レベル（％）

出力確度

RECMONREC

出力レート

R0.200 〜 2.000μT

2kHz-400kHz

0.050 〜 2.000μT
0.50 〜 20.00μT

r310Hz-400kHz
10Hz-2kHz
10Hz-180Hz
2kHz-400kHz

r010Hz-400kHz
10Hz-2kHz
10Hz-180Hz

0.400 〜 3.464μT

2kHz-400kHz

0.100 〜 3.464μT

10Hz-400kHz
10Hz-2kHz
10Hz-180Hz
2kHz-400kHz

1.00 〜 34.64μT

r1

X, Y, Z 各軸の波形出力（磁束密度のみ）

r2

合成実効値レベル出力（X 軸より出力）
曝露レベル出力（X 軸より出力）±3.5％ rdg.±10mV±3.5％ rdg.±3mV（暴露レベル 1kHz 以上は ±5.0％ rdg.±3mV）
0.1mV/ 表示値（磁束密度単位 T を基準 )■ 曝露レベル（一般公衆 , 職業）
有効測定範囲確度
測定軸 レンジ
r00.50 〜 20.00 %Smoothededges
50Hz 〜 1kHz に対し
X, Y, Z
r1
5.0 〜 200.0 %±3.5％ rdg.±0.5％ f.s.
r0
1.00 〜 34.64 % Smoothed edges 1kHz 〜 100kHz に対しR±5.0％ rdg.±0.5％ f.s.
r1
10.0 〜 346.4 %

r3±3.5％ rdg.±0.5％ f.s.
（10Hz-400kHz モードの場合 50Hz 〜 100kHz）±3.5％ rdg.±0.5％ f.s.
（10Hz-400kHz モードの場合 50Hz 〜 100kHz）

5.0 〜 200.0μT

確度±3.5％ rdg.±0.5％ f.s.
（10Hz-400kHz モードの場合 50Hz 〜 100kHz）（10Hz-180Hz モードの場合 50 〜 60Hz）

0.050 〜 2.000 mT

10.0 〜 346.4μT±3.5％ rdg.±0.5％ f.s.
（10Hz-400kHz モードの場合 50Hz 〜 100kHz）（10Hz-180Hz モードの場合 50 〜 60Hz）

0.100 〜 3.464 mT

特性 （低周波数領域での frequency-Gain 特性例）
5Gain (dB)

出力の種類

MON

有効測定範囲r2

確度

FT3470-55（3cm2 磁界センサ使用時）

測定モード

r1

100W×150H×42D（mm）
本体：約 830g / 670g（電池含む）
安全性：EN61010 汚染度 2
EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
JIS C 1910: 2004

準拠規格

10Hz-400kHz
10Hz-2kHz
2kHz-400kHz

10Hz-400kHz
10Hz-2kHz
10Hz-180Hz

r0

約 10 時間（磁界センサ接続時 , 連続・低負荷）

適合規格

10Hz-400kHz
10Hz-2kHz
2kHz-400kHz

有効測定範囲
0.050 〜 2.000μT
0.50 〜 20.00μT
5.0 〜 200.0μT
0.050 〜 2.000 mT
0.100 〜 3.464μT
1.00 〜 34.64μT
10.0 〜 346.4μT
0.100 〜 3.464 mT

FT3470-52（3cm2 磁界センサ使用時）

磁束密度単位切替（T, A/m, G）, スロー機能 , 最大値ホールド , メモリ機能（最大 99 データ）, オート
パワーオフ , ブザー音
USB1.1-10 ～ 50 ℃ , 80 %rh 以下（結露しないこと）
0 ～ 40 ℃ , 80 %rh 以下（結露しないこと）
単 3 アルカリ乾電池（LR6）×4 本 , 定格電源電圧
DC1.5V×4, AC アダプタ 9445-02

機能

測定モード

0-5-10※Smoothed edges：ICNIRP2010 で示される磁束密度について IEC/ EN62233 における時間領域評価を適用した測定手法として定義

110100frequency (Hz)100cm 2 磁界センサ

製品名：磁界測定器 FT3470（仕様）
形 名（発注コード）（100 平方 cm センサ付属）

FT3470-51

CE 非対応（価格）

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

製品名：磁界測定器 FT3470...¥ 580,000 ( 税抜き )（仕様）
形 名（発注コード）（価格）
FT3470-55 （JIS C1910 準拠）...¥ 300,000 ( 税抜き )付属品: 100cm2 磁界センサ ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R ( 専用 PCアプリソフトDATA
VIEWER for FT3470) ×1, USBケーブル ×1, 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, ACア
ダプタ9445-02 ×1, 携帯用ケース ×1

100cm 2 磁界センサ
3cm 2 磁界センサ

電気設備に関する技術基準を定める省令

付属品: 3cm2 磁界センサ ×1, 取扱説明書 ×1, 単 3 形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 携帯用ケース ×1（仕様）
形 名（発注コード）（価格）（100 平方 cm/3 平方 cm センサ付属）...¥ 750,000 ( 税抜き )FT3470-52

付属品: 100cm2 磁界センサ ×1, 3cm2 磁界センサ ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (専用 PCアプリ
ソフトDATA VIEWER for FT3470) ×1, USBケーブル ×1, 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×4,
ACアダプタ9445-02 ×1, 延長ケーブル 9758 ×1, 出力ケーブル 9759 ×1, 携帯用ケース ×1

オプション※FT3470-51/-52 各機種ごとに標準付属されている物を含みます。AC アダプタは FT3470-51/-52に付属します。※FT3470-55 には AC アダプタと出力ケーブルは使用できません。

製品名：磁界測定器 FT3470

出力ケーブル 9759
延長ケーブル 9758
1.5m, センサ- 本体間を延長 1.5m, 出力側 BNC 端子 ×3... ￥30,000（税抜き） ... ￥12,000（税抜き）

AC アダプタ 9445-02
AC 100 〜240V, 9V/1A.......￥5,800（税抜き）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2016 年 11 月 8 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

FT3470-50J13-6YB