4042 WAK-PO4（C）-P

共立使用法

りん酸（高濃度）＜りん酸態りん（高濃度）＞

iPhone用アプリ

Japan use only

型式

App Store からダウンロード

WAK−PO4（C）

モリブデン青比色法によるMolybdenum Blue Visual Colorimetric Method

主試薬

モリブデン酸アンモニウム
測定範囲 〈りん酸イオン〉PO 4 3−
2〜100mg/L(ppm)〈りん酸態りん〉PO43−- P 0.66〜33mg/L(ppm)

測 り 方
K-1試薬
1.5mL

検水0.2mL

この部分をつまんで引き抜く①検水0.2mLをポリピペット（小）で専用カップに採ります。

⑥そのまま穴を検 水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、全量吸い込 みます。液がもれないようにかるく5〜6回 振り混ぜます。

②K-1試薬をポリピペット（大）で1.5mL加えます。

③蓋をして2〜3回振ります。

PO 4⑤穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。

④チューブ先端のラインを引き抜きます。

穴をカップの底につけたまま全量吸い込む

1分

5〜6

⑦1分後にチューブを標準色の上にのせて比色します。

デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPでも測定可能です。

--12-- -01

ZERO-34㎎/L

測定 値の読み方

指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

パックテスト 使 用前、使 用 後 の取 扱い 注 意
K-1試薬および測定後のチューブの内容物は強酸性です。
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに15分間以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。

内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。特に試薬を飲み込んだ場合には、水または牛乳を多量に飲み、すぐに医師の診断を受けてください。試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブやポリビン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

パックテスト りん酸
（高濃度）

特徴
この製品は、JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法の発色原理を用いており、浄化槽や水耕栽培養液をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオンを簡単な操作で測定できます。
低濃度を測定する場合には、パックテスト りん酸（型式 WAK-PO4、測定範囲 0.2〜10mg/L）をご利用ください。
また、環 境 水や井戸水のりん酸イオンの 測 定には、さらに操 作 が 簡単で 安 全なパックテスト りん酸（低 濃 度）
（型 式WAK-PO 4（D）、測定範囲 0.05〜2mg/L）をご利用ください。
細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト（型式 DPM2-PO4-C）、デジタルパックテスト・マルチSP（型式DPM-MTSP）をご利用ください。
なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意
1. この方法では、検水中のりん酸イオンのみが測定され、加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K0102 46.2, 46.3 に従って、それぞれ前処理をした後で測定してください。の測定値、およびりん酸態りん（PO43 ーー P）の測定値の両方が得られます。
2. この方法では、検水中のりん酸イオン（PO43 ー）（りん酸態りんは、りん酸体りん、りん酸性りんとも表示します。
）
3. 発色時のpHは、約1です。pＨが1〜9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 1000mg/Lのりん酸標準液では、標準色の「100」と同等以上の発色をしますが、高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
5. 検水およびK-1試薬の温度は15〜40℃で測定してください。温度が低いと発色に時間がかかります。
6. 検水用ポリピペット（小）は、純水でよく洗うか、検水でピペット内を共洗いしてから使用してください。
7. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定できます。
8. 1回でチューブに検水を全量吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
9. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
10. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
11. 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共 存 物 質 の影響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

5000mg/L 以下は影響しない ・・・ Al3+、B 3+（ほう酸）、Ba2+、Ca2+、Cd2+、Cl-、CN -、Fe2+、I-、K+、Mn2+、Na+、2500mg/L
1250mg/L
500mg/L
250mg/L
100mg/L
少しでも影響するNH 4+、NO 2 -、NO 3 -、SO 4 2 -、Zn 2+、フェノール・・・ Cu 2+、Ni 2+〃
・・・ Co 2+、Mg 2+〃
・・・ Cr 3+、Fe 3+、Pb 2+、残留塩素、シリカ〃
・・・ Mo 6+（モリブデン酸）〃・・・ Cr6+（クロム酸）、F 〃・・・・・・・・・・・・ As 5+（ひ酸）

海水は影響しません。
また、酸化性物質が影響する場合があります。

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

【Caution】● This product is made for analyzing water quality purpose only. Do not use

for any other purpose.

● This product contains small amount of chemicals. Please read instruction

manual, GHS labels, SDS, and other necessary document thoroughly prior to use.

● Please keep this information handy for future reference.

＜Safety＞● Please wash your hands thoroughly before and after the test.
Do not inhale the chemical reagents.
● It is highly recommended to wear protective gloves, eye protection,and mask upon using this product.

● Avoid release chemical reagents or waste solution to the environment.

＜Storage＞● Please keep this product out of reach of children. Keep it in thedry and dark place at room temperature.
＜Other＞ ● Please check the expiration date shown on the box, and make sure
to use within the date.
● Specifications are subject to change without notice.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa
226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jp2102

2112J-3032E

Phosphate(High Range)
Model︓WAK-PO4(C)

Molybdenum Blue Visual Colorimetric Method
Main Reagent:
Ammonium Molybdate
Measuring Range: <Phosphate Ion> 2 - 100 mg/L(ppm)<Phosphate-Phosphorus> 0.66 - 33 mg/L(ppm)

H oo ww tt oo UH
U ss ee
K-1Sample

1.5mL

0.2mL

①③②

PO4

④

⑤1min

5-6Times⑦⑥① Take 0.2mL of the sample into Cell (PACKTEST Square Cup) with Small Pipette.
② Add 1.5mL of K-1 Reagent with Large Pipette③ Close the cap and shake the Cell for 2 to 3 times.
④ Remove the colored line at the top of the tube to clear the aperture.
⑤ Press the tube’s side wall to expel the air and hold the tube.
⑥ Immerse the aperture of the tube into the sample, release the finger to fill the tube halfway.
Invert the tube back and forth lightly for 5 to 6 times.
⑦ After 1min, place the tube on the provided Standard Color as shown to compare the color.

HowtoReadtheResult

After the reaction time, compare the color of the tube with Standard Color. The nearest color indicatesthe concentration value of the analyte in your sample. A color between two standard colors indicate
the value between them.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

Handling of PACKTEST Before and After Use
K-1 Reagent and content of the tube is Strong Acid.
First Aid
Eye Contact → Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes, followed by consult withOphthalmologist, even without any symptom.
Skin/Cloth Contact → Immediately flush contacted area with water.
Ingestion → Immediately rinse mouth.
If swallowed the content or any symptom appears, seek medical advice immediately.
Please refer to SDS for further information.

StorageUse PACKTEST tubes as soon as possible after opening the laminated package.

Disposal
For business use, please follow in the manner consistent with relevant laws and regulations.
Otherwise, the tube can be disposed as combustible waste.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST Phosphate (High Range)
Caution
1. With this method, only phosphate ions in the sample water can be measured, and hydrolysable
phosphorus and total phosphorus cannot be measured.
2. This product provides measurement for both phosphate ion (PO43-) and phosphate phosphorus(PO43--P) in the sample water.
3. The optimum pH upon reaction will be around 1. If the pH of the sample exceeds 1-9, pleaseneutralize with dilute sodium hydroxide solution or dilute sulfuric acid prior to measurement.
4. A Phosphate standard solution of 1000mg/mL develops a color equal to or higher than 100 on
the Standard Color. When the value is expected to be high, please dilute the sample prior to use.
5. Keep the sample and K-1 reagent temperature between 15-40℃. If the sample temperature is low,
it requires longer reaction time.
6. Please rinse the small pipette with pure water or same sample for measurement prior to use.
7. Using measuring pipette instead of provided plastic pipette will provide better accuracy.
8. Ensure that the PACKTEST tube is filled up to half.
9. Partially undissolved reagent will not affect the measurement.
10. When comparing to the Standard Color, please be sure to read under the daylight. It may bedifficult to determine the color under the direct sunlight, certain florescent lights, mercury lamp orLED.
11. You can put the line back into the aperture to seal. This will avoid possibility of spilling the contentof the tube.

InterferenceStandard Color is prepared based on the standard solution. If there are some coexisting substancesthat may cause interference, please compare the result with official method or standard addition
method for verification. Below is the list of interference data for on color development when adding
each of the single substances to the standard solution.

≤5000mg/L will not affect… Al3+, B(III), Ba2+, Ca2+, Cd2+, Cl-, CN-, Fe2+, I-, K+, Mn2+, Na+, NH4+,NO2-, NO3-, SO42-, Zn2+, Phenol≤2500mg/L〃… Cu2+, Ni2+

≤1250mg/L〃… Co2+, Mg2+

≤500mg/L〃… Cr3+, Fe3+, Pb2+, Residual Chlorine, Silica≤250mg/L〃… Mo(VI)≤100mg/L〃… Cr(VI), F-Any Level

will affect… As(V)

Seawater does not affect the result.
Oxidizing substances may affect the result.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

2112J-1032C

磷酸盐（高浓度）

钼蓝比色法
主试剂：
测量范围：

类型：WAK-PO4(C)钼酸铵<磷酸离子> PO43<磷酸盐磷> PO43--P

2- 100 mg/L(ppm)
0.66 - 33 mg/L(ppm)

测量方法K-1
测试水

1.5mL

0.2mL

③②①PO4④⑤

1分
5～6回⑦⑥① 用移液管（小）将 0.2mL 测试水放入专用杯中。
② 再加入1.5mL 的移液管（大）中的K-1试剂。
③ 盖上盖子摇2~3 次。
④ 拔出管子顶尖部的线。
⑤ 将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分，挤出里面的空气。

⑥ 将孔直接放入测试水中，松开捏住的手指，等测试水全部吸入管中。轻轻摇动混合5~6 次左右注意不能让液体外泄。
⑦ 1 分后将管子放在标准颜色上进行比色。
0mg/L 无法显色，将为无色。

如何读取测量值经过指定时间后，将管中液体的颜色与标准颜色进行比较。最接近的标准颜色值是测试水的测量值。如果管内液体的颜色在标准颜色之间，请读取中间值。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 使用前和使用后的处理注意事项
K-1 试剂以及测试后的管子里的试剂是强酸性的。
应急措施
管子里的试剂进入眼睛之后 →请立即用水冲洗不少于15 分钟。
即使没有疼痛或异常，一定要立即接受眼科医生的诊断。
管子里的试剂沾到皮肤或者衣服上 → 请立即用水冲洗。
管子里的试剂进入口中 → 请立即用水冲洗口腔
如果误吞咽试剂或采取上述措施后有异常，请立即接受医生诊断。
有关试剂的危害性详细信息，请参阅外盒的“基于全球统一制度的标签”的提示内容。

保管叠层包装打开后，请尽快使用。

废弃在经营活动中使用时，请根据适用的法律法规进行适当的处理。
在其他情况下，建议将管子作为“可燃烧垃圾”处理。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 磷酸盐（高浓度）注意
1. 该方法只能测量测试水中的磷酸离子，不能测量可水解磷和全磷。
2. 该方法既获得了测试水中磷酸离子（PO43-）的测量值，也获得了磷酸态磷（PO43--P）的测量值。
3. 显色时的pH，约是1。pH 值超过1-9 范围的测试水，请用稀氢氧化钠溶液或稀硫酸等使中和后测量。
4. 1000mg/L 的磷酸标准液，会显色等于或高于标准颜色"100"。如果预计浓度较高，请预先稀释后再测量。
5. 测试水和K-1试剤的温度应在15°C 至40°C 之间测量。水温低的话显色时间将加长。
6. 用纯净水彻底清洗装测试水的聚乙烯移液管（小），或在使用前用测试水清洗移液管内部。
7. 如果您使用测量移液管而不是附带的聚乙烯移液管，您可以更准确地测量。
8. 1 次不能将测试水全部吸入管内时，请将孔朝上挤出空气，再重新进行一次。
9. 比色时，即使试剂没有全部溶解而残留下来，也不会影响测量。
10. 请在日光下进行比色。日光直射和一些荧光灯、汞灯、LED 可能难以比色。
11. 着色后，将线插回到管尖的孔中，以防止管中的液体泄漏。

共存物质的影响标准颜色是使用标准液体做成的。如果考虑到其他物质的影响，请与法定方法进行比较或使用标准添加方法检查测量值。以下是在标准液体中添加单一物质的情况下对显色产生的影响数据。

≤5000mg/L 是不产生影响…

Al3+,B(III), Ba2+, Ca2+, Cd2+, Cl-, CN-, Fe2+, I-, K+, Mn2+, Na+, NH4+, NO2-,NO3-, SO42-, Zn2+, 苯酚≤2500mg/L〃…

Cu2+, Ni2+

≤1250mg/L〃…

Co2+, Mg2+≤500mg/L〃…

Cr3+, Fe3+, Pb2+, 余氯, 二氧化硅≤250mg/L〃…

Mo(VI)≤100mg/L〃…

Cr(VI), F-

…

As(V)

即使存在一点也会产生影响
海水不会影响。
氧化性物质可能会产生影响。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.