Техническая информацияМанометры с эластичным элементомWIKA Типовой лист IN 00.01

Описание
Показывающие манометры, оснащенные эластичным элементом, широко используются для измерения давления в техникеблагодаря своей надежности и удобству эксплуатации. Манометры содержат измерительные элементы, которые эластично
деформируются под воздействием давления. Конструкциямеханического манометра характеризуется по типу измерительного элемента. Она может содержать трубку Бурдона, мембрану, капсулу и пружинные элементы.
Эти измерительные элементы выполняются из медныхсплавов, стальных сплавов или специальных материалов взависимости от требований заказчика. Давление может бытьизмерено относительно некоторого опорного давления. Вкачестве опорного давления обычно используется атмосферное давление, относительно которого манометр отображает
текущее давление в измеряемой среде. Манометр, показывающий давление, которое может быть выше или ниже опорногоатмосферного давления, называется манометром избыточногодавления.

Давление отображается в стандартных измерительных диапазонах и отображается на шкале циферблата, занимающейсектор с размахом на 270 градусов. Гидрозаполненные манометры благодаря своему демпфирующему действию обеспечивают оптимальную защиту от повреждений, вызванных высокимидинамическими нагрузками и вибрациями. При комбинировании манометра с сигнальными контактами можно обеспечить
функцию реле давления, а при комбинировании с преобразователями с электрическими выходными сигналами (например, 4…
20 мА) манометры используются в составе систем промышленной автоматизации.

Манометры с трубкой Бурдона
Трубка Бурдона представляет собой кольцеобразную трубку совальным сечением. Давление среды воздействует на внутреннюю часть трубки, в результате чего овальное сечение становится почти круглым. По кривизне трубки образуется растягивающее напряжение, которое стремиться распрямить трубку.
Свободный конец трубки перемещается, и по этому перемещению определяется величина давления.

Диапазоны измерения варьируются от 0… 0,6 и 0… 7000 бар сточностью индикации (или классом точности) от 0,1 % до 4,0 %.

Индикаторная
стрелкаСтрелка на циферблате показывает измеренное давление.
Кольцеобразные трубки, сектор изгиба которых равен приблизительно 250 градусов, применяются для измерения давления,не превышающего 60 бар.
Для более высоких давлений применяются трубки Бурдона снесколькими витками одинакового диаметра (винтообразныетрубки) или многовитковые трубки с концентрическими витками в одной плоскости (спиральные трубки).
Трубки Бурдона могут быть защищены от перегрузки по давлению лишь в некоторой степени. Для выполнения измерений вболее сложных условиях манометры могут быть оборудованымембранными разделителями на входе, играющим роль изолирующего или защитного устройства.

ТрубкаБурдонаТорцевойэлементПромежуточныйэлементКвадрантСтрелочныймеханизмЦиферблат

Шток ссоединителем

Вход давления

Рис. Манометры с трубкой БурдонаWIKA Типовой лист IN 00.01 ∙ 09/2010

Стр. 1 из 4Манометры с диафрагмой
Диафрагма представляет собой круглую гофрированную
мембрану. Диафрагма воспринимает давление с одной(внешней) стороны. Она может быть зафиксирована по окружности между двумя фланцами, либо приварена. Деформациямембраны является мерой величины давления, которое отображается стрелкой на шкале.
В отличие от трубок Бурдона, эти мембранные элементыобладают достаточно высоким толкающим усилием воздействияна механизм и нечувствительностью к вибрации, достигаемойблагодаря фиксации мембраны по всей длине окружности.
Мембранный элемент способен выдерживать более высокие
перегрузки (благодаря верхнему фланцу, выполняющему рольограничителя), также можно обеспечить защиту мембраныот воздействия агрессивных сред путем покрытия мембраны
защитной пленкой или специальным материалом.

Циферблат
Болтовое креплениеУплотнительное
кольцоВерхний корпусмембраныМембранаБолтовоекрепление
Нижний корпусмембраныДля измерения давления высоковязких, загрязненных иликристаллизующихся сред можно подобрать вариант манометрас широким диаметром соединительных отверстий, открытыми
соединительными фланцами и опциями продувки.
Диапазоны измерения варьируются от 0…16 мбар до 0…40 барс классом точности от 0,6 до 2,5.

Индикаторная
стрелкаСтрелочный
механизм
Передаточный
штокВход давленияКамера
давленияРис. Манометры с диафрагмой

Манометры с капсульными элементами
Капсульный элемент состоит из двух круглых гофрированных
мембран, герметично соединенных по всей своей окружности.
Давление воздействует на внутреннюю часть капсулы и порезультирующему перемещению элемента определяется давление, отображаемое на циферблате.
Манометры с капсульными элементами специально разработаны для газообразных сред и относительно низких давлений.
Манометры лишь в некоторой степени могут быть защищены отпререгрузки по давлению. Можно достичь большего рабочегоусилия, если последовательно и механически соединить несколько капсульных элементов в так называемый "блок").

ЦиферблатКамерадавленияКапсульныйэлементСмотровоестеклоМеханизмИндикаторнаястрелкаШток с соединителем

Диапазоны измерения варьируются от 0…2,5 мбар до 0…0,6 барс классом точности от 0,1 до 2,5.
Вход давления

Рис. Манометры с капсульными элементами

Стр. 2 из 4WIKA Типовой лист IN 00.01 ∙ 09/2010Манометры абсолютного давленияДля измерения давления независимо от естественных колебаний атмосферного давления используются манометры абсолютного давления. В целом для таких задач можно использовать
описанные выше манометрические элементы избыточногодавления и принципы измерения.
Давление измеряемой среды определяется относительно
эталонного давления, которое соответствует нулевой точке
абсолютного давления. Со стороны измерительного элемента,которая не обращена к измеряемой среде, находится абсолютный вакуум в качестве эталонного давления. Такой механизмобеспечивается герметизацией соответствующей измерительной камеры или корпуса.
Передача перемещения измерительного элемента и индикация осуществляются аналогично описанному выше принципу вманометрах избыточного давления.
Диапазоны измерения варьируются от 0…25 мбар до 0…25 барс классом точности от 0,6 до 2,5.

Герметичная
камера эталонного
давления (вакуум)ПередаточныйштокУплотнительный
сильфон

МембранныйэлементУплотнительный
сильфон

Камерадавления

Вход давленияРис. Манометры абсолютного давления

Дифференциальные манометры
Дифференциальные манометры измеряют и отображают
разность двух давлений. Для подобных целей также можно
использовать описанные выше манометрические элементы
избыточного давления и принципы измерения.
Две герметичные камеры дифференциального манометра
отделены друг от друга манометрическим элементом. Если обаизмеряемые давления одинаковые, манометрический элементне реагирует и индикации давления нет. Если измеренные
значения отличаются друг от друга, то есть одно из давлений
выше или ниже другого, то в соответствии с разностью этихдавлений осуществляется индикация дифференциальногодавления.
Низкие дифференциальные давления можно измерять даже вусловиях высокого статического давления. Мембранные элементы обеспечивают очень высокую устойчивость к перегрузкам.

Передаточный штокКамера низкогодавленияМембранаУплотнительныйсильфонВ процессе эксплуатации манометра необходимо соблюдать
допустимое статическое давление и перегрузочную способностьна стороне ⊕ и ⊖.
В большинстве случаев передача перемещения измерительногоэлемента и индикация осуществляются аналогично описанномувыше принципу, применимому для манометров избыточногодавления.
Диапазоны измерения варьируются от 0…16 мбар до 0…40 барс классом точности от 0,6 до 2,5.

Камера
высокогодавления

Давление p1

Давление p2

Рис. Дифференциальные манометрыСферы применения■■ Фильтры (контроль засорения фильтра)■■ Измерение уровня в закрытых емкостях
■■ Измерение расхода (через перепад давления)WIKA Типовой лист IN 00.01 ∙ 09/2010

Стр. 3 из 4

Стр. 4 из 4

WIKA Типовой лист IN 00.01 ∙ 09/2010АО «ВИКА МЕРА»127015, Россия, г. Москва,ул. Вятская, д. 27, стр. 17
Тел.:+7 (495) 648-01-80
Факс:+7 (495) 648-01-81
info@wika.ru ∙ www.wika.ru

ММ/ГГГГ код страны по стандарту 09/2010 RU

Технические характеристики, указанные в данном документе, были актуальны на момент его публикации.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.