ラインパワー

ザ・ポイントTM RFシリーズポイントレベル検出器
日本防爆版
分離型または一体型エレクトロニクスがあります(JPN)●大多数を占める他の方式のレベル計と違い、エレクトロニクス部は便利で安全な場所に分離型として設置できます。

キャリブレーション不要な
RF式ポイントレベルスイッチです

独自の高性能エレクトロニクスユニットが時間と経費を節約します●ユニーク！ほとんどのアプリケーションでキャリブレーションやセットポイントの調整は必要ありません。
●ユニーク！-誘電率や導電性の変化を無視。
●誤信号を出す付着物を無視、自動で認識。
●ユニバーサル電源により入力電源を自動検知。

幅広い用途に使えます●液体、スラリー、粉粒体、界面の有りまたは無しを検知します。
●高圧力、高温度のアプリケーションにも対応します。

無駄なく経済的です●信頼性の高い性能を持続します。
●他方式のレベルスイッチに比べメンテナンスが少なく消耗する可動部はありません。

出力●DPDTリレー

5A＠120V 抵抗負荷

ほとんどのアプリケーションでキャリブレーションの必要がない独自のRF式レベルスイッチです。
単にザ・ポイントRFシリーズをタンクに設置して電源を供給するだけです！他のRFや静電容量式のようなセットポイントポテンショメーター、ジャンパー、マグネット、プッシュボタンによるキャリブレーションは不要です。ザ・ポイントRFシリーズは手動または自動のキャリブレーションで被測定物の有り、無しを正確に検知します。
このザ・ポイントRFシリーズのソフトウエアはアプリケーションの組成、誘電率、導電率における変化を常時モニターし、センサー上の再現性のあるトリップポイントを保持し続けます。
他社のRF式や静電容量式と異なり、組成が変化した時にもキャリブレーション調整は必要ありません。
このため、ザ・ポイントRFシリーズは汎用のタンクで種々様々な測定対象物に使用できる理想的な製品です。

低コスト
イニシャルコストが低いだけなく、他方式と比べてメンテナンスはほとんどありませんのでランニングコストも安くなります。さらに、センサーの長さも現場で変えることができますので追加で注文される必要はありません。

ユニバーサル電源
ザ・ポイントのエレクトロニクスユニットはユニバーサル電源モジュールを使用していますので、ムービングジャンパーなしで19-250VACもしくは18-200VDCの供給電源で稼働します。

ThePointTMシリーズ 仕様
RFアドミッタンス式キャリブレーション（自動もしくは手動 選択）
運転モード：
上限または下限フェールセーフ
再現性：
導電性液体で2mm
応答時間：1秒
外気温度範囲：-30～70℃（JPN防爆条件で）
指示：
LED：電源（グリーン）、リレー1（赤）遅延タイマー：
0～60秒、順または逆動作
供給電圧：
19～250VAC
18～200VDC
ジャンパーなしで自動検知
消費電力：
最大2W
最大接点負荷：5A/30VDC, 5A/250VAC
最大切替容量：2000VA/150W
最小接点不可（DC)：
100ｍA/12VDC,
0-200ｍA/12VDC(オプション）
ハウジング：
2電線口付パウダーコーティングアルミニウム
電線口：
M20ｘ1.5、または3/4”NPT

配線

防水等級：
IP66, NEMA4X

JPN認証：
一体型：無し分離型
Type:P*L*2***
Ex db [ia Ga] IIC T5 Gb (CSAUK 20JPN002X)
Ta = -30°C to +70°C
Electrical rating:
18-200 Vdc,
19-250 Vac,
50-60 Hz,2W
Sensor: 700-****-***-*
Ex ia IIC T４ Ga (CSAUK 20JPN004X) 標準仕様
Ex ia IIC T5 Ga (CSAUK 20JPN005X) 特注仕様
Ta = -30°C to +70°C
ケーブルグランド・アダプター・プラグ等（ピーアンドエフ社
製・型式：CG.**、AD、SP.MD ）は認証に指定される型式・仕様があります。ご使用状況にあわせてご提案させて頂きますので、営業担当までお問い合わせ下さい。
粉じん防爆仕様の製品もございますので、ご要望の際は別途お問い合わせください

寸法ThePointTMシリーズ モデル番号構成表●テクノロジー
P RFアドミッタンス式●測定タイプN 自動調整V 自動調整 10ｐF固定
注：すべての測定モードが標準で内蔵されています。
H 自動調整 0.5ｐF 高感度 P 自動調整 0.5ｐF固定（高感度）モードは必要に応じて現場で変更できます。
L 自動調整 2ｐF 固定
M 手動調整T 自動調整 10ｐF
G 手動調整 （高感度）●電源L ユニバーサル電源 19-250VAC 18-200VDC●出力
1 DPDTリレー ドライ接点 5A 120VAC (Min 100mA/12VDC)
2 DPDTリレー gold plated接点 5A (Max 200mA/12VDC)●ハウジング
0 承認なし, NEMA4X/IP66, M20x1.5 ｺﾝｼﾞｯﾄ接続口
1 承認なし, NEMA4X/IP66, 3/4”NPT ｺﾝｼﾞｯﾄ接続口
2 ATEX/IECEx承認, NEMA4X/IP66, M20x1.5 ｺﾝｼﾞｯﾄ接続口 =>>JPN防爆
3 FM/FMc承認 NEMA4X/IP66, 3/4”NPT ｺﾝｼﾞｯﾄ接続口●エレクトロニクス
0 一体型
7 分離型 7.6ｍTri-Axケーブル付(*)
E 分離型23ｍ(最初の3ｍ高温ｹｰﾌﾞﾙ)付
1 分離型ケーブルなし
8 分離型 15.2ｍTri-Axケーブル付(*)
F 分離型 1.5ｍ 標準ケーブル付
2 分離型 3ｍ標準ケーブル付
9 分離型 23ｍTri-Axケーブル付(*)
G 分離型 1.5ｍTri-Axケーブル付(*)
3 分離型 7.6ｍ標準ケーブル付
A 分離型 3ｍ高温ケーブル付
H 分離型 3ｍTri-Axケーブル付(*)
4 分離型10.6ｍ標準ケーブル付
B 分離型7.6ｍ(最初の3ｍ高温ｹｰﾌﾞﾙ)付 J 分離型 10.6ｍTri-Axケーブル付(*)
5 分離型15.2ｍ標準ケーブル付
C 分離型10.6ｍ(最初の3ｍ高温ｹｰﾌﾞﾙ)付 K 分離型1.5ｍ高温ケーブル付
6 分離型23ｍ標準ケーブル付
D 分離型15.2ｍ(最初の3ｍ高温ｹｰﾌﾞﾙ)付 (*) Triaxケーブル端子キット：389-0001-029●アプリケーション
ｾﾝｼﾝｴﾚﾒﾝﾄ型番
圧力/温度
接液部材質
00 一般用700-1202-001分離型/-021一体型
1.38MPa @232℃
SUS316,PEEK
01 ｹｰﾌﾞﾙ+真鍮製錘付,ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾙ-ﾌ用 700-1202-012分離型/-022一体型
1.38MPa @177℃
SUS316,PEEK,真鍮
02 一般用、ｹｰﾌﾞﾙ +SUS316錘付
700-1202-014分離型/-024一体型
1.38MPa @177℃
SUS316,PEEK
03 非接触700-1202-018分離型/-028一体型
1.38MPa @232℃
SUS316,PEEK,及び76mm(3)SUS316近接板付
04 一般用,高温,高圧用
700-1202-041分離型/ -042一体型
6.9MPa @121℃
SUS316,PEEK
2.07MPa @232℃
SUS316,PEEK
06 FDA承認構成材質で一般用
700-1202-031分離型/-032一体型
1.38MPa @232℃
SUS316,FDAｸﾞﾚｰﾄﾞPEEK
07 一般用,粉体用
700-1202-010分離型/-020一体型
1.38MPa @232℃
SUS316,PEEK
22mmφSUS316製ｶﾗｰ付
09 一般用,FDA承認構成材質で粉粒体用700-1202-033分離型/-034一体型
1.38MPa @232℃
SUS316,PDAｸﾞﾚｰﾄﾞPEEK
22mmφSUS316製ｶﾗｰ付
10 腐食性液体用(2),(4),(9)700-0001-018分離型
0.34MPa @149℃
PFA
11 一般用,高温用,TFE要求の用途
700-0201-005分離型/一体型 6.9MPa @38℃
SUS316,TFE
1.38MPa @232℃
12 腐食性測定物 高圧用
700-0201-005ﾊｽﾃﾛｲC分離型/一体型6.9MPa @38℃
ﾊｽﾃﾛｲC,TFE
1.38MPa @232℃
13 ｻﾆﾀﾘｰ(3)700-0201-036分離型/一体型 6.9MPa @38℃
SUS316/316L,TFE
1.38MPa @232℃
14 一般用,低圧用
700-0202-002分離型/一体型 0.34MPa @149℃
SUS316,TFE
0.14MPa @232℃
15 高密度粉体
700-0202-043分離型
6.9MPa @38℃
SUS316,TFE
攪拌ﾀﾝｸ,ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ用途
1.38MPa @232℃
16 危険性測定物用完全ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ
700-0002-360分離型/一体型 3.45MPa @149℃
PFA
17 ｻﾆﾀﾘｰ,低圧用
700-0202-036分離型/一体型 0.34MPa @149℃
SUS316,TFE
18 腐食性液体、高圧で低粘度用（4) 700-0001-022分離型/一体型 6.9MPa @38℃
TFE
3.45MPa @149℃
19 界面検知用
700-0002-023分離型/一体型 6.9MPa @38℃
SUS316,TFE
3.45MPa @149℃
20 ﾐﾆﾁｭｱﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ用（1),(7)700-0209-002分離型
0.69MPa @121℃
SUS316,TFE
0MPa @232℃
ﾌﾗｲｱｯｼｭ、ﾊﾞｸﾞﾊｳｽ,ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ用(1)(6)31 ﾎｯﾊﾟｰなし
700-0029-001分離型
0.01MPa @260℃
SUS316,TFE,不感知部=CS
32 ﾎｯﾊﾟｰ設置200㎜まで
700-0029-002分離型
0.01MPa @260℃
SUS316,TFE,不感知部=CS
33 ﾎｯﾊﾟｰ設置250㎜まで
700-0029-003分離型
0.01MPa @260℃
SUS316,TFE,不感知部=CS
34 ﾎｯﾊﾟｰ設置330㎜まで
700-0002-004分離型
0.01MPa @260℃
SUS316,TFE,不感知部=CS
35 ﾎｯﾊﾟｰ設置400㎜まで
700-0002-005分離型
0.01MPa @260℃
SUS316,TFE,不感知部=CS
ｼｭｰﾄ詰まり検知用(1)(5)50 ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mmﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ 700-0207-001分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
51 ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm高温用
700-0207-002分離型
0.01MPa @149℃
SUS304,TFE
52 ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm
700-0207-003分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾈｵﾌﾞﾚﾝ
曲線型(R=153,229,305)
53 ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm超ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ700-0207-004分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,UHMW,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
55 ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ203mmﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ 700-0207-006分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

ThePointTMシリーズ モデル番号構成表●アプリケーション
60

高温・高圧用ｾﾝｼﾝｴﾚﾒﾝﾄ型式

圧力/温度

接液部材質

700-0204-038分離型

13.79MPa @93℃

SUS316,ｾﾗﾐｯｸ

6.89MPa @260℃
61

高温用

700-0204-002分離型

0MPa @816℃

SUS316,ｾﾗﾐｯｸ

62

高温・高圧用

700-0204-048分離型

27.58MPa @316℃

SUS316

ZZ 上記以外のセンシングエレメント●ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ（最初の3桁"XXX"は本ﾍﾟｰｼﾞ下の別表参照のこと）
IL
CSL
IL
CSL
XXXA
152mm
51mm
XXXH
914mm
254mm
XXXB
305mm
51mm
XXXJ
914mm
0mm
XXXC
305mm
89mm
XXXK
1219mm
254mm
XXXD
457mm
51mm
XXXL
1524mm
254mm
XXXE
457mm
89mm
P00X
その他のIL/CSL
XXXF
457mm
254mm
A1BX
ﾌﾗｲｱｯｼｭ用に工場設定
XXXG
457mm
0mm
XXXZ
上記以外
注：
(1)
分離型のみ
(2)
下記A1Pのﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ使用のこと (6) 下記A1Bのﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟを使用のこと(3)
ｻﾆﾀﾘｰﾀｲﾌﾟのﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞのみ使用可能 (7) 下記A8B(1/4"NPT)のﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟを使用のこと(4)
CSLは0mmのみ(8) ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟのみ使用可能(5)P00Xのﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟを使用のこと (9) FM承認の分離型ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽのみｾﾝｼﾝｸﾞｴﾚﾒﾝﾄによって使用できないﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞのﾀｲﾌﾟがあります
PL

1NPT Threads
NPT ﾈｼﾞ
A1B” NPT(ﾈｼﾞ込ﾌﾗﾝｼﾞ/ﾍﾙｰﾙ）
A1C” NPT ﾊｽﾃﾛｲC※他JISフランジもあります
DINFlanges DINﾌﾗﾝｼﾞ
25㎜16barRF SUS316/316L
E01
EP1 25㎜40barRF SUS316/316L
EQ1 50㎜16barRF SUS316/316L
ER1 50㎜40barRF SUS316/316L
ES1 80㎜16barRF SUS316/316L
ET1 80㎜40barRF SUS316/316L
EU1 100㎜16barRF SUS316/316L
EV1 100㎜40barRF SUS316/316L
EW1 150㎜16barRF SUS316/316L
EX1 150㎜40barRF SUS316/316L

A1P ” NPTA2B 1" 1”NPTA2C 1" 1”NPTE02
EP2EQ2ER2ES2ET2EU2
EV2EW2
EX2PFASUS316
ﾊｽﾃﾛｲC

25㎜16barRF CS
25㎜40barRF CS
50㎜16barRF CS
50㎜40barRF CS
80㎜16barRF CS
80㎜40barRF CS
100㎜16barRF CS
100㎜40barRF CS
150㎜16barRF CS
150㎜16barRF CS

NPT Threads
NPT ﾈｼﾞ
C2B
1” TriClamp SUS316
C3B 1 ” TriClamp SUS316
ANSI Flange
ANSIﾌﾗﾝｼﾞ
1"
DA1150# RF SUS316/316L
DB1 1 ” 150# RF SUS316/316L
2"
DC1150# RF SUS316/316L
DD1 2 ” 150# RF SUS316/316L
DE11" 300# RF SUS316/316LDF1 1 ” 300# RF SUS316/316L
DG1
2" 300# RF SUS316/316L
DH1 2 ” 300# RF SUS316/316L
3"
DI1150# RF SUS316/316L
3"
DJ1300# RF SUS316/316L
4"
DK1150# RF SUS316/316L
4"
DL1300# RF SUS316/316L
DM1
6" 150# RF SUS316/316L
DN1
6" 300# RF SUS316/316L

C4B

2” TriClamp

SUS316

1"
DA1
DB1 1 ”
2"
DC1
DD1 2 ”DE1
1"
DF1 1 ”

150# RF CS
150# RF CS
150# RF CS
150# RF CS
300# RF CS
300# RF CS
DG12" 300# RF CS
DH1 2 ” 300# RF CS
3"
DI1150# RF CS
3"
DJ1300# RF CS
4"
DK1150# RF CS
4"
DL1150# RF CS
DM1
6" 300# RF CS
DN1
6" 300# RF CS

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : https://www.ybk.co.jp/

E-mail : yashima_info@ybk.co.jp【販売代理店】
東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店
坂出出張所

九州支店
周南オフィス〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ﾋﾞﾙ7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

13489FC__KS(JPNEx)