消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド作成委員会
日本環境感染学会・日本消化器内視鏡学会・日本消化器内視鏡技師会

目次

改訂にあたって …………………………………………………………………

S2

第 1 章 総 説 ………………………………………………………………
基本理念………………………………………………………………………

S3
S4

第 2 章 内視鏡室のレイアウト ……………………………………………
Ⅰ．洗浄・消毒室……………………………………………………………
Ⅱ．内視鏡検査室……………………………………………………………
Ⅲ．前処置室およびリカバリー室…………………………………………
Ⅳ．洗面所……………………………………………………………………
Ⅴ．トイレ……………………………………………………………………
Ⅵ．環境整備…………………………………………………………………

S5
S5
S8
S8
S9
S9
S9

第 3 章 検査前処置、検査時対応 ………………………………………… S10
Ⅰ．感染症チェック………………………………………………………… S10
Ⅱ．検査前対応……………………………………………………………… S11
Ⅲ．検査時対応……………………………………………………………… S11
第 4 章 洗浄･消毒、乾燥、保管 …………………………………………… S12
Ⅰ．ベッドサイドでの洗浄・消毒………………………………………… S12
Ⅱ．洗浄室での用手による洗浄…………………………………………… S13
Ⅲ．スコープ自動洗浄・消毒装置による洗浄・消毒…………………… S15
Ⅳ．用手による消毒………………………………………………………… S16
Ⅴ．洗浄消毒の履歴管理…………………………………………………… S16
Ⅵ．搬送……………………………………………………………………… S17
Ⅶ．保管……………………………………………………………………… S17
第5章

スコープの消毒 …………………………………………………… S18

第 6 章 内視鏡付属品の洗浄･消毒･滅菌 ………………………………… S21
Ⅰ．送水ボトル……………………………………………………………… S21
Ⅱ．内視鏡処置具…………………………………………………………… S21
Ⅲ．処置具ハンガー………………………………………………………… S23
文

献 …………………………………………………………………………… S24

─ S1 ─

改訂にあたって「消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン」は、2008 年 5 月に初版を発行して以来大きな反響があった。本ガイドラインの初版は、日本消化器内視鏡学会甲信越支部
感染対策委員会による「内視鏡消毒法ガイドライン（1995 年）」、日本消化器内視鏡技師会消毒委員会による「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（1996 年）」、日本消化器内視鏡
学会消毒委員会による「消化器内視鏡機器洗浄・消毒法ガイドライン（1998 年）」の記載を基本として、その後の新しいエビデンスを踏まえて作成されたものである。今回、初版の発行か
ら約 5 年が経過したことと、米国における消化器内視鏡のマルチソサエティガイドラインが改訂されたことを機会に、わが国においても改訂版を発行する必要があると判断した。
関連する学会や業界のコンセンサスを得る必要があり、ドラフト（草案）を上記 3 学会および、内視鏡に関連する 17 学会、さらに内視鏡製造業界および自動洗浄器業界、消毒薬製造販
売業界に対して広くパブリックコメントを求めた。
標準予防策（スタンダードプリコーション）などの感染防止の基本的事項については特に触れず、消化器内視鏡の感染制御および洗浄・消毒に関わる処理を中心にまとめており、消化器
内視鏡検査の実施に即応して、この実践ガイドが容易に適用できることを目指した。特に高水準消毒薬の反応（接触）時間等については、消毒薬の添付文書とは異なる場合もあり、諸外国でのデータなどを参照して実務的に判断した。
なお、勧告事項の実証性水準については、できるだけ簡明となるように、本文の要求分類は原則として二種類とし、その表現方法の例を下記に示す。推奨度の分類は、消化器内視鏡の感染制御に関する専門家の合意に基づいて行った。
① 推奨度Ⅰとは、必須の要件であり、すべての施設において実施すべき事項② 推奨度Ⅱとは、現状では必須と位置づけるものではないが、実施が望ましい事項
医療施設の内視鏡検査室において、本実践ガイドを参照して、自施設のマニュアル（手順書）を作成し、消化器内視鏡に係る感染制御の実務に広く利用され、患者およびスタッフの安全の一層の向上に寄与できることを期待する。
今回の改訂版は「ガイドライン」ではなく「実践ガイド」という名称を用いた。その理由として、昨今「ガイドライン」の策定においては、厳密なエビデンスに基づくことや、作成者だ
けでなく評価者を同時に設置するといった、綿密な作成過程が要求される傾向にある。今回の改訂版は、３学会の専門家による合意を中心に作成されていることから、「ガイドライン」ではなく、あえて「実践ガイド」とした。
2013 年 7 月 10 日
消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド作成委員会

─ S2 ─

1

総

1

説

1976 年に Silvis ら 1)は米国における消化器内視鏡を介した感染事故を初めて報告した。1988
年に欧米において内視鏡機器の洗浄･消毒に関するガイドラインが策定され 2,3)、スコープの再生処理は検査毎に十分な用手洗浄と高水準消毒薬（グルタラール）を用いた消毒を行うことが推奨された。1993 年には Spach ら 4)は消化器内視鏡と気管支鏡による感染事例を review し、内視鏡を介した感染の実態とその対策について詳細に報告した。
わが国では、1985 年に日本消化器内視鏡学会消毒委員会より、内視鏡を介した B 型肝炎ウイ
ルスの感染の実態とその対策に関する論文が発表され 5,6)、グルタラールによる検査毎の消毒が感染防止に有用であることが報告された。この報告によってグルタラールを用いたスコープの消毒が普及し、1 日の内視鏡診療終了後にはグルタラールを用いた消毒が行われるようになった。
しかし、消毒に時間がかかるために、検査間は従来通り用手洗浄のみで行うという習慣が、わが国ではそれ以後も続いた。1990 年代になって内視鏡検査後の急性胃粘膜病変の原因が、内視鏡を介した Helicobacter pylori の感染によって発生することが判明し 7,8)、マスコミがその実態を報道するといった社会問題に発展した。これに対して 1995 年以降、日本消化器内視鏡学会 9,10)や日本消化器内視鏡技師会 11)は、内視鏡機器の洗浄・消毒に関するガイドラインを作成し、さらに改訂を加えて 12-14)内視鏡を介したさまざまな感染の防止に努めてきた。１日に大勢の患者の内視鏡診療を行うわが国の実状において、検査毎に高水準消毒薬を用いた消毒を行うことは当初困難な状況にあったが、その後短時間で消毒可能な新しい高水準消毒薬の登場 15,16)、保有する内視鏡機器の増加や内視鏡室のスタッフの増員といった各施設の努力などによって、ガイドラインを遵守した内視鏡機器の洗浄・消毒が広く普及するに至った。一方、消毒薬の毒性や環境への影響が問題視されるようになり、2005 年 12 月に世界消化器内視鏡学会（World Endoscopy
Organization: WEO）から示された内視鏡洗浄・消毒法のガイドライン 17)の中で、消毒薬の効果と問題点についても言及されている。
わが国において消化器内視鏡は、施設の大小を問わず日常診療に欠かせないツールとなっている。今回、内視鏡を介したさまざまな感染防止策がさらに普及するために、2008 年に日本環境感染学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器内視鏡技師会の 3 つの組織が合同で作成した「消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサイエティガイドライン第１版」の改訂を行った。
なお、本実践ガイドは、高水準消毒薬（グルタラール、過酢酸、フタラール）の使用を前提として書かれたものである。

─ S3 ─

基本理念
1． 全てのヒトの体液や血液には潜在的に感染性があるものとして取扱う。

推奨度 Ⅰ

解説：すべてのヒトの体液や血液は感染源になりする必要がある。また、内視鏡の付属品や処置具

うるため、スタンダードプリコーション（標準的なども適切な水準に応じた消毒ないし滅菌を行う。

予防策）の原則に基づき、スコープおよび付属機

適切な再生処理の水準は、Spaulding の分類 18)に器は内視鏡検査毎に同じ方法で、適切に再生処理従う。

2．内視鏡室全体での感染対策が必要である。

推奨度 Ⅰ

解説：内視鏡に関連した感染対策は、一般にスコなどの内視鏡室全体の環境に対しても清潔を保つ

ープの洗浄・消毒のみに注意が払われがちである配慮が必要である。

が、内視鏡システム本体、周辺機器、ベッド、床

3．スコープの消毒は十分な洗浄の後に行う。

推奨度 Ⅰ

解説：スコープに対する消毒効果を高めるために少させる必要がある。安全かつ十分な消毒効果を

は、消毒を行う前に、洗浄によりスコープに付着得るためには、各種高水準消毒薬の特徴を十分にした汚れを落として 19)、微生物数を可能な限り減理解することが求められる。

推奨度 Ⅰ

4．医療従事者の健康管理に配慮する。
解説：内視鏡による感染は、患者だけでなく医療

ル、ガウンなど）を身につけることが推奨される。

従事者に対しても、危険が及ぶ可能性があること

また、消毒薬の中には刺激性や毒性が強いものがを周知する必要がある。従って、内視鏡診療にああり、作業にあたっては十分な換気を行う。

たっては、適切な防護具（手袋、マスク、ゴーグ

5．実践ガイドを基に各施設でマニュアルを作成し、それを遵守する。

推奨度 Ⅰ

解説：実践ガイドを基にして、施設の実情に合わ

また、マニュアルの作成にあたっては、実践ガイせた内視鏡室の感染対策に関するマニュアルを作

ドのみでなく、各製品の添付文書や取扱説明書も成する必要がある。内視鏡に従事する医師および適宜参照する。さらに、内視鏡従事者全員が感染

コ・メディカルは、安全な内視鏡診療を提供する防止に常に注意を払い、検査環境および洗浄・消ため常に必要な知識を得るように努力し、必要に毒の品質管理に努める必要がある。

応じてマニュアルを参照することが求められる。

─ S4 ─

2

内視鏡室のレイアウト

内視鏡室に必要とされる施設・設備は、受付、待合室、内視鏡検査室、洗浄・消毒室、リカバリー、更衣室、前処置室、資料室、機材室、カンファレンス室、洗面所・トイレなどが挙げられる。

Ⅰ．洗浄・消毒室
1．患者と医療従事者の動線が交差しないレイアウトを設定する。

推奨度 Ⅱ

解説：汚染した機材や医療従事者が、患者の近傍

汚物槽、スコープ収納庫などを設置することが望を行き来することによる交差感染を防ぐために、ましい。

医療従事者と患者の動線が分離しているレイアウ※ 再処理：使用したスコープや処置具を洗浄・消トが望ましい。

毒あるいは、滅菌し、次の検査に使用できるよう

洗浄・消毒室には、再処理 ※ を行うための十分にすること。

なスペース、作業台、照明、電力、および水を供※※エアーコンプレッサー：散布チューブなどの管給できる設備、エアーコンプレッサー※※、洗浄シ

腔内の水分を、圧縮された空気により排出し、乾ンク、洗浄消毒装置、処置具用の超音波洗浄器、燥を促すための装置

2．洗浄・消毒されたスコープと、使用後のスコープの運搬経路が交差しない

推奨度 Ⅱ

レイアウトを設定する。

解説：洗浄・消毒された清潔なスコープと使用後の不潔なスコープは明確に区別し、運搬経路が交

医療従事者、使用後スコープ、感染性物質と患者の出入り口を分ける方がよい。

差しないように設定することが望ましい。

3．内視鏡検査室と洗浄室のレイアウトは、動線を短く設定する。

推奨度 Ⅱ

解説：使用後の汚染されたスコープや処置具は、浄室は独立して設置し、レイアウトはできる限り

可及的速やかに洗浄する必要がある。検査室と洗動線を短く設定すると効率よく作業できる。

4．床面はフラットな面とする。特に洗浄室の床は、清掃しやすく損傷しにくい

推奨度 Ⅱ

素材とする。

解説：洗浄･消毒室の床は、水による汚染に対してする。また、消毒薬や水の漏出事故による階下へ

清掃がしやすい構造とし、傷のつきにくい素材との影響も考慮して、耐水性の素材が望ましい。

─ S5 ─

2

5．患者の体液で汚染された機器の再処理は、十分な換気ができる独立した洗浄・推奨度 Ⅱ

消毒室で行う。また、内視鏡の消毒に用いる消毒薬は、人体への毒性や環境の汚染に配慮し、廃棄時の曝露防止に十分注意する。

解説：内視鏡の消毒に使用される薬剤は、高水準

り、内視鏡自動洗浄・消毒装置から漏出する薬液

消毒薬であり、十分な換気の下で使用する必要がの蒸気を効率的に排出する必要がある。洗浄・消ある。グルタラールの曝露限界値 0.05 ppm を超

毒作業時は、適切な個人防護を実施し、洗浄剤やえないような作業環境曝露対策を行う 20)。

消毒薬の曝露を防ぐ。強制排気装置の排気口は、

現在、日本で認可されている高水準消毒薬は、

人体や植物への影響も懸念されることから十分な

グルタラール、フタラール、過酢酸の 3 剤である

配慮が求められる。フタラール、過酢酸について

が、いずれの薬剤も蒸気での比重はグルタラール

は曝露規制値が規定されていないが、十分な換気

3.4、フタラール 4.6、過酢酸 2.5 と空気より重いができる独立した強制排気設備はいずれの高水準ため、強制排気口の設置は、低い位置もしくは洗消毒薬を使用する場合でも設置する必要がある。

浄装置のふたの付近が望ましい 21)。

高水準消毒薬の廃棄は、大量の水で希釈、中和

効果的な換気は、有効な空気の流れ（気流）を分解などの方法がある。各薬剤の廃棄方法に従う。

作ることである。送風口から送り出された空気は

廃棄処理時も換気をし個人防護を行い、地方自強制排気口から排気されるように空気の流れを作

治体の排水基準に従う。

6．洗浄のシンクは、十分な広さと深さのあるものとする。

推奨度 Ⅱ

解説：洗浄シンクは、スコープが折れ曲がること

洗浄シンクを、内視鏡検査別や感染症の有無でなくゆったりと洗浄できる十分な広さと、水が飛使い分ける必要はない。水まわりにはび跳ねない深さのある構造が望ましい。また、洗Pseudomonas

浄シンクの高さは洗浄する人の腰に負担をかけなが生息しやすいため、使用後は洗浄シンク内を洗いように調整する。

浄し、乾燥させておく必要がある。

aeruginosa などグラム陰性桿菌

7．洗浄用の水道の蛇口は水量と温度調節ができるように設営する。
解説：洗浄シンクの蛇口は、水量と温度調節がで

推奨度 Ⅱ

タイプが望ましい。

きるものが望ましい。蛇口がシャワータイプのも

なお、洗浄に使用する水道水は、簡易水道法にのはスコープの洗浄には使いにくいため、推奨で基づく飲料水の塩素濃度（0.1 ppm 以上の残留きない。また、スコープの洗浄に酵素洗浄剤を使（有効）塩素濃度）基準を満たすものを使用する。

用する場合があり、約 40 ℃の温度調節が可能な

─ S6 ─

8．吸引物を廃棄する汚物槽は、センサー式または手を触れなくとも使用できる

推奨度 Ⅱ

活栓のあるものとする（写真 1）。

2
←

写真 1

センサー式活栓

解説：吸引物を廃棄する汚物槽は、業務の効率をうに、洗浄水の蛇口は自動センサー式にすること考えて適切な場所に設置する。手指汚染がないよが望ましい。

9．消化器内視鏡の検査室、洗浄・消毒室の清浄度はクラスⅣ（一般清潔区域）

推奨度 Ⅱとして設計する。

解説：一般清潔区域 22)とは、原則として開創状態

数は 6 回╱時程度、外気量は 2 回╱時程度が目安

でない患者が存在する一般的な区域である。このである。

場合の換気条件としては、室内圧は等圧、換気回

─ S7 ─

Ⅱ．内視鏡検査室
1．検査室は十分なスペースを確保する。

推奨度 Ⅱ

解説：施設の特性にもよるが、検査室はストレッ

係のさまざまな周辺機器が設置できる十分なスペ

チャーによる内視鏡室への患者搬入や、内視鏡関ースを確保することが望ましい。

2．吸引設備は、1 ベッドあたり 2 台設置する。

推奨度 Ⅱ

解説：治療内視鏡、胃瘻造設術、止血処置など時で口腔内吸引が必要となるため、吸引設備は間のかかる内視鏡手技では、しばしば手技の途中

1 ベッドあたり 2 台設置することが望ましい。

3．内視鏡関連機器の電気コードの配線は、床下配線または天井からの配線とする。

推奨度Ⅱ

解説：内視鏡関連機器の配線が床を這うのは、患の点からも、内視鏡機器の配線が床を這わないよ

者の安全対策上ないしは機器の断線のリスクが高

うな床下配線や天井からの配線とすることが望ままる点から好ましくない。また、清掃のしやすさ

しい。

4．スタッフの手洗い用のシンクは自動活栓とする。

推奨度 Ⅱ

解説：スタッフの手洗いシンクは、周辺への汚染

いだ後、流水による手洗いを行いやすいように、ができるだけ少ない構造とし、自動活栓にするこ

手洗い用のシンクは内視鏡検査室内に設置することが望ましい。スタッフが検査終了後に手袋を脱とが望ましい。

Ⅲ．前処置室およびリカバリー室
1．清掃がしやすい構造とする。

推奨度 Ⅱ

解説：カーペットや段差のある床の構造は、清掃

るだけ清掃がしやすいような構造とする。

作業の妨げとなるために望ましくない。床はでき─ S8 ─

Ⅳ．洗面所
1．内視鏡検査後に患者が口腔内のうがいをするための洗面所は、内視鏡検査室

推奨度 Ⅱから近いところに設置する。

解説：患者の動線が短くなるように、洗面所は内面所のシンクは、水はねの少ない構造とし、自動視鏡検査室の近くに設置することが望ましい。洗活栓にすることが望ましい。

Ⅴ．トイレ
1．清掃のしやすい構造とする。

推奨度 Ⅱ

解説：壁面設置のトイレは清掃がしやすいというため、トイレの中に手洗い設備を作ることが望まメリットがある。自動洗浄トイレは大腸検査の洗しい。

腸効果確認には適さない。ドアノブの汚染防止のⅥ．環境整備
1．ベッド、枕は防水性があり拭き取りやすいものとする。
解説：ベッドや枕は、体液や血液、洗浄のためのとする。

水などで汚染されやすいため防水性のものとし、洗浄や清拭がしやすいものとする。シーツは紙製

推奨度 Ⅰ

症例ごとにベッドとその手すりは消毒用エタ
ノールを用いて清拭し、紙シーツを交換する。

2．内視鏡システム、キーボード、マウスなどは、適時消毒用エタノールで清拭する。

推奨度 Ⅱ

解説：内視鏡システムのキーボードや設定ボタン、を用いて清拭することが望ましい。材質が傷む場

潤滑剤チューブなどは、検査中に汚染された手で合は石けんや低水準消毒薬を使って拭き取る。

触れることが多く、検査ごとに消毒用エタノール

3．血液や体液は、感染の可能性があるものとして取り扱う。

推奨度 Ⅰ

解説：壁や床に飛散した血液や体液は、拭き取り

ウムを用いて清拭する 23）。環境の消毒には高水準

後、消毒用エタノールや 0.1 ％次亜塩素酸ナトリ

消毒薬を使用しない。

─ S9 ─

2

3

検査前処置、検査時対応

Ⅰ．感染症チェック1．検査ごとの適切な洗浄および高水準消毒が必須である。
解説：内視鏡検査ごとに適切な洗浄・高水準消毒

2.

推奨度 Ⅰ

を行い、標準予防策を順守することが重要である。

検査ごとに適切な洗浄・高水準消毒が行われ、標準予防策が遵守されれば、

推奨度 Ⅰ

内視鏡検査による患者間の交差感染防止を目的とした内視鏡検査前の感染症
チェックは不要である。

解説：内視鏡検査前の感染症チェックの結果によな洗浄と高水準消毒が最も重要であり、加えて標り内視鏡洗浄・消毒を簡略化することはできない。

準予防策を遵守することで患者間の交差感染経路

患者間の交差感染防止においては検査ごとの適切を遮断することが可能である。

3．観血的内視鏡治療では、感染症チェックを行い、医療従事者間で感染症情報

推奨度 Ⅱを共有する。

解説：医療従事者を含む院内感染対策としては、状では健康保険上の制約はあるが、外科手術と同標準予防策に加えて、患者の感染症情報の共有は様に事前に感染症をチェックしておくことが望ま有用である。観血的内視鏡治療では、通常の内視しい。医療スタッフが感染のリスクを把握するこ鏡検査に比べて、内視鏡処置に要する時間は長く、とにより感染への注意を促すとともに、万一、医多数の処置具を使用し、医療従事者が血液を含む療従事者への感染事故が発生した場合には、迅速体液に曝露するリスクが高まる。したがって、現に対応できるという安全管理上の利点がある。

─ S10 ─Ⅱ．検査前対応
1．内視鏡消毒終了後のスコープは、次回の検査に使用するまで汚染しないよう

推奨度 Ⅰに運搬、保管、設置する。

解説：スコープを厳密に洗浄消毒しても、その後取り扱いを正しく理解し、洗浄から設置までの作の不用意な扱いにより消毒の意義は失われる。内業工程を確認して、汚染がおきないようなシステ

視鏡室に従事するすべてのスタッフがスコープのム作りが重要である。

2．内視鏡検査に用いるスコープは、検査後の未消毒のスコープと明確に区別する。

推奨度 Ⅰ

解説：未消毒のスコープの誤使用を避けるため、後のスコープの区別なくスコープハンガーに架け検査後のスコープの取り扱いを施設毎に明確化し、ることは、消毒後のスコープの汚染の原因となる施設内で統一・周知しておく。たとえば、消毒前

ため、避ける必要がある。

Ⅲ．検査時対応
1．検査医および介助者は体液の曝露から自身を守るため、個人用防護具

推奨度 Ⅱ（personal protective equipment）を身に着ける。

解説：標準予防策の概念に基づくと、すべての体れている 24）。このような感染から自身を守るため

液は感染源となりうる。検査中に唾液や胃液に曝には、手袋、マスク、ガウンを身に着けることが露されやすい検査医には、Helicobacter pylori 感

推奨される。また眼の保護のためには、眼鏡のみ染率が高いとする報告や、感染者の血液や体液がでは不十分で、眼を十分に覆えるゴーグルやフェ医療従事者の皮膚・粘膜へ曝露したためと考えら

イスシールド等を着用することが望ましい 25）。

れるヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染も報告さ

2．検査医および介助者は、体液の飛散と汚染の拡大を最小限にするように努力する。

推奨度Ⅰ

解説：汚染の拡大を防ぐため、体液の付着した手

手袋やディスポーザブル処置具などは、検査終了

袋や処置具による不用意な接触は避ける必要があ毎に内視鏡検査台近くに設置した医療廃棄物用のり、ガウンや手袋を装着したままで内視鏡検査

廃棄容器に捨てて、汚染の拡大を防ぐ必要がある。

室・処置室を出ないようにする。体液の付着した─ S11 ─3

4

洗浄・消毒、乾燥、保管

スコープの洗浄・消毒
スコープは繰り返し何人もの患者に使用することから、適切な再生処理が成されていない場合には、病原微生物を次の患者に伝播させる危険性がある。そのため、短時間のうちにスコープから病原微生物を殺滅して安全なスコープにする必要がある。
消毒効果を高めるためには、消毒を行う前に洗浄により病原微生物数をできるだけ減少させることが重要である。

Ⅰ．ベッドサイドでの洗浄･消毒
1．検査終了直後に、スコープ外表面の清拭と吸引・鉗子チャンネルの吸引洗浄

推奨度 Ⅰ

を行う。

解説：粘液、血液などの体液は、感染の危険性が影響を与えない中性または弱アルカリ性の酵素洗浄あり、検査後のスコープはこれらの物質で汚染さ剤を用いる。吸引チャンネル内の効果的な洗浄のたれている。特に大量の血液汚染のある場合や前処めには 200mL 以上の洗浄液の吸引を行う 26-28）。

置不良の患者に使用した大腸スコープの場合は、消毒薬は汚染物を凝固・固着させてその後の効

汚染度合が高い。外表面を拭うガーゼ類は濡れて果的な洗浄・消毒の障害となることから、洗浄前いることが望ましく、洗浄剤はスコープの材質にに消毒薬を使用してはならない 29）。

2．送気･送水チャンネルへの送水は、専用（air/water: A/W）チャンネル洗浄

推奨度 Ⅰ

アダプターを装着して、送水チャンネルと送気チャンネルの両方に送水する。

解説：送気・送水チャンネルへの送水は、検査中ない構造になっている。そのため、送気・送水ボに両チャンネル内に逆流した粘液、血液などを洗

タンを専用（A/W）チャンネル洗浄アダプターにい流してノズル詰まりを防ぐために行う。しかし、交換して操作することにより、送気チャンネルへ

通常の送気・送水操作では送水チャンネルへの送も送水が可能になる。

水は可能であるが、送気チャンネルへは送水でき

─ S12 ─

3．スコープに接続したケーブル（スコープケーブル）および吸引チューブは、推奨度 Ⅱ

消毒用エタノール清拭により消毒すると共に、汚染が拡大しないように抜去する。

解説：通常、光源装置接続部分は汚染度合が低く、

び吸引チューブは消毒用エタノール清拭による消接触する機会も少ない。したがって、これらの部毒を行う。特に吸引チューブ先端は汚染物が付着

位から病原微生物が伝播する可能性は低いと考えしているので、洗浄剤を含むガーゼ類による清拭られる。しかし、吸引チューブ先端には汚染物が後に、アルコールを含浸したガーゼなどで先端部付着し、チューブ抜去時に周辺に飛散する危険性

分を包み込むように消毒する。これにより周辺へがある。接続部品による接触汚染を避けるため、の汚染拡大を防止できる。

4

送水ボトル接続チューブ、スコープケーブルおよⅡ．洗浄室での用手による洗浄
推奨度 Ⅱ

1．漏水テストの実施：

検査終了後、症例ごとに漏水テストを行う。

解説：漏水検知方法には、スコープを水中に浸漬

0.16%、下部消化管用スコープでは 0.14%との報し、表面や先端から連続的に気泡が発生しないこ

告がある 33)。

とを確認するタイプ 30-32）、加圧した空気の漏れをメータで計測するタイプなどがある。

漏水がある場合の処理は、更なる損傷を避けるためメーカーの取扱説明書に従って行う。なお、臨床使用後の上部および下部消化管用内視鏡

漏水テストは標準的なスコープに対して記載しての全症例に漏水テストを実施することが望ましいる。個々の製品について特徴的な項目は、メーい。漏水検出率が上部消化管用スコープでカーの取扱説明書に従う。

推奨度 Ⅰ

2．スコープ外表面の洗浄：鉗子起上装置を含めスコープ外表面の汚れを充分に落とす。

解説：スコープ外表面の汚れは中性または弱アル

ラシや柔らかい布で洗浄する。

カリ性の酵素洗浄剤を用い、スポンジや柔らかい鉗子起上装置のあるスコープの先端部は複雑な布などで、使用する洗浄剤の使用条件に従って、構造であるため、専用のブラシを用いて丁寧に洗温水または水で流しながら洗浄する（温度管理が浄を行う。また、先端キャップのあるものは、先可能な恒温槽の使用が望ましい） 34)。スコープの端キャップを取り外して、洗浄を行う必要がある。

操作部、挿入部、ユニバーサルコード部、コネク

さらに、鉗子起上ワイヤーチャンネルや副送水チ

ター部も洗浄する。先端のレンズ面は、専用のブャンネルにも、送水を行う。

─ S13 ─

3．送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などの洗浄は、それぞれスコープ

推奨度 Ⅰ

から外して行う。

解説：ボタンや鉗子栓はブラシを用いて穴の部分で洗浄した後に、十分に揉み洗いをする必要があまで洗浄する。特に、鉗子栓は蓋をあけてブラシ

る 31)。

推奨度 Ⅰ

4．吸引・鉗子チャンネルの洗浄：チャンネル洗浄ブラシを用いて、全てのチャンネルをブラッシングする。

解説：ブラッシングを行う部位は、吸引ボタン取はできない。

り付け座から吸引口金までと、同じく吸引ボタン

ブラッシングを行った時、チャンネル先端から取り付け座から鉗子出口まで、そして鉗子挿入口

出たブラシに汚れ（粘液、血液）が付着していなから鉗子チャンネル分岐部までの 3 ヶ所である。

いことを目視で確認して終了とする。汚れが落ち吸引・鉗子チャンネルのブラッシングは、洗浄ていない場合は汚れが落ちるまでブラッシングを

液中もしくは流水下で行う必要がある。使用する行う必要がある 31,35,37)。副送水チャンネルのある

ブラシは毛が十分にあり、軸部に破損や屈曲のな

ものは、専用のアダプターで洗浄を行う。
確実な消毒効果を得るためにはスコープ外表面、いものを使用する（破損や屈曲は内視鏡チャンネ

付属品および吸引・鉗子チャンネルを高い清浄度をル内を損傷させる危険性がある）。
吸引・鉗子チャンネルの汚染度合いは、観察保って洗浄する必要がある。そのためには、各施設のみと生検や治療処置などとでは大きく異なるにおける現行の洗浄方法による清浄度をチェックため 36)、ブラッシングの回数を一律に決めること

して、より効果的な洗浄を行う。

推奨度 Ⅰ

5．洗浄液のすすぎ：

洗浄後、スコープ外表面、チャンネル内のすすぎを十分に行う。

解説：すすぎに使用する水は水道水を用いる 26,27）。
スコープ外表面は流水下ですすぎ、チャンネル

内はチャンネル洗浄具を用いて大量の水道水により十分にすすぐ必要がある。

─ S14 ─Ⅲ．スコープ自動洗浄・消毒装置による洗浄・消毒
推奨度 Ⅱ

1．スコープ自動洗浄・消毒装置の使用：

洗浄・消毒の均一化、および人体への消毒薬曝露防止を考慮してスコープ
自動洗浄・消毒装置を用いる。

解説：洗浄・消毒効果の均一化、人体への消毒薬

プ自動洗浄・消毒装置を用いることが望ましい。

曝露防止、作業量の軽減などの観点から、スコー

推奨度 Ⅰ

2．スコープ自動洗浄・消毒装置による洗浄･消毒：

スコープ自動洗浄・消毒装置による洗浄・消毒の前に、スコープに対する
適切な用手洗浄が必要である。

解説：スコープ自動洗浄・消毒装置による洗浄・やり直す必要がある。また、消耗品（接続チュー

消毒は、ベッドサイドでの吸引洗浄、用手での内ブ、フィルターなど）を適切に交換することが求視鏡外表面の洗浄と吸引・鉗子チャンネル内のブめられる。

ラッシング、付属部品の洗浄後に行う（Ⅱ項参照）。

装置の能力低下は、使用期間ばかりではなく、スコープ自動洗浄・消毒装置（以下、装置）にか

使用頻度などの諸条件により異なる。したがって、ける前の処理工程を省くと、スコープを十分に消装置が故障する前に装置の異常を察知して対策を毒することができない。洗浄後、装置での洗浄・講じる必要があり、メーカーによる装置の定期的消毒効果が疑われる場合（スコープに接続したチなメンテナンスを受けることが求められる。

ューブが外れていた場合、など）は、その工程を

─ S15 ─4

Ⅳ．用手による消毒
1．消毒：消毒の項（第 5 章）参照

推奨度 Ⅰ

2．乾燥：

1 日の検査終了後は、スコープ吸引・鉗子チャンネルにアルコール

フラッシュを行い、送気や吸引を行ってすべての管路を乾燥させる。
解説：洗浄・消毒後のスコープのすべての管路に

最後の乾燥操作によって、微生物が残留する危は、すすぎ水が残存している可能性があるのでア

険性を減少させるだけではなく、水周りに由来す

ルコール（消毒用エタノールなど）でフラッシュる微生物による再汚染の危険性を減少することがを行い、さらに、送気や吸引を行ってすべての管できる 38,39)。

路を乾燥させる必要がある。

Ⅴ．洗浄・消毒の履歴管理
洗浄・消毒の記録を残す。

推奨度 Ⅱ

解説：年月日、時刻、患者氏名、内視鏡番号、担きノート運用でも良いが、専用市販ソフトの活用

当者氏名、内視鏡自動洗浄・消毒装置番号、消毒が便利である。

薬濃度や内視鏡自動洗浄・消毒装置の運転状況などを記録、保管することが望ましい。記録は手書

履歴管理を行うことで不測事態への確実な対応が可能になる。

─ S16 ─

Ⅵ．搬送
推奨度 Ⅰ

スコープの搬送：

内視鏡室と離れた場所で使用したスコープは、ビニール製袋または蓋付き容器に入れて洗浄・消毒場所まで搬送する。また、消毒後のスコープを内視鏡室と離れた場所まで搬送する場合は、清潔なビニール製袋または蓋付き容器に入れて行う。

解説：内視鏡検査・処置室内での搬送は、一般的

袋または蓋付き容器に入れて搬送する。搬送時にに洗浄・消毒場所までの道線が短いことから、周は、挿入部やユニバーサルコード部を過度に屈曲

辺機器などへの接触を避けてそのまま搬送してもさせないように留意する。また、消毒後の清潔な良い。

スコープを内視鏡室と離れた場所まで搬送する場

一方、病棟や外来など内視鏡室と離れた場所で合は、スコープが汚染されないように、同様にビ使用したスコープを洗浄・消毒場所まで搬送する

ニール製袋または蓋付き容器に入れて搬送する。

場合は、汚染の拡大を防止するためにビニール製

Ⅶ．保管
スコープは送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などを外して保管庫に

推奨度 Ⅰ

保管する。

解説：内視鏡チャンネル内に水分が残っていると、ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などを装着せずにハ保管中に細菌が増殖するため、チャンネル内を十ンガーなどに掛けて清潔な保管庫に保管する必要分に乾燥させる。そのため、内視鏡は送気・送水がある。

─ S17 ─4

5

スコープの消毒
推奨度Ⅰ

1．スコープの消毒に用いる消毒薬：

高水準消毒薬である過酢酸、グルタラールおよびフタラールを用いる。

解説：過酢酸、グルタラールおよびフタラールは摘されており、その効果が安全かつ良質な消化器

すべての微生物に有効で、かつ血液などの有機物

内視鏡医療を保証する水準にある事を示す信頼性の存在下でも効力低下が小さい。したがって、この高い科学的データが充分提示されているとは言れらの高水準消毒薬がスコープの消毒に適してい

い難い状況にある。一方、機能水を使用した内視る。表 1 に、これらの高水準消毒薬の特徴をまと鏡洗浄・消毒装置が医療機器として既に承認市販

めた 16,17,40-57)。

されて久しい状況にあるが、今日に至るまで、臨

なお、次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があ

床現場からこれらの機器を用いた消化器内視鏡機ることや、汚れ（有機物）の存在で効力が低下す

器消毒に関する大きな問題は報告されていない。

ることなどから、スコープの消毒に適さない。ましかしながら、医療全般において厳格な感染管理

た、ポビドンヨードやアルコールもスコープの消が求められる趨勢にあることから、今後、機能水毒には適さない。その理由は、ポビドンヨードでを用いた内視鏡洗浄・消毒装置に関しても殺菌効は強い粘着性のためにチャンネル内の消毒が十分果を保証する明確な科学的データの提示が強く求にできず、さらにグルタラールなどに比べると抗められる。したがって現状では、機能水の特性、菌力が劣るからである。また、アルコールでは長欠点、そして、内視鏡機器の殺菌効果に関して科

時間浸漬でレンズ接着面の劣化が生じる可能性が学的根拠の上で不確実な点があることなどを正しある。但し、アルコールは内視鏡表面の清拭や、く理解し、財団法人機能水研究振興財団発行の消毒後のチャンネル内のフラッシュには適してい“機能水による消化器内視鏡洗浄消毒器の使用の手る。

引き”（資料 1）などを参照の上、各施設の責任に

強酸性電解水をはじめとする機能水に関しては、
内視鏡機器を対象とした殺菌効果の安定性や抗酸

おいて適正かつ慎重に使用することが強く望まれる。

菌への有効性などに関していくつかの問題点が指─ S18 ─

表 1．高水準消毒薬の特徴
消毒薬

消毒に要する

利

時間※

点

欠

点

備

考

・殺菌力が強い・カセット方式のため、
過酢酸

5 分間

内視鏡自動洗浄装置へ

・材質を傷めることが ・ 10 分間を超える浸漬あるの充填時での蒸気曝露

を避ける

がない

グルタラール

フタラール

10 分間

10 分間

・材質を傷めにくい・比較的に安価

・ 0.05ppm 以下の環境・刺激臭が強い濃度で用いる（換気に特に留意する）

・材質を傷めにくい・汚れ（有機物）と強 ・内視鏡自動洗浄装置で・緩衝化剤の添加が不要

固に結合する用いるのが望ましい※添付文書に記載の「消毒に要する時間」は、過酢酸で 5 分間以上，グルタラールで 30 分間以上、フタラールで 5 分間以上である。すなわち、グルタラールおよびフタラールでの消毒時間は、本ガイドライ
ンと添付文書とでは異っている。本ガイドラインでは、種々の実験データや英米での現状を勘案して、消毒時間を決定した。

2．過酢酸、グルタラールおよびフタラールは、付着や蒸気曝露に注意して

推奨度Ⅰ

取り扱う。

解説：過酢酸、グルタラールおよびフタラールが酢酸には酸性ガス用マスクを、グルタラールやフ皮膚に付着すると、皮膚炎や化学熱傷が生じる。

タラールには活性炭入り（グルタラール用）マス

また、これらの消毒薬の蒸気は粘膜を刺激して、クなどを用いる。

結膜炎や鼻炎などの原因になる 55-66)。したがって、

なお、内視鏡自動洗浄・消毒装置を用いると、これらの消毒薬の取り扱いには十分に注意を払う

消毒薬への接触機会を減らすことができる。ただ必要がある。すなわち換気のよい場所で、ニトリし、本装置を用いても、これらの消毒薬の蒸気曝ル手袋とガウンを着用して取り扱う。また、眼へ露を避けることはできないので、窓の開放や内視の飛入防止にも注意を払う。

鏡自動洗浄・消毒装置付近に強力な強制排気装置

これらの消毒薬を換気の悪い場所で取り扱う場を設置するなどの対策が必要である。

合は、マスクや保護メガネの着用が望ましい。過─ S19 ─5

3．消毒薬の使用期限は、経時的な分解や水による希釈率などを考慮して決定する。

推奨度Ⅰ

解説：表 2 に、高水準消毒薬の使用開始後の使用後の過酢酸や、緩衝化剤を添加後のグルタラール

期限の目安を示した 67)。使用前に、実用下限濃度

は、使用していない状態においても経時的に分解以上であることを確認することが望ましい。なお、して消毒効果が劣化するとの認識が必要である。

これらの高水準消毒薬のうち、Ⅰ液とⅡ液の混合
表 2．高水準消毒薬の使用開始後の使用期限の目安＊ 1, ＊ 2
消毒薬
過酢酸＊3

使用期限

使用法
内視鏡自動洗浄・消毒装置

25 回もしくは 7 〜 9 日間
2 〜 2.25 ％製品 ： 7 〜 10 日間

用手法
グルタラール
内視鏡自動洗浄・消毒装置

フタラール＊4

内視鏡自動洗浄・
消毒装置

3 ％製品

： 21 〜 28 日間

3.5 ％製品： 28 日間

2 〜 2.25 ％製品 ： 20 回もしくは 7 〜 10 日間
3 ％製品： 40 回もしくは 21 〜 28 日間

3.5 ％製品： 50 回もしくは 28 日間

30 回〜 40 回

使用期限を左右する因子・経時的な分解・水による希釈・経時的な分解・水による希釈・経時的な分解・水による希釈・水による希釈＊ 1 過酢酸やグルタラールでは緩衝化剤を添加後の使用期限。
＊ 2（資料 2）参照。
＊ 3 長期間浸漬で金属腐食が生じるので、内視鏡自動洗浄・消毒装置での使用が望ましい。
＊ 4 すすぎ（リンス）が行いにくいので、内視鏡自動洗浄・消毒装置での使用が望ましい。

4．消毒後のスコープはすすぎを十分行う。

推奨度Ⅰ

解説：過酢酸、グルタラールおよびフタラールな内の消毒薬の残留に対する注意が必要である。

どによる消毒後のすすぎ（リンス）が不十分な場

また、これらの高水準消毒薬のうち、フタラール

合、残留したこれらの高水準消毒薬によって有害は汚れ（有機物）と強固に結合する特性を有すため、作用が生じる。たとえば、グルタラール消毒後の洗浄が不十分なスコープにフタラールを用いて消毒

結腸ファイバースコープの水洗いが不十分であっすると、すすぎを行っても消毒薬がスコープに残留たために、6 名の患者が出血性の直腸結腸炎を生する危険性がある 63,68)。したがってフタラールをじた例などが報告されている 62,63,65,68)。したがっ用いた消毒は、内視鏡自動洗浄・消毒装置を用いて、高水準消毒薬の使用後は十分なすすぎが必須て行う方が望ましい。

である。とくに用手法での消毒後は、チャンネル─ S20 ─

6

内視鏡付属品の洗浄・消毒・滅菌

Ⅰ．送水ボトル送水ボトルは滅菌または消毒による管理を行う。

推奨度Ⅰ

解説：一般に、水道水の細菌汚染度合は低く、ましたのち、送気を行って乾燥させる。送水ボトル

た検査中送水ボトルが汚染されることは少ないとや接続チューブを洗浄や乾燥することにより感染考えられる。しかし、送水ボトルは水に由来するの危険を低下させ、さらに週 1 回程度滅菌するこPseudomonas 属をはじめとした細菌が増殖し感とにより、感染経路を遮断することができる。

染源になることが報告されている。送水ボトルの洗浄およびすすぎに用いる水は水道水を使用する。

送水ボトルの滅菌ができない場合は、次亜塩素
酸ナトリウム液による消毒を毎日行う。

送水ボトルは使用後に洗浄と乾燥を毎日行

次亜塩素酸ナトリウムは、細菌に対し即効的に作い 17,69,70)、少なくとも週 1 回滅菌する。送水ボト

用し、かつ蛋白と反応すると食塩に変化するため

ルの接続チューブ部分は送水ボトルと同様に処理残留性が低い 71)。

Ⅱ．内視鏡処置具
内視鏡処置具は、スコープを介して粘膜に接触したり、粘膜を通過して無菌の組織に入る。内視鏡処置具には、生検鉗子、穿刺針、ポリペクトミースネア、ERCP カテーテルなどがある。

1．無菌組織に入るリユーザブル内視鏡処置具は滅菌して使用する。

推奨度Ⅰ

解説：粘膜を通過して無菌組織に入る内視鏡処置

Spaulding の分類では「クリティカル器具」に分

具は、感染の危険が高いので必ず滅菌したものを類される 18)。生検鉗子の不適切な再生処理による使用する必要がある。このような処置具は感染事例が報告されている 72-74)。

2．ディスポーザブル処置具は、再生使用しない。

推奨度Ⅰ

解説：ディスポーザブル製品は再生を考慮して作り、感染の危険がある。さらに、処置具の機能不られていないため、確実な再生処理ができない 75)。

全によって事故が起きるおそれがある。

無理に再生処理をした場合には不完全な滅菌にな─ S21 ─6

3．使用したリユーザブル処置具は、汚染物質が乾燥しないように直ちに推奨度Ⅰ洗浄液に浸漬する。

解説：汚染物質が乾燥すると洗浄が困難になるた

たす。処置具には粘液や血液が付着しているため、

め 76)、リユーザブル処置具の使用後は速やかに洗洗浄液は被洗浄物に対する影響の少ない蛋白分解

浄液に浸漬して汚染物質の乾燥を防ぐ必要がある。

能力のある中性または弱アルカリ性の酵素洗浄剤

管腔のある処置具は、洗浄ポートより洗浄液を満を用いることが望ましい。

4．リユーザブル処置具の洗浄には超音波洗浄装置を用いる。

推奨度Ⅰ

解説：リユーザブル処置具は洗浄しやすいように

分やワイヤーの隙間にはブラシは入らず汚れを十設計されているが、洗浄処理には用手洗浄や酵素分に除去できない。現在このような微細な部分の洗浄剤の浸漬洗浄だけでは不十分である。例えば、汚れを効果的に落とすことができるものは、超音生検鉗子の先端の汚れをブラシで除いても開閉部

波洗浄装置をおいては見当たらない 77)。

5．可動部のあるリユーザブル処置具は洗浄後に潤滑剤を塗布する。

推奨度Ⅰ

解説：ポリペクトミースネア、ホットバイオプシの摩擦が大きくなってスムーズな動きが困難になー鉗子、クリップ装置などの可動部のあるリユー

るが、こうした不具合を潤滑剤の塗布により防ぐ

ザブル処置具は洗浄後に潤滑剤を塗布する必要がことができる。潤滑剤は高温でも安定しており、ある。その理由として、ポリペクトミースネアな

高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）しても潤滑効果

どを屈曲した状態で操作するとシースとワイヤーは維持される 77)。

6．耐熱性のあるリユーザブル処置具の滅菌は、高圧蒸気滅菌を行う。

推奨度Ⅰ

解説：医療器具の滅菌には、高圧蒸気やエチレン注入に先立って空気を強制的に排除できるので、オキサイドガスなどが使われている。しかし、耐飽和蒸気が滅菌物に十分に浸透することから確実熱性のあるリユーザブル処置具は高圧蒸気滅菌をな滅菌が可能である。一方、重力置換方式では空行う必要がある 78)。エチレンオキサイドガスでも気を排除することなく滅菌器内に飽和蒸気が注入

滅菌は可能であるが、滅菌物の管腔内に水分が残されるので、滅菌バッグ内の空気を完全に除くこ

存していると、滅菌終了後の包装紙が黒く汚れてとができない。そのため、熱が十分に伝わらず滅いることがある。このような場合は残留した水分菌不良が発生する可能性がある。

にエチレンオキサイドガスが吸着し不完全な滅菌になってしまい、滅菌の保証ができない。

リユーザブル処置具の滅菌を行う場合、管腔内の水分や潤滑剤を可能な限り取り除いてから滅菌

高圧蒸気滅菌には、プレバキューム方式と重力バッグに入れた後、高圧蒸気滅菌を行う。

置換方式とがあるが、プレバキューム方式を用いグルタラールなどの高水準消毒薬を用いてリユる。この方式は高圧蒸気滅菌器の容器内への蒸気ーザブル処置具の再生処理を行ってはならない。

─ S22 ─

7．滅菌後のリユーザブル処置具は、使用するまで清浄な場所に保管する。

推奨度Ⅰ

解説：滅菌後のリユーザブル処置具は、適切な温めに使用直前まで開封してはならない。なお、滅度、湿度の管理された清潔な棚などに保管する必菌バッグは保存期間の長さにより滅菌効果が破綻

要がある 79)。その理由は滅菌バッグ内の無菌性はすることはなく、滅菌物の使用期限は滅菌物の劣

濡れ、汚れ、破損により破綻するからである。し化や管理上の問題から判断する。

たがって滅菌バッグは、滅菌物の汚染をさけるた

Ⅲ．処置具ハンガー（写真 2）
処置具ハンガーは消毒などの管理が必要である。

推奨度Ⅰ

解説：内視鏡治療では、数種類の処置具を交互に消毒などの管理が必要である。ハンガーのフック

使用するために処置具ハンガーを使用することが部分は凹凸があるため、洗浄後は乾燥して消毒用ある（特に内視鏡粘膜下層剥離術）。処置具は処置

エタノールで消毒する。スタンドの部分は粘液や具ハンガーのフックに掛けて、先端部が清潔な防血液などが付着している可能性があるので消毒用

水袋の中に納まるようにする。

エタノールで清拭消毒する。防水袋は症例ごとに処置具ハンガーは機器の汚染を回避するために取り替える。

フック部
スタンド部

←
処置具挿入部の一次保管袋

─ S23 ─写真 2

処置具ハンガーの例

6文1) Silvis SE, Nebel O, Rogers G, et al: Endoscopic
complications. Results of the 1974 American
Society for Gastrointestinal Endoscopy survey.
JAMA 1976; 235: 928-930.
2) Infection control during gastrointestinal endoscopy.
Guidelines for clinical application. Gastrointest
Endosc 1988; 34: S37-S40.
3) Cleaning and disinfection of equipment for
gastrointestinal flexible endoscopy: interim
recommendations of a Working Party of the British
Society of Gastroenterology. Gut 1988; 29:1134-1151.
4) Spach DH, Silverstein FE, Stamm WE:
Transmission of infection by gastrointestinalendoscopy and bronchoscopy. Ann Intern Med
1993; 118: 117-128.
5) 日本消化器内視鏡学会消毒委員会：消化器内視鏡検査と B 型肝炎ウイルス（HBV）感染の関連について（第 1 報）．Gastroenterol Endosc
1985; 27: 2727-2733.
6) 日本消化器内視鏡学会消毒委員会：消化器内視鏡検査と B 型肝炎ウイルス（HBV）感染の関連について（第 2 報）．Gastroenterol Endosc
1985; 27: 2734-2738.
7) Sugiyama T, Naka H, Yabana T, et al: Is
Helicobacter pylori infection responsible forpostendoscopic acute gastric mucosal lesions?.
Europ J Gastroenterol and Hepatol 1992; 4(Suppl
1): S93-S96.
8) 佐藤 公，藤野雅之，飯田龍一：内視鏡後急性胃粘膜病変は Helicobacter pylori の初感染か.
ENDOSC FORUM Digest Dis 1993; 9: 7-11.
9) 日本消化器内視鏡学会甲信越支部感染対策委
員会：内視鏡消毒法ガイドライン．ENDOSCFORUM Digest Dis 1995; 11: 18-23.
10) 日本消化器内視鏡学会 消毒委員会：消化器
内 視 鏡 機 器 洗 浄 ･消 毒 法 ガ イ ド ラ イ ン ．
Gastroenterol Endosc 1998; 40: 2022-2034.

献11) 日本消化器内視鏡技師会 消毒委員会：内視鏡の洗浄･消毒に関するガイドライン．日消内視鏡技会報 1996; 16: 57-63.
12) 日本消化器内視鏡学会監修 日本消化器内視鏡
学会卒後教育委員会責任編集：消化器内視鏡
ガイドライン 第 3 版．医学書院 2006.
13) 日本消化器内視鏡技師会 安全管理委員会：内視鏡の洗浄･消毒に対するガイドライン 第二版．日消内視鏡技会報 2004; 32: 82-96.
14) 消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティ
ガイドライン作成委員会（日本環境感染学会，
日本消化器内視鏡学会，日本消化器内視鏡技師会）：消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソ
サエティガイドライン 第 1 版．環境感染誌
2008; 23 (Suppl.): S1-S21.
15) 日本消化器内視鏡学会消毒委員会：日本消化器内視鏡学会委員会報告．Gastroenterol Endosc
2001; 43: 2262.
16) 沖村幸枝，赤松泰次，矢野いづみ，他：各種
高度作用消毒剤（グルタラール製剤，フタラール製剤，過酢酸製剤）の消毒効果に関する比較検討．消化器内視鏡 2003, 15: 45-51.
17) Rey JF, Bjorkman D, Duforest-Rey D, et al.
OMGE/OMED Practice Guideline Endosocpe
Disinfection 2005; Dec 14.
18) Spaulding, EH. （ Block SS, eds) Chemical
Disinfection of medical and surgical materials.
Disinfection, sterilization and preservation. Lea &Febiger 1968; 517-531.
19) 赤松泰次，矢野いづみ，茅野仁美，他: 内視鏡の用手洗浄方法－潜血反応および極細内視鏡を用いた検討－．消化器内視鏡 2000; 12:549-554.
20) 厚生労働省基準局発第 0224007 号 医療機関
におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止策 2005.
21) 佐々木亨，永井久博，井上真一，他：グルタ
ルアルデヒド製剤の適切な使用法．総合消化器ケア 2001; 6: 51-59.

─ S24 ─22) 日本医療福祉設備協会 「病院空調設備の設計・管理指針 HEAS-02-2004」 日本医療福祉設備協会規格 2004.
23) 尾家重治：エリア別感染対策．於：小林寬伊
編．最新病院感染対策 Q&A．東京：照林社
2004; 139.
24) Centers for Disease Control and Prevention:
Human immunodeficiency virus infections inhealth-care workers exposed to blood of infectedpatients. MMWR 1987; 36: 285-289.
25) Carr-Locke DL, Conn MI, Fagiel DO, Laing K,
Leung JW, Mills MR, et al. Personal protective
equipment. Gastrointest Endosc 1999; 49: 854857.
26) 大田 薫，亀田悦子，黒沢恵子，他：生検検査後の鉗子チャンネルの効果的な洗浄法に関する検討．日消内視鏡技会報 1994; 14: 5254.

27) 片桐勝吾，山田則子，佐久間真樹，他：予備
洗浄としての吸引量の比較検討．日消内視鏡
技会報 2000; 25: 68-69.
28) Cronmiller JR, Nelson DK, Salman G, etal:Antimicrobial efficacy of endoscopic
disinfection procedures:A controlled, multifactorial
investigation Gastrointest Endosc 1999; 51: 152158.
29) 伏見 了，中田精三，野口悟司，他：一次消毒された汚染物の洗浄障害について．医器学
2003; 73: 281-289.
30) Alvarando CJ, Riechelderfer M:APIC guideline for
infection prevention and control in flexible
endoscopy Am J Infect Control 2000; 28: 138155.
31) SGNA Standards of infection control in
reprocessing of flexible gastrointestinal endoscopes
Gastroenterol Nurs 2000; 23: 172-184.
32) American Society for Testing and materials
F1518-00. Standard Practice for Cleaning andDisinfection of Flexible Fiberoptic and Video
Endoscopes Used in the Examination of theHollow Viscera.

33) 伏見 了，高階雅紀，小林寬伊，他：臨床使用後の上部・下部消化管用内視鏡および気管支鏡における漏水検出率について 医療関連
感染 2011; 4: 1-4.
34) 伏見 了，野口悟司，船越文雄，他：酵素洗剤中プロテアーゼ活性の保存安定性および洗浄時温度と洗浄力の関係に関する研究 医器学 2000; 70: 648-651.
35) Society of Gastroenterology Nurses and Associates
Standards for infection control and reprocessing offlexible gastrointestinal endoscopes Gastroenterol
Nurs 1997;20(Suppl):1-13.
36) 矢野いづみ，宮下かよ子，小林けさい，他：
潜血反応を用いた内視鏡用手洗浄法に関する検討．ENDOSCOPIC FORUM for digestive
disease 1994; 10:222-227.
37) 岡 朋子：酵素洗浄剤に含まれる酵素の働き．
日消内視鏡技会報 2000;24:84-86.
38) Rutala WA, Weber DJ, the Healthcare Infection
Control Practices Advisory Cmmittee (HICPAC):
Guideline for disinfection and sterilization in
healthcare facilities, 2008.
39) Society of Gastroenterology Nurses andAssociates. Standards of infection control in
reprocessing of flexible gastrointestinalendoscopes. Gastroenterol Nurs 2006;29:142148.
40) Rutala WA, Clontz EP, Weber DJ, Hoffmann KK.
Disinfection practices for endoscopes and othersemicritical items. Infect Control Hosp Epidemiol
1991; 12: 282-288.
41) Ayliffe GAJ, Babb JR, Bradley CR. Sterilization ofarthroscopes and laparoscopes. J Hosp Infect1992; 22: 265-269.
42) Rutala WA, Gergen MF, Weber DJ. Sporicidal
activity of chemical sterilants used in hospitals.
Infect Control Hosp Epidemiol 1993; 14: 713718.
43) Taylor EW, Mehtar S, Cowan RE, Feneley RC.
Endoscopy: disinfectants and health. Report of ameeting held at the Royal College of Surgeons ofEngland, February 1993. J Hosp Infect 1994; 28:
5-14.

─ S25 ─44) Jetté LP, Ringuette L, Ishak M, Miller M, SaintAntoine P. Evaluation of three glutaraldehydebased disinfectants used in endoscopy. J Hosp
Infect 1995; 30: 295-303.
45) Cowan T. Sterilising solutions for heat-sensitive
instruments. Prof Nurse 1997; 13: 55-58.
46) BSG Endoscopy committee Working Party.
Cleaning and disinfection of equipment for
gastrointestinal flexible endoscopy: Report of a
Working Party of the British Society of
Gastroenterology endoscopy committee. Gut
1988; 29: 1134-1151.
47) Walsh SE, Maillard J-F, Russell AD,. Orthophthalaldehyde: a possible alternative toglutaraldehyde for high level disinfection. Appl
Microbiol 1999; 86: 1039-1046.
48) Alvarado CJ, Riechelderfer M,. APIC guideline for55) Meredith SK, Taylor VM, McDonald JC.
Occupational respiratory disease in the United
Kingdom 1989: a report to the British Thoracic
Society and the Society of Occupational Medicine
by the SWORD project group. Br J Ind Med 1991;
48: 292-298.
56) Bullard J. The Journal of Infection Control
Nursing. Use and abuse of glutaraldehyde. Nurs
Times 1991; 87: 70-71.
57) Calder IM, Wright LP, Grimstone D.
Glutaraldehyde allergy in endoscopy units. Lancet
1992; 339: 433.
58) Durante L, Zulty JC, Israel E, et al. Investigation ofan outbreak of bloody diarrhea: association withendoscopic cleaning solution and demonstration oflesions in an animal model. Am J Med 1992; 92:
476-480.

infection prevention and control in flexible
endoscopy. Am J Infect Control 2000; 28: 138155.

59) Dailey JR, Parnes RE, Aminlari A. Glutaraldehyde
keratopathy. Am J Ophthalmol 1993; 115: 256258.

49) Honeybourne D, Babb J, Bowie P, Brewin A,
Fraise A, Garrard C, et al. British Thoracic Society
guidelines on diagnostic flexible bronchoscopy.
Thorax 2001; 56（Suppl 1）: i1-i21.

60) 尾家重治，足立タツ子，神谷 晃，他．2 ％グルタラールの暴露による医療従者の副作用．
手術医学 1999; 16: 615-618.

50) 尾家重治, 神谷 晃: アルデヒド系消毒薬の殺芽胞効果．環境感染 2003; 18: 401-403.
51) Nelson DB, Muscarella LF. Current issues inendoscope reprocessing and infection control
during gastrointestinal endoscopy. World J
Gastroenterol 2006; 12: 3953-3964.
52) 小林晃子, 尾家重治, 神谷 晃: 高水準消毒薬の殺芽胞効果に及ぼす温度および有機物の影響．
環境感染 2006; 21: 236-240.
53) ASGE Quality Assurance in Endoscopy
Committee. Multisociety guideline on reprocessing
flexible gastrointestinal endoscopes: 2011.
Gastrointest Endosc 2011; 73: 1075-1084.
54) Oie S, Obayashi A, Yamasaki H, Furukawa H,
Kenri T, Takahashi M, Kawamoto K, Makino S.
Disinfection methods for spores of Bacillus
atrophaeus, B. anthracis, Clostridium tetani, C.
botulinum and C. difficile. Biol Pharm Bull 2011;34: 1325-1329.

61) Gannon PF, Bright P, Campbell M, O'Hickey SP,
Burge PS. Occupational asthma due toglutaraldehyde and formaldehyde in endoscopy andx ray departments. Thorax 1995; 50: 156-159.
62) Dolcé P, Gourdeau M, April N, Bernard PM.
Outbreak of glutaraldehyde-induced proctocolitis.
Am J Infect Control 1995; 23: 34-39.
63) Sokol WN. Nine episodes of anaphylaxis following
cystoscopy caused by Cidex OPA (orthophthalaldehyde) high-level disinfectant in 4
patients after cytoscopy. J Allergy Clin Immunol
2004; 114: 392-397.
64) Rideout K, Teschke K, Dimich-Ward H, et al.
Considering risks to healthcare workers fromglutaraldehyde alternatives in high-level
disinfection. J Hosp Infect 2005; 59: 4-11.
65) Karpelowsky JS, Maske CP, Sinclair-Smith C,
Rode H. Glutaraldehyde-induced bowel injury after
laparoscopy. J Pediatr Surg 2006; 41: E23-25.

─ S26 ─66) Nayebzadeh A. The effect of work practices on
personal exposure to glutaraldehyde among healthcare workers. Ind Health 2007; 45: 289-295.

74) Bronowicki JP, Venard V, Botté C et al. Patient-topatient transmission of Hepatitis C virus duringcolonoscopy. N Eng J Med 1997; 337: 237-240.

67) Rutala WA, Weber DJ. Disinfection ofendoscopes: review of new chemical sterilants used
for high-level disinfection. Infect Control Hosp
Epidemiol 1999; 20: 69-76.

75) 佐々木次雄編. 11.3 再生処理に対する各国の対応と考え; "医療機器の滅菌及び滅菌保証 日
本規格協会" 2005; 409-417.

68) Streckenbach SC, Alston TA. Perioral stains after
ortho-phthalaldehyde disinfection of echo probes.
Anesthesiology 2003; 99: 1032.
69) Alvarado CJ, Riechelderfer M, APIC guideline for
infection prevention and control in flexible
endoscopy. Am J Infect Control 2000; 28: 138155.
70) SGNA Practice Committee 2005-2006. SGNA
Position Statement. Reprocessing of Water bottles
used during endoscopy. Gastroenterol Nurs 2006;
29: 396-397.

71) 尾家重治. 消毒法の選択と実際. 於：小林寬伊，
吉倉 廣，荒川宜親編. エビデンスに基づいた感染制御. 第 1 版．東京: メヂカルフレンド社
2002; 62.
72) Dwyer DM, Klein EG, Robinson MG et al.
Salmonella Newport infections transmitted byfiberoptic colonoscopy. Gastrointest Endosc 1987;
33: 84-87.
73) Graham DY, Albert LC, smith JL et al.
Campylobacter pylori infection is a cause of
epidemic achlorhydria Am J Gastroenteorol 1988;
83: 974-980.

76) 大久保憲，小林寬伊，新井晴代，他: 鋼製小物の洗浄ガイドライン 2004 Ⅱ.乾燥した使用済
み鋼製小物の有効な汚染除去方法．病院サプ
ライ 2004; 9: 36-41.
77) 渡辺 均，笹 宏行. 内視鏡処置具の洗滌･滅菌 内視鏡室のリスクマネジメント．赤松泰次
編 南江堂 2003; 32-43.
78) 日本消化器内視鏡技師会 安全管理委員会 内視鏡の洗浄･消毒に関するガイドライン 第二版．
日消内視鏡技会報 2004; 32: 82-96.
79) 小林寬伊編．医療現場における滅菌保証のガ
イドライン 2005．医器学 2005; 75: 491-573.
資料 1
財団法人機能水研究振興財団．機能水による消化器内視鏡洗浄消毒器の使用手引き（第 1 版）2012
年 7 月 14 日発行
資料 2
メーカー資料（オリンパス（株）、サラヤ（株）、丸石製薬（株）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（株））─ S27 ─

消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド【改訂版】
2013 年 7 月 10 日

発行

消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド

作成委員会(各五十音順）日 本 環 境 感 染 学 会： 尾家重治（開示すべき利益相反はありません）

大久保憲（開示すべき利益相反はありません）

伏見了（開示すべき利益相反はありません）

日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会： 赤松泰次（開示すべき利益相反はありません）

石原立（開示すべき利益相反はありません）

佐藤公（開示すべき利益相反はありません）

日本消化器内視鏡技師会： 佐藤絹子（開示すべき利益相反はありません）

田村

君英（開示すべき利益相反はありません）

藤田賢一（開示すべき利益相反はありません）

事務局：日本環境感染学会事務局〒 141-0022

東京都品川区東五反田 5-26-6
池田山パークヒルズ 202
TEL ： 03-6721-9131
FAX ： 03-6721-9132

Printed in Japan, 2013

無断転載を禁ず6