統合パッケージソフト

ＴＲＡＭＳⅣ～トラムス フ ォ ー ～記録計・調節計・指示計へのパラメータ設定が簡単に！
さらに、最大 300 点のデータの集録、データ再生・解析も可能

統合パッケージソフト「TRAMS Ⅳ」～トラムス フォー～は、■特 長

弊社の記録計、調節計、指示計へのパラメータ設定や●各種パラメータを簡単に設定計測したデータの集録、データ解析を行うソフトウェアです。

●最大300点のデータを集録・監視●記録計、調節計、指示計を混在接続可能●Ethernet、シリアル、USBに対応●データ解析機能つき●Excel シートを利用した帳票出力●記録データファイルへの署名（熱処理支援機能付きKR）

パソコンで簡単にパラメータ設定、データ集録・監視を実現●弊社の機器、TRAMS、パソコンを組み合わせ、パラメータ設定、データ集録・監視が簡単に導入できます。

ソフトウェア構成
パラメータ設定

解析ファイル操作

登録機器指定からパラメータ設定(オンライン)

形式指定からパラメータ設定

データ解析

ファイル指定からパラメータ設定

トレンドグラフ再生
データ一覧再生

データ集録

集録データ、グループの登録・編集・削除

帳票出力（日報・月報）

データメモリー設定／操作

署名(熱処理支援機能付きKR)

トレンドグラフ設定／表示

リアルタイムデータ（データ一覧）
警報表示

パラメータ設定

機器接続例

ランチャ画面からパラメータ設定画面を開きます。

Ethernet

機器からパラメータをオンラインで読み込んで編集する
HUB

HUB

HUB

ことや、オフラインでパラメータファイルを編集・保存しておき、後から設定を機器に反映させることもできます。

KR2000AL4000/AH4000

KR3000

KR2S00/3S00
RS-232C ※１

パソコン（TRAMSをインストール）※3 ※4

SB700※２

KR2000プリンタ

ラインコンバータ ※２

DB600
通信ラインRS-485※5

通信ライン RS-485・RS-422A ※５

DI5000KL4000/KH4000
登録できる対応機器の数はEthernet 、シリアルポートすべて合わせて32台までです※２

※１
※２
※３※４
※５

登録できるシリアルポートは1ポートのみです。
ラインコンバータやSB700にRS-485で接続する機器は最大31台までです。
パソコンにシリアルポート（RS-232C）がない場合、USB-RS232C変換器が必要です。
Ethernetポートとシリアルポートを混在して使用することが可能です。
1つの通信ライン上に調節計、指示計などの機種の混在は可能ですが、通信モード（RTUモード、ASCIIモード）の混在はできません。

2データ集録
ランチャ画面からデータ集録画面を開きます。データ集録ではデータメモリー（ファイル保存）／リアルタイムトレンド表示（グラフ表示）／リアルタイムデータ表示（数値表示）することができます。

トレンドグラフ

リアルタイムデータ

警報表示

データメモリー

データ解析
ランチャ画面からデータ解析画面を開きます。データ解析では、TRAMSのデータ集録にて記録した集録データファイルや、各機器側で記録した集録データファイル、データ 解析機能で保存した解析ファイルを展開・表示することができます。

トレンドグラフ再生

月報出力

データ一覧再生

日報出力

動作環境
●実行環境

内容 ・ 条件

準備PC

メモリー

1GB 以上(32bit)、2GB 以上(64bit)

ハードディスク容量

2GB 以上の空きハードディスク領域

リムーバブルディスク
ドライブ（任意）

KR2000、KR3000、 KR2S00、 KR3S00、LE5100、LE5200では、CFカードで保存したデータを 読み出すことができます。 AL4000、 AH4000 では、SDカードに保存したデータを 読み出すことができます。

動作 OS

Microsoft Windows 10（32bit/64bit）
Microsoft Windows 11（64bit）※上記 OS に、.NET Framework4.7.2以降がインストール可能なこと。

インストール .NET Framework4.7.2
Microsoft Excel2007/2010/2013/2016/2019/2021※インストールされていない場合、日報出力、月報出力、データ一覧の出力機能が制限されます。
Windows Media player
ディスプレイ 画面解像度 1024×768以上

3

●接続機器と通信、データ集録、パラメータ設定
Ethernet

M△※10

DB1000M△※10△※1

DB2000M△※10△※1

KP1000M△※10△※1

KP2000(KP2500)
KP3000M△※10△※1M△※10△※1

LT23A

M△※10× ※7×

LT35A/37A

M△※10×※7×LT45A/47AM△※10×※7×△※1○
シリアル通信または USB（pasconf / ds / dp）

DB630
DB650
DB670

調節計

USB△※1△※2

DP1000G
DP2000G
DP3000GM

M △※10DP5100G

SB100
指示計

パラメータ設定

シリアル通信機種

機器（読込可能ファイル）

データ集録可能データ

データ解析（読込可能ファイル）○
シリアル通信または USB（pasconf）○
シリアル通信または USB（pasconf / pkp）

設定値
指示値
出力値

○
シリアル通信または USB（pasconf / pkp）○(dmf / zil)

SP 値
PV 値
MV 値
設定値
指示値
出力値
入力切換ｽﾃｰﾀｽ*（*DP2000G のみ）

SB 設定ソフトをご使用ください（TRAMS は未対応）

DI5000M

KR2000KR3000M

KR2S/3S
KR2D/3D(KRH)

M

SC5000

△※10

△※2

○
シリアル通信または USB（pasconf）

測定値
最大値
最小値

○(dmf / zil)○

記録計変換器シリアル通信または測定値

Ethernet（pasconf / krs）

※4×

※3○×

※3M

○×

×

AL4000
AH4000

M○○※9○
シリアル通信、
Ethernet または USB（pasconf / a4s）

測定値

KL4000
KH4000M△※10○※9○シリアル通信、または USB（pasconf）

測定値

LE5100LE5200

M

○

×※3×

測定値

KT-M

M

△※10×

○
シリアル通信（pasconf）

温度測定値
電圧測定値

○

○
シリアル通信またはEthernet（pasconf / krs / kps）

測定値
※4

○※5
(dmf / zil / krf)○※5(dmf /zil / krf / kpf)○※5(dmf / zil / krf)

※1 USB はエンジニアリングケーブル（RZ-EC4）によるパラメータ設定のみ可能です。
※2 USB はエンジニアリングケーブル（RZ-EC4 または RZ-EC5）によるパラメータ設定のみ可能です。
※3 機器に USB ポートはありますが、TRAMS での使用はできません。
※4 FTP サーバ機能により自動で機器データファイル取得可能です。 ※5 krf ファイルをデータ解析機能にて読み込み可能です。
※6 a4f ファイルをデータ解析機能にて読み込み可能です。
※7 機器にローダコネクタはありますが、TRAMS での使用はできません。
※8 l5f ファイルをデータ解析機能にて読み込み可能です。
※9 USB での集録はできません。
※10 SB700 コミュニケーションモジュールを使用して Ethernet 経由での通信が可能です。
＜注記＞・ シリアル通信の M は MODBUS プロトコルです。
・ 機器ご購入の際は使用する通信インターフェイスをご確認ください。（通信インターフェイスはオプションの場合があります。）
・ 弊社ソフトウェア KIDS,ZAILA で作成された各ファイルには対応しておりません。
・ 弊社ソフトウェア PASS で作成された設定ファイル（pkp）は DB1000、DB2000、KP1000、KP2000、KP3000 のみ対応しています。
その他の機種の pkp ファイルには対応しておりません。
※本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

2024 年 7 月

Cat No.CX-135-13 July.24○※7(dmf / zil / a4f)○
(dmf / zil)○※9(dmf / zil / l5f)○

(dmf / zil)