使用法

過よう素酸カリウム発色／膜濃縮比色法によるマンガン型式

Potassium Periodate Visual Colorimetric Method Coupled with Collecting on Membrane Filter

主試薬
過よう素酸カリウム
測定目盛 （濃縮あり）Mn 0.02 〜 1 mg/L(ppm)（濃縮なし）Mn
1 〜 20 mg/L(ppm)
測定時間 約3分

ZM−Mn

注意
1. この方法では、検水中にイオン状態で存在する2〜7価のマンガンのみが測定されます。濁り、沈殿等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 専用カップ、5mLカップ、コネクタ、シリンジは繰り返し使用します。使用後に純水で洗浄するか、あるいは測定する

梱 包 内 容チューブ（材質：PE（チューブ））40回分

専用カップ（材質：PS）
1個（チップ（材質：PP）
40個）内は用途

濃縮用試薬（材質：PE（容器））
1本

なおしてください。
4.「測り方」⑩で、検水が吸い上がらない程に懸濁物質が多い場合は、あらかじめろ過をしてください。
測定してください。特に緩衝性が強い検水はpHを6〜7に調整してください。

濃縮用試薬（マンガンの発色）（検水を採取）（発色生成物の分離、濃縮）（イオン会合体を生成）

5mLカップ（材質：PP）
1個

2.5mLシリンジ（材質：PP）
4本

コネクタ（材質：PP）
1本

標準色（材質：紙）
1枚
標準色

Standard Color

濃縮なし（反応液用）（10回使用毎に使い捨て）（チップとシリンジの連結）

6. 検水の温度は15〜40℃で測定してください。
7. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
8. 濃縮後のチップの比色は直ちに行なってください。時間が経つと退色・変色します。

mg/L(ppm)

2.5mL

21.5

10.5

濃縮あり

（反応液受け）

3.「測り方」④で、1回でチューブに検水を全量吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やり5. 発色時のpHは、約7です。ｐＨが5〜9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してからMnー5ー4ー3ー2ー1

検水で2〜3回すすいでから使用してください。チューブとチップは使い捨てです。

（マンガンの測定）

共存物質の影響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値（濃縮あり）への影響データです。
1000mg/L 以下は影響しない ・・・ Ca 2+、F -、K+、Mg 2+、Mo 6+（モ リ ブ デ ン 酸）、Na +、NH 4 +、NO 3 -、PO 4 3-、特徴● この製品は、
JIS K 0102 56.1、JIS K 0101 58.1 等の過よう素酸吸光光度法の発色原理を用いて、検水中に溶存するマンガンを酸化して紅色の過マンガン酸イオンを生成させた後、疎水性のイオン会合体としてチップ上に捕集濃縮し、目視比色により測定1）するものです。
● マンガンの水道水質基準（0.05 mg/L以下）が、現場でわずか約3分間で判定できます。
● 上水・飲料用水・酒造用水等の水質管理に有用です。
地下水や河川水にも適用できます。
● 弊社の従来製品である パックテスト マンガン（型式：WAK-Mn）の25倍の高感度化を達成しました。
● 本製品は、メンブランフィルターを用いる膜濃縮法の原理 2）を応用しています。

［ 特許 第4951663号 ］

1）村居景太ら, 分析化学,60,507-514（2011）2）田口 茂 ら, 分析化学,49,941-952（2000）

250mg/L
100mg/L
50mg/L
10mg/L
少しでも影響するSO 4 2 -、Zn 2+、ホルムアルデヒド
・・・ B 3+（ほう酸）、Cl 〃・・・ NO 2 -、陰イオン界面活性剤、グルコース、シリカ〃
・・・ Al 3+、Cu 2+、Fe 3+、Ni 2+、残留塩素、フェノール〃
・・・ Cr6+（クロム酸）、Fe 2+〃
・・・・・・・・・・・・ I -海水は測定できません。
5％（w/w）以下のエタノールは影響しません。
還元性物質が多いと、測定値が低くなります。

使 用前、使 用 後 の取 扱い 注 意
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに多量の水で洗い流してください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。
濃縮用試薬は、乾暗所（常温）で保管してください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブや滴ビン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937
1132­1.5 4 ZM-Mn-PⒸ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。

測 り 方1.マンガンの発色

2.比色（濃縮なし）
濃縮あり

標準色

mg/L(ppm)

Standard Color

3.チップへの濃縮

4.比色（濃縮あり）

発色が薄く、比色が困難な場合

濃縮あり

標 準 色

Standard Color

mg/L(ppm)

濃縮なし

濃縮なし

※保護めがね、マスク、手袋等の保護具を着用します。

1.マ ン ガ ン の 発 色

2 . 比 色（ 濃 縮 な し）

①検水を専用カップの線（1.5mL）②チューブ先端のラインを引き抜まで正確に入れます。
（図1）③穴を上にして指でチューブの④そのままの状態で、穴を検水の中に入れ、⑤液 がもれないようにかるく5〜6回下半分を強くつまみ、中の空気つまんだ指をゆるめ、全量吸い込みます。

振りまぜ て、30秒間待ち、反応させ（濃縮なし）の色と比色します。
（図6）を押し出します。
（図3）（検水はチューブの半分入ります。）
（図4）

ます。
（図5）

※ チューブ内の液の色を標準色と比べます。

きます。
（図2）

⑥ チューブを標 準 色の余白部にのせて、下段

濃縮あり一番近い標準色の値が検水中のマンガンの標準色

Standard Colormg/L(ppm)

濃縮なし

測定値です。
※ チューブ内の液の色が標準色の間の場合は穴をカップの底につけたまま全量吸い込む

この部分をつまんで引き抜く

Mn

図1

図2

図3

中間値を読み取ってください。

5〜6

図4

図5

図6

30秒

チューブ内の液の色が、無色〜淡 紅色で比色が困難な 場合は、以降の「チップへの濃縮」操作を行ないます。

3 . チ ップ へ の 濃 縮

4 . 比 色（ 濃 縮 あり）⑦ 5mLカップにチューブ内の反応液を全量出します。
（図7）⑩ 5mLカップの液面下にチップ先端を入れ、シリンジ⑫ 平らな 面 にチップ を 押しつ け、チップ が⑧ チップの上面に濃縮用試薬を2滴、滴下します。
（図8）の押し棒を2.5mLの目盛まで引き上げ、液を全 量まっすぐ付き、コネクタとチップの間にゆるみ吸い上げます。
（図10）がないことを確認します。
（図12）

濃縮あり

2221.51.5

111.5

2.51mL

2.50.5mL

2.5mLmL

11.5

20.5

11.5
11.5

22.50.50.520.5

図10

空気を押し出す

すぐに比色

図11m22〜3.5L02.5

11.5

11.520m

L.52.50.5

図9ー5ー4ー3ー2ー10.5mL

2チップ

10.50.52.5

吸い上げる

しっかりと押し込む

はずして、空気を吸い上げる

1滴ずつ反応液を押し出す

図12mg/L(ppm)

濃縮なし

押しつける

コネクタ

標 準 色

Standard Color

1.5

1

1

シリンジ内の液は乳濁取ってください。

mL

1.51.5シリンジ※ チップ上 面の 色 が 標 準 色 の間の 場合 は中間 値を読 み残った反応液をできる限り除きます。
（図15）

2.5

mL

2

押し棒を押し込んだ状態で連結する

2.5⑨シリンジとチップをコネクタで連結します。
（図9）

mL

押し棒

図8222.5

図7

一番近い標準色の値が検水中のマンガンの測定値です。

⑮ シリンジをコネクタに再度接続し、空気を押し出し、チップに⑪ シリンジごと液を2〜3回振り混ぜます。
（図11）

チップに 滴チップー5ー4ー3ー2ー1※ チップ上面の色を標準色と比べます。

（図14）

mL濃縮用）

気泡が吸い上がるまで待ちます。

から差し込み、比色します。
（図16）⑭ シリンジをコネクタからはずし、空気を1mL以上吸い込みます。

液はゆっくり上昇するので、約30秒かかります。

⑯ コネクタからチップをはずし、すぐに標準色の穴に裏面側ます。
（図13）2.5（⑬ 反応液を1滴ずつゆっくり押し出し、ろ液を5mLカップに受けー5ー4ー3ー2ー1

図13ー5ー4ー3ー2ー1

ろ液は透明

図14

図15

図16

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。