OP-Sensistor ISH2000-FR
Publication: INFICON AB - nina60f1-c (1204) - All information can be modified without prior notice

Détecteur de fuite à l’hydrogène
Sensistor ISH2000

Mode d’emploi

FR

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Bienvenue à l'Sensistor ISH2000
Cher client,
Vous venez d'acheter un détecteur de fuite à l'hydrogène INFICON Sensistor ISH2000.
L'Sensistor ISH2000 est un détecteur extrêmement sensible et sélectif au gaz hydrogène(H2). Il a été tout spécialement développé pour détecter des fuites à l'aide d'un gaz detraçage d'hydrogène (hydrogène dilué dans de l'azote à une concentration non toxique),qui est le plus efficace et le plus économique des gaz de traçage utilisés pour les tests defuites.
L'Sensistor ISH2000 détecte toute trace d’hydrogène dans l’air ambiant à la pression
atmosphérique, sans qu’aucun pompage par le vide ne soit nécessaire. Il convientparfaitement aux applications où une sensibilité et une sélectivité élevées sont requises, aumême titre qu’une facilité d’utilisation, une fiabilité et un faible coût.

Ce produit est conforme aux exigences des directives
européennes énumérées dans la déclaration de conformité
que vous trouverez à la page 52 de ce document. Ces
directives sont modifiées par la directive 93/68/CEE(marquage CE).
Copyright/propriété intellectuelle
L'utilisation des produits INFICON AB est soumise aux droits
du copyright et de la propriété intellectuelle en vigueur danstoute juridiction.
Tous droits réservés, y compris la copie de ce document, en
totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable
d'INFICON AB.
Bien qu'INFICON AB pense que des efforts raisonnables ont
été mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations
contenues dans la présente document, celui-ci peut inclure
des imprécisions ou des erreurs typographiques. INFICON AB
se réserve le droit de modifier les informations contenues
dans le présent document sans information préalable.

2

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Table des matières
1

FR

Informations destinées à l'utilisateur........................................................................... ......5
1.1 Remarques et avis de sécurité .........................................................................................................5
1.2 Plan du document ..........................................................................................................................5
1.3 Conventions utilisées dans le présent document .............................................................................52

Description de l'équipement................................................................................................ 6
2.1 Sensistor ISH2000...........................................................................................................................6
2.2 Sensistor ISH2000C ........................................................................................................................6
2.3 Sensistor ISH2000P.........................................................................................................................73

Commandes et connexions .................................................................................................. 9
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Écran..............................................................................................................................................9
Boutons-poussoirs ..........................................................................................................................9
DEL ..............................................................................................................................................10
Ports et connexions ......................................................................................................................10

Précautions .......................................................................................................................... 12
4.1 Lorsque vous travaillez avec du gaz...............................................................................................12
4.2 Gaz de traçage à l'hydrogène pour la détection de fuites..............................................................13
4.3 Interférences ................................................................................................................................13

5

Principe de fonctionnement............................................................................................... 14
5.1 Technologie des capteurs ............................................................................................................14
5.2 Condition pour la détection de fuites............................................................................................14
5.3 Modes de détection de fuites .......................................................................................................14

6

Faire fonctionner le détecteur ........................................................................................... 15
6.1 Pour détecter des fuites ................................................................................................................15
6.2 Pour détecter des fuites ................................................................................................................15
6.3 Pour quantifier des fuites..............................................................................................................16

7

Calibrer le détecteur de fuite ............................................................................................. 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

Introduction .................................................................................................................................17
Référence pour le calibrage ..........................................................................................................17
Procédure de calibrage .................................................................................................................17
Valeur de référence avec fuite de référence ..................................................................................18
Valeur de référence avec gaz de référence....................................................................................18

Section de référence ........................................................................................................... 19
8.1 Système de menus........................................................................................................................19
Fonctions des boutons ............................................................................................................................................................. 19

8.2 Format ingénieur ..........................................................................................................................20
8.3 Changer de mode de test .............................................................................................................20
8.4 Calibrage......................................................................................................................................20
Calibrer ................................................................................................................................................................................... 20
Intervalles de calibrage............................................................................................................................................................. 20
Sensibilité trop faible pour seuil de rejet................................................................................................................................... 20
Signal élevé! Vérifier référence calib.! ...................................................................................................................................... 21
Indicateur d'état du capteur..................................................................................................................................................... 21
Messages de calibrage ............................................................................................................................................................. 21
Valeur de référence ................................................................................................................................................................. 22
Unité de référence ................................................................................................................................................................... 23
Temps de calibrage.................................................................................................................................................................. 23
Temps minimal de calibrage..................................................................................................................................................... 23
Calibrage protégé par mot de passe ........................................................................................................................................ 24

8.5 Paramètres détection....................................................................................................................24
Pour détecter des fuites ........................................................................................................................................................... 24
Pour localiser des fuites............................................................................................................................................................ 25
Compensation de la concentration de fond ............................................................................................................................. 25
Sensibilité ................................................................................................................................................................................ 26
Gamme automatique............................................................................................................................................................... 26
Réglage direct de la sensibilité ................................................................................................................................................. 26
Seuil audio............................................................................................................................................................................... 26
Indicateur de rejet.................................................................................................................................................................... 26
Impulsion audio d'état prêt...................................................................................................................................................... 26

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

3

Détecteur de fuite à hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

8.6 Mode analyse ...............................................................................................................................26

FR

Pour analyser des fuites ........................................................................................................................................................... 26
Seuil de rejet............................................................................................................................................................................ 27
Valeur de corrélation ............................................................................................................................................................... 27
Unité d'analyse ........................................................................................................................................................................ 27
Analyse multipoint................................................................................................................................................................... 27
Pour utiliser l'analyse multipoint............................................................................................................................................... 27
Durée de l'analyse multipoint................................................................................................................................................... 28
Temps minimal de présentation ............................................................................................................................................... 28
Seuil d'affichage ...................................................................................................................................................................... 28
Seuil audio............................................................................................................................................................................... 28
Indications de rejet .................................................................................................................................................................. 28
Afficher seuil de rejet............................................................................................................................................................... 28
Impulsion audio d'état prêt...................................................................................................................................................... 29

8.7 Paramètres APC............................................................................................................................29
Type de sonde ......................................................................................................................................................................... 29
Durée APC A-D........................................................................................................................................................................ 29
Niveau de rinçage .................................................................................................................................................................... 29
Réinitialiser le signal................................................................................................................................................................. 29

8.8 Paramètres d'affichage .................................................................................................................29
Contraste ................................................................................................................................................................................ 29
Luminosité............................................................................................................................................................................... 30
Inverser les couleurs................................................................................................................................................................. 30
Temporisation économiseur d’écran......................................................................................................................................... 30

8.9 Paramètres généraux ....................................................................................................................30
Langue .................................................................................................................................................................................... 30
Bouton mesurer/imprimer ........................................................................................................................................................ 30
Bouton sonde .......................................................................................................................................................................... 30
Lampe de sonde ...................................................................................................................................................................... 30
Changer le mot de passe ......................................................................................................................................................... 31
Fréquence audio de base ......................................................................................................................................................... 31
Réglage d'horloge ................................................................................................................................................................... 31
Réglage de date....................................................................................................................................................................... 31
Port imprimante....................................................................................................................................................................... 31
Info ......................................................................................................................................................................................... 31

8,10 Paramètres d'entretien .................................................................................................................31
Afficher le mot de passe .......................................................................................................................................................... 31
Réinitialisation du système ....................................................................................................................................................... 32
Niveau du signal de détection .................................................................................................................................................. 32
Trigg Level ............................................................................................................................................................................... 32
Temps minimal de calibrage..................................................................................................................................................... 32
Mode batterie.......................................................................................................................................................................... 32
Nombre de chiffres significatifs ................................................................................................................................................ 32
Mode débogage ...................................................................................................................................................................... 32
Mode entretien........................................................................................................................................................................ 33

8.11 Mode Combi ................................................................................................................................33
8.12 Sonde...........................................................................................................................................33
Changer la sonde .................................................................................................................................................................... 33
Changer la pointe de la sonde ................................................................................................................................................. 33

8.13 Port de commande de sonde ........................................................................................................34
Connecteur du port de commande de sonde ........................................................................................................................... 34
Fréquences des signaux d'état ................................................................................................................................................ 35

8.14 Port imprimante ...........................................................................................................................36
Brochage du connecteur.......................................................................................................................................................... 36
Types d'imprimantes sélectionnables........................................................................................................................................ 37
Communication série RS232 .................................................................................................................................................... 40
Installation du pilote APC......................................................................................................................................................... 42

8.15 Installation de l'Sensistor ISH2000P...............................................................................................42
Processus d'installation ............................................................................................................................................................ 43

8.16 Paramètres par défaut ..................................................................................................................449

Dépannage .......................................................................................................................... 46

10

Spécifications de l'Sensistor ISH2000 ................................................................................ 47

11

Pièces de rechange et accessoires ..................................................................................... 50

12

Assistance fournie par INFICON ......................................................................................... 51
12.1 Comment contacter INFICON .......................................................................................................51
12.2 Retourner votre instrument à INFICON..........................................................................................51

13
4

Déclaration de conformité ................................................................................................. 52
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

1

Informations destinées à l'utilisateur

FR

Lisez ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'Sensistor ISH2000.

1.1

Remarques et avis de sécurité
Le présent guide contient des avertissements et mises en gardes concernant la sécuritéd'utilisation du produit. Consultez les définitions suivantes.
AVERTISSEMENT !
« Avertissement » indique une situation dangereusequi, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessuressérieuses, voire le décès. Il est important de ne pas
agir avant que toutes les conditions indiquées soientréunies et clairement comprises.

MISE EN GARDE !
« Mise en garde » indique une situation dangereusequi, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessureslégères à modérées. Il est important de ne pas agir
avant que toutes les conditions indiquées soientréunies et clairement comprises.

AVIS !

« Avis » indique des instructions qui doivent êtrerespectées pour éviter d'endommager l'Sensistor
ISH2000 ou un autre équipement.
Remarque: Un avis sert à indiquer des informations qui sont importantes pour une utilisation
optimale et sans problèmes de l'Sensistor ISH2000.

1.2

Plan du document
Le document est divisé en deux parties principales :•Mise en route•
Section de référence
La partie « mise en route » consiste en exemples pas à pas, qui expliquent comment
utiliser l'Sensistor ISH2000 dans plusieurs situations courantes. La section de référence
consiste en une explication en profondeur et des informations supplémentaires, quiapportent toutes les informations pertinentes pour compléter le mode d'emploi.

1.3

Conventions utilisées dans le présent document
Dans le présent mode d'emploi, le style de texte suivant (commande matérielle) est
utilisé pour des références à des commandes matérielles ou à des intitulés de boutons,
alors que ce style de texte (commande logicielle) est utilisé pour des références à descommandes logicielles et des choix de menus.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

5

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

2

Description de l'équipement
L'Sensistor ISH2000 est disponible en trois versions. Un modèle de table (Sensistor
ISH2000), un modèle fonctionnant sur batterie (Sensistor ISH2000C) et un modèle pourmontage sur panneau (Sensistor ISH2000P).

2.1

Sensistor ISH2000
L'Sensistor ISH2000 est équipé de plusieurs fonctions puissantes qui rendent très facile
l'intégration d'un système de test automatique ou semi-automatique. Ces fonctions,qui vont de la sortie de tous les signaux d'état nécessaires et du port imprimante /communication jusqu'à un système de commande de la sonde active (APC) avancé,
permettent au détecteur de commander des dispositifs de prélèvement d’échantillons
sophistiqués, voire même des dispositifs de test simples.
Fig 2-1. Le modèle de table se compose de sept éléments.

1
3

2

Article2.2

Description

1

Unité de détection

2

Sonde manuelle P50 (représentée) ou sonde active
avec capteur

3

Câble de sonde C21

4

Câble d'alimentation (le câble d'alimentation est
spécifique au pays et peut varier)5

mode d'emploi (non représenté)

6

CD du mode d'emploi (non représenté)

7

Formulaire de retour du produit (non représenté)

Sensistor ISH2000C
Le modèle fonctionnant sur batterie, l'Sensistor ISH2000C, dispose de toutes les
caractéristiques de l'Sensistor ISH2000 à l'exception du système APC. Cela signifie que

6

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

seules des sondes passives (par exemple, la sonde manuelle P50) peuvent être utilisées,et ce, pour des raisons de gestion de l’énergie. La batterie, une batterie Li-ion de 14,8
V, ne peut pas fournir le courant requis pour la commande de sondes actives.
En mode détection et analyse, un symbole, situé dans le coin en haut à droite del'écran, indique l'état de charge de la batterie. Avec une batterie pleinement chargée,l'Sensistor ISH2000C peut fonctionner 14 heures avec l'économiseur d'écran et lafonction de réglage silencieux, et 9 heures sans économiseur d'écran ni fonction deréglage silencieux.
Une heure de charge donne environ une heure de temps de fonctionnement. Cela peutêtre effectué quand c'est nécessaire, mais il est important de charger pleinement labatterie de façon régulière.
Fig 2-2. Le modèle fonctionnant sur batterie se compose de sept éléments.

1
2

3
Article2.3

Description

1

Unité de détection

2

Sonde manuelle P50 (représentée) ou P50-Flex

3

Câble de sonde C21

4

Chargeur de batterie (le chargeur de batterie est
spécifique au pays et peut varier, non représenté).

5

mode d'emploi (non représenté)

6

CD du mode d'emploi (non représenté)

7

Formulaire de retour du produit (non représenté)

Sensistor ISH2000P
Le modèle pour montage sur panneau, l'ASP 2000 P, présente des caractéristiques
identiques à celles de l'Sensistor ISH2000.
La différence que l'Sensistor ISH2000 peut être installé dans le panneau de commandeou toute autre surface plane. En outre, il fonctionne sur +24 VCC. Des étriers de

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

7

FRDétecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

montage et un joint d’étanchéité en caoutchouc sont livrés avec le détecteur. Voir «Installation d'Sensistor ISH2000 P » sur la page 42.

FR

Fig 2-3. Le modèle pour montage sur panneau se compose de sept éléments.

1

Article8

Description

1

Unité de détection

2

Étriers (non représentés)3

Vis (non représentées)

4

Joint torique d'étanchéité (non représenté)

5

mode d'emploi (non représenté)

6

CD du mode d'emploi (non représenté)

7

Formulaire de retour du produit (non représenté)

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

3

Commandes et connexions

FR

Le présent chapitre décrit et indique les commandes et connexions.
Fig 3-1. Commandes et indicateurs de l'Sensistor ISH2000.

1

6

1

2

3
Article

3.1

3

3

3

4

5

Description

1

Écran

2

Haut-parleur

3

Boutons-poussoirs de commande4

Prise écouteur

5

Connecteur sonde

6

DEL

Écran
L'écran affiche :•la barre d'indication en mode détection et les chiffres en mode analyse.
•
sept menus principaux dont les positions sont indiquées sur une échelle horizontale.
Pour passez d'un menu à un autre, utilisez les boutons < et>.
•les menus principaux comportent des sous-menus, qui sont également indiqués par deséchelles horizontales et qui peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons < et >.
•des échelles pour le réglage des valeurs numériques, de la langue, etc.
•
des messages.
Sensistor ISH2000C:•
Un indicateur d'état de la batterie figure dans le coin en haut à droite.

3.2

Boutons-poussoirs
Les fonctions des boutons-poussoirs sont indiquées dans le bord inférieur de l'écran. Dans leprésent manuel, les boutons sont numérotés, de gauche à droite, 1, 2, 3 et 4. Voici les
fonctions des boutons-poussoirs :•Pour passer d’un article de menu à un autre, utilisez les boutons < et >.
•Appuyez sur entrée pour accéder au sous-menu le plus proche.
•
Appuyez sur sauvegarder pour sauvegarder la valeur définie.
•
Appuyez sur annuler pour rétablir la valeur définie précédemment.
•
Appuyez sur Échap pour remonter l’arborescence d’un ou plusieurs niveaux.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

9

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

3.3

DEL
Les deux DEL indiquent l'état de l'instrument de la façon qui suit :•Lumière verte clignotant lentement : phase de montée en température.
•
Lumière verte continue : l’instrument est prêt et le signal de détection d'hydrogène est
inférieur seuil de rejet.
•
Lumière rouge continue et affichage du message Rejet à l’écran : l’appareil a détecté
une fuite supérieure à la seuil de rejet définie•
Lumière rouge clignotant rapidement : voir le message qui apparaît à l'écran. (See“Trouble-shooting” on page 44.)

3.4

Ports et connexions
Les ports et connexions sont représentés sur la figure 3-2 ci-dessous.
AVIS !

Connectez toujours les quatre fils au connecteurd'alimentation à 24 VCC en vue dufonctionnement.

Sensistor ISH2000
Fig 3-2. Ports et connexions de l'Sensistor ISH2000.

3

3

1

1
Vue de l'arrière
6

Article

10

6
4

4

2

2

5

5

Description

1

Port imprimante

2

Port de commande de sonde

3

Fusible4

Interrupteur

5

Énergie à l'arrivée,100-240 VCA

6Trou de vis pour plaque de montage

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Sensistor ISH2000C

FR

Fig 3-3. Ports et connexions de l'Sensistor ISH2000C.

Vue de l'arrière de l'Sensistor ISH2000C

1
2
3

4

ArticleDescription

1

Interrupteur

2

Port imprimante

3

Chargeur de batterie

4

Trou de vis pour plaque de montage

Sensistor ISH2000P
Fig 3-4. Ports et connexions de l'Sensistor ISH2000P.

2

3

1

4
5

Vue de l'arrière del'Sensistor ISH2000P

ArticleDescription

1

Connexion sonde2

Vis de mise à la terre3

Prise d'alimentation

4

Port de commande de sonde

5

Port imprimante

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

11

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

4

Précautions
Lisez ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'instrument. Le détecteur defuite à l'hydrogène Sensistor ISH2000 est extrêmement sélectif. Seul le sulfured'hydrogène (extrêmement toxique) donne une réponse comparable à celle del'hydrogène.

4.1

Lorsque vous travaillez avec du gaz
Les risques normaux associés au travail avec n'importe quel gaz comprimé doivent êtrepris en considération.
AVERTISSEMENT !
L'hydrogène pur est un gaz inflammable. N'utilisez
que le gaz de traçage à l'hydrogène prêt à l'emploi
qui contient 5% d'hydrogène dans de l'azote. Il s'agit
d'un mélange gazeux industriel standard qui est
utilisé dans diverses applications industrielles.

Remarque : Chaque fois que le mot « hydrogène» est utilisé dans le présent guide, cela signifie
que le gaz hydrogène est mélangé avec del'azote dans des proportions non toxiques de 5%
d'H2 et 95% de N2.

AVERTISSEMENT !
Puisque le gaz de traçage ne contient pas d'oxygène,
la libération de grandes quantités de gaz dans un
espace confiné peut causer une asphyxie.

AVERTISSEMENT !
Les gaz comprimés contiennent une grande quantitéd'énergie stockée. Fixez toujours soigneusement lesbouteilles de gaz avant de brancher le régulateur depression. Ne transportez jamais une bouteille de gazmunie de son régulateur de pression.

Avant de connecter le gaz de traçage: vérifiez que les connecteurs et l'objet à tester
sont conçus pour fonctionner à la pression de l'essai.
AVERTISSEMENT !
Mettre un objet sous pression à une pression tropélevée peut le faire éclater, ce qui peut entraîner desblessures graves, voire même le décès.
Ne mettez jamais sous pression des objets qui n'ont
pas auparavant subi un essai d'éclatement ou quin'ont pas reçu un autre type d'approbation pour lapression choisie pour l'essai.

12

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Remarque: INFICON AB ne peut être tenu responsable des conséquences de l'usage

FR

inapproprié de certaines pressions d'essai.
Les chocs dus à la pression peuvent causer des sons forts susceptibles d'entraîner desdommages auditifs.
Vérifiez que la législation et les normes de sécurité pertinentes sont respectées avant
de mettre l'Sensistor ISH2000 en service.

4.2

Gaz de traçage à l'hydrogène pour la détection de fuites
Lorsque de l’hydrogène pur est relâché dans l’air, sa zone d’inflammabilité se situe
entre 4% et 75% d’hydrogène dans l’air. En deçà de 4%, la concentration en gaz
combustible est insuffisante pour qu'une flamme se produise. Au delà de 75%
d'hydrogène, il n'y a pas assez d'oxygène pour alimenter une flamme.
Par exemple, lorsqu’un mélange d’azote contenant moins de 5,5% d’hydrogène entre
en contact avec l’air, l’énergie est insuffisante pour alimenter une flamme et ce, quel
que soit le rapport air sur gaz
Lorsqu’un mélange d’azote contenant plus de 5,5% d’hydrogène est relâché dans l’air,
il existe une zone de rapport air sur gaz où il y a risque d’inflammabilité Par exemple,
lorsqu'un mélange d’azote contenant 10% d’hydrogène entre en contact avec l'air, il ya toujours très peu d’énergie disponible. Il faut des conditions exceptionnelles pourqu'une flamme puisse s'auto-entretenir. Cependant, de tels mélanges ne peuvent pas
exploser.
AVERTISSEMENT !
Tout mélange hydrogène/azote contenant plus de
15% d’hydrogène environ peut exploser lorsqu’il
entre en contact avec l’air, selon un certain rapport
air sur gaz

AVIS !
Ne préparez jamais votre propre mélange. Utilisez
uniquement des mélanges prêts à l’emploi ou unmélangeur hydrogène/azote agréé, installé par votre
fournisseur de gaz.

4.3

Interférences
La plupart des méthodes de gaz de traçage subissent certains types d'interférences :soit le détecteur est sensible à d’autres gaz ou vapeurs, soit il existe d’autres sources degaz auxquelles le détecteur est sensible.
Quelques exemples de sources d’hydrogène possibles:•
Échappement de moteur•
Stations de charge de batteries•
Fumée de cigarette•
Air de respiration•
Flatulence humaine•
Rayure sur des surfaces en aluminium

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

13

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

5

Principe de fonctionnement

5.1

Technologie de détecteur à gaz
Le détecteur de fuite Sensistor ISH2000 utilise un gaz hydrogène extrêmement sensible
sur la base d'un transistor à effet de champ microélectronique (MOS-FET).
La sensibilité au gaz se manifeste lorsque l'hydrogène est absorbé dans le capteur par
le biais d'une couche d'alliage métallique (hydrure métallique).
Seul l'hydrogène peut se diffuser dans le métal, ce qui rend les capteurs pratiquement
insensibles aux autres substances qui ne contiennent pas de molécules d'hydrogène
libres.
Les signaux des capteurs sont traités par un microprocesseur qui commande également
la température du capteur avec une grande précision, ainsi que d'autres diagnostics decapteurs, afin de garantir une fonctionnalité parfaite. De plus, le microprocesseur
effectue automatiquement une compensation en fonction du gaz ambiant.

5.2

Condition pour la détection de fuites
Pour pouvoir utiliser le détecteur de fuite, il faut que l'objet à tester soit rempli et mis
sous pression par du gaz de traçage (95 % de N2et 5 % d'H2) afin d'obtenir unécoulement de gaz à travers la fuite. Le gaz de traçage est un gaz de soudage standard
de qualité industrielle, facile à se procurer à faible coût. Son nom générique est
mélange hydrogène-azote. Un équipement de remplissage de gaz approprié peut êtreobtenu de la part du fournisseur de détecteur de fuite.
Soyez attentif à la gestion des gaz de traçage sont gérés après leur utilisation. Un gaz
de traçage relâché contamine l'air ambiant avec de l'hydrogène, ce qui peutcompliquer les mesures suivantes pendant un moment. Assurez-vous que le gaz detraçage est ventilé au loin de la zone cible, de préférence à l'extérieur du bâtiment.

5.3

Modes de détection de fuites
Le détecteur fonctionne en trois modes :•Le mode de localisation de fuite (mode détection), essentiellement utilisé pour détecter etlocaliser des fuites, mais pas pour les quantifier.
•Le mode de mesure d'hydrogène (mode analyse), qui mesure la concentration d'hydrogène.
•
Le mode Combi (mode par défaut), qui est est une combinaison du mode détection et du mode
analyse.

Le mode détection fonctionne en continu, tandis que le mode analyse détermine laconcentration d'hydrogène (et calcule un taux de fuite correspondant) dans une
mesure en une étape. Le mode détection ne donne pas chiffres. Il ne nécessite donc pasde calibrage. La sensibilité du signal sonore et de la barre mobile sur l'écran est définie
manuellement ou automatiquement, voir ci-dessous.
Lorsqu'il est utilisé en mode analyse, l'instrument doit être calibré de la manière décrite
sur la See “Calibrate the leak detector” on page 17 pour pouvoir donner des chiffres
corrects.

14

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

6

Faire fonctionner le détecteur

6.1

Pour détecter des fuites

FR

Si votre seul objectif est de détecter la présence d'une fuite, c'est-à-dire de découvrir s'il y aou non une fuite, vous pouvez utiliser le mode détection (ou utiliser la barre de détection
en mode Combi). La définition de Fuite / Pas de fuite sera « une fuite est une fuite
lorsqu'elle peut être détectée par le détecteur réglé sur une sensibilité spécifique ».

Pour effectuer le réglage :Le fonctionnement en mode détection n'est pas quantitatif. Le signal audio et visuelaugmente et décroît avec la concentration du gaz. C'est pourquoi aucun vrai calibragen'est nécessaire, il s'agit plutôt de régler la sensibilité sur le niveau souhaité.
Voici une procédure type pour le paramétrage du mode détection :•Déterminez une fuite de référence qui correspond à la plus petite fuite que vous souhaitez
détecter ;•Approchez la sonde de la fuite de référence et notez à peu près quelle réaction vous obtenez(aucune, petite, moyenne, forte, pleine échelle) au cours des quelques premières secondes ;•Réglez la sensibilité. Cela peut être fait de manière permanente à partir du menu paramètres
détection ou provisoirement en tant que réglage de sensibilité en façadeà l'écran (sauf sivous avez réglé cette fonction sur ARRÊT à partir du menu Paramètres détection).

Il existe également une fonction de sélection automatique de gamme, qui peut êtrechoisie à partir du menu paramètres détection.
Remarque: Si le mode détection est utilisé et qu’il est nécessaire d’activer la fonctiond’alarme à un niveau particulier qui aurait été calibré, l’unité devra alorsêtre calibrée conformément aux instructions, voir la “Calibrer le détecteurde fuite » sur la page 17. La raison en est que l’alarme est toujours fondée
sur le mode analyse lorsque le mode détection est affiché.

6.2

Pour localiser des fuites
Remarque: Le mode détection (ou la barre de détection en mode Combi) sert àlocaliser des fuites. Ce mode est semi-quantitatif, c'est-à-dire qu'il donne
un signal audio et visuel qui augmente au fur et à mesure que l'ons'approche d'une fuite (concentration de gaz supérieure) et qui diminue
au fur et à mesure que vous éloignez la sonde de la fuite. Il n'affiche pas dechiffres. Dans ce mode de fonctionnement, les fuites peuvent aisément
être détectées à l'aide d'une sensibilité qui peut être prédéfinie. Voir la“Pour localiser des fuites » sur la page 25 et la “Réglage direct de lasensibilité » sur la page 26.
Les fuites peuvent être localisées avec une grande précision, même s’il y a d’autres
fuites adjacentes. Si, par exemple, vous essayez de localiser une fuite sur un produit etque celui-ci présente une fuite majeure, vous recevrez un signal audio dès que la sonde
sera placée à proximité du produit. Lorsque la sonde est déplacée autour du produit etsur celui-ci, le signal augmente dès que la sonde s'approche de la fuite. Si le signal
dépasse de l'échelle, réduisez simplement le réglage de sensibilité afin de le ramener
dans l'échelle. En travaillant ainsi avec le réglage de sensibilité, vous pourrez localiser
des fuites multiples qui sont très proches les unes des autres.
Remarque: Si vous travaillez à l'intérieur d'un espace confiné tel que, par exemple, uncoffret ou un passage étroit dans un moteur à combustion, il est possible
que la concentration de fond atteigne des niveaux proches de la limite

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

15

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

supérieure de détection du détecteur. Dans de tels cas, il ne sera pas
possible de localiser les fuites aussi aisément que dans des espaces ouverts.

FR

Astuce: La bonne pratique est de détecter une fuite, la localiser, et retirer
immédiatement la sonde afin d'éviter une saturation. La sonde n'est pas
endommagée par l'exposition, mais elle récupère plus lentement. Après une
exposition excessive, elle est moins sensible pendant une courte période.

6.3

Pour quantifier des fuites
Le mode analyse (ou l'utilisation des chiffres d'analyse en mode Combi) sert àmesurer la taille d'une fuite (ou la concentration d'un échantillon de gaz). Pour
pouvoir effectuer cette mesure et obtenir des valeurs correctes, l'instrument doit
d'abord être calibré à l'aide de la fonction de calibrage.
En mode analyse, le détecteur détermine la concentration du gaz d'après lechangement, la sonde étant d'abord exposée à une concentration de fond, puis à une
certaine concentration de gaz. Au lieu de surveiller en permanence la concentration dugaz, le détecteur effectue une seule mesure. Ce mode pourrait aussi s'appeler modeéchantillonnage. Il est important que vous gardiez cela à l'esprit lorsque vous utilisez ledétecteur dans ce mode.
En mode analyse, la sonde doit être déplacée directement d'une concentration defond au point d'essai. La taille de la fuite, en PMM ou n'importe quelle autre unité
sélectionnée, s'affiche à l'écran. La sonde peut et doit être retirée du point de mesure
une fois que la valeur mesurée est stable et reste affichée à l'écran. La période
pendant laquelle la valeur mesurée est affichée peut être réglée dans le menu
paramètres analyse.
Le détecteur de fuite fonctionne dans l'intervalle de 0,5 à 2000 ppm H2 , donnant une
linéarité comprise entre 0,5 et 500 ppm. Pour obtenir la plus grande précision possible
dans cet intervalle, respectez les recommandations relatives au calibrage. Voir la“Calibrer le détecteur de fuite » sur la page 17.

MISE EN GARDE !
• Ne pas ouvrir le détecteur ! L'entretien de cet équipement ne doit être effectué
que par des organismes d'entretien autorisés à cette fin par INFICON, Suède.
• En cas de dommages extérieurs, le détecteur doit être contrôlé et réparé par unorganisme d'entretien autorisé par INFICON.
• Ne pas exposer la sonde à une concentration d'hydrogène supérieure à 0,1%
lorsque l'instrument n'est pas en fonctionnement, cela pourrait endommager ou
détruire le capteur de la sonde.
• Lorsque l'instrument est en fonctionnement, le capteur supporte une exposition
temporaire à une concentration d'hydrogène allant jusqu'à 100%. Éviter del'exposer longtemps à de fortes concentrations.

16

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

7

Calibrer le détecteur de fuite

7.1

IntroductionFR

Le détecteur de fuite est constitué de l'instrument et de la sonde ensemble.
La présente section du mode d'emploi est constituée d'exemples pas à pas, qui
indiquent comment calibrer le détecteur dans les cas les plus courants. Pour en savoir
davantage au sujet de la routine de calibrage, consultez la section de référence.
L'instrument doit être calibré à l'aide de la fonction de calibrage intégrée pour garantir
qu'il affiche les valeurs correctes en mode analyse. Après avoir été calibré, l'instrument
indique les valeurs mesurées correctes sur l'écran, en mode analyse et en mode Combi.
Les paramètres de calibrage sont mémorisés dans la sonde.

7.2

Référence de calibrageIl est possible de calibrer le détecteur avec un gaz de référence ou une fuite deréférence.
Un gaz de référence contient une concentration bien définie, en ppm, de gazhydrogène mélangé à de l'air ou à un gaz inerte. Normalement, un certificat
accompagne les bouteilles de gaz. Il est possible de commander du gaz de référence
auprès des fournisseurs de gaz locaux.
Une fuite de référence est une fuite de gaz bien définie, et elle doit être alimentée parle même gaz que celui qui est utilisé dans le test de détection, et à une pression de gazqui est définie dans le certificat de fuite de référence. Une fuite de référence peut êtrecommandée auprès du fournisseur de détecteur.
Choisissez une taille de référence de calibrage selon les recommandations suivantes :••identique ou supérieure au seuil de rejet (mais pas plus de dix fois supérieure)dans l'une des plages suivantes :5 à 400 ppm H2
1 x 10-5 à 4 x 10-3 cc/s (mbarl/s) définis pour l'air
3 à 120 g/a définis pour le R134a

Veuillez contacter le fournisseur du détecteur pour qu'il vous aide à choisir la référencede calibrage optimale pour votre application.

7.3

Procédure de calibrage
Avant le calibrage, la valeur de référence du manu calibrage doit être définie. Voir « avec
gaz de référence » et « avec fuite de référence » ci-dessous.
Lors du calibrage, exposez la sonde à l'air ambiant, puis effectuez les étapes suivantes :1. D'abord Menu, puis Calibrage/Calibrer/Entrée.
2. Enfoncez le bouton démarrer ou le bouton sonde.
3. Exposez la sonde au gaz de référence/à la fuite de référence
La sonde n'a pas besoin d'être exposée au gaz de calibrage pendant tout le temps decalibrage (le temps défini dans le menu calibrage pendant que la barre se déplace).
L'instrument ne mesure le changement que lorsque la sonde passe de l'air ambiant au
gaz de calibrage.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

17

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Tant que le graphique en barres se déplace, la sonde doit être exposée au gaz decalibrage ou à la fuite de référence. Ensuite, l'écran affiche détection de gaz et émet dessignaux sonores. Enregistrez ou renouvelez la routine de calibrage jusqu'à ce que vous
puissiez enregistrer le calibrage. Si le calibrage n'est pas enregistré, l'instrument
reviendra à la valeur précédente au bout d'une minute.

FR

Remarque: Vous devez répéter le calibrage 2 à 3 fois avant d'obtenir calibrage OK après

avoir changé le montage ou la sonde.
•••

Pour une précision maximale, attendez au moins trente secondes entre chaquecalibrage.
Si le message « pas de gaz ou gaz instable » s'affiche de façon répétée, revenez au
mode détection et vérifiez la fonctionnalité.
Si répéter calibrage s'affiche, cela signifie que la valeur mesurée diffère de plus de
10 % du résultat du calibrage précédent. Répétez la procédure de calibrage.

Réglez l'unité d'analyse sur la même valeur que la valeur de référence. Si voussouhaitez utiliser une autre unité, il faut que vous saisissiez un numéro de recalcul dansvaleur de corrélation, qui décrit la relation entre les différentes unités.

7.4

Valeur de référence avec fuite de référence
En temps normal, pour mesurer le débit d'une fuite, vous devez calibrer le détecteur
avec une fuite de référence.
Réglez la valeur de référence pour qu'elle soit égale au débit calibré de votre fuite deréférence. Vous pouvez trouver cette valeur sur le certificat de calibrage émis pour lafuite. Réglez également l'unité de référence sur la même unité que celle utilisée pourexprimer le débit de la fuite de référence.
Exemple : Le débit de la fuite de référence est de 4,2E-5 mbarl/s.

1- Réglez la valeur de référence = 4,2E-05.
2- Réglez l'unité de référence = « mbarl/s »Remarque: Fournissez la fuite de référence à la pression indiquée sur le certificat decalibrage. Si vous utilisez une pression différente, vous devrez corréler leflux résultant et utiliser cette valeur comme Valeur de référence.
Remarque: Pendant la procédure de calibrage, la concentration de la fuite de référence

doit toujours être comprise entre 5 PPM et 400 PPM d'hydrogène.

7.5

Valeur de référence avec gaz de référence
La plupart du temps, pour mesurer la concentration en hydrogène (au lieu du débit dela fuite), vous devez calibrer le détecteur avec un gaz de référence dont laconcentration est connue.
Réglez la valeur de référence pour qu'elle soit égale à la concentration en hydrogène devotre gaz de référence. Vous trouverez cette concentration sur le certificat d'analyseémis pour le gaz. Réglez également l'unité de référence sur la même unité que celleutilisée pour exprimer le débit de la fuite de référence.
Exemple : Le gaz de référence contient 10 PPM d'hydrogène dans de l'air synthétique.

1- Réglez la valeur de référence = 10
2- Réglez l'unité de référence = « PPM »18

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

8

Section de référenceFR

La présente section du mode d'emploi se compose d'une explication approfondie etd'informations supplémentaires, qui apportent toutes les informations pertinentes
pour compléter le mode d'emploi.

8.1

Système de menus
Le système de menus est conçu comme une arborescence semblable à celle utilisée dansles téléphones portables. Tous les niveaux des menus sont affichés à l’écran lorsque
vous explorez le système ce qui vous permet de déterminer exactement où vous vous
trouvez.
Fig 8-1. Commandes et indicateurs de l'Sensistor ISH2000.

1

2

3

4

Pour entrer dans les menus, appuyez sur menu (bouton 4). Appuyez sur < et > (bouton
2 et bouton 3) pour choisir entre les menus principaux.
Si aucun réglage n'est effectué dans un menu ou dans ses sous-menus dans les 60
secondes, l'instrument revient au mode détection / mode analyse.

Fonctions des boutons
Les fonctions associées aux boutons peuvent varier en fonction des menus. Lisez
toujours le texte, situé juste au-dessus des boutons à l'écran, pour connaître ces
fonctions.
Une modification de valeur n'est valide que si vous la sauvegardez à l'aide du bouton
sauvegarder (bouton 4).
Utilisez le bouton annuler (bouton 1) pour effacer un changement de valeur et revenir
au réglage précédent.
Utilisez le bouton Échap (bouton 1) pour remonter l'arborescence jusqu'à la position dedépart mode détection / mode analyse / mode Combi.
Pour passer rapidement du mode détection au mode analyse ou vice versa, enfoncez lebouton 4 trois fois de suite.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

19

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

8.2

Format ingénieur
Certains paramètres du détecteur sont écrits au format ingénieur. Ce format peutreprésenter une très large gamme de nombres, depuis de très petits nombres jusqu'àde très grands nombres.
Les exemples suivants décrivent le format utilisé dans le détecteur :1.00E+01 = 1.00 x 101 = 10
1.00E+00 = 1.00 x 100 = 1
1.25E-02 = 1.25 x 10-2 = 0.0125

8.3

Changer de mode de test
Choisissez la méthode de mesure que souhaitez utiliser dans le menu Changer de modede test. Vous avez le choix parmi trois méthodes différentes :•Mode analyse•
Mode détection•
Mode Combi
Consultez la section de référence pour une description des fonctions.

8.4

Calibrage

Calibrer
L'instrument doit être calibré à l'aide de la fonction de calibrage intégrée pour garantir
qu'il affiche les valeurs correctes en mode analyse / mode Combi. Après le calibrage,
l'instrument affichera les valeurs mesurées correctes à l'écran. Les paramètres decalibrage seront mémorisés dans la sonde.

Intervalles de calibrageLe calibrage est un élément naturel de la mesure d'une fuite et un facteur importantde l'assurance-qualité. Il est impossible de spécifier une exigence précise concernant
l'intervalle entre les calibrages parce que les applications pour lesquelles l'instrument
est utilisé peuvent varier considérablement.
Une oxydation du capteur de la sonde, qui réduit la sensibilité, se produit si le capteurde la sonde:••

n'est pas soumis à un gaz pendant une période prolongée ou
est exposé à une très faible concentration de gaz (inférieure à 10 PPM), avec delongs intervalles entre les expositions.
Si l'instrument est soumis à une très grande concentration de gaz pendant une période
prolongée, une certaine insensibilité peut se produire directement après. Cette
saturation peut rendre difficile la détection de très petites fuites. C'est pourquoi il est
bon de prendre pour habitude de retirer la sonde du point de mesure dès que la valeur
mesurée s'affiche. Cela permet au détecteur de récupérer.

Sensibilité trop faible pour seuil de rejet
Le détecteur émet un avertissement si la sensibilité du capteur est trop basse pourdétecter sans problème une fuite égale à la limite paramétrée d'seuil de reject. Cet

20

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

avertissement peut être ignoré et le calibrage peut être mis à jour et la sortie
CAL_CONF sera paramétrée.

FR

Signal élevé! Vérifier référence calib.!
Le détecteur émettra un avertissement si le signal de calibrage est déraisonnablementélevé. Cela peut se présenter, par exemple, si un mélange de gaz de traçage à 5 % a été
utilisé au lieu d'un gaz de référence approprié, ou si le gaz de référence présente une
fuite supplémentaire non intentionnelle. Cet avertissement peut être ignoré et lecalibrage peut être mis à jour, mais la sortie CAL_CONF ne sera pas paramétrée.

Indicateur d'état du capteur
La barre d'indication s'étire en longueur lorsque le capteur détecte un gaz deréférence. Cet indicateur peut servir d'avertissement précoce indiquant qu'il va falloir
remplacer le capteur.
Fig 8-2. Indicateur d'état du capteur.

La longueur de la barre indique l'état du capteur. La barre se raccourcit au fur et à
mesure que le capteur perd de sa sensibilité. La mise à l'échelle de l'indicateur n'est pasassez précise pour permettre de dire à quelle longueur exacte de la barre le capteur
doit être remplacé. Vous apprendrez quand c'est le cas pour votre application
particulière. L'instrument vous indiquera également en texte clair quand la sensibilité
sera trop faible. Consultez la section ci-dessous pour en savoir plus.

Messages de calibrage
Tableau 8-1. Différents messages peuvent s'afficher au cours du calibrage.
Message

Explication

Solution

Exposer à laconcentration de fondPréparez la sonde aucalibrage en lamaintenant dans uneconcentration de fondexempte d'hydrogène.

-

Détecte gaz

Le signal de gaz est
détecté.

Fonctionnement normal,
l'exposition au gaz peutêtre interrompue.

Renouveler le calibrageLe calibrage ne setrouvait pas dans les 20% de la dernière mesure.

Attendez 30 s et calibrez
à nouveau.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

21

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Message

Explication

Solution

Calibrage OK

Le calibrage se trouvait
dans la limite acceptable.

Enfoncez le bouton
Sauvegarder (bouton 4)
pour mettre le calibrageen mémoire.

Pas de gaz ou signal
instable.

Pas de signal de gaz ou
pas de signal stable
détecté au cours ducalibrage.

Vérifiez le gaz deréférence. Le robinet degaz est peut-être fermé.
Vérifiez que la pointe dela sonde n'est pas
obturée.

Indique que le gaz deréférence est éteint.
Uniquement pour le gazde référence.

La concentration de fondest supérieure à celle dugaz de référence.
Améliorez l'aération.

Sens. trop faible pourseuil de rejet

La sensibilité du capteur
est trop faible pourgarantir une réponse
correcte à un débit ou
une concentration de gazégaux au seuil de rejet. La
raison la plus probable
est que le capteur est
trop vieux.

Vérifiez le gaz deréférence. Le robinet degaz est peut-être fermé.
Vérifiez que la pointe dela sonde n'est pas
obturée.
Vérifiez le réglage duseuil de rejet.
Remplacez le capteur si leproblème persiste.

Signal élevé ! Vérifier
référence calib.!

Le signal de référence est
anormalement élevé.

Vérifiez que le mélange
de gaz de référence n'apas été remplacé par un
mélange de gaz detraçage.
Vérifiez l'état de la
référence.
Vérifiez que lesconnexions de la fuite deréférence ne fuient pas.

Remarque: En cas d'échec du calibrage, vous pouvez tout de même utiliser l'instrument.

Les dernières paramètres de calibrage valides seront utilisés. Vous devez
néanmoins vérifier que l'instrument réagit au gaz de référence.

Valeur de référence
Votre gaz de référence doit présenter une concentration ou un débit équivalents ou
légèrement supérieurs à ce que vous souhaitez mesurer. Consultez les exemples cidessous pour des recommandations spécifiques.
Exemple pour le gaz de référence :•••Le seuil de rejet est réglé à 8 PPM
Pour une bonne précision, utilisez un gaz de référence contenant entre 5 et 400
ppm d'hydrogène.
Les meilleurs résultats seront obtenus avec 8 PPM d'hydrogène dans de l'air
synthétique.

Exemple pour la fuite de référence :

•
•

22

Le niveau d'alarme seuil de rejet est réglé à 2.0E-4 atm. cc/s
Pour la meilleure précision possible, prenez une fuite de référence comprise entre

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi•

2.0E-4 et 2.0E-3 atm cc/s.
Une fuite de référence calibrée à 2.0E-4 atm. cc/s donnera la meilleure précision.

FR

Unité de référence
L'unité de référence est réglée dans le menu calibrage. Choisissez PPM, cc/s, cc/min,
SCCM, g/a, oz/yr, mbarl/s, mm3/min, Pa m3/s ou unité personnalisée. Lorsque vouschoisissez « unité personnalisée », vous pouvez saisir toute unité dont la longueur nedépasse pas 12 caractères.
Le calibrage peut être effectué avec :••une concentration en hydrogène connue
une fuite dont le débit est connu

Les caractères suivants peuvent être utilisés : Les lettres romaines majuscules etminuscules, les symboles ü,ü, Å, Ä,Ö, å,ä,ö,%,/,(,), et - (trait).
Remarque: L'espace (““) n'est pas supporté. La chaîne unitaire du débit de fuite sera

interrompue au premier espace trouvé. Voir « Format ingénieur » sur la
page 20.

Temps de calibrage
Le temps de calibrage détermine le temps pendant lequel le détecteur va chercher unsignal de référence avant de renoncer. Par exemple, si le calibrage est réglé à 6secondes, le détecteur enregistre le signal maximal pendant 6 secondes après quel'opérateur (ou un matériel externe) a commandé un calibrage.
Il est très important de prendre en compte tout retard d'exposition au gaz, ainsi que letemps de réaction du capteur, lors du réglage du temps de calibrage. Le calibrage nesera pas correct si le signal maximal arrive une fois le temps de calibrage terminé.

Temps minimal de calibrageCe paramètre définit le temps de calibrage le plus court possible pouvant être défini à
partir du menu calibrage. Par défaut, ce temps est de 5 secondes.
Le temps minimal de calibrage doit être réglé de manière à garantir que les deux
exigences suivantes soient remplies :1 L'hydrogène de la fuite de référence ou de la ligne de gaz de référence doit
atteindre le capteur avant la fin du temps de calibrage.
2 Le capteur doit avoir le temps d'atteindre son signal maximal avant la fin du temps
de calibrage.
Régler le temps min. de calibrage à une valeur trop basse aura les effets suivants :•Le calibrage échouera si le temps de calibrage est réglé sur une valeur trop basse.
•
Le calibrage peut ne pas échouer, mais être incorrect.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

23

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Régler le temps min. de calibrage à une valeur trop haute aura les effets suivants :•Le calibrage prendra plus de temps que nécessaire.
•
La consommation de gaz de calibrage sera plus élevée que nécessaire.

FR

AVIS ! Un calibrage correct est un paramètre

essentiel du test de qualité . C'est pourquoi nous
recommandons de prêter une attention
particulière au réglage d'un temps min. decalibrage approprié. Cela empêchera desemployés manquant de connaissances
approfondies en matière de calibrage decompromettre la qualité en réglant un temps decalibrage trop court.

Calibrage protégé par mot de passe
Le calibrage peut être défini sous le mot de passe général pour empêcher l'opérateurde calibrer par erreur. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe pour lancer laroutine de calibrage. Vous pouvez paramétrer la protection par mot de passe pour lecalibrage dans le menu Paramètres généraux. Notez que vous devez aussi définir un
mot de passe. L'instrument est livré sans mot de passe paramétré.

8.5

Paramètres détection
En mode détection, le signal est affiché sous la forme d'une barre. La longueur de labarre varie en fonction de la concentration du gaz.

Pour détecter des fuites
Si votre seul objectif est de détecter la présence d'une fuite, c'est-à-dire de découvrir
s'il y a ou non une fuite, vous pouvez utiliser le mode détection. La définition de Fuite /Pas de fuite sera « une fuite est une fuite lorsqu'elle peut être détectée par ledétecteur réglé sur une sensibilité spécifique ».

24

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Pour effectuer le réglage :Le fonctionnement en mode détection n'est pas quantitatif. Aucun chiffre n'est donné,mais le signal augmente et diminue en fonction de la concentration du gaz. C'est
pourquoi aucun vrai calibrage n'est nécessaire, il s'agit plutôt de régler la sensibilité surle niveau souhaité.
Voici une procédure type pour le paramétrage du mode détection :•Déterminez une fuite de référence qui correspond à la plus petite fuite que voussouhaitez détecter.
•
Approchez la sonde de la fuite de référence et notez à peu près quelle réaction
vous obtenez (aucune, petite, moyenne, forte, pleine échelle) au cours desquelques premières secondes.
•
Réglez la sensibilité. Cela peut être fait de manière permanente à partir du menu
mode détection ou provisoirement en tant que réglage de sensibilité en façade àl'écran (à moins que vous ayez réglé cette fonction sur ARRÊT à partir du menu
Paramètres sensibilité). Il existe également une fonction de sélection automatiquede gamme qui peut être choisie à partir du menu paramètres détection.)
Si la sensibilité est réglée à un niveau élevé, la ligne de base peut s'avérer d'une
instabilité exaspérante.
Remarque: Si le mode détection est utilisé et qu’il est nécessaire d’activer la fonctiond’alarme à un niveau particulier qui aurait été calibré, l’unité devra alorsêtre calibrée. La raison en est que l’alarme est toujours fondée sur le mode
analyse, même lorsque le mode détection est celui affiché, à caused'imprécisions du signal du mode détection.

Pour localiser des fuites
Le mode détection est semi-quantitatif, c'est-à-dire qu'il donne un signal audio etvisuel qui augmente au fur et à mesure que l'on s'approche d'une fuite (concentration
du gaz supérieure) et qui diminue au fur et à mesure que vous éloignez la sonde de lafuite. Il n'affiche pas de chiffres.
Dans ce mode de fonctionnement, les fuites peuvent aisément être détectées à l'aide
d'une sensibilité qui peut être prédéfinie. Les fuites peuvent être localisées avec une
grande précision, même s’il y a d’autres fuites adjacentes
Si, par exemple, vous essayez de localiser une fuite sur un tube de condensateur deréfrigérateur et que le tube présente une fuite majeure, vous recevrez un signal audio
dès que la sonde sera placée à proximité du tube de condensateur. Lorsque la sonde est
déplacée autour du condensateur, le signal augmente dès que la sonde s'approche dela fuite. Si le signal dépasse de l'échelle, réduisez simplement le réglage de sensibilité
afin de le ramener dans l'échelle. En travaillant ainsi avec le réglage de sensibilité, vouspourrez localiser des fuites multiples qui sont très proches les unes des autres.
N'exposez pas la sonde à plus de gaz que nécessaire : elle va lentement saturer au fil dutemps. La bonne pratique est de détecter une fuite, la localiser, et retirer
immédiatement la sonde afin d'éviter une saturation. La sonde n'est pas endommagéepar l'exposition, mais elle récupère plus lentement. Après une exposition excessive, elle
est moins sensible pendant une courte période.

Compensation de la concentration de fond
Il y a toujours de l'hydrogène dans la concentration de fond. Dans l'air frais, cetteconcentration n'est que de 0,5 ppm (partie par million).
L'Sensistor ISH2000 s’adapte activement à la concentration de fond. Cela se fait
automatiquement au démarrage, puis l'Sensistor ISH2000 s’adapte progressivement
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

25

FR

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

aux faibles variations de la concentration de fond Cette adaptation est très lente(minutes) pour éviter de confondre une fuite réelle avec une augmentation de laconcentration de fond, et vice versa Une soudaine augmentation de la concentrationde fond est ainsi détectée mais, si la concentration reste stable, elle est
progressivement éliminée sur une période de plusieurs minutes.

FR

Par exemple, si, pour une raison quelconque, la concentration de fond augmente
subitement à 10 ppm d'H2, le détecteur émet alors un signal correspondant, qui
diminue très lentement pour arriver à zéro. Si, ensuite, vous exposez la sonde à une
fuite qui donne encore une augmentation à 10 ppm d'H2, le détecteur émettra
essentiellement le même signal que s'il n'y avait pas de concentration de fond.

Sensibilité
Sensibilité du signal audio et de la barre de signal en mode détection.

Remarque: Cela n'affecte pas le mode analyse.

Sélection automatique de gamme
Réglez ce paramètre sur ON (MARCHE) pour une sélection automatique de la gamme dela sensibilité en mode détection. La sensibilité diminuera de deux crans si le signal atteint
la pleine échelle. La sensibilité revient à la sensibilité (Voir « Pour localiser des fuites »sur la page 25) sélectionnée lorsque le signal revient à zéro.

Réglage direct de la sensibilité
Régler ce paramètre sur OFF enlèvera le réglage de sensibilité de l'écran du modedétection. Il est toujours possible de régler la sensibilité dans le menu Réglages desensibilité, après avoir saisi le mot de passe (si un mot de passe a été défini).
Remarque: Le réglage de sensibilité n'affecte que le mode détection.

Seuil audio
Il permet de réduire le son à niveau réglé, en mode détection. Le niveau est donné en% de la barre de détection complète.

Indicateur de rejet
Il permet de montrer (non représenté) l'indication Rejet en mode détection.

Impulsion audio d'état prêtCette fonction permet de régler le son de veille au silence ou à une tonalité modulée.

8.6

Mode analyse
En mode analyse, la valeur mesurée est affichée sous forme de chiffres. L'unité pardéfaut est la PPM mais il est possible de choisir d'autres unités, Voir « Paramètres pardéfaut » sur la page 44.

Pour analyser des fuites
Le mode analyse sert à mesurer la taille d'une fuite (ou la concentration d'unéchantillon de gaz). Pour pouvoir effectuer cette mesure et obtenir des valeurscorrectes, l'instrument doit d'abord être calibré à l'aide de la fonction de calibrage.
26

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

En mode analyse, le détecteur détermine la concentration du gaz d'après lechangement, la sonde étant d'abord exposée à une concentration de fond, puis à une
certaine concentration de gaz. Au lieu de surveiller en permanence la concentration dugaz, le détecteur effectue une seule mesure. Ce mode pourrait aussi s'appeler Moded'échantillonnage. Il est important que vous gardiez cela à l'esprit lorsque vous utilisez
le détecteur dans ce mode.
En mode analyse, la sonde doit être déplacée directement d'une concentration de fondau point d'essai. La taille de la fuite en PMM, ou n'importe quelle autre unité
sélectionnée, est affichée à l'écran. La sonde peut et doit être retirée du point demesure pendant que la valeur mesurée reste affichée à l'écran.
La période pendant laquelle la valeur mesurée est affichée peut être réglée dans lemenu Paramètres d'affichage.

Niveau de rejet
Niveau-seuil pour les décisions de Rejet. Lorsque ce niveau a dépassé le niveau de Rejet,cela est indiqué par des signaux audio et lumineux (DEL) de Rejet, sur le bus APC haut
(APC-bus high).
Remarque: La fréquence du signal acoustique en mode analyse est contrôlée par le seuilde rejet. Un signal égal au seuil de rejet donnera toujours la même fréquence
audio, quelle que soit la force réelle du signal.

Valeur de corrélation
La valeur de corrélation est utilisée lorsqu'il est nécessaire de corriger la relation entre lesignal du détecteur et le chiffre affiché. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque voussouhaitez afficher une unité de débit de fuite autre que l'unité de débit de fuite
calibrée.

Unité d'analyse
L'unité d'analyse est une chaîne de texte composée de 12 caractères au plus. Elle n'est
pas impliquée dans les calculs.
Les lettres suivantes peuvent être utilisées : les majuscules et minuscules anglaises, leschiffres 0 à 9, Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, / et -. L'espace (““) n'est pas supporté. La chaîne sera
raccourcie après le premier espace trouvé.

Analyse multipoint
Résumé du résultat d'analyse. Un nombre fixe ou changeant de mesures, avec au
maximum 25 points de mesure, peut être choisi. L'instrument doit se trouver en mode
analyse ou en mode Combi pour que cette fonction puisse être activée. Faites basculer
la fonction Mode en sonde manuelle. Cependant, l'APC est inactivé avec l'analysemultipoint.

Pour utiliser l'analyse multipoint
Si un nombre fixe de points de mesure est utilisé, alors effectuez la mesure en suivant
les étapes suivantes :1. Enfoncez le bouton sonde pour commencer la première mesure.
2. Placez la sonde sur l'emplacement de la mesure pendant que la barre se déplace.
L'instrument enregistre les résultats.
3. Il est possible que vous deviez attendre jusqu'à la mesure suivante. L'instrumentémet le signal-attendre.
4. Répétez la procédure pour le point de mesure suivant.
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

27

FR

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Lorsque toutes les mesures ont été effectuées, la somme de toutes les fuites est
indiquée. Si la somme de toutes les fuites est supérieure ou égale au seuil de rejet, alors
REJET est affiché. Si la somme de toutes les fuites est inférieure au seul de rejet, alors
APPROUVÉ est affiché. Et si la somme de toutes les fuites est supérieure au seuil derejet avant que toutes les mesures aient été effectuées, alors REJET est affiché.

FR

Utilisez < > pour visualiser les mesures individuelles.
Pour entreprendre une nouvelle mesure ou interrompre une mesure en cours,
enfoncez le bouton sonde et maintenez-le enfoncé pendant un moment.
Il est possible de mesurer ou de rechercher (mode Combi) une fuite sans enregistrer lamesure. La valeur mesurée n'est enregistrée que lorsque la barre se déplace (temps
analyse multipoint).
Si un nombre dynamique de points de mesure est sélectionné, alors effectuez la mesure
en suivant les étapes suivantes :1. Enfoncez le bouton sonde pour commencer la première mesure.
2. Placez la sonde à proximité du point de mesure pendant que la barre se déplace(temps analyse multipoint).
3. Il est possible que vous deviez attendre jusqu'à la mesure suivante. L'instrumentémet le signal-Attendre.
4. Répétez la procédure pour le point de mesure suivant.
5. Pour additionner toutes les mesures, enfoncez le bouton sonde et maintenez-leenfoncé un petit moment.

Temps analyse multipoint
Réglez le temps de chaque mesure.

Temps de présentation minimal
Les valeurs des signaux en mode analyse ne seront jamais présentées pendant un temps
plus court que ce temps. Les valeurs sont, néanmoins, toujours présentées jusqu'à ce
que le signal ait récupéré. La valeur par défaut est 1 seconde, mais il est possible
d'utiliser des valeurs allant de 0 à 120 secondes.

Afficher seuil
Cette fonction cache toutes les mesures inférieures à un % défini du seuil de rejet.

Seuil audio
L'instrument est silencieux à un % défini du seuil de rejet.

Indications de rejet
Il existe trois choix d'indications de seuil de rejet en plus de l'indication lumineuse(DEL):•
Écran clignotant•
Signal audio haché•
Combinaison des indications 1 et 2.

Afficher seuil de rejet
Affiche la valeur du seuil de rejet à l'écran.
28

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Impulsion audio d'état prêtCette fonction permet de régler le son de veille au silence ou à une tonalité modulée.

8.7

Réglages APC
APC est l'abréviation de Active Probe Control (commande de sonde active). La fonction
APC est destinée à la commande d'une sonde active qui dispose d'une alarme, devannes ou de pompes intégrées, via le port de commande de sonde. Différentes sondes
requièrent des commandes, c'est pourquoi il est possible de télécharger différents
pilotes informatiques pour l'instrument depuis un PC.
Il est possible d'adapter la façon de mesure en réglant les temporisateurs et le niveau
de rinçage.

Type de sonde
Sélectionnez la sonde connectée. Choisissez entre « sonde manuelle » et un autre pilote
de sonde installé à partir du disque livré avec la sonde active (si vous l'avez commandé).

Durée APC A-D
Temporisateur réglable utilisé par le système APC. Choisissez un temporisateur APC etenfoncez « Entrée » pour afficher l'utilisation spécifique de ce temporisateur. Le
temporisateur APC peut être utilisé à des fins générales dans un programme APC
personnalisé.

Niveau de rinçage
Niveau du signal commandant les éléments déclencheurs APC du niveau de rinçage(Purge_Level APC Triggers). Les sondes standard qui supportent l'échantillonnage actif
utilisent le niveau de rinçage pour interrompre rapidement un échantillonnage qui apour résultat des signaux de gaz élevés.
Régler le niveau de rinçage pour qu'il soit égal, ou légèrement supérieur, au seuil derejet, donnera les temps de cycle les plus rapides possibles pour ces sondes.
Un rinçage rapide améliore en outre la répétabilité du signal.
Remarque: Le niveau de rinçage interrompt l'échantillonnage actif des sondes APC. Cela

signifie que des signaux supérieurs seront sous-estimés parce que le capteur
est rincé avant que le signal complet n'ait été développé. .

Réinitialiser le signal
Réinitialiser le niveau du capteur en mode analyse et en mode détection.

8.8

Paramètres d'affichage
Cette section décrit les différents paramètres d'affichage de l'Sensistor ISH2000.

Contraste
Niveau de contraste de l'affichage. Une valeur supérieure donne un contraste
supérieur. Le contraste peut avoir besoin d'être réglé si la température ambiantechange.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

29

FR

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Luminosité
La luminosité de la lampe de l'écran. Une luminosité inférieure économise de l'énergie
et prolonge la vie de la lampe.

Inverser les couleurs
Changer le noir en blanc et le blanc en noir. Utile dans un environnement sombre, afin
de maintenir une lisibilité élevée.

Temporisation économiseur d’écran
La lampe de l'écran va réduire la luminosité de moitié si l'instrument est laissé inactif
pendant le nombre de minutes défini par ce paramètre. La temporisation del'économiseur d’écran peut être définie à entre 1 et 60 minutes. La fonction est
désactivée si elle réglée sur ARRÊT. La lampe de l'écran revient à la luminosité réglée sil'un des boutons de l'écran est enfoncé, si du gaz est détecté ou qu’une panne del’instrument est détectée.

8.9

Paramètres généraux
Cette section décrit les paramètres généraux de l'Sensistor ISH2000.

LOangue
L'interface utilisateur de l'Sensistor ISH2000 contient les langues suivantes :•Anglais•Français•
Allemand•
Italien•Espagnol•SuédoisBouton mesurer/imprimer
Rélger ce paramètre sur MARCHE fait apparaîtreMesurer ou Imprimerau-dessus dubouton 1. Mesurer sera affiché pour une sonde APC et Imprimer pour une sondemanuelle. Appuyer sur Mesurer lance un cycle d'échantillonnage. Appuyer sur Imprimer
envoie les valeurs mesurées par la sonde manuelle au port imprimante.

Bouton sonde
Pour régler les différentes fonctions à l'aide du bouton sonde. Ces fonctions sont lessuivantes :••••Mode Toggle - permet de basculer entre le mode analyse et le mode détection.
Zéro signal de détection - en mode analyse et en mode détection.
Mesurer/Imprimer - permet de lancer des cycles d'échantillonnaige ou d'envoyer
les valeurs mesurées par la sonde au port imprimante.
Lampe de sonde - perme d'allumer et d'éteindre la lampe de sonde.

Lampe de sonde
Permet de maintenir la lampe de sonde allumée, même si une autre fonction dubouton sonde est choisie.

30

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Changer le mot de passe
Le mot de passe d'utilisateur est une chaîne de texte (au maximum de 12 caractèresalphanumériques) qui sert à verrouiller des paramètres critiques. Définir le mot depasse comme une chaîne vide (pas de caractères) signifie qu'aucun mot de passe n'est
requis pour modifier les paramètres critiques. Le paramètre par défaut est pas de motde passe (“”).
Contactez INFICON AB si vous avez perdu votre mot de passe d'utilisateur. Si leparamètre calibrage protégé par mot de passe est réglé sur MARCHE, un mot de passe vous
sera demandé pour lancer un calibrage.
Remarque: Régler Calibrage protégé par mot de passe sur MARCHE n'a aucun effet si aucun

mot de passe n'est défini.
Remarque: Le calibrage commandé par APC peut être lancé à partir du bus dans lesdeux cas.

Fréquence audio de base
Cela définit la fréquence audio de base la plus basse en mode analyse et détection.

Réglage d'horloge
Heure réelle définie comme hh:mm:ss. Les heures et les minutes peuvent être réglées.
Les secondes sont automatiquement mises à 00 lorsque les heures et les minutes ont
été réglées. L'horloge fonctionne même lorsque le détecteur est débranché del'alimentation électrique.

Réglage de la date
Date réelle définie comme AA-MM-JJ. L'horloge fonctionne même lorsque le détecteur
est débranché de l'alimentation électrique.

Port imprimante
L'Sensistor ISH2000 est muni d'un port imprimante série (RS232). Voir « Port
imprimante » sur la page 36.

Informations
Contient des informations au sujet des versions logicielles, du numéro de série et descoordonnées internet.

8.10 Paramètres d'entretien
On atteint le mode entretien en démarrant l'instrument tout en maintenant enfoncé lebouton droit sur le panneau. Après le démarrage, un nouveau menu, appeléparamètres entretien, apparaît.

Monter mot de passe
Montre le mot de passe choisi au cas où le client l'a oublié. Contactez INFICON AB pourque le code vous soit envoyé. Trouvez l'adresse internet dans la section Informations.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

31

FR

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Réinitialisation du système de sonde
Remet tous les paramètres de la sonde aux réglages par défaut. Contactez INFICON AB
pour que le code vous soit envoyé. Trouvez l'adresse internet dans la section
Informations.

Réinitialisation du système
Remet tous les paramètres aux réglages par défaut. Contactez INFICON AB pour que lecode vous soit envoyé. Trouvez l'adresse internet dans la section Informations.

Niveau du signal de détection
Le niveau du signal de détection est le niveau en dessous duquel on considère que lecapteur a récupéré du dernier signal de détection de gaz. Ce niveau décide du momentoù le signal DET_SIGNAL est émis. Ledit signal peut servir à bloquer le démarrage d'uncalibrage ou d'un nouveau cycle de test, dans des testeur automatiques et semiautomatiques.
Si le signal DET_SIGNAL est élevé, cela signifie que le capteur a détecté de l'hydrogène
et n'a pas encore récupéré.
Le niveau du signal de détection peut être réglé dans le menu paramètres d'usine. Vous
pouvez augmenter le niveau du signal de détection si vous recevez de nombreux petits
signaux perturbateurs. Un réglage élevé du niveau du signal de détection donne unemeilleure tolérance aux signaux de détection de gaz « parasites », aux dépens de la
précision. Un réglage bas donne une meilleure précision mais une plus faible tolérance
aux signaux de détection de gaz « parasites ». Le niveau du signal de détection est réglé
à entre 1 et 100 % du seuil de rejet. La valeur par défaut est 20 %.
AVIS ! Augmenter le niveau du signal de détectionl peut réduire la précision.

Trigg Level
Réglage de la limite supérieure de la retenue de crête en mode analyse.

Temps minimal de calibrage
Paramétrage de la limite inférieure du temporisateur qui est utilisé pendant lecalibrage. Contactez INFICON AB pour que le code vous soit envoyé. Trouvez l'adresseinternet dans la section Informations.

Mode batterie
Sélection de l'alimentation par batterie. Ce mode n'est choisi que pour adapter lelogiciel au modèle de batterie.

Nombre de chiffres significatifs
Choix d'un nombre de chiffres significatifs en mode analyse et Combi. Ce choix est
utilisé lorsqu'une mesure plus précise est nécessaire. Un bon contrôle del'environnement et du calibrage est requis pour que cette fonction puisse être utile.
Contactez INFICON AB pour que le code vous soit envoyé. Trouvez l'adresse internet
dans la section Informations.

Mode débogage
Ce mode est utilisé pendant l'entretien et le développement du logiciel.

32

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Mode entretien

FR

Ce mode renferme des informations utiles pour l'analyse du capteur de gaz. Si
l'instrument démarre en mode entretien, il est alors possible d'atteindre le mode
entretien APC. Dans le mode entretien APC, il est utile de vérifier les temporisateurs,
l'E/S sur le port de commande de sonde et autres.

8.11 Mode Combi
En mode Combi, la barre et le son du mode détection sont combinés avec les chiffres dumode analyse. Cela signifie que le signal est affiché sous la forme d'une barre, en mêmetemps que la valeur mesurée est affichée sous la forme de chiffres.
Le son du haut-parleur indique le signal du mode détection.
Remarque: Après une réinitialisation du système, le mode par défaut est le mode Combi.

Une fois que vous avez localisé la fuite, vous pouvez la mesurer de la façon suivante :1. Retirez la sonde de la fuite.
2. Attendez que 0.0 apparaisse à l'écran
3. Placez alors la pointe de la sonde sur la fuite.

8.12 Sonde
La sonde manuelle P50 n'est pas une sonde d'échantillonnage. L'analyse du gaz a lieu
dans un capteur qui est situé dans la pointe de la sonde. La sonde est munie d'une
touche de fonction, de lampes témoins et d'éclairage. Il est en outre possible d'obtenir,
sur commande, une sonde munie d'un col flexible.
Pendant le fonctionnement, la température de la pointe de la sonde est de 50 °C.
Remarque: Plusieurs sondes peuvent être connectées à l'Sensistor ISH2000. Si vous

utilisez une sonde active, veuillez consulter le mode d'emploi de la sonde
concernée.

Changer la sonde
Lorsqu'une sonde a été fixée à l'Sensistor ISH2000, celui-ci a besoin de se stabiliser. La
DEL verte devrait clignoter. Si vous n'êtes pas sûr de savoir changer l'extrémité de lasonde, nous vous conseillons de l'envoyer à un centre d'entretien autorisé. Une fois lapériode de stabilisation terminée, la DEL verte devrait rester allumée. Avant d'être
utilisé, l'Sensistor ISH2000 doit être calibré. Répétez le calibrage après une heure afind'obtenir une précision maximale.

Changer la pointe de la sonde
La pointe de la sonde est remplaçable et est verrouillée à l'aide d'un écrou-union.
L'écrou-union forme une étanchéité pour éviter le contact avec l'humidité. Si vousn'êtes pas sûr de savoir changer la pointe de la sonde, nous vous conseillons de quitterle lieu d'entretien.
Pour changer la pointe de la sonde, effectuez les étapes suivantes :1. Éteignez l'instrument.
2. Desserrez l'écrou de sécurité à l'aide de l'outil appropriaté d’INFICON AB ou d'uneclé à ouverture fixe de 10 mm.
3. Retirez la pointe manuellement. Le joint torique crée une certaine friction.
4. Retirez le capteur en le tirant d'un coup.
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

33

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

5. Montez un nouveau capteur. Assurez-vous de son positionnement correct.
6. Observez la zone de contact entre le fourreau de la sonde et le capteur : ils doiventêtre en contact.
7. Montez l'écrou-union.
8. Serrez à l'aide d'un outil approprié.

FR

8.13 Port de commande de sonde
L'Sensistor ISH2000 est muni d'un port de commande de sonde parallèle. Ce port decommande de sonde peut servir à commander des sondes actives, à fournir des signauxd'état à un système informatique de supervision, et à commander des dispositifs de test
simples.
MISE EN GARDE !

Le port de commande de sonde (du type D à 25
broches), placé à l'arrière de l'instrument, n'est
ni une borne d'entrée ni un port imprimante. La
connexion d'une imprimante ou de tout autre
dispositif informatique au port de commande desonde risque d'endommager le dispositif
connecté de façon permanente.
Remarque: Le modèle d'Sensistor ISH2000C, qui fonctionne sur batterie, ne dispose pasde port de commande de sonde.
Le brochage pour les différents modèles de détecteurs est décrit dans les spécifications
spécifiques aux modèles ci-dessous.
Voir « Installation d'Sensistor ISH2000P » sur la page 42 pour les spécificationsélectriques.
Voir « Fréquences des signaux d'état » sur la page 35 pour les fréquences des signaux.

Connecteur du port de commande de sonde
Le connecteur du port de commande de sonde est une femelle D-sub à 25 broches.
Consultez le tableau 8-2 pour le brochage.
Tableau 8-2. Brochage.

34

BrocheType

Nom du signal

1

-

GND

2

-

GND

3

-

GND

4

ENTRÉE

IN_0

5

ENTRÉE

IN_1

6

ENTRÉE

IN_2

7

ENTRÉE

IN_3

8

ENTRÉE

IN_4

9

SORTIE

CAL_CONF

10

SORTIE

OUT_6

11

-

GND
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

BrocheType

Nom du signal

12

-

GND

13

-

GND

14

SORTIE

DET_ERROR

15

SORTIELEAK_OUT

16

SORTIE

DET_ON17

SORTIE

DET_SIGNAL

18

SORTIE

DET_WAIT19

SORTIE

OUT_0

20

SORTIE

OUT_1

21

SORTIE

OUT_2

22

SORTIE

OUT_3

23

SORTIE

OUT_4

24

SORTIE

OUT_5

25

SORTIE

24 VDC OUTFRFréquences des signaux d'état
Tableau 8-3. Signaux d'état pour les broches 14 à 18 (voir la “Brochage. » sur la
page 34).
SignalFonction

DET_SIGNAL

Gaz détecté / le capteur n'a pas récupéré.

DET_WAIT

Élevé pendant la montée en température.

DET_ON

Élevé quand le détecteur est allumé.

LEAK_ALARM

Fuite supérieure au seuil de rejet détectée.

DET_ERROR

Élevé si la sonde, le capteur ou le câblesont cassés.

DET_ERROR s'élève pendant un bref moment (de 1 à 5 secondes) quand le détecteur
est allumé. Le signal diminue une fois le capteur vérifié.
Lors du fonctionnement normal, DET_ERROR = HIGH signifie qu'il y a un problème avec
le capteur, la sonde ou le câble.
DET_WAIT est élevé lorsque l'instrument est en mode de montée en température après
avoir été allumé. L'instrument monte également en température s'il y a un défaut
temporaire dans le capteur ou la connexion du capteur.
La temporisation des signaux d'état par rapport aux différents événements est définie
par les deux exemples suivants :Exemple : Les signaux d'entrée émis pour commander le système APC devraient avoir
une durée d'impulsion d'au moins 40 ms.
Exemple : Les signaux de sortie commutent avec une durée de cycle de 20 ms (0,02 s). Il

s'agit de la durée du cycle du système APC.
Remarque: Cela n'est pas valable pour la version fonctionnant sur batterie de l'Sensistor

ISH2000.
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

35

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Après la mise sous tension

FR

Fig 8-3. Signaux d'état après la mise sous tension.
Mise hors

Mise sous

Montée enMode analyse ou

tensiontensiontempératuredétection. Pas de gaz

DET_ERROR
DET_ON
DET_WAITDET_SIGNAL
LEAK_OUT

Lors de la détection d'un signal de détection de gaz

Fig 8-4. Signaux d'état lors de la détection d'un signal de détection de gaz.
Signal de détection
Niveau de rinçage
Seuil de rejet
Niveau du signal de
0 PPM
DET_SIGNAL
LEAK_OUTPURGE_LEVEL Trigger(APC) (déclencheur

8.14 Port imprimante
L'Sensistor ISH2000 est muni d'un port imprimante série. Il s'agit du connecteur de typeD à 9 broches. Il sert à la connexion de l'imprimante, aux commandes RS232 et àl'installation des pilotes APC.
AVIS !

Mettez toujours l'instrument hors tension avantde déconnecter ou de connecter des câbles.

Brochage du connecteur
Le port imprimante est un mâle D-sub à 9 broches. Le câble de connexion est un câblede transfert de fichiers à 9 broches standard (câble simulateur de modem). Pour lebrochage, consultez le tableau 8-4.
Tableau 8-4. Brochage du port imprimante.

36

BrocheSignalCommentaires

1

(DCD)

Non utilisé

2RD

Données reçues

3

TD

Données transmises

4

(DTR)

Non utilisé
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

BrocheSignalCommentaires

5

SG

Terre de signalisation

6

(DSR)

Non utilisé

7

(RTS)

Non utilisé

8

(CTS)

Non utilisé

9

(CE)

Non utilisé

FR

Seules la broche 2 (données reçues), la broche 3 (données transmises) et la broche 5(terre de signalisation) sont utilisées. Consultez la figure 8-5 pour le schéma de câblage.

CD 1
RxD 2
TxD 3
DTR 4
SG 5
DSR 6
RTS 7
CTS 8
R1 9

1 CD
2 RxD
3 TxD
4 DTR
5 SG
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 R1

D9 Female

D9 FemaleFig 8-5. Schéma de câblage du câble simulateur de modem D9Types d'imprimantes sélectionnables
La plupart des imprimantes PC munies d'une interface série peuvent être connectées au
port imprimante à 9 broches. Une imprimante à interface parallèle (Centronics) peutêtre utilisée si elle est connectée par le biais d'un convertisseur série-parallèle.
Le port peut être réglé pour les types d'imprimante suivants : Imprimante PC et vidagede mémoire.
Pas d'imprimante

Sortie d'imprimante désactivée. Communication entrante activée. L'Sensistor ISH2000
est en mode réception de données entrantes mais n'imprimera/n'enverra pas lesrésultats des tests.
Imprimante PC (avec interface série)L'option imprimante PC peut être utilisée pour imprimer des données à l'aide de laplupart des imprimantes PC standard munies d'une interface série. Des imprimantes àinterface parallèle peuvent être utilisées si elles sont connectées par le biais d'unconvertisseur série-parallèle (voir ci-dessous).
Remarque: Le format de sortie a été choisi pour être aussi simple que possible, afin degarantir que la plupart des imprimantes peuvent l'accepter. Par conséquent,
la sortie d'imprimante n'utilise aucune commande de flux. Cela signifie que
certaines imprimantes peuvent retarder l'impression jusqu'à ce que letampon d'entrée soit plein ou jusqu'à ce qu'une temporisation prédéfinie sesoit écoulée.
Tableau 8-5. Spécifications de communication.
Réglage

ValeurDébit

1200 baud

Bits de données

8

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

37

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Réglage

Valeur

Bits d'arrêt

1

Parité

AucuneCommande de flux

AucuneRemarque: Du fait de la grande variété d'imprimantes disponibles sur le marché,

INFICON ne peut être responsable du fonctionnement d'un type particulier
d'imprimante.
Données imprimées

Le détecteur peut imprimer les informations suivantes :1 Date et heure de la mise sous tension du détecteur.
2 Heure de l'impression.
3 Valeur de tous les signaux de détection de gaz supérieurs au seuil de rejet.
4 Résultat du test : « Approuvé » ou « rejet ».
5 Valeur du signal obtenu pendant le test actif.
6 Résultat du calibrage : « OK » ou « calibrage non sauvegardé », date et heure, miseen place des paramètres.
L'impression de la valeur actuelle peut également être demandée par une commande
RS232 (Voir « Brochage du connecteur » sur la page 36) ou commandée manuellement
en appuyant sur IMPRIMER.
Tableau 8-6. Le type de sonde détermine l'information imprimée..
Type de sonde

Données
impriméesSonde manuelle P50

1, 2, 3, 4, 6

Sonde manuelle Counter Flow AP57

1, 2, 3, 4, 6

Sonde manuelle d'échantillonnage AP55

1, 2, 4, 5, 6

Unités d'échantillonnage AP29 eco, AP33

1, 2, 4, 5, 6

Vidage de données analyse

L'option vidage de données analyse est destinée à transférer les résultats des tests à unsystème informatique de supervision tel que, par exemple, un système PLC.
Tableau 8-7. Spécifications de communication.
Réglage

ValeurDébit

9600 baud

Bits de données

8Bits d'arrêt

1

Parité

AucuneCommande de flux

AucuneLe format de données pour le vidage de données d'analyse consiste en neuf caractères
ASCII. Sept caractères indiquent la valeur au format ingénieur (Voir « Format ingénieur» sur la page 20), un caractère indique le résultat du test, et un caractère indique lesaut de ligne (line feed - LF).

38

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Tableau 8-8. Le caractère indiquant le résultat du test est l'un de ce qui suit :Caractère

Résultat du testA

Approuvé. Le test précédent se trouvait en dessous de laseuil de rejet.

R

Rejet. Le test précédent se trouvait au dessus de la seuil derejet.

P

Rejeté par rinçage. Le test précédent se trouvait au dessus
de la limite de rinçage (et de la limite du seuil de rejet).

C

Calibrage approuvé. Le cycle précédent était un calibrage.
Le calibrage a été approuvé.

F

Calibrage échoué. Le cycle précédent était un calibrage.

E

Test interrompu par une « erreur » qui s'est produite
pendant le cycle (erreur de sonde ou de capteur, etc.).

FR

Exemple : 2.5E-04R (LF)
Cet exemple est un saut de ligne (line feed - LF), R signifie que le test était au dessus dela seuil de reject, et la valeur était 2.5E-04.

Pour les sondes passives (par exemple, P50 et AP57*), les données sont imprimées
lorsqu'un signal qui dépasse le seuil de rejet est détecté ou lorsque le bouton imprimer
est enfoncé. Activez cela dans le menu bouton mesurer.
Pour les sondes actives AP29, les données sont imprimées à la fin de la séquence demesure.
L'impression de la valeur actuelle peut également être demandée par une commande
RS232 ou commandée manuellement en appuyant sur IMPRIMER. Voir « Brochage duconnecteur » sur la page 36.
* Un programme APC personnalisé définissant les impressions des drapeaux MEAS,
comme AP55/AP29eco, et un programme APC n'utilisant pas les impressions dedrapeaux MEAS, comme P50.
Vidage de données détection

L'option vidage de données détection est destinée au scannage automatique de joints desoudure, etc.
Remarque: Les données de détection sont exprimées en unités arbitraires. Le signal dumode détection n'est pas affecté par le calibrage !

Tableau 8-9. Spécifications de communication.
Réglage

ValeurDébit

9600 baud

Bits de données

8Bits d'arrêt

1

Parité

AucuneCommande de flux

AucuneLe format de données pour le vidage de données de détection consiste en dix
caractères ASCII. Neuf caractères indiquent la valeur au format ingénieur (Voir «Format ingénieur » sur la page 20), et un caractère indique le saut de ligne (line feed LF).
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

39

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Le temps d'impression est de 50 HZ de données de transmission en continu.

FR

Remarque: Le débit est de 25 Hz lorsque l'Sensistor ISH2000 fonctionne en mode
affichage entretien.

Communication série RS232
Les fonctions de l'Sensistor ISH2000 les plus couramment utilisées peuvent êtredémarrées/configurées sur l'interface RS232.
Tableau 8-10. Communication RS232 spécifications.
Réglage

Pas d'imprimante

Imprimante PC

Sortie de données

Débit

115200 baud

1200 baud

9600 baud

Bits de données

8

8

8

Bits d'arrêt

1

1

1

Parité

AucuneAucuneAucuneCommande de flux

AucuneAucuneAucuneCommandes de l'interface RS232

Tableau 8-11. Fonctions couramment utilisées.
Commande

En-têteCalibrerK

MesureM

Demande d'impressionNArrêter la mesure

Q

Sonde manuelle

R

Sonde active (SA installée)

S

Mode analyse

X

Mode détection

Z

Mode CombiY

K = demande de calibrage

Démarre le calibrage si l'Sensistor ISH2000 dispose d'un pilote de sonde active installé.
L'Sensistor ISH2000 renvoie un « K » si un pilote actif contenant une routine decalibrage a été trouvé et un « F » si la séquence APC de calibrage n'a pas été trouvée.
Le calibrage ne démarre pas si le niveau de rinçage est atteint.
M = demande de mesure

Le cycle de test actif défini par le pilote APC démarre. « M » est renvoyé si le pilote
sélectionné supporte les tests actifs. Sinon, « F » (failed/échec) est renvoyé.
N = demande d'impression

Renvoie la valeur courante de l'analyse.
Q = met l'APC en attente (arrête une mesure)

Renvoie un « Q ».
R = active la sonde 0 (pilote P50 intégré)Renvoie un « R ».
40

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

S = active la sonde 1 (pilote de sonde installé)FR

Renvoie un « S ».
X = fait passer l'état à « mode analyse »Ne renvoie rien.
Z = fait passer l'état à « mode détection »Ne renvoie rien.
Y = fait passer l'état à « mode Combi »Ne renvoie rien.
Paramètres supportésTableau 8-12. Les paramètres suivants peuvent être téléchargés vers l'Sensistor ISH2000
en mode analyse et détection.
Paramètre

En-têteDonnéesSeuil de rejetAn.nnE+nn

Valeur de corrélation

Bn.nnE+nn

Unité d'analyseCChaîne de texte (max. 12
caractères)Unité d'analyseCUx

x = 1 à 8, 1 = PPM, 2 = CC/S
jusqu'à 8

Temporisateur A

D

nnn*

Temporisateur B

E

nnn*

Temporisateur C

F

nnn*

Temporisateur D

G

nnn*

Niveau de rinçageH

n.nnE+nn

Valeur de référenceIn.nnE+nn

Unité de référenceJChaîne de texte (max. 12
caractères)Unité de référence (paramètres
programme)JUx

x = 1 à 8, 1 = PPM, 2 = CC/S
jusqu'à 8* saisi comme un entier en dixièmes de secondes, 1 = 0,1 s, 100 = 10 s, 60000= 6000 s
Transfert de paramètres

Envoyez les paramètres un par un ; envoyez d'abord l'en-tête spécifique (par exemple,« A »), attendez que l'unité de transmission RS232 ait envoyé les données (environ 20ms), puis envoyez les données (par exemple, « 1.00E+01 »). La série de données doitêtre terminée par un caractère de retour chariot, chr13 (dec).
Exemple : « CPPM » ou « C PPM », retour chariot (chr 13). Cela règle l'unité de débit
seuil de rejet sur « PPM ».

Les paramètres peuvent être envoyés dans l'ordre que vous souhaitez :•Si vos données ont été reçues et sont correctes, l'Sensistor ISH2000 renvoie
immédiatement les données en écho.
•Si vous envoyez un en-tête qui n'existe pas, vous ne recevrez rien.
•
Si les données n'ont pas pu être converties dans l'Sensistor ISH2000, vous recevrez
la série « CoEr » (erreur de conversion).
Remarque: Pensez à utiliser des lettres majuscules pour l'en-tête.
OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

41

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Installation du pilote APC
Les pilotes APC sont installés sur le détecteur à partir d'un PC. Toutes les sondes actives
doivent être installées avant de pouvoir être utilisées.
Remarque: Le modèle Sensistor ISH2000 fonctionnant sur batterie n'incorpore pas lacaractéristique APC.
Pour installer les pilotes, vous aurez besoin de ce qui suit :•Logiciel de pilote APC. (livré avec la sonde).
•
Câble de transfert de fichiers. (livré avec la sonde).
•PC équipé de Windows 95 ou d'une version plus récente.

8.15 Installation d'Sensistor ISH2000P
Le modèle encastré dans le panneau peut être installé sur le panneau de commande ou
sur toute surface plane de votre testeur de fuite. Des étriers de montage et un jointd’étanchéité en caoutchouc sont livrés avec le détecteur. Consultez la figure 8-6.
MISE EN GARDE !
Le détecteur doit de préférence être monté sur une
surface verticale. Une inclinaison supérieure à 30
degrés n'est pas recommandée. Une inclinaison
supérieure entraîne une détérioration de lacirculation d'air, ayant pour résultat une hausse de latempérature à l'intérieur du détecteur. Cela réduit lecontraste de l'affichage et la durée de vie de la lampe
et des circuits électroniques.

AVIS !

Après l'installation, vérifiez que la températureambiante est inférieure à 50 °C.
Fig 8-6. Ouverture à pratiquer dans le panneau dimensions.
Espace libre

Sensistor ISH2000
Espace libre

127 mm (5262 mm (10,3

Mesures :•Ouverture à pratiquer dans le panneau : 262 x 127 mm (5 x 10,3 pouces).
•
Épaisseur maximale du panneau : 8 mm (0,3 pouces).
•
Laissez 20 mm (0,8 pouce) supplémentaires sur les côtés droit et gauche pour les
42

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploiétriers de montage
La profondeur de l'espace ouvert dans le panneau doit être d'au moins 15 cm (6pouces) pourpouvoir recevoir l'Sensistor ISH2000.

•

FR

Processus d'installation
Tableau 8-13. Installez le détecteur de la façon suivante
Étape

Action1.

Découpez un trou dans le panneau
conformément à la figure ci-dessous, et enlevez
les bavures.

2.

Vérifiez que le joint torique en caoutchouc est
correctement positionné dans la rainure autour
du bord du détecteur.

3.

Placez le détecteur dans le trou effectué dans lepanneau.

4.

Maintenez le panneau en place pendant que vous
fixez les étriers de montage au détecteur (voir lafigure 8-7).

5.

Alignez le détecteur horizontalement etverrouillez-le en resserrant les 4 vis de pression.

6.

Bloquez les vis de pression avec les écrous deblocage.

7.

Connectez la borne de terre à la terre deprotection du coffret.

Fig 8-7. Fixer les étriers de montage.
Sensistor ISH2000 photo des étriers

Vis étrier à panneau
Vis étrier à unité
Étrier

Voir « Spécifications de l'Sensistor ISH2000 » sur la page 47 pour les connexions
électriques.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

43

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

8.16 Paramètres par défaut
Tableau 8-14. Portée et réglages par défaut de tous les paramètres de l'Sensistor
ISH2000.

44

Paramètre

PortéeDéfaut

Unité d'analyse

Choix multiples

PPM

APC temps A

0,0 à 6000,0 s

10,0 s

APC temps B

0,0 à 6000,0 s

0s

APC temps C

0,0 à 6000,0 s

0s

APC temps D

0,0 à 6000,0 s

0sFréquence audio de base

Choix multiples

400 HZ

Sélection automatique degamme

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Impulsion audio d'étatprêt

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Seuil audio (détection)

0 - 100%

0%

Seuil audio (analyse)

0 - 100%

4%

Luminosité

0 - 2121

Temps de calibrage

Temps min. de calib.
Temps-30 s

10 s

Horloge

hh:mm:ss-

Contraste

0-20

10

Valeurs de corrélation

1.00E-37 - 1.00E+37

1.00E+00 = 1

Date

AA-MM-JJ-

Mode débogage

MARCHE/ARRÊT

ARRÊT

Niveau du signal dedétection

0 - 100 %20 %Réglage direct de lasensibilité

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Afficher seuil

0 - 100%

4%

Inverser les couleurs

MARCHE/ARRÊT

ARRÊTLangueChoix multiples

AnglaisBouton mesurer/imprimer

MARCHE/ARRÊT

ARRÊT

Temps minimal decalibrage0 à 30 s

5s

Temps de présentation
minimal120 s

1s

Analyse multipoint

Choix multiples

ARRÊTTemps analyse multipoint

0,0 à 30,0 s

5,0 s

Nombre de chiffres
significatifs

2/3

2

Mot de passe

Max. 12 caractères“” = Pas de mot de passe

Calibrage protégé par
mot de passe

MARCHE/ARRÊT

ARRÊTOP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Paramètre

PortéeDéfautPort imprimante

Choix multiples

Pas d'imprimante

Bouton de la sonde

Choix multiples

Pas de fonction

Lampe de sonde

MARCHE/ARRÊT

ARRÊT

Type de sonde

Choix multiples

Sonde manuelle

Indicateur de rejet

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Niveau de rinçage

1.00E-37 - 1.00E+37

1.00E+02 = 100

Unité de référence

Choix multiples

PPM

Valeur de référence

1.00E- 37 - 1.00E+37

10

Indication de rejet

MARCHE/ARRÊT

ARRÊT ARRÊT

Seuil de rejet

1.00E-37 - 1.00E+37

1.00E+01 = 10

Temporisationéconomiseur d’écran

1 à 60 min

20 minSensibilité

1 - 158

Afficher seuil de rejet

MARCHE/ARRÊTMARCHE

Trigg Level
Menu mode

FR

42
Choix multiples

Mode Combi* Le pilote de la sonde manuelle P50 gère toutes les sondes manuelles passives. C'est-àdire les sondes de nécessitant aucune commande E/S spécifique telles que les vannes,
etc.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

45

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

9

Dépannage
En cas de difficultés à utiliser l'Sensistor ISH2000, vous pouvez tâcher de résoudre leproblème à l'aide de ces lignes directrices de dépannage simples. Si les mesures décrites
ci-dessous ne permettent pas de faire fonctionner l’instrument, envoyez ou confiez-le à
une station de réparation agréée. Voir la “Service” on page 48.
AVERTISSEMENT !
L’ouverture ou le démontage d’un Sensistor ISH2000
qui est sous tension risquent d’entraîner desblessures sérieuses, voire mortelles. L’instrument necontient aucune pièce réparable par l’utilisateur et nepeut être démonté que par un technicien d’entretienagréé.

Tableau 9-1. Symptômes d’erreurs et mesures.
Symptômes d’erreurs

MesuresPas de son en mode détection, analyse
ou Combi.

Enfoncez le bouton du volume àplusieurs reprises.

Pas d’image affichée, pas de son.

Vérifiez le fusible.

Pas d’image mais un signal sonore encas d'exposition à du gaz.

Les paramètres de l’écran peuvent êtreerronés. Observez l’écran à un angle bas
et de côté, en dirigeant le faisceau
d’une lampe sur l’écran. Essayez de lire
le texte afin de pouvoir accéder aumenu Paramètres affichage, et ajustez laluminosité et le contraste. Si cela nerésout pas le problème, faites remplacer
la lampe de l'écran de l’instrument.

Tableau 9-2. Messages d'erreur et mesures.

46

Messages d'erreur

MesuresVérifier sonde et câble. La DEL rougeclignote rapidement.

Vérifiez que le câble de la sonde est
correctement connecté à la sonde et àl’instrument. Si la panne persiste,
remplacez la sonde/le câble.

ErreurErreur sonde active. Consultez le moded'emploi de la sonde.

Vérifier capteur, erreur de tension

Vérifiez que le capteur est correctement
connecté à la sonde. Si la panne
persiste, remplacez le capteur.

Vérifier capteur, temp.

Vérifiez que le capteur est correctement
connecté à la sonde. Si la panne
persiste, remplacez le capteur.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

10 Spécifications de l'Sensistor ISH2000

FR

Tableau 10-1. Spécifications concernant l'alimentation électrique.
Électricité

Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Tension de secteur
CA100-240 V 50/60
Hz.

100-240 V
50/60 Hz-

Courant dusecteur AC

Généralement 1 A(impulsion de 2 Aà l'état soustension).

Généralement
300 mA-

Fusible2 A lent / 250
VCA.

Tension debatterie nominale-

16,1 VCC-

Temps defonctionnement-

9 h sans écran deveille, à 20 °C.

-

Temps de charge

-

6,5 h

-

Tensiond'alimentation--

24 VCC

Courantd'alimentationélectrique--

3 A max.

-

Tableau 10-2. Connexions d'entrée et de sortie.
Entrée/sortie

Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Connecteurd'entréeélectriqueConnecteurd'entrée CA, IES
320.

Connecteurd'entrée dechargeur, 2,1 x
5,5 mm std.
Centre positif.

Bornier à vis
amovible 4
broches série
Phoenix MC 1.5/
5.81.

Régulateur dechaleur à sonde

Sub-D 25 broches
femelle.

-Sub-D 25 broches
femelle.

Longueurd'impulsion
minimale

40 ms

-

40 ms

Impédanced'entrée

50 k ohm-

50 k ohm

Plage d'entrée
maximalede -34 à +38 VCC-

de -34 à +38 VCC

Entrée niveau
haut> 12,0 VCC-> 12,0 VCC

Entrée état bas< 8,0 VCC-

< 8,0 VCC

Courant de sortie

max 0,5 A/sortie,max 2,5 A au
total

-

max 0,5 A/sortie,max 2,5 A au
total

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

47

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Charges
inductives

Diodes de serrage
externes
recommandées-

Diodes de serrage
externes
recommandées

Tension à l'étatbas

Max 1,5 VCC-

Max 1,5 VCC

Courant de fuite àl'état bas

Max 100 µA-

Max 100 µA

Protection contre
les courts-circuits

Termique etélectronique-

Termique etélectroniqueSortie à l'étathaut

22-24 VCC-

> (Tension
d'alimentation 2,5 VCC)

Sortie à l'état bas< 1,5 VCC-

< 1,5 VCC

Connecteur deport série

Mâle D-sub à 9brochesMâle D-sub à 9brochesMâle D-sub à 9brochesStandard du port
série

RS232

RS232

RS232

Entrée/sortie

Tableau 10-3. Spécifications diverses.
Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Protection (IEC529)

IP64 (avant), IP32
(arrière)IP63 (dans le sac detransport)

IP64 (avant), IP32
(arrière)Poids net

3,9 kg (8,6 lb)

4,0 kg (3,99 lb)
4,9 kg (10,8 lb) avec lesac de transport, lasonde et le chargeur

1,8 kg (3,99 lb)

Dimensions
générales

275 x 155 x 170 mm(11 x 6 x 7 pouces)

275 x 190 x 170 mm(11 x 7 x 7 pouces)

275 x 140 x 75 mm(11 x 6 x 3 pouces)Températureenvironnantede 0 à 50 ?

de 0 à 50 ?

de 0 à 50 ?

Humiditéenvironnantede 10 à 90 % HR

de 10 à 90 % HR

de 10 à 90 % HR

Div.

Tableau 10-4. Spécification du détecteur à gaz (en mode détection)

48

Unité sélectionnée

Sensibilité

mbarl/s air (en utilisant 5 % d'H2 et 95% de N2 en tant que gaz de traçage)1 x 10-7 mbarl/s

g/a R143a (en utilisant 5 % d'H2et 95% de N2 en tant que gaz de traçage)0,02 g/a

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

Tableau 10-5. Spécification du détecteur à gaz (en mode analyse)

FR

Unité
sélectionnée

Sensibilité

Plage de mesures

Linéarité

Répétabilitéppm (H2)

0,5 ppm

de 0,5 à 2000 ppm (0,2%)

Typ. ± 15 % du relevé (àl'intérieur de 0,1 à 10 x
le point d'étalonnage,dans la plage allant de
0,5 à 100 ppm)

Typ. ± (10 % durelevé + 0,3 ppm)

mbarl/s air (enutilisant 5 % d'H2
et 95 % de N2 entant que gaz detraçage)

5 x 10-7 mbarl/s

5 x 10-7 - 4 x 10-2 mbarl/s

Typ. ± 15% du relevé (àl'intérieur de 0,1 à 10 x
le point d'étalonnage,dans la plage allant de 1

Typ. ± (10% du

g/a R143a (enutilisant 5 % d'H2
et 95 % de N2 entant que gaz detraçage)

0,2 g/a

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

relevé + 3 x 10-7
mbarl/s)

x 10-5 - 2 x 10-3 mbarl/s)

0,2 à 8300 g/a

Typ. ± 15 % du relevé (àl'intérieur de 0,1 à 10 x
le point d'étalonnage,dans la plage allant de
0,2 à 100 ppm)

Typ. ± (10 % durelevé + 0,1 g/a)49

Détecteur de fuite à l'hydrogène ASH 2000 - Mode d’emploi

FR

11 Pièces de rechange et accessoires
Il existe plusieurs pièces de rechange et accessoires pour l'Sensistor ISH2000. Certains
d'entre eux sont présentés dans le tableau suivant. Pour obtenir une liste complète detoutes les pièces de rechange et de tous les accessoires, veuillez visiter le sitewww.inficon.com.
Tableau 11-1. Pièces de rechange et accessoires

50

Pièce

Pièce
numéroSonde manuelle P50

590-780

Sonde manuelle P50-FLEX

590-790

Câble de sonde C21
Longueur 3 m
Longueur 6 m
Longueur 9 m
Longueur 4 m (spirale)
Longueur 6 m (spirale)590-161590-175
590-165590-163590-164

Capuchon de protection pointe de sonde pour sondes manuelles
P50 et P50-FLEX (jeu de 50)

590-625(jeu de 500)
591-273(jeu de 50)

Filtre pointe de sonde

591-234

Câble d'alimentation UE
Câble d'alimentation RU
Câble d'alimentation EU

591-146591-147591-853

Fusible, 2 A lent pour Sensistor ISH2000

591-578

Sac de transport pour l'Sensistor ISH2000C

591-329

Chargeur de batterie pour l'Sensistor ISH2000C

591-795

Capteur sonde manuelle590-292

Kit de montage Sensistor ISH2000P

590-810Connecteur Phoenix pour l'Sensistor ISH2000P

591-792

Joint torique d'étanchéité591-528

Fuites de référence. Fuites de référence, standard ou spécifiques auclient, pour le calibrage du détecteur

Voir la fichetechniqueséparée

OP-ISH 2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

12 Assistance fournie par INFICON

FR

12.1 Comment contacter INFICON
Pour la distribution et le service après-vente, contactez le centre de service INFICON leplus proche. Vous trouverez l'adresse sur le site Web : www.inficon.com
En cas de problème avez votre instrument, veuillez avoir les informations suivantes àdisposition:• Le numéro de série et la version micrologicielle de votre instrument,• Une description de votre problème,• Une explication de toute action corrective que vous pouvez avoir déjà tentée, et laformulation exacte de tous les messages d'erreur que vous pouvez avoir reçu.

12.2 Retourner votre instrument à INFICON
Veuillez utiliser le Formulaire de retour produit qui accompagnait le produit à salivraison. Ne retournez aucun élément de votre instrument à INFICON sans avoir
d'abord contacté un représentant de l'assistance à la clientèle. Vous devez obtenir unnuméro d'Autorisation de retour de matériel (ARM) du représentant de l'assistance à laclientèle.
Si vous adressez à INFICON un paquet sans numéro ARM, votre paquet sera retenu etvous serez contacté(e). Cela entraînera des retards dans l'entretien de votre
instrument.
Avant de recevoir un numéro ARM, il est possible que vous deviez compléter une
Déclaration de contamination (DOC) si votre instrument a été exposé à des matières deprocédé. Les formulaires DOC doivent être approuvés par INFICON avant l'émissiond'un numéro ARM. INFICON peut exiger que l'instrument soit envoyé à une installationde décontamination désignée, pas à l'usine.

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

51

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR1

Déclaration de conformité

Declaration of Conformity
Manufacturer
INFICON AB
Westmansgatan 49
SE-582 16 Linköping
SwedenPhone: +46 (0)13-355900
Fax: +46 (0)13-355901
Product
Hydrogen Leak Detector
Brand Names
ISH 2000
ISH 2000 C
ISH 2000 P
ISH 2000 ICE
ISH 2000 C ICE(Table top model)(Battery operated model)(Panel mounted model)(Table top model)(Battery operated model)

The manufacturer declares the above products to be produced in conformity with thefollowing directives
CE Marking Directive (93/68/EEC)EMC Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC).
LVD Electrical safety - Low Voltage (2006/95/EC)*.
WEEE Waste electrical and electronic equipment (2002/96/EC).
RoHS Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment (202/95/EC)* Relevant only for battery charger (CE marked) on the Battery operated model.
Manufacturers declaration provided on request.

For INFICON AB, September 01, 2011____________________________________
Fredrik Enquist / R&D Manager

INFICON AB
Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com
E-mail: reach.sweden@inficon.com

52

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

Mise au rebut du produit en fin de vie.

Conformément à la législation européenne, ce produit doit être récupéré
pour la séparation des matériaux et ne doit pas être éliminé en tant que
déchet municipal non trié.
Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner ce produit INFICON AB au
fabricant pour que celui-ci se charge de sa valorisation.
Le fabricant a le droit de refuser de reprendre des produits qui ne sont pas
correctement emballés et qui, de ce fait, représentent un risque pour lasécurité et/ou la santé de son personnel.
Le fabricant ne remboursera pas les frais d'envoi.
Adresse de livraison:
INFICON AB
Westmansgatan 49
582 16 LINKÖPING
SUÈDEOP-Sensistor ISH2000-FR-201204

53

Détecteur de fuite à l’hydrogène Sensistor ISH2000 - Mode d’emploi

FR

OP-Sensistor ISH2000-FR-201204

54

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com