ひ素（低濃度）セット
型式

使用法

注意

シリンジフィルターを用いた分離濃縮／モリブデン青比色法によるMolybdenum Blue Visual Colorimetric Method after Separation with a Syringe Filter

測定範囲 As 0.01〜1 mg/L（ppm）
測定時間 約10分

SPK−As（D）

梱 包 内 容（）内は用途

K-1試薬（材質：PP（容器）） K-2試薬（材質：PE（容器）） K-3試薬（材質：PE（容器）） K-4試薬（材質：ガラス（容器）） チューブ（材質：PE（チューブ）） ポリビン（材質：PP）
1本
1本
1本
1本
20回分
1本
K-1
注 強酸性

注 強酸性（pH調整）（捕集剤）

ポリピペット（小）（材質：PE） 1本

乾燥剤

（溶離剤）

0.5

ノズル（材質：PP） 1本（分離濃縮媒体）

1mLシリンジ（材質：PP） 専用カップ（材質：PS）
1個
1本

（溶離用）

（反応容器）（発色試薬）（1mLシリンジ用）

保存袋 1枚標準色（材質：紙,PET）1枚標準色

保存袋

1.0mL

30mL

352520155（検水採取・捕集用）

K-4

ポリピペット（大）（材質：PE） 1本 フィルター（材質：PP,ガラス繊維）20個（K-2試薬用）

30mLシリンジ（材質：PP）
1本10（溶離剤）.3（K-1試薬用）

As

K-3

K-2（溶出液の回収）（開封後のチューブの保存）（ひ素の測定）特徴● 本製品は、検水中に溶存するひ素（As（III）+ As（V））を、高感度に比色分析するための試薬セットです。

● 全操作約10分で、水質汚濁に係る環境基準（0.01 mg/L以下）〜 一律排水基準（0.1 mg/L以下）レベルのひ素が、現場で測定できます。地下水・土壌溶出液などを対象としたスクリーニング試験に有用です。

● 試薬は水銀不使用です。
また、測定中に有害ガスである水素化ひ素（アルシン）は発生しません。

● 本製品では、ひ素をフィルター上に錯体として分離濃縮した後、溶離工程を経てモリブデン青法で検出します。1）1）村居 ら, 分析化学,68,465（2019）● 細かい測定値が知りたい場合は、別売の水質計（型式 DPM2-As-D、DPM-MTSP）をご利用ください。

なお、目視比色とは測定範囲、反応時間が若干異なりますのでお問合せください。

[特許 第6592390号]

使 用前、使 用 後 の取 扱い 注 意
K-1試薬、K-3試薬、反応液、および測定後のチューブの内容物は強酸性です。
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに15分間以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性については外箱の「GHSに基づく表示」をご参照ください。

保管K-3試薬は直射日光を避けて保管してください。
ラミネート包装を開封した後は、保存袋に入れて、なるべく早くご使用ください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブやポリビン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937
9042 SPK-As（D）-P・5価ひ素（ひ酸）が測定されます。沈殿、錯体、有機態ひ素等を
1. この方法では、検水中に溶存している3価ひ素（亜ひ酸）含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ前処理してから測定してください。
2.「測り方」⑦以降の溶離工程・発色工程で、りん酸イオン（PO 4 3-）が混入するとプラス誤差を生じます。K-3試薬・K-4
試薬が測定環境から汚染されないようにご注意ください。
3. ポリビン、シリンジ、ノズル、専用カップは繰り返し使用します。汚染を防止するため、使用の前後に必ず純水でよく洗浄してください。フィルターとチューブは使い捨てです。
4. 検水の温度は15℃〜30℃で測定してください。
5.「測り方」④で、K-2試薬添加後の適正pHは約1〜2です。pHが1〜11の範囲を超える検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
6.「測り方」④で、K-2試薬添加後の検液から、微量の二酸化硫黄（亜硫酸ガス）が発生しますので、室内で使用する場合は換気してください。
7. 測定中の液はpH 2以下の強酸性です。測定中は保護具を着用し、ゆっくり操作してください。
「測り方」⑥、⑩で、シリンジとフィルターの接続が緩いと液が飛び散るおそれがありますので、十分ご注意ください。
8. 検水中に懸濁物質が多量に共存すると、フィルターの目詰まりにより、「測り方」⑥の捕集工程が困難になる場合があります。この場合は、あらかじめ懸濁物質を除去してください。
9. ポリビンに沈殿が付着した場合は、スポンジやブラシで擦って洗ってください。

便利な使い方
1. 3価ひ素のみを測定する場合は、同梱のK-2試薬の代わりに、別売の「3価ひ素用K-2試薬」（型式：SPK-As3-K2）をご使用ください。
（5価ひ素は測定されません。）
2. 捕集済フィルターは、少なくとも1週間の保管が可能です。採水地点で捕集まで行ない、フィルターを持ち帰ってから溶離・発色させることができます。

共 存 物 質の 影 響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、ひ素（V）標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
1000mg/L 以下は影響しない ・・・ Al 3+、B 3+（ほ う 酸）、Ba 2+、Br -、Ca 2+、Cl -、Cr 3+、I-、K+、Mg 2+、Mn 2+、200mg/L
100mg/L
20mg/L
10mg/L8mg/L5mg/L3mg/L2mg/L
1mg/L

〃〃〃
〃〃〃〃
〃〃

Na +、NH 4+、NO 3 -、SO 4 2 -、グルコース、シリカ、フェノール
・・・ F ・・・ 残留塩素
・・・ Cr6+（クロム酸）
・・・ Ag+、NO 2 -、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
・・・ Fe 2+、Fe 3+、Zn 2+
・・・ Pb 2+、陽イオン界面活性剤
・・・ PO 4 3-（下記参照）
・・・ Cu 2+
・・・ Co 2+、Mo 6+（モリブデン酸）、Ni 2+

海水は影響しません。
20%(w/w)以下のエタノールは影響しません。
重金属類が多量に共存すると、K-2試薬添加後に沈殿が生成し、操作不能またはマイナス誤差を生じる場合があります。
酸化剤が多量に共存すると、捕集工程が妨害されマイナス誤差を生じる場合があります。

多量のりん酸が共存する場合の対処法
検水中にりん酸イオンが多量に共存（PO 4 3 -として3mg/L以上）する場合は、捕集済フィルター内部に検水の液 滴が微量に残存するため、発色液に混入してプラス誤差を生じます。この場合は、以下の対処（フィルターの洗浄）をしてください。
❶「測り方」①〜⑥に従って、捕集済フィルターを得ます。
❷ 30mLシリンジを純水で2〜3回すすいだ後、新たに純水を約15mL吸い込みます。
❸ シリンジに捕集済フィルターを取り付けて純水を押し出し、フィルターを洗浄します。
（ろ液は不要です。）❹ 純水がフィルターに残る場合は、一旦シリンジを外して空気を吸い込み、再度取り付けて出し切ります。
❺ 以下、「測り方」⑦以降に従ってください。
この洗浄操作を行なった場合は、PO 4 3 - が1000mg/L共存しても測定を妨害しません。
Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。

測 り 方フローチャート（は、水質計を使用する場合）

1. 捕 集

2.溶離

3.発色

専用カップ

警告

ポリビン

保護めがね、マスク、手袋等 の 保 護 具 を 着用してください。

ウェブサイトでは「測り方」を動画で説明しています。

K-3試薬
1.5mL

K-4試薬
4滴

ひ素（低濃度）
型式：DPM2-As-D

ゼロ調整
検水30mLK-1試薬 K-2試薬
1mL
2mL

01

フィルター

捕集済フィルター

捕集

溶離

5分間
放置

- -1-2- ZERO

3- -4㎎/L

比色3分間放置

チューブ
吸入

水質計測定5分間放置

型式：DPM-MTSP

1.捕集を全量吸い込み、さらに空気を全量を出し終え、空気が出始めたらフィルターを外します。

少量吸い込みます。

K-2試薬
2mL

検水に3mg/L以上のりん酸イオンの共存が予想される場合は、裏面記載の対処法に従って純水で洗浄

252015してください。

〜353530mL

30mL

2525202020液がフィルターに残ると誤差の原因に！

ろ液は不要
廃液入れ等に受ける

シリンジを外して空気を吸い込み、再び取り付けてから、液を出し切る

放置すると沈殿が生成し、容器に付着します。

1515151010

反応液

55

2〜3滴残っても影響なし

105

徐々に白濁して以降の操作が困難になります。

525

10分間以上放置しない15

激しく振り混ぜない

1030mL

反応液
ポリビン

2035

55分

反応液

25

10

先端部まで含めると液量30mLになります。

2 3530mL

液面29mL

注 強酸性30mL
シリンジ

35

K-1試薬
1mL

かるく混ぜます。

5分間放置します。

30mL2mL加えます。

10

用いて、
K-2試 薬 をビンをゆすって⑥シリンジとフィルターをネジ部で連結し、反応液を押し出します。

15

K-1試薬を1mL加え、ます。はかり取った検水をポリビンに移します。

⑤ 30mLシリン ジ に④の 反 応 液

2035

検水を吸い込み、液面を29mLの目盛に合わせ④蓋をしてかるく2〜3回振り混ぜ、25③ポリピペット（大）を30mL②ポリピペット（小）を用いて、35①30mLシリンジに空気を少量吸い込んでから、空気2.溶離⑦1mLシリンジに、捕集 済フィルターを強く押し⑧専 用 カップ に K-3試 薬 を

水 質 計を 使 用する 場 合 は、⑧の 専用込んで連結し、さらにフィルター下部にノズルを標線（1.5mL）まで採ります。

カップをセルボックスに入れ「0調」を4滴加えます。

きるだけ多くゆっくりと吸い込みます。

専用カップに回収します。

続けて、液をゆっくりと押し出し、専用カップ内に受けます。

0.5K-3.3

0.5

K-4試薬
4滴

0調

押し出す.3K-3試薬
1.5mL

出し切る

吸い込む

0.5.3

注 強酸性液がノズルに残る場合は、シリンジを外して空 気を吸い込み、再び取り付けてから、液を出し切る

3回出し入れ

標線

ノズル

0.5

1.0mL

この操作を更に2回 繰り返します。

1.0mL

捕集済フィルター

1.0mL

1mLシリンジ⑪シリンジ内の液を出し切り、全量を.3押します。

強く押し込んで連結する⑩⑦でフィルター、ノズルと連結したシリンジに、専用カップ内の液をで1.0mL取り付けます。

⑨専用カップに、滴ビンのK-4試 薬を濃赤紫色液が少し残る

注 強酸性溶出液

3.発色⑫ ラミネ ート を 開 け、⑬穴を上にして指でチューブ⑭そのまま穴を溶出液の中

チューブ先端のラインの下半 分を 強くつまみ、に入れ、全量吸い込みます。

を引き抜きます。

中の空気を押し出します。

水質計を使 用する場合は、⑮液 がもれないように、水質 計を 使 用する場合は、専用⑯3分後に標 準色の上に同時に「測定」を押します。

チューブ を30回 程 度

カップにチューブ内の液を静かにのせて比色します。

カウントダウンが始まります。

かるく振り混ぜます。

戻し、セルボックスに再びセットし静置します。

この部分をつまんで引き抜く

As

穴をカップの底につけたまま全量吸い込む

測定

30回程度

水質計を使 用する場合は、⑭ から 5 分 後 に 測 定 値 が3分

測定値の読み方
指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ 内 の 液 の 色 が 標 準 色 の 間 の 場 合 は中間値を読み取ってください。

表示されます。

測定時間 00:00

測 定 値 0.009 mg/L

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

裏面も必ずお読みください。