Technische Information

Schaltkontakte für Zeigergeräte■ Typ 821, Magnetspringkontakt■ Typ 831, lnduktivkontakt■ Typ 830 E, Elektronikkontakt■ Typ 851, Reed-Kontakt
WIKA-Datenblatt IN 00.48

Anwendungen■ Steuern und Regeln von Prozessen■ Anlagenüberwachung und Schalten von Stromkreisen■ Anzeige von Grenzzuständen

■ lnduktivkontakt für besonders sichere Kontaktgabe auchin explosionsgefährdeten Räumen

■ Maschinenbau, allgemeiner Anlagenbau, Chemie,

Petrochemie, Kraftwerke, Bergbau, On-/Offshore undUmweltsektor

Leistungsmerkmale

Kontaktmanometer mit Schaltkontakt Typ 821■ Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer■ Einbaumöglichkeit in alle relevanten Druck- undTemperaturmessgeräte■ Bis zu 3 Schaltkontakte pro Messgerät■ Optional Gehäuse mit Füssigkeitsfüllung (Isolieröl) bei

hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen■ lnduktivkontakt auch in Sicherheitsausführung sowie

Elektronikkontakt für SPS

Beschreibung
Schaltkontakte schließen oder öffnen Stromkreise in Abhängigkeit von der Zeigerstellung anzeigender Messgeräte. Die
Schaltkontakte werden vorwiegend unter dem Zifferblatt,teilweise auch auf dem Zifferblatt, montiert. Die DIN 16085
sieht vor, dass der Einstellbereich für eine Kontaktprüfung
zwischen 10 % und 90 % der Spanne liegt. Unabhängig vonder Einstellung ist der Instrumentenzeiger (Istwertzeiger) im
gesamten Skalenbereich frei beweglich. Der Sollwertzeiger
für den Schaltpunkt von Rundgeräten und quadratischen
Profilgeräten lässt sich über einen Verstellschlüssel in derSichtscheibe einstellen. Bei Flachprofilgeräten erfolgt die
Einstellung an der Frontpartie über Einstellspindeln mittels
Schraubendreher.
WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Bimetallthermometer mit
Induktivkontakt Typ 831

Über- oder Unterschreiten des eingestellten Schaltpunktes
durch den lstwertzeiger bewirkt die Auslösung desSchaltvorganges.
Die Geräte mit elektrischen Schaltkontakten sind optional
auch mit besonderen Zulassungen lieferbar. Abhängig vom
Gerätetyp sind z. B. Zulassungen für explosionsgefährdete
Bereiche erhältlich.
Seite 1 von 13

Typ 821, Magnetspringkontakt
Anwendung
Diese Kontakte können bei fast allen Betriebsverhältnissen
eingesetzt werden, auch in flüssigkeitsgedämpften Geräten.
Am Sollwertzeiger ist ein schraubbarer Permanent-Magnet
angebracht, der dem Kontaktsystem eine Spring-Charakteristik gibt, darüber hinaus verstärkt er den Kontaktdruck.
Dieses Springverhalten bewirkt die weitgehende Schonung
der Kontakte gegen schädliche Lichtbogeneinflüsse,vergrößert jedoch die Schalthysterese auf 2 % bis 5 %der Messspanne. Die Schalthysterese ist die Differenz derangezeigten Werte, gemessen bei Umkehr der Bewegungsrichtung und unverändertem Schaltpunkt. Die Signalgabe
erfolgt nacheilend oder voreilend zur Bewegung des lstwertzeigers. Der empfohlene Einstellbereich der Kontakte beträgt
25 ... 75 % der Skale.
Technische Daten und Belastungstabellen
Bei Beachtung der angegebenen Daten gewährleisten die
Schaltkontakte auf Jahre hinaus eine einwandfreie Funktion.
Da die Schaltleistung dieser Kontaktarten begrenzt ist, mussfür höhere Belastungen (max. 2 kVA) und bei Geräten mit
Flüssigkeitsfüllung ein Kontaktschutzrelais Typ 905 eingesetzt werden. → Siehe Datenblatt AC 08.05.

Bei niedrigen Schaltspannungen darf der zu schaltende Strom aus Gründen der Schaltsicherheit nicht
kleiner als 20 mA sein. Um eine hohe Schaltsicherheit der Kontakte auch unter Berücksichtigung vonUmgebungseinflüssen auf Dauer zu gewährleisten,sollte die Schaltspannung nicht unter 24 V liegen.
Nach DlN 16085 sind Anforderungen an Messgeräte mit
Kontakten für Schaltspannungen kleiner 24 V zwischen
Anwender und Hersteller besonders zu vereinbaren.
Beim Schalten von induktiven oder kapazitiven Lasten sinddie üblichen Kontaktschutzmaßnahmen gegen Kontaktabbrand vorzunehmen.
Für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) wird derElektronikkontakt Typ 830 E empfohlen. → Siehe ab Seite 12.

Technische Daten
Grenzwerte für die
Kontaktbelastung bei
ohmscher Last
Nennbetriebsspannung Ueff
Nennbetriebsstrom

Typ 821, Magnetspringkontakt
Ungefüllte Geräte

Gefüllte Geräte≤ 250 V

≤ 250 V

Schalterversion „S“ Schalterversion „L“

Schalterversion „S“ Schalterversion „L“1)Einschaltstrom≤ 1,0 A≤ 0,5 A≤ 1,0 A≤ 0,5 A

Ausschaltstrom≤ 1,0 A≤ 0,5 A≤ 1,0 A≤ 0,5 A

Dauerstrom≤ 0,6 A≤ 0,3 A≤ 0,6 A≤ 0,3 A

Schaltleistung≤ 30 W / 50 VA

Kontaktwerkstoff

Silber-Nickel (80 % Silber / 20 % Nickel / vergoldet)

Umgebungstemperatur-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F ]Anzahl der Kontakte max.

4

≤ 20 W / 20 VA

1) Angabe der Schalterversion im Datenblatt des Gerätes.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 2 von 13

Empfohlene Kontaktbelastung bei ohmscher und induktiver Last
Spannung in V

(DIN IEC 38)
DC / ACTyp 821, Magnetspringkontakt

Ungefüllte Geräte

Ohmscher Last
Gleichstrom

220 / 230

110 / 11048 / 48

24 / 24

Wechselstrom

Induktive
Last

cos ϕ > 0,7

Gefüllte Geräte
Ohmscher Last

Gleichstrom

Wechselstrom

Typ 811, Schleichkontakt

Induktive
Last

cos ϕ > 0,7

Ungefüllte Geräte
Ohmscher Last

Gleichstrom

Wechselstrom

Induktive
Last

cos ϕ >
0,7

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

100

120

65

65

90

40

40

45

25

200

240

130

130

180

85

80

90

45

300

450

200

190

330

130

120

170

70

400

600

250

250

450

150

200

250

100

Kontaktwerkstoffe
Die Schaltkontakte unterliegen je nach Schaltbedingungen einem mehr oder weniger großen Verschleiß durch
die Einwirkungen des unvermeidlichen Lichtbogens sowie
durch die mechanische Beanspruchung. Daher sind bei der
Auswahl des Kontaktwerkstoffes die jeweils vorherrschenden
Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.
Folgende Kontaktwerkstoffe stehen zur Auswahl:

Platin-lridium-Legierung(75 % Platin, 25 % lridium)
Platin-lridium ist hervorragend chemisch beständig,
äußerst hart und sehr abbrandfest. Es wird eingesetzt bei
hohen Schaltfrequenzen, hohen Schaltleistungen und inaggressiver Atmosphäre.

Silber-Nickel-Verbundwerkstoff(80 % Silber / 20 % Nickel / vergoldet)
Werkstoffeigenschaften::■ Hohe Härte und Festigkeit■ Gute Abbrandfestigkeit■ Geringe Schweißneigung■ Geringe Kontaktwiderstände
Wegen seiner ausgewogenen Eigenschaften und seiner
breiten Einsatzmöglichkeiten wird diese Verbindung alsStandardwerkstoff eingesetzt.

Weitere Ausführungen■ Kontakte mit getrennten Stromkreisen■ Wechsler (öffnen und schließen gleichzeitig am Sollwert)■ Kontakte fest eingestellt■ Kontakte mit Parallelwiderstand 47 kΩ zur Leitungsbruch-überwachung■ Kontaktverstellschloss plombiert■ Kontaktverstellschlüssel fest

■ Steckverbinder (statt Kabel oder Kabeldose)■ Sonderkontaktwerkstoff Platin-lridium-Legierung

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 3 von 13

Schaltfunktionen
Für die Schaltfunktionen von Magnetspringkontakt Typ 821
gilt bei unseren Standardeinstellungen generell:
Kennzahl 1 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt schließt den Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes.
Kennzahl 2 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt öffnet den Stromkreis bei Überschreiten des eingestellten Sollwertes.
Kennzahl 3 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Bei Überschreiten des eingestellten Sollwertes
wird gleichzeitig ein Stromkreis geöffnet undein Stromkreis geschlossen (Wechsler).
Schaltbild

Bei Schaltkontakten mit mehreren Kontakten ist der
1. Kontakt jeweils der, der dem linken Skalenanfangswert amnächsten liegt.
Der Schaltfunktion, wie in nachfolgender Tabelle beschrieben, liegt eine Drehbewegung des lnstrumentenzeigers(lstwertzeiger) im Uhrzeigersinn zugrunde.
Bewegt sich der lstwertzeiger gegen den Uhrzeigersinn,
erfolgt die umgekehrte Schaltfunktion!
Hinweis: Soll die Einstellung (Justierung) der Schaltkontaktegegen den Uhrzeigersinn erfolgen, so sind die in Klammern
gesetzten Kennzahlen nach DIN 16085 zu verwenden.
Kombinationen sind möglich.

Schaltfunktion bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn

Kontakt-Typ mit Kennzahl der
Schaltfunktion

Einfachkontakt 1)

Kontakt schließt bei Überschreiten
des Sollwertes

1

821.1
(.5)

4

Kontakt öffnet bei Überschreiten desSollwertes

1

821.2
(.4)

4

Kontakt schaltet um (Wechsler),d. h. 1 Kontakt öffnet und 1 Kontaktschließt bei Überschreiten desSollwertes

2

1

4

Zweifachkontakt 1)

1. und 2. Kontakt schließt beiÜberschreiten der Sollwerte

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

3

4

4

4

1. Kontakt schließt, 2. Kontakt öffnet
bei Überschreiten der Sollwerte
1. Kontakt öffnet, 2. Kontakt schließt
bei Überschreiten der Sollwerte
1. und 2. Kontakt öffnet beiÜberschreiten der Sollwerte

Dreifachkontakt 1)

1. Kontakt öffnet, 2. Kontakt schließt,
3. Kontakt öffnet bei Überschreiten
der Sollwerte

821.3
(.6)

821.11(.55)
821.12(.54)
821.21(.45)
821.22(.44)

821.212(.454)

1) Bei Bestellung ist an die Kontakt-Typ-Nr. die entsprechende Kennzahl der gewünschten Schaltfunktionen anzuhängen (beachte Reihenfolge 1., 2., 3. Kontakt), siehe Beispiel 821.212.

Die Anschlussklemmen bzw. Anschlussadern sind gemäß vorstehender Tabelle gekennzeichnet. Schutzleiter jeweils gelbgrün.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 4 von 13

Typ 851, Reed-Kontakt
Anwendung
Reed-Kontakte werden häufig zum Schalten kleiner Spannungen und Ströme eingesetzt, da sie wegen ihrer hermetischdichten Bauweise in Verbindung mit Kontakten in Schutzgas
nicht an den Kontaktoberflächen korrodieren können.
Durch die hohe Zuverlässigkeit und den geringen Kontaktübergangswiderstand sind sie für sehr viele Anwendungengeeignet. Dies sind z. B. SPS-Anwendungen, Signalumschaltung in Messgeräten, Signal-Leuchten, akustische Signalgeber und vieles mehr.
Durch die hermetisch dichte Kapselung der Kontakte sind sie
bestens geeignet, um in großen Höhen eingesetzt zu werden.
Reed-Kontakte benötigen keine elektrische Hilfsenergie undsind auf Grund ihrer geringen Masse unempfindlich gegen
Vibrationen. Bei 2 Kontakten sind die einzelnen Schalter
galvanisch voneinander getrennt.
HinweisAuf Grund ihrer Fähigkeit, gleichzeitig sowohl kleinste Ströme
und Spannungen als auch Leistungen von bis zu 60 Watt zu
schalten, ist diese Kontaktform ideal für Anwendungen, bei
denen in der Planungsphase noch nicht exakt definiert ist,
auf welche Weise die Signale verarbeitet werden.
Aufbau und Funktion
Ein Reed-Kontakt besteht aus drei Kontaktzungen (Wechsler, SPDT) aus ferromagnetischem Werkstoff welche unter
Schutzgasatmosphäre in einen Glaskörper eingeschmolzen
sind.
Um den Verschleiß zu minimieren und einen geringenÜbergangswiderstand zu gewährleisten sind die Kontaktzungen im Bereich der Kontaktflächen metallisch beschichtet.
Der Reed-Kontakt wird durch ein äußeres Magnetfeld, z. B.
Dauermagnet, mit ausreichender Feldstärke betätigt. Der
Schaltzustand bleibt solange bestehen, bis die magnetische
Feldstärke einen gewissen Wert unterschritten hat.
WIKA verwendet vornehmlich bistabile und magnetischvorgespannte Reed-Kontakte. Durch das Vorspannen bleibt
der Signalzustand solange bestehen, bis ein Magnetfeld
mit umgekehrter magnetischer Polarität den Kontakt wieder
zurücksetzt.
Funktionsweise

Durch seine harte Beschichtung der Kontaktfläche mit z. B.
ferromagnetischem Rhodium erlangt der Reed-Kontakt einesehr hohe Lebensdauer. Die Anzahl der möglichen Schaltspiele eines Reed-Kontaktes hängt maßgeblich von der
Höhe der elektrischen Last ab, bewegt sich aber erfahrungsgemäß in einem Bereich von 106 bis 107.
Werden nur Signallasten oder keine Lasten geschaltet, sosind Schaltspiele jenseits von 108 hinaus eine gut erreichbare Größe. Bei Schaltspannungen unter 5 V (Lichtbogengrenze) sind Schaltspiele über 109 hinaus erreichbar. Bei
kapazitiven oder induktiven Lasten ist die Verwendung einer
Schutzbeschaltung erforderlich, da die hierbei entstehenden
Strom- bzw. Spannungsspitzen den Reed-Kontakt zerstören
oder wenigstens seine Lebensdauer erheblich reduzieren
würden. Siehe hierzu das Kapitel über die Kontaktschutzmaßnahmen auf Seite 8.
Führt ein Magnetfeld an dem Reed-Kontakt vorbei, ziehen
sich beide Kontaktzungen gegenseitig an und schließen den
Kontakt. Der elektrische Strom kann fließen.
Bewegt sich das Magnetfeld weiter weg, sinkt die Feldstärke mit zunehmender Entfernung. Der Kontakt bleibt durch
die Bistabilität weiterhin geschlossen. Erst ein erneutesÜberfahren des Reed-Kontaktes mit einem Magnetfeld in die
entgegengesetzte Richtung lässt die beiden Kontaktzungenwieder öffnen. Der elektrische Strom wird unterbrochen.
Wie andere mechanische Schalter auch, ist der ReedKontakt nicht prellfrei. Die Prellzeiten sind hierbei jedochkürzer als bei den meisten anderen mechanischen Kontakten. Dennoch sollte diese physikalische Eigenschaft, vor
allem bei SPS-Anwendungen, Beachtung finden (Stichwort:
Software-Entprellung/Tasten-Entprellung).
Beispiel:
Ist der Schaltpunkt bei einem 10 bar switchGAUGE z. B.
auf 1 bar eingestellt und überstreicht der Gerätezeiger mit
Magnet diesen Wert in positiver Richtung, wird der ReedKontakt seinen Zustand wechseln und beibehalten, auchwenn der Zeiger z. B. bis 10 bar weiter läuft.
Der Reed-Kontakt wird seinen Zustand erst wieder ändern,wenn der Zeiger die 1 bar in Richtung 0 bar überstreicht.

Reed-Kontakt SPDT (Wechsler) betätigt

Reed-Kontakt SPDT (Wechsler) unbetätigt
Kontaktzunge
InertgasCOM

Glaskörper

Anschlussdraht
NO
NC

COM = Gemeinsamer Kontakt (Common)
NC = Öffner (Normally Closed)
NO = Schließer (Normally Open)
WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 5 von 13

Technische Daten für Typ 851, Reed-Kontakt
Grenzwerte für die Kontaktbelastung bei ohmscher Last
Kontaktausführung

WechslerMax. Schaltspannung

AC 250 V / DC 250 V

Schaltstrom≤1A

Transportstrom≤ 2A

Schaltleistung

60 VA/W

Isolationswiderstand109 Ω

Kontaktart

BistabilMin. Schaltspannung

Nicht erforderlich

Min. Schaltstrom

Nicht erforderlich

cos ϕ

1

Kontaktwiderstand (statisch)

100 mΩ

Durchschlagspannung

DC 1.000 V

Kontaktwerkstoff

Rhodium

Schaltzeit inkl. Prellen

4,5 msSchalthysterese

3 ... 5 %■ Die hier aufgeführten Grenzwerte dürfen unabhängig voneinander nicht überschritten werden.

■ Bei Verwendung von zwei Kontakten können diese nicht deckungsgleich eingestellt werden. Es wird hierbei ein

Mindestabstand von ca. 30° benötigt.

■ Der Verstellbereich der Kontakte beträgt 10 ... 90 % der Skale.

■ Die Schalthysterese kann bei der Fertigung so eingestellt werden, dass der Reed-Kontakt exakt bei dem gewünschten

Schaltpunkt betätigt wird. Hierzu wird bei Bestellung die Angabe der Schaltrichtung benötigt.

■ In anderen Manometern, z. B. Typ 700.0x und 230.15 2", kommen weitere Reed-Kontakte zum Einsatz. Die technischen

Daten bitte dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 6 von 13

Betriebsgrenzen für Magnetspring- oder Reed-Kontakte
Allgemeines
Jeder mechanische Schalter besitzt 4 physikalische Grenzen.
■ Maximale elektrische Schaltspannung■ Maximaler elektrischer Schaltstrom■ Maximal zu schaltende elektrische Leistung■ Maximale mechanische Schalthäufigkeit

Außerhalb dieser gegebenen physikalischen Grenzen darf der Schalter nicht betrieben werden. Wird während des Betriebes auch nur eine dieser Grenzen überschritten, verkürzt sich die Lebensdauer des Schalters. Je weiter eine oder mehrere
Grenzen überschritten werden, desto stärker verkürzt sich die Lebensdauer des Schalters bis hin zu sofortigem Ausfall.
Maximale elektrische Schaltspannung
Beim Schalten einer elektrischen Last kann zwischen den
Kontaktflächen ein mehr oder weniger sichtbarer Lichtbogen
entstehen. Durch die dabei entstehende lokal begrenzte
große Hitze verdampft bei jedem Schaltvorgang nach undnach den Kontaktwerkstoff (Materialverlust, Abbrand). Je
höher die zu schaltende Spannung, desto größer ist derLichtbogen und umso mehr und schneller verdampft Kontaktwerkstoff.
Der Kontakt wird auf Dauer beschädigt.
Maximaler elektrischer Schaltstrom
Beim Schalten eines elektrischen Stromes wird die
Kontaktoberfläche durch den Ladungsträgerfluss erwärmt(Kontaktübergangswiderstand). Wird der maximal
zugelassene Schaltstrom überstiegen, beginnen die
Kontakte aneinander zu kleben. Dies kann bis zum
Verschweißen oder Verhaken der beiden Kontaktflächen
führen. Der Kontakt wird auf Dauer beschädigt.
Maximale elektrische Leistung
Die maximale elektrische Leistung, die ein Kontakt schaltenkann, ergibt sich aus der Schaltspannung multipliziert mit
dem Schaltstrom. Diese elektrische Leistung erwärmt den
Kontakt und darf nicht überschritten werden (Verschweißen,
Verhaken).
Der Kontakt wird auf Dauer beschädigt.
Maximale mechanische Schalthäufigkeit
Die maximal mögliche mechanische Schalthäufigkeit ist
abhängig von dem Verschleiß der Lagerstellen sowie derMaterialermüdung.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Minimale elektrische Werte
Jeder mechanische Kontakt besitzt einen Übergangswiderstand aufgrund von Fremdschichten (Fremdschichtwiderstand RF). Dieser Fremdschichtwiderstand entsteht durch
Oxidation oder Korrosion auf der Kontaktoberfläche underhöht den elektrischen Widerstand des Schalters. Beim
Schalten von kleinen Leistungen wird diese Schicht nicht
durchschlagen. Erst beim Schalten höherer Spannungen
und Ströme wird diese zerstört. Dieser Effekt wird Frittung
genannt und die dazu benötigte Mindestspannung Frittspannung. Wird diese Spannung beim Schalten nicht erreicht,
wird der Fremdschichtwiderstand weiter zunehmen und der
Schalter nicht mehr funktionieren. Dieser Effekt ist umkehrbar.
Weitere Hinweise
Solche elektrischen Überlastungen können z. B. in Folgendem begründet sein:■ Glühlampen nehmen im Einschaltmoment bis zu 15-mal

mehr Strom auf als im Betrieb (Nennwert).

■ Kapazitive Lasten bilden im Einschaltmoment einen

Kurzschluss (lange Steuerleitungen, parallel verlaufende
Leitungen).
■ Induktive Verbraucher (Relais, Schütz, Magnetventile,aufgerollte Kabeltrommeln, Elektromotoren) erzeugen
beim Ausschalten eine sehr hohe Spannung (bis zum
10-fachen der Nennspannung).

Seite 7 von 13

Kontaktschutzmaßnahmen
Mechanische Kontakte dürfen die angegebenen elektrischen
Werte für Schaltstrom und Schaltspannung, auch kurzzeitig,
nicht überschreiten.
Für kapazitive oder induktive Lasten empfehlen wir eine derfolgenden Schutzbeschaltungen.

3. Kapazitive Last
Bei kapazitiven Lasten treten erhöhte Einschaltströme auf.
Diese können durch Reihenschalten von Widerständen inder Zuleitung verringert werden.
Schaltkontakt

1. Induktive Last bei Gleichspannung
Bei Gleichspannung kann der Kontaktschutz durch eineparallel zur Last geschalteten Freilaufdiode erzielt werden.
Die Polung der Diode muss so erfolgen, dass sie bei
angelegter Betriebsspannung sperrt.
Schaltkontakt
Schaltkontakt

Diode

Beispiel: Kontaktschutzmaßnahme mit Freilaufdiode2. Induktive Last bei Wechselspannung
Bei Wechselspannung gibt es zwei mögliche
Schutzmaßnahmen.
Schaltkontakt

Beispiel: Kontaktschutzmaßnahme mit spannungsabhängigem Widerstand VDR
Schaltkontakt

Beispiel: Kontaktschutzmaßnahme mit Widerstand zur
Strombegrenzung
Kontaktkurve
Die Kontaktkurve zeigt mit dem schraffierten Bereich dieelektrischen Werte, die für den jeweiligen Kontakt zulässig
sind.
Die zu schaltenden Spannung darf weder über der maximalen, noch unterhalb der minimalen Schaltspannung liegen(Vmax ≤ Us ≤ Vmin).
Der zu schaltende Strom darf weder über dem maximalen, noch unterhalb dem minimalen Schaltstrom liegen(Amax ≤ Is ≤ Amin).
Die zu schaltende Leistung darf nur unterhalb der Grenzkurve liegen.

V

Beispiel: Kontaktschutzmaßnahme mit RC-Glied

max. Spannung

Schaltspannung

Vmax

Grenzkurve
erlaubter
Arbeitsbereichmax. Strom

Vmin
Amin

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Schaltstrom

Amax

A

Seite 8 von 13

Typ 831, lnduktivkontakt
Anwendung
Messgeräte mit WlKA-lnduktivkontakten dürfen in explosionsgefährdeten Betriebsräumen der Gefahrenbereiche Zone
1 und 2 betrieben werden. Vorausgesetzt, sie werden aus
einem geeigneten und bescheinigten Steuerkreis versorgt(z. B. WlKA-Steuergerät Typ 904.28).
Außer in Ex-Bereichen werden WlKA-lnduktivkontakte
vorzugsweise dort eingesetzt, wo besonders sichere
Kontaktgabe bei hoher Schalthäufigkeit wichtig ist. Da die
Kontakte auch in Flüssigkeitsfüllung arbeiten, sind solche
Geräte selbst in ganz speziellen Betriebsverhältnissen
einsetzbar. Einige typische Anwendungsgebiete sind die
Chemie, Petrochemie und kerntechnische Anlagen.
Funktionsprinzip
Der WlKA-lnduktivkontakt arbeitet berührungslos. Er besteht
im Wesentlichen aus dem am Sollwertzeiger angebrachten
Steuerkopf (lnitiator) mit seiner komplett vergossenen Elektronik und dem mechanischen Aufbau mit der beweglichen
Steuerfahne. Die Steuerfahne wird vom lnstrumentenzeiger(lstwertzeiger) bewegt.
Der Steuerkopf wird mit Gleichspannung versorgt. Taucht die
Fahne in den Luftspalt des Steuerkopfes ein, so erhöht sichsein lnnenwiderstand (= bedämpfter Zustand / der lnitiator
ist hochohmig). Die sich daraus ergebende Änderung derStromstärke ist das Eingangssignal für Schaltverstärker desSteuergerätes.

Vorteile des WlKA-lnduktivkontakts■ Hohe Lebensdauer durch berührungslose Kontaktgabe■ Geringe Rückwirkung auf die Anzeige■ Universell einsetzbar, auch bei gefüllten Geräten■ Unempfindlich gegen aggressive Umgebung (Elektronik

vergossen, berührungslose Kontaktgabe)■ Explosionsgeschützt, einsetzbar in Zone 1 und 2

Baukonzept WlKA-lnduktivsystem
Zum WlKA-lnduktivsystem gehören der im Messgerät eingebaute lnduktivkontakt (wie vorstehend beschrieben) und ein
Steuergerät Typ 904. → Siehe Datenblatt AC 08.04.
Das Steuergerät besteht aus■ Netzteil■ Schaltverstärker
■ Ausgangsrelais
Das Netzteil wandelt die Netzspannung für das Steuergerät.
Der Schaltverstärker versorgt den Steuerkopf und schaltet
das Ausgangsrelais. Über das Ausgangsrelais können hoheelektrische Leistungen geschalten werden.
Es gibt zwei Ausführungen von Steuergeräten:■ Nicht-eigensichere Ausführung (Nicht-Ex-Ausführung)■ Eigensichere Ausführung (Ex-Ausführung)Funktionsschema
R < 1,7 kΩ

R=0

sw (-)
0801-A

8 V entsprichtrot (+)

R=∞

R > 1,7 kΩ
sw (-)
8 V entsprichtrot (+)Die Steuereinheit arbeitet praktisch ohne Rückwirkung auf
das Messsystem. Die berührungslose Kontaktgabe erzeugt
keinerlei Verschleiß im elektrischen System. Die Einbaumaße
entsprechen denen des Kontakt-Types 821. Einstellung der
Sollwerte erfolgt wie bei diesen Kontakten.
Umgebungstemperatur: -25 ... +70 °C -20 ... +70 °C[-13 ... +158 °F ] 1)
Verwendeter Steuerkopf (Schlitzinitiator): Typ 831

1) Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind die vorgeschriebenen oberen
Grenzwerte für die Umgebungstemperatur zu beachten! Diese sind abhängig von Spannung, Strom, Leistung und Temperaturklasse.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 9 von 13

Schaltfunktionen
Für die Schaltfunktionen von Induktivkontakt Typ 831 gilt bei
unseren Standardeinstellungen generell:
Kennzahl 1 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt schließt den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes(Fahne geht aus dem Steuerkopf).
Kennzahl 2 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt öffnet den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes(Fahne geht in den Steuerkopf).

Schaltbild 2)

Bei Induktivkontakten mit mehreren Kontakten ist der
1. Kontakt jeweils der, der dem linken Skalenanfangs- bzw.
Endwert (beachte Vakuummeter) am nächsten liegt.
Der Schaltfunktion, wie in nachfolgender Tabelle beschrieben, liegt eine Drehbewegung des lnstrumentenzeigers(lstwertzeiger) im Uhrzeigersinn zugrunde. Bewegt sichder lstwertzeiger gegen den Uhrzeigersinn, erfolgt dieumgekehrte Schaltfunktion!
Hinweis: Soll die Einstellung (Justierung) der Induktivkontakte gegen den Uhrzeigersinn erfolgen, so sind die
in Klammern gesetzten Kennzahlen nach DIN 16085 zu
verwenden. Kombinationen sind möglich.

Bewegt sich der Zeiger desMessgerätes im Uhrzeigersinn, führt er beim Überschreiten des eingestellten
Sollwertes die Steuerfahne:

Schaltfunktion(Prinzipdarstellung)aus dem Steuerkopf

Kontakt
schließt

Einfachkontakt 1)

Induktivkontakt-Typ mit Kennzahl der Schaltfunktion

2

831.1
(.5)

1

in den Steuerkopf

Kontaktöffnet

2

831.2
(.4)

1

Zweifachkontakt 1)

des 1. und 2. Kontaktes aus dem
Steuerkopf

1. und 2.
Kontakt
schließt

2

4

1

3

des 1. Kontaktes aus dem Steuerkopf, des 2. Kontaktes in den
Steuerkopf

1. Kontaktschließt,
2. Kontaktöffnet2

4

1

3

des 1. Kontaktes in den Steuerkopf,
des 2. Kontaktes aus dem Steuerkopf

1. Kontaktöffnet,2. Kontaktschließt

2

4

1

3

des 1. und 2. Kontaktes in den
Steuerkopf

1. und 2.
Kontaktöffnet2

41

3831.11(.55)

831.12(.54)

831.21(.45)

831.22(.44)

Dreifachkontakt 1)

Eine Vielzahl von Geräten kann mit bis zu 3 Induktivkontakten ausgerüstet werden.
→ Technische Hinweise siehe Seite 11.
Schaltung und Schaltverhalten im Prinzip wie vorstehende Tabelle.
1)2)

Bei Bestellung ist an die Induktivkontakt-Typ-Nr. die entsprechende Kennzahl der gewünschten Schaltfunktionen anzuhängen (beachte Reihenfolge 1., 2., 3. Kontakt)
Dünne Linie bedeutet: Steuerfahne im Steuerkopf, Stromkreis offen. Dicke Linie bedeutet: Steuerfahne aus dem Steuerkopf, Steuerstromkreis geschlossen

Die Anschlussklemmen bzw. Anschlussadern sind gemäß vorstehender Tabelle gekennzeichnet.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 10 von 13

Dreifachkontakt
Bei Standard-lnduktivkontakten in Dreifach-Ausführung ist
die Einstellung aller drei Kontakte auf den gleichen Sollwert
aus konstruktiven Gründen nicht möglich. Jeweils der linke(= 1. Kontakt) bzw. der rechte Kontakt (= 3. Kontakt) ist≥ 30° links bzw. rechts von den beiden Sollwertzeigern, diedeckungsgleich gestellt werden können, angelenkt:
Beispiele
1. Kontakt
links
angelenkt≥ 30°

2. und 3.
Kontakt
deckungsgleich
möglich

1. und 2.
Kontakt
deckungsgleich
möglich≥ 30°

3. Kontakt
rechtsangelenkt

Zusammenstellung sämtlicher Dreifachkontakte
Der 1. Sollwertzeiger ist
ca. 30° links angelenkt

Der 3. Sollwertzeiger ist
ca. 30° rechts angelenkt

Typ831.1.11
831.1.12
831.1.21
831.1.22
831.2.11
831.2.12
831.2.21
831.2.22

Typ
831.11.1
831.11.2
831.12.1
831.12.2
831.21.1
831.21.2
831.22.1
831.22.2

Sicherheits-Induktivkontakte
Sicherheits-lnduktivkontakt Typ 831 SN und 831 S1N
Für sicherheitstechnisch besonders wichtige Anwendungen, wie z. B. zum Aufbau von sich selbst überwachenden
Steuerungen, sind bauartgeprüfte Bauteile vorgeschrieben. Entsprechende Bescheinigungen liegen für die
Sicherheits-lnduktivkontakte Typ 831 SN und Typ 831 S1Nvor. Voraussetzung ist der Betrieb zusammen mit einem
ebenfalls bescheinigten Steuergerät (Trennschaltverstärker) in Sicherheitstechnik, z. B. Typ 904.30 KHA6-SH-Ex1.
→ Siehe Datenblatt AC 08.04.
Messgeräte mit Sicherheits-lnduktivkontakten dürfen im
explosionsgefährdeten Bereich Zone 1 betrieben werden.
Verwendeter Steuerkopf (SN/S1N-Schlitzinitiator): Typ 831
der Fa. Pepperl + Fuchs.
Schaltverhalten Typ 831 SN
Wenn sich die Steuerfahne im Schlitzinitiator befindet,so sperrt der Ausgang des nachgeschalteten Steuergerätes (0-Signal), d. h. das Ausgangsrelais ist abgefallen(= gesicherter Zustand).
Für die Kennzahl der Schaltfunktionen, das Aus- bzw.
Eintauchen der Steuerfahne in den Steuerkopf, sowie die
Einbaumöglichkeiten gelten die gleichen Aussagen wie fürlnduktivkontakt Typ 831.

Schaltverhalten Typ 831 S1N
Wenn sich die Steuerfahne nicht im, sondern außerhalb desSchlitzinitiators befindet, so sperrt der Ausgang des nachgeschalteten Steuergerätes (0-Signal), d. h. das Ausgangsrelais
ist abgefallen (= gesicherter Zustand).
Für die Kennzahl der Schaltfunktionen gelten die gleichen
Aussagen wie für lnduktivkontakt Typ 831 mit folgendem
Unterschied:
Kennzahl 1 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt schließt den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes
im Uhrzeigersinn (Fahne geht in den Steuerkopf).
Kennzahl 2 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt öffnet den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes imUhrzeigersinn (Fahne geht aus dem Steuerkopf).

Sonderausführung
Dreifachkontakt NG 160, einstellbar auf einen Sollwert
lst die Einstellung von 3 Kontakten auf einen Sollwert
zwingend erforderlich, so kann dies bei NG 160 durch den
Einsatz kleinerer Steuerköpfe erreicht werden. Dies ist bei
Bestellung vorzuschreiben.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 11 von 13

Typ 830 E, Elektronikkontakt
Beschreibung, Einsatz
Durch diesen Induktivkontakt mit integriertem Schaltverstärker Typ 830 E, der werkseitig direkt in das Messgerät
eingebaut ist, können kleine Leistungen, wie beispielsweise
bei speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) üblich,direkt geschaltet werden.
Die von den Induktivkontakten bekannten Vorteile, wie
besonders sichere Kontaktgabe, keinerlei Verschleiß durch
berührungslose Kontaktgabe sowie praktisch keine Rückwirkungen auf das Messsystem, werden auch hier genutzt.
Ein zusätzliches Steuergerät ist nicht erforderlich.
Der Elektronikkontakt ist wahlweise in 2- oder 3-LeiterTechnik mit PNP-Ausgang realisiert, wobei der Betriebsspannungsbereich DC 10 ... 30 V beträgt und der maximale
Schaltstrom 100 mA ist.

Elektrischer Anschluss
Steuer- und Schaltelektronik im Initiator, elektrischer
Anschluss über Kabeldose■ Zum Anschluss einer SPS-Steuereinheit bzw. zum direk-

ten Schalten kleiner Leistungen■ PNP-Transistor

Bei PNP-schaltenden Geräten stellt der geschaltete
Ausgang eine Verbindung nach PLUS dar. Die Last RL
zwischen dem geschalteten Ausgang und dem MINUS
ist so zu wählen, dass der max. Schaltstrom von 100 mA
nicht überschritten wird.
■ Steuerfahne aus dem Schlitzinitiator:
Kontakt offen (Ausgang nicht aktiv)■ Steuerfahne im Schlitzinitiator:
Kontakt geschlossen (Ausgang aktiv)

2-Leiter-Ausführung (Standard)

Der Elektronikkontakt Typ 830 E ist nicht eigensicher unddeshalb nicht geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen!

Messgerät

Für die Kennzahl der Schaltfunktionen gelten die gleichen
Aussagen wie für Induktivkontakte Typ 831 mit folgendem
Unterschied:

PNP

Kennzahl 1 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt schließt den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes
im Uhrzeigersinn (Fahne geht in den
Steuerkopf).
Kennzahl 2 nach der Induktivkontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt öffnet den Steuer-Stromkreis beiÜberschreiten des eingestellten Sollwertes
im Uhrzeigersinn (Fahne geht aus dem
Steuerkopf).
Hinweis: Die Wirkungsrichtung der Steuerfahne ist alsoumgekehrt wie bei Typ 831!

4

SPS
+UB

1
RL (Last)-

Bei Zweifachkontakt
2. Kontakt
2
RL (2. Last)

PNP

3-Leiter-Ausführung
Messgerät

2

SPS
+UB

1

PNP

-

3
RL (Last)

Bei Zweifachkontakt
2. Kontakt

PNP

4
RL (2. Last)

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 12 von 13

Technische Daten für Typ 830 E, Elektronikkontakt
Technische Daten
Hilfsenergie

DC 10 ... 30 V

Leerlaufstrom≤ 10 mA

Reststrom≤ 100 µA

Ausgangsart

PNP-Transistor

Restwelligkeit

max. 10 %Schaltstrom≤ 100 mA

Schaltelementefunktion

Schließer

Spannungsabfall (bei Imax.)≤ 0,7 V

Induktionsschutz

1 kV, 0,1 ms, 1 kΩ

EMVNach EN 60947-5-2

Verpolungsschutz

bedingt UB (der geschaltete Ausgang 3 oder 4 darf niemals direkt auf Minus gelegt werden)

Oszillatorfrequenz

Ca. 1.000 kHz

EinbauDirekt im Messgerät, maximal 2 Induktivkontakte möglich

04/2024 DE© 07/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und können je nach Produktionsstandort geringfügig abweichen.
Die Angaben dienen nur der allgemeinen Information und sind nicht rechtsverbindlich. Änderungen in Einzelfällen oder Sonderausführungen behalten wir uns vor.
Bei unterschiedlicher Auslegung des übersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maßgebend.

WIKA-Datenblatt IN 00.48 ∙ 04/2024

Seite 13 von 13

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de