H I F L E X

S e r i e s

小型／多段積み 低温恒温恒湿器・低温恒温器

ハイパフォーマンスと真の環境性能をミニマムなスペースに。

Low GWP

Space saving

高 GWP 冷媒に依存しない、エタック独自の単段式冷凍HIFLEX NEO-E の高い基本性能をそのまま継承し65%回路（特許出願中）で GWP 値を約 65％低減。

80%− 80％※という圧倒的なスペース効率を実現。

低 GWP 冷媒 R-448A は従来の R-404A に比較し、環境への負荷を約 65％低減。フロン排出抑制法※における 2025 年までの GWP 目標値、1,500 以下を大きくクリアしています。
将来予想される冷媒供給減の心配などを未然に回避しメンテナンスコストの削減を計ります。

※フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
5000
4000
3000
2000
1000

3920

R-404A

約 65％低減

1387

R-448A従来の R-404A との比較 R-448A、GWP 値の比較
【新冷媒 R-448A の特長】

・GWP=1387、R-404A に比べ 65％低減

・オゾン層を一切破壊しない ODP ゼロ冷媒

・不燃、無毒、不活性の混合冷媒

1※ NEO ES シリーズ SXN403-E と当社 HIFLEX FX411N-E を 3 台設置した場合の比較

圧倒的な省スペースと高い基本性能を両立し、快適な試験環境を実現してきた HIFLEX NEO-S シリーズが、全機種で低 GWP 冷媒 R-448A を採用しました。

R-404A や R-23 などの高 GWP 冷媒に依存しない、低 GWP 冷媒のみの単段式冷凍回路※が真の環境性能を提供。

エタックが切り開いた「高性能で省スペース」というコンセプトは、次世代の環境性能を実現し新たなステージへ。

※特許出願中低 GWPR448A

新型冷媒を採用
GWP13872圧倒的なスペース効率を実現しながらHIFLEX NEO-E の高い基本性能をそのまま継承しました。
多段積みによるメリットは省スペースに加え、開発期間の短縮にも大きく貢献します。
単にスペースの有効活用だけでなく､ 3 つの異なる条件での試験が同時に行えることで、開発期間の短縮にも大きく貢献します。

FX411N-E

FX411N-E

1375

1190

メンテナンス
スペース

660

880

メンテナンス
スペース

600

880

600

880

3840

HIFLEXNEO ES
SXN403-E

当社
HIFLEX FX411N-E

多段積みの NEO ES シリーズ SXN403-E と当社 FX411N 3 台を設置した場合のスペースを比較。

SXN401-E

SXN402-E

SXN403-E

コンパクトな中にも、エタックならではのテクノロジーを凝縮。
高性能○上位機 種の HIFLEX NEO-E とのコンポーネンツ共 有化による高い温湿度特性− 40℃から +150℃まで 45 分以内

温 度 下 降 時 間+20℃から− 40℃まで 55 分以内

空 間 温 湿 度 偏 差

2.5℃／ 5％以内

※測定値は運転条件により± 15％程度変動する○広い温湿度範囲ことがあります。

最高加湿 98％ RH 運転が可能です。
SXN型

15℃

許容発熱負荷（kw）

0.2
−20

020

槽内温度（℃）

相対湿度得られます。
20乾球温度

30℃

4050

60

70

80 90
85℃

100

高信頼性
○信頼性の高い冷凍機回路

新NEO ESの運転可能温度範囲

信頼性の高い DCインバータ制御空冷ロータリ冷凍機を採用。

旧モデルの運転可能温度範囲

エタック独自の冷凍回路技術（特許出願中）により、低 GWP 冷媒のみの単段式で− 40℃までの温度下降を保証しています。

また、周囲温度が＋35℃でも最低温度（− 40℃）に到達可能なロバスト性を保持しています。

※試験器の周辺温度により下降時間が長くなる場合があります。
3＋18℃＋23℃＋28℃

カタログ性能表記温度
性能保証温度範囲
最低温度到達温度範囲

＋35℃

＋40℃
運転可能温度範囲外

従来の運転可能周囲温度上限が＋35℃から＋ 40℃に拡大しました。

運転可能温度範囲外○運転可能周囲温度の拡大と高ロバスト性

周辺温度
＋5℃

600.4

有試料時においても高い槽内分布性能が
10

400.6

風量・風圧の大きいシロッコファンを採用。

20

SXN4010.8○強力なシロッコファンを採用

40

SXN401-E

1.00.0−40

ノンフロスト範囲

60

01.2

98%RH

80%RH

従来のモデルと比較し最大 940％向上。試験効率の向上に貢献します。
測定条件：
周囲温度 23℃± 3℃以内

SXN401-E、SXN402-E、SXN403-E の場合（150℃仕様はオプションです）

100

新開発の冷凍回路が R-448A の特性を最大限に引き出し、許容発熱量が許容発熱負荷（kw）

温 度 上 昇 時 間○試料の発熱負荷にも迅速対応

エタック独自の冷凍回路が、環境負荷の大きな低減と使い勝手の向上を高い次元で両立。

高 GWP 冷媒に依存しない、低 GWP 冷媒のみの単段式冷凍回路による真の環境性能。
低い環境負荷と省エネルギー、そして消費水量の低減による長期連続運転○省エネルギー設計○消費水量の削減による長期の連続運転化と電子膨張弁を用いた独自の冷媒流量制御による冷凍能力の最適化

これにより連続運転可能な日数を約 2 倍に延ばしました。

最新の DCインバータロータリ冷凍機を標準装備。冷凍システムの効率により､ 消費電力を大幅に低減。
（当社比）

2.0

SXN401-E※設置場所の環境により変動します。

消費電力量比較

連続運転可能な日数（満水から、85℃85％運転時）

TH401ASXN401SXN401-E

運 転 可 能日 数

消費電力量（kWh）

2.51.51.00.50.0

加湿水の供給システムの最適化と見直しにより消費率を大幅に削減。

2018161412108642新モデル
旧モデル

0−40℃

SXN401-E

85℃／85％

SXN412-E(1槽運転時）安心、簡単、手間いらず。高性能を誰にでも快適に使いやすく。
現場での経験をフィードバック○角形ケーブル孔（両サイド ）

本体 の両サイドに角形ケーブル 孔を標 準 装 備していますので、左右○ウォーターアタッチメントによる簡単な給水と清掃。

容量 10 リットルタンクは、ワンタッ
チで簡単に外せるため給水と清掃がどちら側にも計測機器が設置可能に。設置場所の自由度が大きく広がり簡単に行えます。

ます。

（SXN403-E、SXN412-E は容量 20 リット
ル・別置き）（100 × 300mm）○加湿水殺菌装置（オプション）

UV 照射殺菌ランプを用い雑菌の増殖を抑制し、配管系内のぬめりや水垢によるトラブルを未然に防止。水回路の信頼性を高めます。

殺菌ランプ○防塵フィルタ

冷凍機用凝縮器の防塵フィルタにも高いメンテナンス性を考慮。
定期的な清掃も簡単に行えます。

サブタンク

UV 照射無UV 照射有・40℃ 95% にて連続運転約二週間経過後の比較

4シンプルなコンスタント運転から高度なプログラム運転まで。
目的や好みに応じて選べる、3 つの操作方法。
1：使い勝手に優れた本体のコントロールパネル必要にして最小限のキーで構成された、シンプル操作を優先した設定器です。
コンスタント運転はもちろん、簡易プログラムを本体のみで設定可能。

また、NLPE（Neo Local Program Editor）を使用すれば試験器とは離れた環境で独自の試験条件を作成することが可能に。作成した試験プログラムを USB 一つで簡単にインストールすることもできます。
※ NLPE のご利用には、web 基板 ( オプション ) の追加が必要です
Temp● 簡易プログラム例

80℃

1パターンあたり26 ステップのプログラムを設定可能です。異なった 9 パターンのプログラムを入力・保存することが出来ますので、使用頻度の高い試験条件20℃をプリセットとして使用できます。また各プログラムは最大 99 回までリピート運転することが可能です。

ー 40℃
Step
S

123456Max.
… 25 StepTime・本体の表示器

2：洗練された操作性の専用端末－スマートコネクト《オプション》※スマートコネクトのご利用には、web 基板 ( オプション ) の追加が必要です

専用に開発された液晶タッチパネル式のキーパッドです。コンスタント運転やプログラム運転の詳細な設定、試験条件のインポート・エクスポート、試験データのダウンロードなどの多くの機能を持ちながら、分かりやすく洗練された操作を可能にしています。

・槽内状態表示画面

・プログラム画面

3：PC やタブレットなど使い慣れた操作端末の接続で、高度なプログラム運転も可能に。
※ web 基板 ( オプション ) の追加が必要です。

チャンバ管理アプリケーションソフトをコントローラに内蔵。そのため操作端末（PC やタブレット）からチャンバに直接アクセスすることにより、運転設定、小規模ネットワークの構築、機器の故障診断、運転状態のモニタ、メールお知らせ機能などを利用できます。Web ブラウザ搭載の端末であれば従来のように専用ソフトウェアをインストールする必要はありません。

PCタブレット・プログラム入力・確認画面
入力したプログラムがグラフ化されます。

5機能性と使い勝手をさらに高める､ 豊富なオプション。

スマートコントローラ（web 基板） スマートコネクト（専用端末）

アーム式端末固定台

ペーパーレス記録計
外部メディア（SD カード）にデータを保存し、付属ソフトで PC に取り込む

web 基板をコントローラに追加する

HIFLEXNEO シリーズ専用に開発さ使い勝手の良い角度に回転し調整

複 雑 なプログラム条 件も容 易 に設定・入力ができます。過去の運転履を可能にします。

W270 × H190 × T15mm ま で の 各
種端末に対応します。

ことにより、パソコンや専用端末かられた操作端末です。洗練された操作

歴、温 ( 湿 ) 度記録もレビュー、ダウンできるアーム式の端末固定台です。

ことができます。

ロード (CSV) が可能になります。

端末装着例

RS485 インタフェース

非常停止スイッチ

計器式過昇温防止器

シグナルタワー／回転式警告灯

RS485 規格に適合したインタフェース。PC を用いた遠隔操作やデータ管理に有効です。モジュラ
ジャックタイプのコネクタにより、簡単に接続できます。

緊急時にブレーカで電流を遮断してチャンバの運転を緊急停止するスイッチです。

標準で 2 つの過昇防止器を備えていますが､ さらに試料保護などの性能を高める追加オプションです。
チャンバ内温度の異常上昇を防止します。

トラブルの発生などを早期に捉えることが出来る警告灯。2 種類からお選びいただけます。

ノンフロスト装置

デフロスト装置

SUS 冷却コイル仕様の範囲）ノンノンフロスト範囲を拡大することができます。
（下図
フロスト範囲では冷却コイルの霜取りなしで連続運転が可能です。

低温高湿運転時に冷却コイルに付着する霜を自動的に溶解させます。

試料からカルボン酸などの有機酸を含む成分が発生する場合にご使用ください。

相対湿度※ SXN402-E、95％ 100
90
SXN403-E、80
SXN412-E に装着70した場合、外寸法 %RH 6050が変更になりま35％ 40す。

ノンフロスト
拡大範囲（オプション）98％

ノンフロスト範囲（標準）

低シロキサンガス仕様
シロキサンを嫌う試料の試験にご使用ください。

302010010203040506035℃ 乾球温度 ℃

70809085℃

100150℃／ 180℃仕様

高分子センサ式湿度計

リセット付積算時間計

サービスコンセント

試験温度範囲の最高温度を 150℃、あ る い は 180 ℃ ま で 制 御 可 能 な

従来の乾湿球式に代わる、高性能高分子センサ式湿度計です。槽内リセット可能な積算時間計。
試料の時間管理などに便利です。

各種端末や無線 LAN ルータなどの電源用として利用できます。過電流保護ヒューズを付属しています。

オプションです。

※ 180℃仕様の場合は観察窓、内扉を取り付けることはできません。の湿度を正確に管理出来るだけでなく、定期的なウィックの交換からも解放されます。
※ SXN タイプに対応。

※温湿度は〜＋ 150℃、20 〜 95％
rh の範囲内でご利用頂けます。
※定期的な校正が必要です。

停電自動復帰機能
停電復帰時、スタートキーの操作なしで自動的に停電前の状態から再スタートする機能。停電自動復帰の対応時間は 5 分にセットされています。

6棚板・棚受
耐荷重は各型式とも15kg です。
耐荷重 30Kg もあります。

追加丸型ケーブル孔φ 50
内径 50mm、ステンレス製キャップ付き。両側面に追加可能。
※ソフトシリコン栓付き

追加角型ケーブル孔追加丸型ケーブル孔φ 120

角型有効寸法 100 × 30mm の開口部を持つケーブル孔。本体左側面に取り付け可能。紛失しにくい蝶内径 120mm のケーブル孔。
※ソリッドシリコン栓付き番付きキャップです。

※ソフトシリコン栓付き

電源ケーブル

純水器

検査成績書

チャンバ本体用バット

3m、5m の 4 線式キャプタイヤケー

導電率平均 2μS ／ cm 程度の処理

A1：温湿度変動、上昇、下降データ

漏水対策用の床面バット。別途漏ブル。両端とも丸型端子付きです。
※チャンバ本体に電源ケーブルは付属していません。

水を供給します。
別設置となります。

A2：A1+ 温度勾配、空間温度偏差
A3：A2+ 湿度（中心部）記載

水センサー付きも対応できます。

校正証明書

本体固定金具一般校正証明書、認定校正証明書（JCSS ／ A2LA）を発行できます。

設置場所の床にアンカーボルトで固定するための金具です。

※写真の前後フィルター及び導電率計は別オプションです。

※アンカーボルトは付属しません

ワイパレス観察窓

内扉

加湿水関連機能

3 重構造の耐熱ガラスに導電性加工を施し、低温運転時や高温多湿運転時でもガラスが曇ることなく槽内を観察することができます。

外扉の内側に強化ガラス製扉を設置できます。

加湿水として使用できる純水の配管設備がある場合、これによってチャンバに直接( 有効寸法：W256mm × H175mm）※温度上昇下降時間は標準仕様と異なります。

※ 180℃仕様との併用は出来ません。
※操作孔付きもご用意できます■加湿水直接供給装置

給水できます。

■加湿水監視機能

加湿水の水質が 20 μ S ／ cm を超えた場合、アラーム音でお知らせします。

■水道水直接供給装置

水 道 水 配 管 を 使 用 す る た め、
加湿水直接供給装置に純水器を電磁弁組み合わせました。

※ 純 水 直 結 の 場 合、純 水 器、ストレーナ、減圧弁は付属せず、定流量弁を付属します。

減圧弁 ストレーナ
純水器

給水タンク
電磁弁

水道水

チャンバ内へサブタンク

信頼性試験のトータルパートナー

楠本化成株式会社
エタック事業部
https://www.kusumoto.co.jp/
本社

大阪

支店

福岡

支店

名 古 屋 支 店

札 幌 営 業 所

山 形 営 業 所

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-11-13 楠本ビル

〒 553-0003 大阪市福島区福島 5 ｰ 16 ｰ 18 楠本第 8 ビル

〒 460-0003 名古屋市中区錦 1 ｰ 7 ｰ 1 楠本第 9 ビル

〒 812-0014 福岡市博多区比恵町 1 ｰ 1 楠本第 7 ビル

TEL.03（3295）8681 FAX.03（3233）0217

TEL.06（6452）2388 FAX.06（6458）2600

TEL.052（220）3570 FAX.052（212）4761

TEL.092（475）7971 FAX.092（475）7970〒 001-0010 札幌市北区北 10 条西 4 丁目 楠本第 10 ビル TEL.011（747）6091 FAX.011（716）7281〒 999-3716 山形県東根市蟹沢 1702 ｰ 3（株）マックシステムズ 〒 460-0003 名古屋市中区錦 1 ｰ 7 ｰ 2 楠本第 15 ビル

TEL.0237（41）1130 FAX.0237（41）1338

TEL.052（223）2811 FAX.052（223）2810

カスタマサポートセンター
本部（埼玉）：TEL.0495（35）2222 東京：TEL.03（3295）8681 山形 ：TEL.0237（41）1130
西 日 本：TEL.06（6452）2388 九州：TEL.092（475）7971＊名古屋地区は（株）マックシステムズにご連絡ください。
お問い合わせは

TEL.052（ 223）
2811

ISO9001 認証
JQA-QM8943※受託サービス除く

ISO14001 認証
JQA-EM6024（製造部門）

安全に関するご注意
ご使用の際は､ 商品に添付の取扱説明書の「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ､ 正しくお使いください。

水､ 湿気､ ほこり､ 油煙などの多い場所に設置しないでください。火災､ 故障､ 感電などの原因となることがあります。
2010-MG-3,000(G-1)