取説 No.3225 R3

ＤＴＦ－２０１Ｒ型酸素分析計受信器

取扱説明書
RX-622310-A＊＊＊＊＊!

本製品を取り扱う場合は、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

エナジーサポート株式会社

安全上の注意事項
本器を安全に正しく御使用していただくために、下記の注意事項を必ずお守り下さい。
警告
１．分析計の端子部に配線を施工する場合は、感電しないように注意して作業して下さい。配線を実施する場合は、必ず電源を遮断して行って下さい。
２．感電事故防止のため、アースを接続して下さい。
注意
１．感電防止のため、電源配線が正しく確実に行われているか、本器の電源電圧と供給電圧があっているかを必ず確認した後に、本器の供給電源スイッチを入れて下さい。
２．発信器との組合せにおいて、発信器の取付け、取外しは、炉（ダクト）の停止中（温度が常温まで低下した状態）に実施して下さい。
もし、炉（ダクト）の運転中に取付け、取外しを実施する場合は、下記点に十分注意して下さい。
(1) 取付座周辺は高温のため、耐熱用の手袋等を使用下さい。
(2) 炉内（ダクト内）がプラス圧の場合、開口部からサンプルガスが噴き出します
ので、開口部には絶対に人体を近づけないようにして下さい。
(3) また、サンプルガス中のばいじんも噴き出しますので、ばいじんが目に入らない
よう、保護メガネ等を着用して下さい。
３．感電の恐れのある電源部の近くに右記「感電注意」マークが貼付けてあります。感電注意マークがないところの配線でも、配線回路がわからない場合は電源を、遮断してから作業して下さい。
４．本器を安全に正しく御使用していただくために、本取扱説明書に記述した『注意』事項や取扱い方法を遵守して下さい。遵守しないで本器を使用した場合、感電・ガス中毒・酸欠・火傷や本器自身の損傷・機能低下，あるいは最終製品（装置等）に損傷を与える恐れがあります。

保

証

１．期

間：納入後 1 年間とする。

２．条

件：貴社へ納入後、適正な保管，据付が行われるとして、上記保証期間中に適正な使用方法を実施していたにもかかわらず、当社の責に帰すべき設計，製作または材質の不備に起因する故障または異常を生じた場合には、納入品を無償で取替または改修を行うものとする。
尚、適正な使用方法として、① 本計器仕様書及び本取扱説明書に記載された設置条件，使用条件を満足すること。
② 定期的な分析計の校正及び消耗品の交換の実施。
③ 分析計の稼動状況に合わせた定期的な保守点検の実施。
但し、次の場合は上記保証期間内でも保証の対象とはなりません。
１）使用上の誤り（取扱説明書に記載以外の誤操作等）により生じた故障
２）当社以外で行われた修理，改造，分解清掃等による故障
３）火災，天災地変（誘導雷サージを含む）等による故障
４）保管上の不備（高温多湿の場所での保管等）や手入れの不備（カビ発生等）による故障
注）消耗品及び消耗品的部品は保証の対象とはなりません。

３．範

囲：保証範囲は当社納入範囲に限るものとする。

４．免

責：当社納入品に起因する付随的損害（当社納入品を使用して制御あるいは記録された結果に対する損失・逸失利益等，当社納入品が設置される装置の損失・逸失利益等）については、いかなる責任も負いかねます。
貴社にて安全装置等の設置をお願いします。

５．補修部品の供給及び修理可能期間① 本製品の製造中止後、7 年間は有償にて修理または代替品対応を行います。
② 納入後 10 年間を経過した製品の修理については有償でもお引受できない場合があります。

目次

１．全般事項
１－１

はじめに

１

１－２

使用上の注意事項

１

１－３

製品の概要

１

１－４

各部の名称

４

２．梱包を開けて２－１

納入品，付属品の確認

５２－２

製品の一時保管

５

３－１

設置条件

５

３－２

設置方法

６

３－３

配管，配線方法

６

４－１

運転準備

８

４－２

起動操作

９

４－３

停止操作

10

４－４

運転中の操作10

４－５

異常発生時の操作

18

４－６

応用操作

18

５－１

日常・定期点検22

５－２

トラブルシューティング

23

標準仕様

25

３．設

置

４．運転操作

５．保守

６．参考資料
６－１

７．計測器製品修理依頼票

27

１．全般事項
１－１

はじめに
ＤＴＦ－２０１Ｒ型酸素分析計は最新のセラミックス生産技術により生まれた厚膜センサとデジタル信号処理技術を採用した酸素分析計です。
この取扱説明書は、ＤＴＦ－２０１Ｒ型酸素分析計の取扱いについて説明致します。
十分取扱説明書をお読みいただいて、末永く御愛用賜りますようお願い申し上げます。

１－２

使用上の注意事項
・振動を生じるような場所への設置は避けて下さい。
・水や揮発性の液体などを受信器，センサにかけないで下さい。

・サンプルガス中に腐食性ガス（F,HF,CL2,HCL,SO2,H2S 等），被毒性物質（Si,Pb,P,Zn,Sn,As 等）が含まれないこと。これらが含まれる場合、センサの寿命が短くなることがあります。
・サンプルガス中に可燃性ガスが含まれないこと。可燃性ガスが含まれる場合、酸素濃度測定値に誤差が生じます。
・本酸素分析計はボイラ、加熱炉等の排ガス中の酸素濃度を測定することにより炉内の雰囲気を監視、制御用に使用することを目的とした分析計です。
・使用下限はおよそ空気比ｍ≒0.65 です。この限界を越えて使用した時、ジルコニア
セラミックの酸素を電気分解してセンサが劣化することがあります。
１－３

製品の概要
ＤＴＦ－２０１Ｒ型酸素分析計は次のような特徴があります。
・エア 1 点校正で測定可能。
・小型である。（設置スペースが小さい。）
・メンテナンスが容易。
・センサ消費電力が少ない。（常用約 13W）
・暖機時間が短い。【約 3 分】
・電源スイッチはありません。
・－Ｏ２レンジ用＜品番：RX-622310-AB***＞の場合
・酸化/還元領域を１台で管理することが出来ます。
・酸化領域は過剰酸素濃度を＋Ｏ２表示致します。
・還元領域は未燃ガス(ＣＯ，Ｈ２等)を燃焼させるのに必要な酸素濃度を－Ｏ２表示
致します。
・尚、－Ｏ２の測定はＨ２Ｏが存在する状態又はＣＯ２＋Ｈ２Ｏ＞ＣＯ＋Ｈ２の範囲で使用下さい。

1

ジルコニア２セルポンプ式酸素分析計の原理
１. 構成と機能（右図参照）① ヒータ：検出部を約 800℃に加温しております。

② センシングセル：(1)基準酸素室の酸素濃度を約 100％にします。
(2)ガス検出室の酸素濃度を測定します。
（詳細原理下記参照）③ ポンピングセル：ガス検出室の酸素濃度を 0％付近にします。
（詳細原理下記参照）④ ガス検出室：ガス拡散孔を通して、排ガスを取り込みます。

⑤ 基準酸素室：基準酸素微小電流により、酸素濃度は約 100％となっています。

２. 検出部を、高温に加温することにより生じる検出部の特性① 電極間に酸素濃度の異なる気体を置くと、酸素イオン伝導が起こり起電力を発生する。
（酸素濃淡電池利用）② 電極間に電流を流す事により、電流に比例して酸素イオンが電流と逆方向に移動する。
（酸素ポンピング作用）
センシングセルは、①、②の特性、ポンピングセルは、②の特性を利用しております。
３. センシングセル部の原理① センシングセルの電極間には、微小電流を流しております。
電極間に電流を流す事により、ガス検出室内の酸素が基準酸素室に移動し基準酸素室の酸素濃度は、約 100％となります。
注）ガス検出室から基準酸素室へ移動する酸素の量は、極めて少ないためガス検出室
内の酸素濃度への影響はありません。
② センシングセルの電極間には、ガス検出室の酸素濃度と基準酸素室の酸素濃度の違い
により、次式の起電力が発生します。
センシングセル部では、この電極間に発生している起電力を測定し、起電力が 450mV（ガス検出室内の酸素濃度が 0％付近）になる様ポンピングセルに信号を送っております。
起電力

ガス検出室の酸素濃度
Ｅ＝約-53.2×log10 ―――――――――――――
基準酸素室の酸素濃度(100)Ｘ
450＝-53.2×log10 ――
100
Ｘ＝約 0.003ppm≒0%2

４. ポンピングセル部の原理
ポンピングセルでは、センシングセルからの信号を受け、ガス検出室内の酸素濃度が、0％になる様電極間に電流を流します。
流れた電流と排ガス中の酸素濃度が比例する事から電流を測定する事で、排ガス中の酸素濃度を測定する事ができます。
ポンピング電流 (mA)

センサ素子構造ヒータ

ガス O2 濃度 (%)

センサ

ヒータ

ヒータ温度制御

ポンピングセル
排ガス

ポンピング電流

排ガス

出力信号
ガス検出室
ポンピング電流ガス拡散孔

センシングセルコントローラ

基準酸素生成微小電流

基準酸素室

基準電圧
(450 mV)

５. 還元領域を測定するポイント
還元領域においては、測定ガス中のＨ２Ｏを電気分解して酸素を注入し、ガス検出室内の還元ガス（Ｈ２、ＣＯ）濃度を０％にする。（Ｏ２イオンと電流の流れる方向は、酸化の場
合とは逆になります。）
その際、注入した酸素と排ガス中の還元ガス濃度が比例することから、電流を測定する
ことで排ガス中の還元ガス濃度を測定することが出来ます。

3

１－４

各部の名称

ＤＴＦ－２０１Ｒ型酸素分析計受信器

番

号

名

称（機

能）

①

POWER ランプ（電源 ON 時点灯）②

表示器 1（5 桁，濃度，データ，エラー表示用）③

表示器 2（3 桁，レンジ，濃度警報，チャンネル表示用）④％レンジランプ（％測定時点灯）⑤

ppm レンジランプ（ppm 測定時点灯）⑥

キー（校正，データ設定用キー）⑦

取付金具（パネル固定用）⑧

コネクタ 1（RS232C 接続用，オプション）⑨

端子台（センサユニット接続，入出力配線用）

4

２．梱包を開けて
２－１

納入品，付属品の確認

品

名

品

番

数量

RX-622310-AA****
DTF-201R 型酸素分析計受信器+O2 ﾚﾝｼﾞ用
１RX-622310-AB****
取付金具

備考

CA-1

-O2 ﾚﾝｼﾞ用
２

付属品注）*の部分は受信器の設定内容等によって品番が変わります。詳細内容は仕様書で確認願います。プローブ，センサ，中継ケーブル等も、納入仕様により異なりますので仕様書で確認願います。
２－２

製品の一時保管製品を設置する前に一時保管する場合、以下のことに留意して下さい。
・箱の中に製品をスチロール等で保護して保管することが望ましい。
・直射日光の当たらない場所に保管する。
・周囲温度が-10～50℃で温度変化の少ない場所に保管する。
・湿気・粉塵の少ない場所に保管する。
・雨水などが当たらない場所に保管する。
・機械的振動の少ない場所に保管する。
・腐食性ガス，危険ガスのない場所に保管する。

３．設置
３－１

設置条件

本機器を安全に正しく御使用いただくために、設置場所の決定に際して下記に示す内容を考慮し、できる限りよい条件の場所に設置願います。尚、本分析計は必ず屋内に設置願います。
・振動の少ない場所
・腐食性ガス（F,HF,CL2,HCL,SO2,H2S 等）により機器が腐食したり、保守人員に影響を及ぼさない場所
・急激な温度変化により結露が発生しない場所
・輻射熱が直接当たらない場所
・ノイズの影響の少ない場所
・湿度や埃の少ない場所
・周囲温度が 0～50℃である場所（直接日光が当たらない場所）

5

３－２

設置方法
設置時の注意事項
・本分析計は精密機器であります。取付に際しては、過大な衝撃，荷重を加えないよう配慮して下さい。
・端子台，コネクタはパネルより飛び出しており破損し易いため、取付時にぶつけないよう注意して下さい。

３－３

配管，配線方法(1) 配管方法
プローブ発信器（センサ）～エアー切換ユニット等（校正ガス供給用）までの間の配管が必要です。
・ 校正ガス配管・ エゼクタエア配管
・ パージエア配管等があります。詳しくは納入仕様により異なりますので仕様書を参照して下さい。
(2) 配線方法a) プローブ発信器（センサ）～受信器間配線

専用の中継ケーブルでセンサと受信器間を配線します。
メタルコネクタ
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
-

中継ケーブルマークバンド No.

受信器端子台
信号名

1
2
3
4
5
6
7
8
E

Vs+
VsIp+
IpH+
HS+
SFG

信号の説明
センシングセル出力電圧
ポンピングセル出力電流
ヒータ印加電圧（四端子配線）
接地用端子

中継ケーブルのマークバンド No.と受信器端子台信号名を合わせて配線して下さい。

6b) 受信器～計器室間配線

注・受信器には電源スイッチはないため外部に設置願います。
・ＯＵＴ１は 4-20mA のみとなります。
・ＯＵＴ２は DC0-1V or 0-5V or 0-10V のいずれかになります。
・ＡＬＭはオープンコレクタ方式の接点です。（異常時ＯＮ）（出荷時設定）
・ＰＯＷＥＲは AC85～132Ｖ，170～264Ｖのいずれかになります。
・ＯＵＴ１、２とＡＬＭはＯ ２計内部で共通アースとなっていますので、外部では 1 点アースして下さい。（2 点アースとならない様にして下さい）
・ＦＧはＯ２計ケースとＯ ２計内部のスイッチング電源のアースと接続されています。
電源にラインノイズ多い場合は、ＦＧより第Ｄ種接地工事に準じて接地を行って
下さい。

7

意

４．運転操作
４－１

運転準備

電源をＯＮにする前にもう１度点検を行って下さい。

始業点検開始電源コード
接続ＯＫか？

ＮＯ

接

続

接

続

接

続

ＹＥＳ

中継ケーブル
接続ＯＫか？

ＮＯ

ＹＥＳ

記録計コード接続ＯＫか？

ＮＯ

ＹＥＳ
始業点検完了

8

４－２

起動操作
起動時の基本的な操作について以下に示します。
O2 ANALYZER

表示器１

O2
Vol
％
POWER

ppm
RANGE

表示器２

起動操作
ENT

電源を ON する①受信器への供給電源を ON すると POWER LED が点灯、表示器 1 がカウントダウンを開始し、３分後に測定状態になります。
表示器 1 にカウントダウンを表示します。
3.00→2.59→･･･→0.01→0.00→濃度表示
受信器には電源スイッチはないため外部に設置願います。

出力レンジの確認②表示器 2 に出力レンジ No.を表示します。
No.1 レンジ選択時：1
No.2 レンジ選択時：2
No.3 レンジ選択時：3
No.4 レンジ選択時：4
各レンジの確認，変更方法は受信器設定データ（CH030～037）で行います。
濃度警報を出力している場合はレンジ No.は表示せず、
AH（濃度高），AL（濃度低）を表示します。
詳細は P.14 4-4 運転中の操作 (2)出力レンジ切替の内容を参照願います。

ガス校正の実施③ガス校正の実施 P.15 4-4 運転中の操作 (3)ガス校正の内容を参照願います。

測定

9

４－３

停止操作
操作停止

受信器への供給電源を OFF します。

電源をＯＦＦ する

受信器に電源スイッチはないため外部に設置願います。

短期間（1 週間以内）停止の場合は、電源を切らないようにして下さい。
長期間の場合は、サンプルガスがエア雰囲気になった後、電源を切って下さい。

４－４

運転中の操作(1)キー操作の方法
キー操作は、起動時のレンジ変更，ガス校正等を実施する場合に必要です。
とても重要な操作ですので必ずお読み下さい。
キー操作により酸素分析計出力が変化する場合があるため、酸素分析計の出力信号を制御用に使用している場合は、必ず制御除外処置を実施してからキー操作を行って下さい。
キーの説明
キー…酸素濃度表示モードからデータ設定モードに移行する場合、また、設定するデータの桁を左に移動する場合に押します。
現在変更可能な桁は点滅して表示します。
キー…設定 CH，設定データの数値を変更する時に押します。
キー…以下の場合に本キーを押します。
点滅している桁に少数点を打つ時。
設定するデータにプラス，マイナスがある場合にプラス，マイナスの切替を行う時。
データ設定モードから酸素濃度表示モードに戻る時。
エラー発生時にエラーをクリアする時
ENT

キー…設定 CH，設定データの数値を変更した後、受信器にデータをメモリーさせる時に押します。
O2 ANALYZER
O2
Vol
％
POWER

ppm
RANGE

ENT

操作キー

10

キー操作の説明
表示器１

O2 ANALYZER
LED
1

LED
2

LED
3

LED
4

O2
Vol

LED
5

％
POWER

LED
6

LED
7

LED
8

ppm
RANGE

表示器２

キー操作方法
ENT

操作キー

表示器１は酸素濃度表示

測定中

表示器２はレンジまたは濃度警報表示を押す①まず最初はキーを押す。

表示器 2 が CH No.を表示し、LED8 が点滅します。
表示器 1 がデータを表示します。
又は

を押す

②

または

を押して表示器 2 に表示される

データを呼び出したい CH No.にします。

ENT

を押す

③ ENT

を押す。

表示器 1 の LED5 が点滅します。
表示器 2 は CH No.表示のまま。
又は

を押す

④

または

を押して表示器１に表示されるデータを変更させます。

ENT

を押す

⑤ ENT

を押しデータを受信器にメモリーさせます。

を押す⑥

を押し酸素濃度表示画面に戻ります。

測定中

これでキー操作が完了です。
この①～⑥の操作でレンジ変更，ガス校正等を実施することができます。
次ページに各 CH にどのようなデータが入力されているかがわかるシステムデータ一覧表を示します。

11

システムデータ一覧表
CH No.

内容

設定データ

000

表示選択

0：表示無し（-----）
1：酸素濃度001

ｾﾝｻ出力 VS ﾓﾆﾀｰ（ｍＶ）－

002

ｾﾝｻ電流 IP1 ﾓﾆﾀｰ（ｍＡ）－

003

ｾﾝｻ電流 IP2 ﾓﾆﾀｰ（μＡ）－

004

ｾﾝｻ出力 VP ﾓﾆﾀｰ（Ｖ）－

005

ｾﾝｻﾋｰﾀ電圧ﾓﾆﾀｰ（Ｖ）－

006

ｾﾝｻﾋｰﾀ電流ﾓﾆﾀｰ（Ａ）－

007

ｾﾝｻﾋｰﾀ電流ﾓﾆﾀｰ（Ａ）

－

008
～
015

メーカ設定，確認用データ016

一次遅れ時間（秒）

017
～
019

メーカ設定，確認用020

出力レンジ切替

021～
022

メーカ設定，確認用

初期ﾃﾞｰﾀ
1

モニター値

0～99

0

1：No.1 レンジ
2：No.2 レンジ
3：No.3 レンジ
4：No.4 レンジ

1

1

023

出力ホールド設定

0：ホールド無し
1：任意の値2：異常 5 秒前の値

024

出力ホールド値設定（%FS）

0～100

0

025

メーカ設定，確認用

026

オートレンジ設定

0：未使用
1：使用

0

027

ＯＵＴ１出力調整

028－

ＯＵＴ２出力調整

出力ゼロ，スパン調整時、本 CH にて設定

029

－

－

－

030

出力ﾚﾝｼﾞ No.1 ｽﾊﾟﾝ値

031

出力ﾚﾝｼﾞ No.2 ｽﾊﾟﾝ値

032

出力ﾚﾝｼﾞ No.3 ｽﾊﾟﾝ値

033

出力ﾚﾝｼﾞ No.4 ｽﾊﾟﾝ値－
25

1～99999※出力ﾚﾝｼﾞ単位は CH034～037
で確認願います。

10
5
0

12

CH No.

内容

設定データ

初期ﾃﾞｰﾀ034

出力ﾚﾝｼﾞ No.1 単位035

出力ﾚﾝｼﾞ No.2 単位036

出力ﾚﾝｼﾞ No.3 単位037

出力ﾚﾝｼﾞ No.4 単位

038

－

－

－

039

－

－

－

040
～
119

メーカ設定，確認用

120

ゼロガス濃度（％）

121

スパンガス濃度（％）

122

ﾏｲﾅｽｽﾊﾟﾝｶﾞｽ濃度（％）-99.90～99.90

123

エア濃度（％）

0.00～99.90

124
～
142

メーカ設定，確認用

143

リニアライザテーブル

144
～
179

メーカ設定，確認用

180

校正点選択

181

校正スタート182～
189

メーカ設定，確認用

2
0：未使用
1：ppm
2：%

2
2
0

0.00～99.90

センサ毎の固有値

5：ゼロ点
6：スパン点
7：－スパン点
8：エア点
0：OFF
1：校正スタート

検査ﾃﾞｰﾀ参照

検査ﾃﾞｰﾀ参照

8

0

190

ヒータ制御モード

0：ヒータ OFF
1：定電圧制御2：定抵抗制御１
3：定抵抗制御２191

ヒータ電圧設定値（V）

5.00～11.00

10.50（変更不可）

192

ヒータ常温抵抗値（Ω）

センサ毎の固有値

検査ﾃﾞｰﾀ参照

193
～
199

メーカ設定，確認用

13

メーカ設定

CH No.

内容

設定データ

初期ﾃﾞｰﾀ0：接点出力なし
1：分析計異常
4：READY
5：濃度上限警報
6：濃度下限警報

1

0：NO
1：NC

0

200

接点出力 ALM 内容設定

201
～
203

メーカ設定，確認用

204

接点出力 ALM 動作設定

205
～
219

メーカ設定，確認用

220

酸素濃度上限警報設定値

0.0～9999.0

25

221

酸素濃度下限警報設定値

0.0～9999.00222

酸素上限警報単位

0223

酸素下限警報単位

0：未使用
1：ppm
2：%

224
～
309

メーカ設定，確認用

310

データ設定変更パスワード

0201：データ変更禁止：データ変更可能

0201

データ設定変更時の注意事項
ＣＨ１９０～１９２はセンサに供給するヒータ電圧が変化し、センサを破損する恐れがあるため、通常は変更しないで下さい。
但し、センサ交換時はＣＨ１９２を入力する必要があります。(4-4(4)参照)(2)出力レンジ切替（キー操作によるレンジ切替）
ＣＨ０２０にて出力レンジ１～４を変更することができます。「１」を入力した場合にはレンジ１，「２」を入力した場合にはレンジ２というように入力データと同じレンジ
Ｎｏ．が選択されます。濃度高，低警報が表示器２に表示されていない場合は、表示器
２に現在選択されているレンジを表示します。
出力レンジがどのように設定されているかは、P.19 4-6 応用操作 (6)出力レンジ設定の内容で確認願います。

14

(3)ガス校正
本酸素分析計はエア１点校正で使用可能です。②，③，④，⑤の校正は標準的には実施する必要はありませんが、参考のため校正方法を以下に示します。さらに測定精度を向上させたい場合には実施下さい。
①エア１点校正(a)プローブ発信器（センサ）にエアを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させます。
(b)ＣＨ２７６に「０」を入力し、校正モードをエア１点校正とします。
(c)ＣＨ１２３にエア点の濃度を入力します。校正に大気エアを使用する場合には２０．６％，計装エアを使用される場合は２０．９％を入力願います。
(d)ＣＨ１８０に「８」を入力し、校正点をエア点とします。
(e)ＣＨ１８１に「１」を入力し、校正をスタートします。
これらの操作で校正されます。一度入力したら、設定データを変更しない
限り(b)，(c)，(d)の操作は必要ありません。
②エア，ゼロ２点校正(a)ＣＨ２７６に「１」を入力し、校正モードをエア，ゼロ２点校正とします。
(b)プローブ発信器（センサ）にエアを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、①の(c)～(e)に示す方法でエア点を校正します。
(c)ＣＨ１２０にゼロガスの濃度「０．０」を入力します。ゼロガスは１０％ＣＯ２/Ｎ２ガスまたは１００％Ｎ ２ガスを使用して下さい。
ゼロガス中にＣＯ，Ｈ ２等の可燃性ガスが含まれていないこと。
(d)プローブ発信器（センサ）にゼロガスを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させます。
(e)ＣＨ１８０に「５」を入力し、校正点をゼロ点とします。
(f)ＣＨ１８１に「１」を入力し、校正をスタートします。
これらの操作で校正されます。一度入力したら、設定データを変更しない
限り(a)，(c)の操作は必要ありません。

15

③エア，スパン２点校正(a)ＣＨ２７６に「２」を入力し、校正モードをエア，スパン２点校正とします。
(b)プローブ発信器（センサ）にエアを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、①の(c)～(e)に示す方法でエア点を校正します。
(c)ＣＨ１２１にスパンガスの濃度を入力します。スパンガスの濃度はレンジのフルスケールの９０％（０～１０％レンジであれば９％）相当のガスを使用して下さい。
(d)プローブ発信器（センサ）にスパンガスを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させます。
(e)ＣＨ１８０に「６」を入力し、校正点をスパン点とします。
(f)ＣＨ１８１に「１」を入力し、校正をスタートします。
これらの操作で校正されます。一度入力したら、設定データを変更しない
限り(a)，(c)の操作は必要ありません。スパンガスの濃度が変更になった場合は(c)の操作で変更後の濃度を入力してください。
④エア，ゼロ，スパン３点校正(a)ＣＨ２７６に「３」を入力し、校正モードをエア，ゼロ，スパン３点校正とします。
(b)プローブ発信器（センサ）にエアを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、①の(c)～(e)に示す方法でエア点を校正します。
(c)ＣＨ１２０にゼロガスの濃度「０．０」を入力します。ゼロガスは１０％ＣＯ２/Ｎ２ガスまたは１００％Ｎ ２ガスを使用して下さい。
ゼロガス中にＣＯ，Ｈ ２等の可燃性ガスが含まれていないこと。
(d)プローブ発信器（センサ）にゼロガスを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、②の(e)，(f)に示す方法でゼロ点を校正します。
(e)ＣＨ１２１にスパンガスの濃度を入力します。スパンガスの濃度はレンジのフルスケールの９０％（０～１０％レンジであれば９％）相当のガスを使用して下さい。
(f)プローブ発信器（センサ）にスパンガスを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、③の(e)，(f)に示す方法でスパン点を校正します。
これらの操作で校正されます。一度入力したら、設定データを変更しない
限り(a)，(c)，(e)の操作は必要ありません。スパンガスの濃度が変更になった場合は(e)の操作で変更後の濃度を入力してください。

16

⑤エア，－スパン２点校正（－Ｏ２レンジ用のみ）(a)ＣＨ２７６に「２」を入力し、校正モードをエア，スパン２点校正とします。
(b)プローブ発信器（センサ）にエアを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させ、①の(c)～(e)に示す方法でエア点を校正します。
(c)ＣＨ１２２にスパンガスの濃度を入力します。推奨する校正ガスは下記注意事項を参照して下さい。
(d)プローブ発信器（センサ）にスパンガスを１～３Ｌ/ｍｉｎ.

送入し、指示を安定させます。
(e)ＣＨ１８０に「７」を入力し、校正点を－スパン点とします。
(f)ＣＨ１８１に「１」を入力し、校正をスタートします。
これらの操作で校正されます。一度入力したら、設定データを変更しない
限り(a)，(c)の操作は必要ありません。スパンガスの濃度が変更になった場合は(c)の操作で変更後の濃度を入力してください。

注

意・－Ｏ２スパン点の校正ガスを流す際は必ず水バブリングをして下さい。
・－Ｏ２スパン点の推奨校正ガス濃度
ＣＯ＝９％，Ｈ２＝７％，ＣＯ２＝７％／Ｎ２ Bal
CO+H2
9+7
) = − ( 2 ) = −82

校正ガス濃度＝− (・この場合、水バブリングを考慮した－Ｏ２スパン点の校正ガス濃度は－７.８％
ＣＨ１２２には、－７.８を入力して下さい。
・校正ガスの排気には十分注意をして下さい。

(4)リニアライザテーブル，ヒータ常温抵抗値の設定
センサを交換した場合、ＣＨ１４３のリニアライザテーブル及びＣＨ１９２のヒータ常温抵抗値を入力する必要があります。リニアライザテーブル及びヒータ常温抵抗値はセンサの検査データにて確認願います。
(5)濃度警報設定
濃度高警報の設定はＣＨ２２０，設定値の単位はＣＨ２２２で実施します。
濃度低警報の設定はＣＨ２２１，設定値の単位はＣＨ２２３で実施します。
単位の設定は「０」を入力すると未使用，「１」を入力するとｐｐｍ，「２」を入力すると％になります。

17

４－５

異常発生時の操作異常が発生した場合には、表示器 1 にエラーコードが表示されたり、濃度表示が正常な値を示さなくなります。その場合には P.22 5-2 ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞに従って対応願います。異常内容がクリアされた後、キーを押すことまたは受信器への供給電源をＯＦＦ（電源リセット）することで測定状態に復帰させることがで
きます。
４－６

応用操作

(1)一次遅れ時間設定
ＣＨ０１６にデータを入力した値（単位：秒）で濃度出力信号に一次遅れをかけることができます。設定範囲は０～９９秒です。
(2)出力ホールド設定
ＣＨ０２３にてセンサまたは受信器に異常が生じた場合に濃度出力信号をどのようにホールドするかを設定します。
入力データとホールド内容との関係は下表のようになります。
ＣＨ０２３入力データ
０
１
２

ホールド内容センサ，受信器異常時にホールドしない
センサ，受信器異常時にＣＨ０２４に設定した値でホールドセンサ，受信器異常発生時に異常発生５秒前の値でホールド(3)出力ホールド値設定
暖機時（受信器カウントダウン表示時）及びＣＨ０２３を１に設定している場合はセンサ，受信器異常発生時に、ＣＨ０２４に設定したデータ（単位：％ＦＳ）で濃度出力信号をホールドします。設定範囲は０～１００％ＦＳです。
例えば、電流出力の４～２０ｍＡ出力を１２ｍＡでホールドさせたい場合は５０％ＦＳに設定します。

18

(4)ＯＵＴ１（電流）出力調整①受信器端子台のＯＵＴ１＋，ＯＵＴ２－に電流計等の出力を確認できる機器を取付けます。
②ＣＨ０２７を呼び出すと、表示器１に「ｃAL③

ENT１」と表示されます。

キーを押すと表示器１に「０」と表示されます。

キーを押すことにより、表示器 1 の表示を「０」と「１００」に切替えることができます。
「０」と表示されている場合は出力のゼロ点調整，「１００」と表示されている場合
は出力のスパン点調整が以下の要領で可能です。
④表示器１に「０」または「１００」が表示されている状態の時に大きく調整でき、キーで出力をキーで出力を小さく調整することができます。

電流計等で出力を確認しながら調整を実施して下さい。
⑤④の操作でゼロ点，スパン点の調整が終了後

ENT

キーを押すと、ＣＨ設定モードに戻ります。
(5)ＯＵＴ２（電圧）出力調整①受信器端子台のＯＵＴ２＋，ＯＵＴ２－に電圧計等の出力を確認できる機器を取付けます。
②ＣＨ０２８を呼び出すと、表示器１に「ｃＡＬ③

ENT２」と表示されます。

キーを押すと表示器１に「０」と表示されます。

キーを押すことにより表示器１の表示を「０」と「１００」に切替えることができます。
「０」と表示されている場合は出力のゼロ点調整，「１００」と表示されている場合
は出力のスパン点調整が以下の要領で可能です。
④表示器１に「０」または「１００」が表示されている状態の時に大きく調整でき、キーで出力をキーで出力を小さく調整することができます。

電圧計等で出力を確認しながら調整を実施して下さい。
⑤④の操作でゼロ点，スパン点の調整が終了後

ENT

キーを押すと、ＣＨ設定モードに戻ります。
(6)出力レンジの設定
出力レンジはＣＨ０３０～０３３でレンジスパン値，ＣＨ０３４～０３７で単位を設定することで任意に４レンジまで設定可能です。
出力ﾚﾝｼﾞ No.1 のﾚﾝｼﾞｽﾊﾟﾝ値の設定はＣＨ０３０，単位の設定はＣＨ０３４
出力ﾚﾝｼﾞ No.2 のﾚﾝｼﾞｽﾊﾟﾝ値の設定はＣＨ０３１，単位の設定はＣＨ０３５
出力ﾚﾝｼﾞ No.3 のﾚﾝｼﾞｽﾊﾟﾝ値の設定はＣＨ０３２，単位の設定はＣＨ０３６
出力ﾚﾝｼﾞ No.4 のﾚﾝｼﾞｽﾊﾟﾝ値の設定はＣＨ０３３，単位の設定はＣＨ０３７
で実施します。単位の設定は「０」を入力すると未使用，「１」を入力するとｐｐｍ，「２」を入力すると％となります。
－例―
出力ﾚﾝｼﾞ No.1 を０～１０％に設定する場合はＣＨ０３０に「１０」，ＣＨ０３５に「２」を入力します。
出力ﾚﾝｼﾞの設定を変更する場合はﾚﾝｼﾞに応じた校正ｶﾞｽでの再校正が必要です。

19

(7)接点出力の設定
接点出力内容はＣＨ２００，接点出力の動作設定はＣＨ２０４で設定します。
動作設定は「０」を入力するとＮＯ，「１」を入力するとＮＣとなります。
接点出力内容とＮＯ，ＮＣ設定による接点動作の違いについては下表を参照願います。
注）接点出力はこの中から 1 つだけ使用することができます。
CH200
入力ﾃﾞｰﾀ

接点出力内容0接点出力なし
暖機時，測定時1(出荷時設定)

分析計異常

4

READY

5

濃度上限警報6

濃度下限警報分析計異常時暖機時
暖機後暖機時
設定値より濃度高
設定値より濃度低
暖機時
設定値より濃度高
設定値より濃度低

ＡＬＭへの配線回路例

+
ALM

-

20

接点出力動作CH204 入力ﾃﾞｰﾀ
0（NO）
1（NC）
設定の場合
設定の場合
OFF
ON
OFF
ON
(出荷時設定)ONOFF(出荷時設定)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF

(8)RS-232C 通信機能
分析計状態，エラーコード，レンジ，測定値の４つの情報を ASCII コード列で送信します。
送信間隔：１秒＜通信方式＞
RS-232C、非同期式通信
通信速度：9600bps，データビット：8bit，パリティ：無し、ストップビット：1bit＜送信フォーマット＞
酸素分析計から 1 秒間隔で以下の電文フォーマットで送信します。
送出電文
終端コード
mode=①,E=②,RANGE=③,ppm=④
CR+LF①～④のデータ内容
№
データ内容
分析計状態
①
（6 バイト）②③

エラー番号（2 バイト）
レンジ番号（1 バイト）O2 測定値[ppmO2]（5～11 バイト）

実例
WARMUP□□MEAS□ERROR
00～65

補足
昇温中
測定中
エラー

注．□は半角スペース
トラブルシューティングのエラー表示番号1～4206000.000(20.6%)
100.000(100ppm）
0.000(0ppm)
電文例．mode= MEAS,E=00,RANGE=1,ppm=206264.800
mode= MEAS,E=00,RANGE=1,ppm=1.412

④

備考

注．
①分析計状態が MEAS 以外
は、不定（20.62648％O2 の場合）
（1.412ppmO2 の場合）

＜接続ケーブル＞
パソコン等で通信を行う際は、市販の RS-232C ストレートケーブルをご用意ください。
コネクタ：D-SUB 9 ピン雌（酸素分析計側）

21

５．保

守

以下に示す内容は、正常な機能を維持して正確な測定を行っていただくために大切な保守・点検です。その項目及び方法について内容をよく御理解のうえ必ず実施して下さい。
センサ交換時の注意事項
・ガス中毒・酸欠防止のため、センサ交換時にはセンサへのサンプルガスの供給は停止して下さい。
・火傷の恐れがありますので、センサ交換を実施する場合は、電源を遮断し冷却してから作業願います。やむをえず作業する場合は、耐熱用の手袋等を使用し火傷しないように注意して作業して下さい。
５－１

日常・定期点検

ガス校正

センサの点検ｾﾝｻの交換周期

1 ヶ月に 1 回以上（稼動状況に応じて定期的に校正されることを推奨）

方法

4-4 (3) に従ってガス校正を実施して下さい。

周期

1 ヶ月

方法

前回校正値に対する指示ドリフト量を確認する。
（±2％FS/月を超える場合はセンサ劣化傾向にあると考えられます。）

周期2 年以上（サンプルガス性状により異なります。）

方法

ｾﾝｻ交換の必要が生じた際（5-2 ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ参照）
交換して下さい。
交換方法はセンサの取扱説明書を参照して下さい。

22

５－２

トラブルシューティング

現象

データ変更ができない

分析計出力，
表示値が変化しない。

分析計出力，
表示値が異常分析計出力，
表示値がゼロに
なる

原

因

応答が遅い

処

備

考

CH310 に「0」が入力されているCH310 に「201」を入力する。

受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ

ﾒｰｶに修理依頼

分析計異常発生中

電源を一度 OFF にし、10 秒後再 ON する。
ｴﾗｰｺｰﾄﾞにより
または
ｷｰを
対処する。
押してﾘｾｯﾄする。

受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ

ﾒｰｶに修理依頼

配線ﾄﾗﾌﾞﾙ，誤配線

配線ﾁｪｯｸ

ｾﾝｻ取付部のﾘｰｸ

ﾘｰｸﾁｪｯｸ

ｾﾝｻ取付部の結露

加熱保温を実施する

ｶﾞｽ校正ﾐｽ

ｶﾞｽ校正を実施する

ｾﾝｻの劣化

ｾﾝｻ交換

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ中に可燃性 ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽよりｶﾞｽが含まれる
可燃性ｶﾞｽを除去
ｾﾝｻの劣化
出力調整がｽﾞﾚている

分析計出力と
表示値とが
一致しない

対

出力ﾚﾝｼﾞが異なる

ｾﾝｻ交換
CH027，CH028 にて出力調整を実施する
出力ﾚﾝｼﾞ切替(CH020)，出力ﾚﾝｼﾞ
設定(CH030～037)を確認し再設定する受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ

ﾒｰｶ修理依頼

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ流量が少ない

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ流量再調整

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ配管の閉塞

配管の清掃，交換

一次遅れ時間設定値(CH016)が大きい

CH016 のﾃﾞｰﾀを確認し、0(秒)に設定する

ｾﾝｻの劣化

ｾﾝｻ交換

23

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞの場合

現

象

内

E-01 表示E-02 表示E-03 表示

ROM、RAM、EEROM 異常E-04 表示

ﾋｰﾀ電流が高すぎる

E-05 表示E-06 表示E-07 表示E-20 表示E-08 表示E-09 表示E-10 表示E-11 表示E-12 表示E-13 表示E-14 表示E-21 表示E-35～58
表示E-60 表示E-63 表示E-64，65
表示

容

原

因

対

処

受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ
電源を一度 OFF にし、10 秒後再周辺ﾉｲｽﾞ等による一時ON する。
的誤動作

DOT ｷ ｰ を 押 す 又 は 電 源 をOFF にし 10 秒後再 ON。
ﾋｰﾀ電流が低すぎる
ｴﾗｰの原因がｸﾘｱされた状態（例.
ｾﾝｻﾋｰﾀ異常又はﾋｰﾀ配 ｾﾝｻ交換実施）でｷｰを押す
ﾋｰﾀ電圧が高すぎる
線、受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ
ことによりｴﾗｰ表示はｸﾘｱされます。
ﾋｰﾀ電圧が低すぎる
ﾋｰﾀ抵抗ﾁｪｯｸ（正常時約 3Ω）
昇温時間が過ぎても昇ﾋｰﾀ電圧ﾁｪｯｸ（正常時約 10.5V）
温していないDOT ｷ ｰ を 押 す 又 は 電 源 を
VS 電圧が高すぎる
OFF にし 10 秒後再 ON。
VS 電圧が低すぎる
ｴﾗｰの原因がｸﾘｱされた状態(例.
IP 電流が高すぎる
ｾﾝｻ交換実施)でｷｰを押す
ｾﾝｻ異常又はｾﾝｻ配線、IP 電流が低すぎる
ことによりｴﾗｰ表示はｸﾘｱされま
受信器ﾄﾗﾌﾞﾙす。
VP 電圧が高すぎる
VS 電圧ﾁｪｯｸ（正常時約 450mV）IP 電流ﾁｪｯｸ（正常時±10mA）
VP 電圧が低すぎる
VP 電圧ﾁｪｯｸ（正常時±5V）
ﾋｰﾀ端子（S+,S-）が開DOT ｷｰを押し、ｴﾗｰ表示解除
S+,S-の配線接触不良
放している
配線をﾁｪｯｸし、正常復帰
入力可能範囲外のﾃﾞｰﾀ
DOT ｷｰを押し、ｴﾗｰ表示解除
ﾃﾞｰﾀ入力ｴﾗｰ
を入力
入力範囲内の正しいﾃﾞｰﾀを入力
DOT ｷｰを押し、ｴﾗｰ表示解除
標準ｶﾞｽ濃度設定値が間違っていないか、校正ｶﾞｽ流量は正常かを確認し再校正実施。
ｾﾝｻ異常
校正異常
校正ｶﾞｽ濃度設定ﾐｽ
N2 を流した時の IP 電流ﾁｪｯｸ（正常時±0.5mA）
IPAir－IPN2／21＝ka 値ﾁｪｯｸ（正常時 0.1～0.5）
DOT ｷｰを押し、ｴﾗｰ表示解除
出力ﾚﾝｼﾞが全て未使用 ﾚﾝｼﾞ入力ｴﾗｰ
出力ﾚﾝｼﾞ NO.1～4 のいずれかを未使用以外の設定に変更する
ﾚﾝｼﾞ切替で未使用
ﾚﾝｼﾞ入力ｴﾗｰ又はﾚﾝｼﾞ
DOT ｷｰを押し、ｴﾗｰ表示解除
ﾚﾝｼﾞを選択選択ｴﾗｰ
未使用以外のﾚﾝｼﾞを選択
受信器ﾄﾗﾌﾞﾙ
動作モード異常
内部モード再設定
異常設定

上記「対処」欄の処置をしても復帰しない場合、分析計をメーカに修理依頼して頂く必要があります。

24

６．参考資料
６－１
型

標準仕様
式

DTF-201R

測定原理

ジルコニア限界電流方式

測定ﾚﾝｼﾞ

RX-622310-AA****：0～5，0～10，0～25%O2
RX-622310-AB****：-3～5，-6～10，-15～25%O2

出力DC4-20mA（非絶縁出力，負荷抵抗 600Ω以下）
DC0-1V（非絶縁出力，負荷抵抗 100kΩ以上）

繰返し性±0.5%FS（0-5%O2 レンジは±1%FS 以下）

直 線 性±1%FS（0-5%O2 レンジは±1%FS 以下）

応答時間

10 秒以内（十分な指示安定後の校正ｶﾞｽ切替による 90%応答）※ｾﾝｻ取付ﾁｬﾝﾊﾞ-，ﾌﾟﾛｰﾌﾞ等の形状により異なる場合があります

暖機時間

約3分

周囲温度

0～50℃

湿

度

90％RH 以下

電源

AC85-132V±10%50/60Hz

電源電圧は、納入仕様書又はAC170-264V±10%50/60Hz

受信器銘板にて確認願います。

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ組成Ｏ２%-15～25

ＣＯ２

%

0～20

Ｈ２

%

CO+H2 の濃度が 15％以下かつ

ＣＯ%

H2O＞CO+H2，他に可燃ｶﾞｽがないこと

Ｈ ２Ｏ

%

結露する場合は加熱

ＳＯｘ

ppm

500 以下ＮＯｘ

ppm

500 以下

ＨＣℓ

ppm

1 以下

ＮＨ３

ppm

1 以下

ＨＦ

ppm

1 以下

ＣＬ２

ppm

1 以下

Ｈ ２Ｓ

ppm

1 以下

その他

――

Ｎ２

%

残

（注意）ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ式（測定ｶﾞｽを炉外へｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞしﾄﾞﾚﾝを分離して測定）の使用でＣＯ，Ｈ ２等可燃性ｶﾞｽが存在する場合、常温にて水バブリングし加湿して測定して下さい。

25

本取扱説明書の記載内容は予告なく変更する場合があります。
製品の取り扱いに関する問い合わせは、当社またはお買い求め先の代理店までご連絡ください。
お問い合わせフォーム URL：https://www.energys.co.jp/inq/keisoku.php
エナジーサポート株式会社〒484-8505 愛知県犬山市字上小針 1 番地