SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概2005/10/14 改訂

ＤＬＳ−５０２８要

本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適な、ひずみゲージ式トランスデュー
サ専用の汎用型デジタル指示計で、オートゼロ(ＡＺ)機能、コンパレータ機能等の各種機能を備えている。
コンパレータは2chを備えており、独立して上限動作または下限動作を選択できる。
設定値変更はキー操作により容易に行える。なお、比較設定値確認およびＡＺ操作はワンタッチ操作で行える。
またオプションとして、D/A変換による表示に対応したアイソレートアナログ信号またはRS-232Cシリアル出力信号が選択可能である。

§２．仕様

２−１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

1μV/digit以上
0.4mV/V〜2.0mV/VにてFS設定可能(基準感度:1.0mV/V)

2). 非直線性±0.03％FS±1カウント

3). 温度特性

零点±0.01％FS/℃

感度±0.01％Reading/℃4). 周波数特性

約1Hz5). トランスデューサ電源

DC5V±5%,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

２−２．表示部1). 表示種類 ①メイン表示

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ14mm②サ ブ 表示

LED 7セグメント2桁、赤色、文字高さ8mm③動 作 表示LED、赤色、3個2). 計量値表示
表示範囲±９９９９ (ゼロサプレス表示)

表示分解能

入力感度、2.0mV/V入力時

最大1/9,999〃

1.0mV/V入力時〃 1/5,000〃

0.4mV/V入力時〃 1/2,000

入力信号が-0.2mV/V以下と2.0mV/V以上、または表示値が9999を超える場合はオーバー表示を行う。
小数点任意桁に設定可能 (無し, , , )オーバー表示

全桁点滅

単kg

位

東洋測器株式会社

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %△ＴＡ４０００５３Ｄ

△Page

1／6

Spec No.

22

SPECIFICATIONS

サンプリング周期250msec. (4回／秒)

3). 動作表示

AZ(オートゼロ), LO, HI

２−３．零点・感度調整
1). 零点調整-0.2〜1.5mV/Vの入力信号にて調整可能。

感度調整(キー操作による)

0.4mV/V〜2.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)

２−４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

7キー、各機能設定用(ITEM,BACK,NEXT,DOWN,UP,ESC,ENTRY)

2). 外部指令入力(2bit)①オートゼロ(AZ)

ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)②オートゼロリセット(AZ.R)〃3). 制御用出力①出力信号

リレー接点出力：2点(2bit 1コモン)
LO,HI各1a接点(電源OFF時、接点ブレイク)
使用リレー：オムロンG5V-1②接点容量

DC 24V, 1A(抵抗負荷)

AC110V, 0.5A (抵抗負荷)
4). アナログ出力(オプション)①出力信号

表示値に連動したD/Aコンバート、アイソレート片極性出力
4〜20mA/0〜FS(負荷抵抗：0〜260Ω) ････ OP-1
0〜5V/0〜FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ･･････ OP-2
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能②分解能

表示分解能に連動③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.03％FS/℃

5). RS-232Cシリアル出力(オプション:OP-3)
インターフェイス規格

RS-232C規格準拠 (アイソレート出力)

伝送速度

2400 BPS

伝送プロトコル

調歩同期(非同期)

伝送フォーマット ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7bit, ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit
ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN, ﾃﾞｰﾀ:ASCIIコード
6). カレントループシリアル出力(オプション:OP-4)△(OP-4 追加)
2

インターフェイス規格

カレントループシリアル(弊社外部機器接続用専用I/F)

接続可能機器CV-3010(BCD変換器)、ED-3020(大型表示器)、EP-3030(プリンタ)(2005年10月現在)

東洋測器株式会社

Page

2／6

Spec No.

ＴＡ４０００５３Ｄ△2SPECIFICATIONS

２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
ワンタッチキー[AZ]操作により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。
本機能動作時[AZ]LEDが点灯。ワンタッチキー操作または外部[AZ.R]指令により機能解除。
2). ゼロトラッキング機能 (ＺＴ)
キー操作にて設定された値以下の状態が2秒間継続した場合、零点ドリフトと判断し、その時の総重量値を零にする。
トラッキング幅設定範囲

OFF,1,2,4,8カウント×最小目盛

3). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
DF設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16,32回

4). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。
5). コンパレータ機能表示値に対して比較を行う、2chのコンパレータ機能で、2点の接点信号を出力する。またヒステリシス幅設定および落差補正設定が可能。
設定方法
定量設定値

キー操作による。
0〜9999 (LO,HI各々設定)
定量設定値の確認はLOまたはHIキーのワンタッチ操作にて可能。

落差補正設定値

0〜 999 : 初期値=0 (LO,HI各々設定)

ヒステリシス幅設定値

0〜

比較対象データ

表示値に対して比較を行う。

比較モード

下記3モードの接点ON条件より、LO,HI各々選択可能。

99 : 初期値=0 (LO,HI各々設定)①上限動作＋極性比較

計量値≧定量設定値−落差設定値[HI初期値]②下限動作＋極性比較

計量値≦定量設定値＋落差設定値[LO初期値]③上限動作−極性比較−計量値≦−(定量設定値−落差設定値)

比較動作

サンプリング(250msec.)毎に行う。

6). アナログ出力スケーリング機能 (アナログオプションを選択した場合に有効。)
スケーリング設定

表示のＦＳとは独立して、キー操作によりアナログ出力のＦＳ設定が可能。

7). シリアル出力機能(ｵﾌﾟｼｮﾝ:OP-3) データサンプリング毎にASCIIコードで表示値を出力する。
出力データ表示値(小数点付、無単位)

出力モード

ストリーム(サンプリング毎にデータを送信)

データフォーマット

ASCIIコード11キャラクタ(ターミネータを含む)で送信
英字は大文字で送信

東洋測器株式会社

Page

3／6Spec No.

CR=0DH, LF=0AH

ＴＡ４０００５３Ｄ△2SPECIFICATIONS

出力例
1 23 456789小数点付
Ｗ Ｔ ， ± １ ２ ３ ． ４
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ １ ２ ３ ４
オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９ ９ ． ９２−６．総10CR
CR
CR11LFLF
LF合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC100V±10％、50/60Hz：標準仕様
DC 24V±10％:オプション3). 消費電力

約10VA4). 使用温度･湿度範囲

0〜40℃、20〜85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型6). 重約1kg量§３．型式一覧、附属品
３−１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
また、OP-1,2,3は何れか1種類のみ装着可能。
ＤＬＳ−５０２８−１−ＤＣ△(OP-4 追加)

デジタル指示計オプション2

無記入 ：オプション無し
１：電流出力(4〜20mA)
２：電圧出力(0〜5V)
３：RS-232Cシリアル出力
４：C/Lシリアル出力(弊社機器接続専用)

電圧仕様

無記入：ＡＣ１００Ｖ(標準仕様)
ＤＣ：ＤＣ２４Ｖ(オプション)

３−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). ヒューズ1本

東洋測器株式会社

Page

4／6

Spec No.

ＴＡ４０００５３Ｄ△2SPECIFICATIONS§４．端子配列1). ロードセルおよび外部指令接続用端子台
上段7.62mmピッチ圧着端子用端子台No.

接 続 信 号1.

+EXC

印加電圧(＋)

2.

-EXC

印加電圧(−)

3.

+SIG

ロードセル出力(＋)

4.

-SIG

ロードセル出力(−)

5.

SHIELD

シールド(ﾛｰﾄﾞｾﾙｹｰﾌﾞﾙ用)

6.

AZ

オートゼロ指令7.

AZ.R

オートゼロリセット

8.

D-COM

外部指令COM

9.

SHIELD

シールド(外部指令用)

ロ｜
ド
セル

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 出力信号および電源接続用端子台
下段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

接 続 信 号+OUT
-OUT
SHIELD
LO
HI
RY-COM
E
AC100V
AC100V

オプション出力(＋)
オプション出力(−)
シールド( オプション出力用 )LO,接点出力
HI,接点出力
接点出力COM
接地
電源(AC100V)
電源(AC100V)

OP-3(RS-232C)の場合は No.10 が TXD、No11 が GND
OP-4(C/L ｼﾘｱﾙ)は無極性※.ＤＣ電源仕様(オプション)
17.
18.

DC24V
0V

電源(+24V)
電源(0V)

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子3). 結線上の注意① 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。
② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

東洋測器株式会社

Page

5／6

Spec No.

△2ＴＡ４０００５３Ｄ△2

SPECIFICATIONS§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

6／6

Spec No.

ＴＡ４０００５３Ｄ△2