電気マッフル炉／大型電気マッフル炉 FUWシリーズ
ELECTRIC MUFFLE FURNACE

電気マッフル炉／大型電気マッフル炉FUWシリーズ
ELECTRIC MUFFLE FURNACE

ガス導入口 FU000200

流量計付ガス導入口 FU000210● 炉内に不活性ガスを導入することにより、一定の雰囲気炉を作ることができます。

●ガス導入口の装着と同時に、流量計を装着できます。

D

FUW220PB＋排気ユニット FU000181

D

熱板ユニット● 装 置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。

● ヒ ーターとセラミックファイバー製断熱板を一体成形した熱板ユニットは、炉体とは180°別なため、ヒーターの交換が簡便に行えます。

■設置図（単位：㎜）

180°

AB
B

1,000

030030300

3003000035

1,0電気マッフル炉

CC

1,000A

30000

1,035135453535E45

大型電気マッフル炉

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先販売元

製造元

FUW230PB

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● パイロマックスは、㈱リケンの登録商標です。
● カンタルは、Sandvik Intellectual Property AB の登録商標です。

319-K-06-24040

アドバンテック東洋株式会社

電気マッフル炉／大型電気マッフル炉 FUWシリーズ

電気マッフル炉／大型電気マッフル炉 FUWシリーズ

プログラム運転のできる電気マッフル炉。

■電気マッフル炉仕様

ELECTRIC MUFFLE FURNACE

特長型■本体内部能●ヒーターとセラミックファイバー製断熱板を一体成形した熱板ユニットヒーターを使用しているので、ヒーターの耐久性に優れています。

※1性ヒーターとセラミックファイバー製断熱板を一体成形した熱板ユニットヒーターは、炉体と別になっているため、ヒーターの交換が簡単に行えます。

●簡単な操作でプログラム運転ができます。

ELECTRIC MUFFLE FURNACE

FUW220PB

FUW222PB使 用 温 度 範 囲

100℃ ～ 1,150℃

常用最高温度1,100℃

温 度 調 節 精 度±1.5℃

at 1,150℃

温 度 分 布 精 度±3℃

at 1,000℃

温 度 上 昇 時 間
温度

構●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

成運●温度調節器に付属する安全装置とは別に、独立過熱防止装置を標準装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

調転節形

ヒータ

全マイコンPID制御（TC–SⅥシステム）
定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）1分 ～ 99時間59分

セラミックファイバー置

自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常、温度調節器異常）、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ、独立過熱防止装置
W100×D180×H110〔H100〕

W150×D250×H110〔H100〕

W200×D300×H160〔H150〕

W430×D495×H600

W480×D565×H600

W540×D615×H650

炉内容積（約L）

249.6

排気口

電源（50㎐/60㎐）

AC100V 9A

AC200V 単相 4.5A

AC100V 11A

AC200V 単相 5.5A

AC100V 20A

AC100V 15A

AC200V 単相 15A

AC100V 15A

AC200V 単相 15A

AC100V 30A

属能場合、設定温度に到達するまで待機し、次のステップを実行しない機能です。

品

炉床板1枚、排気口ふた1個￥372,000￥410,000￥500,000

式

FUW242PB

温度温度t※±1.5℃

at 1,150℃±3℃

at 1,000℃

温 度 上 昇 時 間
度調転節形

マイコンPID制御（TC–SⅥシステム）

態

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）1分 ～ 99時間59分

温 度 セ ン サ ー
ヒータ

2. 記録計出力（出力範囲4mAから20mA）
記録計による温度データ管理が行えます。
出力範囲がDC1VからDC5Vのものも製作可能ですので、ご照会ください。
3. 警報出力異常が発生したときにサインタワーや回転灯などで知らせることができます。

R熱電対

ー

鉄–クロム（カンタル®A1）

ヒ ー タ ー 容 量（kW）
全装

室温→1,150℃

2.9

47.2

体

セラミックファイバー置

自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常、温度調節器異常）、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ、独立過熱防止装置
W250×D350×H215〔H203〕

W300×D400×H260〔H246〕

W310×D610×H310〔H300〕

形

寸法（㎜）

W590×D710×H705

W640×D760×H755

W715×D1,015×H865

炉内容積（約L）

183159格

1. 通信機能
RS-232Cを介してパソコンと接続することにより、パソコンで装置の制御、モニター、データの管理などが行えます。

約60分
5℃ ～ 35℃

規■その他の機能（別売品）

室温→1,150℃

外排気口

時間させることも可能です。

約80分

FUW263PB

常用最高温度1,100℃

器

炉内寸法〔有効寸法〕（㎜）※2２●設定温度到達後、t時間後に運転を停止します※ 運転開始からタイマーを作動させ、t'時間後に停止

FUW253PB

温 度 分 布 精 度安３t

FUW252PB

温 度 調 節 精 度

炉

１FUW243PB

100℃ ～ 1,150℃

運成5.オートストップタイマー機能（プログラム運転時）できます。
リピートをかけると、1回目の最終ステップと2回目の1ステップは自動的につながります。
リピート回数は、1回から99回、エンドレスです。

AC200V 単相 15A50

使 用 温 度 範 囲温●上 昇・下降時に庫内温度が設定温度に追従できない

構100ステップ（1パターンの場合のみ、99ステップ）のプログラム運転を行うことができます。

●設 定したプログラムを指定回数だけ繰り返すことがAC200V 単相 10A40

使 用 周 囲 温 度

時間t4 時間●ステップごとに時間、温度を設定することにより、最大時間32

価格（税抜き）性

設定温度

１量（約 ㎏）付※1
庫内温度

４φ16㎜

必 要 電 源 設 備型

T1４2kW体法（㎜）t4. リピート機能

1.1kW■大型電気マッフル炉仕様

T2

t3

鉄ｰクロム（カンタル®A1）

900W

寸温度温度温度

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4

R熱電対
鉄–クロム（パイロマックス®DS）格

3. ウェイト機能（プログラム運転時）

室温→1,150℃

形質

2. プログラム運転

約70分

態
ー装室温→1,150℃

5℃ 〜 35℃

外■運転機能詳細t2

約80分

FUW232PB規

FUW230PB

t1

室温→1,150℃

FUW230PB

器

炉内寸法〔有効寸法〕（㎜）※2・ 成分分析試験
・ 灰化試験
・ 熱処理
・ 焼成

時間

約70分

ヒ ー タ ー 容 量

安

1. 定値運転

FUW212PB

温 度 セ ン サ ー炉

■用途例

２

FUW210PB

使 用 周 囲 温 度●安全のため、ドアスイッチを標準装備しています。
ドアを開けるとヒーターへの電力供給を停止します。

３式

電源（50㎐/60㎐）

必 要 電 源 設 備
質φ16㎜
AC200V 単相 15A

AC200V 三相 9A

AC200V 単相 20A

AC200V 三相 12A

AC200V 三相 21A

AC200V 単相 20A

AC200V 三相 15A

AC200V 単相 30A

AC200V 三相 15A

AC200V 三相 30A

量（約 ㎏）

付属5565品価格（税抜き）￥649,000￥705,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 有効寸法は、天井から炉床板までの寸法です。突起部分は含みません。

名排気ユニット
ガス導入口 ※
流 量 計 付
ガス導入口 ※型式仕様

FU000181

フレキシブルホース1.6m
FU000191 排気口（ステンレス）外径65㎜価格（税抜き）100V200V￥ 86,100

ボールバルブ付三段ホースアダプター
FU000200￥ 37,000
外径7㎜ – 10㎜ – 13㎜
FU000210

最大20L/min※ ご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。

炉床板1式（2分割）、排気口ふた1個￥742,000￥794,000￥1,231,000

電源プラグは、付属しておりません。
● FUW242PBは、AC100V仕様も製作可能ですので、ご照会ください。
● 観察窓付き、吸気口付きも製作可能ですので、ご照会ください。

■別売品
品

140

炉床板1枚、排気口ふた1個￥104,000

品

名通信機能※

DR001072

型式

RS-232C価格（税抜き）￥19,900

4mA ～ 20mA

￥13,300

記録計出力 ※

DR001082

警報接点出力 ※DR001092

壁用固定金具

DR001350

床用固定金具仕様―￥13,300￥ 7,400

DR001620

FUW210PB～FUW253PB用￥ 3,800

DR001630

FUW263PB用￥ 7,000● 架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 専用の通信ソフトもご用意しておりますので、ご照会ください。
● 記録計出力は、出力範囲DC1VからDC5Vも製作可能ですので、ご照会ください。