鉛セット

高選択性分子認識ゲル（MetaSEP AnaLig ）を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による使用法

型式

Separation and Preconcentration of Lead by MetaSEP AnaLig and PAR Visual Colorimetric Method

測定範囲 Pb 0〜1mg/L
発色試薬 PAR（4-（2-ピリジルアゾ）レゾルシノール）

SPK−Pb

1. この方法では、イオン状態の鉛が測定できます。濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解して測定時間 約10分から測定してください。下記「濁り、沈殿を含めた鉛の測定法」をご覧ください。

初めてご利用される前に沈殿分の多い検水は、ろ過してから通液してください。
沈殿物がカラムに付着すると測定値が高くなる場合があります。
2. 濁り、本製品では、濃縮や他の金属からの分離操作を含めて、微量の鉛を測定しています。下記の点を参考の上、測定してください。

3. pH9以上の検水は希硝酸、希塩酸でpH7以下にしてください。硫酸は使用しないでください。また、塩酸、硝酸、硫酸等

特徴
この製品は、高選択性分子認識ゲル（MetaSEP AnaLig ジーエル

1. 汚染（コンタミネーション）に注意

サイエンス株式会社製）で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮・器具類が鉛等の金属類で汚染されていると異常値の原因となります。
純水ですすいでから使用してください。
・シリンジ、ピペットが汚染されていると液体試薬の瓶内がすべて汚染されます。特に汚染が懸念される場合は、液体試薬を小ビーカー等に移してからシリンジ、ピペットに吸い込んでください。
・汗の成分も異常値の原因になります。
測定前は手をよく洗ってください。
特に、K-4試薬や溶出液が汚染されると大きく影響する場合があります。

し、PAR（4-（2-ピリジルアゾ）レゾルシノール）と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。
これにより、鉛を 選 択 的に測 定できるとともに一 律 排 水 基 準（0.1mg/L）レベルの低濃度の測定が可能となりました。
細かい測定値が知りたい場合は、単項目水質計 デジタルパック

2. 検水に濁りや沈殿を含む場合テスト（型式 DPM2-Pb）、多項目水質計 デジタルパックテスト・

検水中の金属類は、K-1試薬(希硝酸)により溶解すると考えられます。
それでも沈殿物が残っている場合は、K-1試薬添加後、煮沸する、あるいは、ろ過により沈殿物を除去してください。

マルチSP（型式 DPM-MTSP）をご利用ください。
なお、パックテストとは測定範囲、反応時間が若干異なりますので3. 本製品は簡易器具お問い合わせください。

検水によっては、本製品が適用できない場合があります。
必要に応じて同じ検水について環境計量証明事業所等に測定を依頼し、得られた測定値の確認、あるいはそれらとの相関を取ってから使用されることを推奨します。

10（検水の計量）

K-1試薬（材質：PP（容器））
1本（カラムへの検水通液）
K-2試薬（材質：PP（容器））

チューブ（材質：PE（チューブ）） 20回分

（鉛の発色）（K-2、K-3、K-4試薬の通液）

K-3試薬（材質：PP（容器））1本

1本

K-4試薬（材質：PP（容器））
1本

5mLカップ（材質：PP） 標準色（材質：紙）
1個
1枚
標準色

K-1

注 強酸性

（検水のpH調整）

K-2

K-3

注 強酸性

K-4ー5ー4ー3ー2ー1

注 強酸性（カラムのコンディショニング）7. K-1、K-2、K-3試薬およびK-1試薬添加後の検水は強酸性です。カラムに通液する際に、押し出す力が強すぎたり、連結部分が緩かったりする場合は、連結部分がはずれ、試薬や検水が飛び散るおそれがあります。
保護めがね、マスク、手袋等の保護具を着用し、室内を換気してください。
8. カラムとコネクタは、ねじらず水平に引っ張ってはずしてください。はずし方によってはコネクタが擦り減り、10回使用する前に液漏れする場合があります。

（カラムの洗浄）

濁り 、沈 殿を含めた 鉛 の 測 定 法
放冷後、10mLカップに移し、10mLまで純水を加えます。これをカラムに通液してください。

0.05mg/L 以下 の 鉛を測 定する 場 合2.50.52.5mLシリンジ（材質：PP） 3本

12mL（廃液受け）（溶出液の回収）Pb（K-1試薬の添加）

6. 検水の温度は15〜40℃で測定してください。

検水10mLを耐熱ビーカーに採り、K-1試薬を1mL加え、沸騰させて沈殿を溶かします。

510mLシリンジ（材質：PP） 1本
123456789101mLピペット（材質：PE） 1本（材質：PP）（カラムとシリンジ連結）ますので、K-1試薬の添加量を増やすか、10％硝酸を加えてください。

）内は用途

10mLカップ（材質：PP）1個 専用カップ（材質：PS） 1個 100mLポリビーカー 1個mL

10回使用が目安です（2鉛を捕捉するゲルが入っています

しますので、カラムに通液できません。
5. 検水のpH緩衝性が強く、K-1試薬添加後も強酸性(pH１以下)にならない場合は、共存物質の影響を受けやすくなり

下記「0.05mg/L以下の鉛を測定する場合」
をご覧ください。
11. 環境水の測定や0.1mg/L以下を精度よく測定したい場合は、

1.5コネクタ（材質：PP） 2個

4. 強い酸化剤（王水、過酸化水素、塩素等）および、高濃度のふっ化物イオンを含む検水、pH11以上の検水は、ゲルを分解⑮では、橙色の塊が完全に溶けるまで振り混ぜてください。
無色の試薬は溶け残っても測定に影響はありません。
10.「測り方」

1カラム（材質：PP） 20本の強酸を10％以上含む検水は、あらかじめ10％以下になるように希釈してから測定してください。

9. K-4試薬は低温で沈殿しますが、測定に影響はありません。

梱 包 内 容（鉛の分離、濃縮（使い捨て））注意（カラムから鉛を溶出） （K-4試薬の分取）（鉛の測定）

保管

内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
特に試薬を飲み込んだ場合には、水または牛乳を多量に飲み、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

通液した場合、測定値を5で割ると鉛の濃度が求められます。
詳細はウェブサイトの「パックテスト 鉛セット」のページをご参照ください。

共 存 物 質の 影 響より測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

K-1試薬、K-2試薬、K-3試薬およびK-1試薬添加後の検水は強酸性です。

内容物が目に入ってしまったら→ すぐに15分間以上、水で洗い流してください。痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら→ すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら→ すぐに水で口の中を洗い流してください。

裏面「測り方」の「1.検水のpH調整」と「3.検水の通液」を必要な回数繰り返します。例えば、5回繰り返し合計50mL

標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法に使 用前、使 用 後 の取 扱い 注 意
応急措置

通液量を増やし、濃縮倍率を上げると0.05mg/L以下の鉛の測定が可能です。

ラミネート包 装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。
廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適 切に廃 棄してください。それ以 外の場合は、チューブやポリビン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

10000mg/L 以下は影響しない ・・・ アスコルビン酸、くえん酸、グルタミン酸、しゅう酸、酒石酸、チオ尿素
・・・ B3+（ほう酸）、
1000mg/L〃
Ca2+、Cl-、Mg2+、Na+、NO3-、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、
500mg/L
100mg/L〃〃

50mg/L
1mg/L0.5mg/L〃〃〃

イミノ二酢酸（IDA）、次亜塩素酸

・・・ K+
・・・ Ag+、Al3+、Cr3+、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、Mo6+（モ リ ブ デ ン 酸）、Ni2+、Sn2+、Zn 2+、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
・・・ 陽イオン界面活性剤
・・・ Ba 2+・・・ Bi 3+K-1試薬添加後の検水のpHが中性付近の場合、共存物質の影響を受けやすくなります。
4%酢酸、1M塩酸で抽出したPb2+ は測定できます。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

CrO 4 2 -、Cr2O 72 -、F -、PO 4 3-、SO 4 2 - 等とPb2+ との不溶性の沈殿は測定できません。

TEL：045 - 482- 6937
2042­3 4 SPK-Pb-PⒸ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。

カラムに試薬・検水を通液して、鉛を捕捉し、その鉛を溶出して測定します。

2.カラムのコンディショニング

4.カラムの洗浄

3.検 水の通 液

4 . カラム の 洗 浄5.溶出液の回収① 検水を10mLカップの10mLの線③ K-2試薬を2.5mLシリンジに④ 1.で調整した検水を10mLシリンジに全量吸い込み、⑥ K-3試薬を別の2.5mLシリンジ⑧ 専用カップを用意します。

⑩ 別の2.5mLシリンジに１ｍL分の空気を吸い

注 強酸性上げた後、⑨のK-4試薬を1.5mLの目盛り※ 下記「通液方法」参照

空気

図2（通液時間 20秒以上）

図3まで吸い込みます。
（K-4試薬の液面を1.5mLの目盛りに正確に合わせます。）（図5）⑦ シリンジをコネクタからはずし、⑪ カラムに通液し、溶出液（カラムから出てきた2.5mLシリンジで空気を吸い液）は専用カップに全量回収します。
（図6）

込 み、カ ラム 内 に 残 った 液 を（通液時間 30秒以上）全量押し出します。
（図3）

※ 下記
「通液方法」参照

0.5

図1

全量押し出します。
（図3）123456789105

込 み、カラム内に残った 液を検水mL

510mLシリンジに空気を吸い10検水ます。
（図4）110⑤ シリンジをコネクタからはずし、12注 強酸性

空気

シリンジ

⑨ 5mLカップにK-4試薬を1.5〜2ｍL程度採り

K4

※ 下記
「通液方法」参照に約1mL採り、3.で検水を通液したカラムに通液します。

2.5mLシリンジ
空気型式：DPM-MTSP

は、⑪の専用カップをー5ー4ー3ー2ー1

図4セルボックスに入れ「0調」を押します。

1.5mLの目盛り

1.5※ 下記「通液方法」参照

K-1㎎/L

水質計を使用する場合

2に1mL採り、①に加えます。
（図2）

注 強酸性

1234567891

注 強酸性

mL0← 1mL② K-1試薬を1mLピペット2.でコンディショニングしたカラムに通液します。
（通液時間 3分以上）

12

約2mL採り、カラムに通液します。
（通液時間 30秒以上）

3- -4-

水質計測定2.カラムのコンディショニングまで正確に入れます。

01

ZERO

K-3試薬
1mL

1. 検 水 の p H 調 整（図1）- -1-2- -3分間放置

mL

K-2試薬
2mL

※操作は、一連の流れで行なってください。

ゼロ調整

比色

1分間放置

2.5

保護めがね、マスク、手袋等 の 保 護 具 を 着用してください。

溶出液

チューブ
吸入0.5

警告

型式：DPM2-Pb

K-4試薬
1.5mL

鉛がカラムに捕捉される

5鉛

専用カップ

1カラム

鉛をカラムから溶出する

3.検水の通液

1.5

K-1試薬
1mL

106.鉛の測定

5.溶出液の回収

2

1.検水のpH調整

検水10mL

2.5

フローチャート（は、水質計を使用する場合）

ウェブサイトでは「測り方」を動画で説明しています。

mL

測 り 方

K-4

K-40調

先端部まで含めると液量1.6mLになります。

図5

溶出液

図66.鉛の測定⑫ラミネートを開け、チューブ⑬ 穴を上にして 指 で先端のラインを引きチューブの下 半 分抜きます。
（図7）を強くつまみ、中の⑭ そのまま穴を溶出液の中に入れ、水質計を使用する場合⑮液がもれないように、橙色の塊が

水 質 計を 使 用する場 合 は、専用は、同時に「測定」を押しなくなるま で30回 程 度 か るく

カップにチューブ内の液を静かに上にのせて比色しは、⑭から3分後に測定ます。カウントダウンが振り混ぜます。
（図10）

戻し、セルボックスに再びセットします。
（図11）

値が表示されます。

全量吸い込みます。
（図9）

空気を押し出します。

穴をカップの底につけたまま全量吸い込む（図8）始まります。

図11

測定値の読み方
指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一 番近い標準色の値が検 水の測定値です。チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

測定30回程度Pb

図81分静置します。

この部分をつまんで引き抜く

図7水質計を使用する場合⑯1分後に標 準 色の

図9

図10

測定時間 00:00

測 定 値 0.25 mg/L

2.5mL

本法の主な操作はカラムへの通液です。通液する試薬、量が異なりますが、操作は同じです。a〜eの操作を繰り返します。

22.5mL

2.5mL

21.5
10.5K-3
注 強酸性0.5ありません。目に入ると危険です。

カラム

通液時間の目安は、1秒間に3滴程度で、K-2試薬は30秒以上、K-3試薬は20秒以上、K-4試薬は30秒以上、検水は3分以上です。

1● シリンジを上に向けて目盛りを合わせる必要はK-2

コネクタ

液が飛び散る場合があり、危険です。

1.5ません。

あると、漏れる場合があります。

0.5● K-4試薬の量は正確に採ってください。

● 連 結 部 分に緩 みがシリンジ● コネクタとカラムは、1回の測定● 通液時に押し出す力が強すぎると連結部分が外れて、K-22● K-2、K-3試薬の量はおおよそで問題ありません。

K-2、K-3試薬および検水は、強酸性です。
mL

カチッ

シリンジねじ式です。
最後まで回転させて連結してください。

e. 通液が終わったらシリンジをコネクタからはずす

2.5

シリンジ先端や5mLカップを純 水ですすいでから試薬を採ってください。

● シリンジに空気が入ったまま通液しても問題あり

カラム● シリンジ の 先 端 は 、1コネクタ

1.5新しいものに取り替えてください。
（10回使用が目安です。）

K-2、K-3試薬は、強酸性です。
● 液体試薬のコンタミネーション（汚染）を防ぐため、● コネクタが擦り減ってしまったら、d. 液を1滴ずつ一定の速さで押し出す

c. 液を吸い込んだシリンジとコネクタの凹側を連結する

1時に液体が漏れる場合があります。

2● 各連結部分に緩みがあると、通液

b. シリンジに試薬や検水を吸い込む

1.5

a. カラムにコネクタの凸側をカチッと音がするまでしっかり差し込む

K-3
検水

1滴ずつ

● 廃液は、ポリビーカーに受けてください。

注 強酸性が終わるまで、はずしません。
シリンジのみ、つけ替えます。

0.5

通 液 方 法シリンジ

● コネクタとカラムは、水平に引っ張るとはずれます。

コネクタ● カラムは使い捨てです。

カラム● コネクタは使い捨てではありません。捨てないでください。
純水で洗ってから次の測定に使ってください。

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。