Informazioni tecnicheApplicazione delle termocoppie
Scheda tecnica WIKA IN 00.23

Nella misura di temperatura elettrica industriale vengono
impiegati comunemente due gruppi di sensori:■■ Termoresistenze (RTD)■■ Termocoppie (TC)
Entrambi i tipi di sensore hanno i loro vantaggi e svantaggi.
Le termoresistenze Pt100 comunemente usate sono adatte
soprattutto per le misure nel campo di temperatura mediobasso (-200 ... +600 °C). Le termocoppie, tuttavia, (a parte
alcune eccezioni) hanno i loro vantaggi alle alte temperature(fino a 1700 °C).
Alcune termocoppie possono misurare anche temperaturepiù elevate (tungsteno-renio, oro-platino o platino-palladio).
Queste termocoppie estremamente specifiche non sono
descritte in questo documento.

Assemblaggio diritto della termocoppia con pozzetto
in metallo

Mentre in Europa le sonde Pt100 sono usate soprattutto perla misura di temperatura basse e medie, nel Nord America siusano prevalentemente le termocoppie. Tuttavia, ciò non valein linea generale, ad es. una raffineria in Europa è attrezzata
con tecnologia di misura della temperatura basata su
standard nordamericani se l'impianto è stato progettato negli
USA. Ciò è applicabile anche in senso inverso.
Un altro criterio di selezione della termocoppia è il minor
diametro possibile di una termocoppia rivestita (vedere
capitolo “Termocoppie rivestite”). I diametri di 0,25 mm,
0,5 mm o 1 mm consentono tempi di risposta incredibilmente
rapidi.
In generale, le termocoppie reagiscono più velocemente
rispetto alle termoresistenze.

Cavo termocoppia, modello TC40
(Esecuzione: cavo di misura rivestito (cavo MGO))

Se la sonda di temperatura è integrata in un pozzetto
termometrico, i tempi di risposta dei due gruppi di sensori
si avvicinano. Se si considera la massa di una termocoppia
assemblata, la sua conduzione termica e l'isolamento tra il
fluido e il sensore si ottiene in questo caso un vantaggio in
termini di velocità della termocoppia. Sebbene ciò sia ancora
misurabile, e spesso irrilevante, in quanto il tempo di rispostapuò essere, in questo caso, di un numero di minuti a due
cifre.
Esempi di pozzetti termometrici

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Pagina 1 di 13

Nozioni di base
Una termocoppia è composta da due conduttori di metalli
dissimili saldati insieme ad un'estremità, laddove il giunto
caldo è il punto di misura.
Termocoppia/punto di misura

Isolamento in ceramica
Conduttori termocoppia

Metallo A

Punto dimisuraGiuntofreddoMetallo B

Per ottenere le tensioni termoelettriche più alte possibili, performare le termocoppie vengono impiegati abbinamenti dimateriali speciali le cui singole elettronegatività sono tra leil più distanti possibile. Questi accoppiamenti di materiali
hanno determinate limitazioni, ad esempio per via dellamassima temperatura operativa della termocoppia.
I seguenti standard definiscono le termocoppie
IEC 60584-1: Termocoppie: valori base e di tolleranza delletensioni termoelettriche
IEC 60584-3: Termocoppia: cavi termocoppie e cavicompensati

Quando il punto di misura viene riscaldato, si misurata
la tensione sulle estremità del cavo (giunto freddo); essa
rappresenta la temperatura del punto di misura.
(Effetto termoelettrico = effetto Seebeck)

T1

Ogni metallo ha un'elettronegatività specifica del materiale.
(elettronegatività = tendenza degli atomi ad accettare orilasciare elettroni)

ASTM E230:
Tabelle con specifiche standard e forza di temperaturaelettromotrice (EMF) per termocoppie standardizzate.

T2

Tale tensione (FEM = forza elettromotrice) viene prodotta
grazie alla diversa densità di elettroni dei due conduttori inmetallo (diversi) del cavo impiegato, in combinazione conla differenza di temperatura tra il punto di misura e il giunto
freddo.
In breve, una termocoppia non misura la temperatura
assoluta, quanto la temperatura differenziale tra■■ T1: punto di misura (giunto caldo)e■■ T2: punto freddo (giunto freddo)

Visto che la tensione viene spesso misurata a temperatura
ambiente, il valore di tensione visualizzato sarebbe troppo
basso con il valore della tensione a temperatura ambiente.
Per ottenere il valore di temperatura assoluta del punto dimisura, viene usata la cosiddetta “compensazione del giunto
freddo”.
In passato (e ancora oggi nei laboratori di calibrazione),veniva ottenuto immergendo il giunto dell'estremità fredda
della termocoppia e i cavi del voltmetro in un bagno dighiaccio.
Negli strumenti attuali dotati di ingresso per termocoppia(trasmettitori, strumenti di misura portatili o dispositivi con
montaggio a pannello, ecc.), viene inclusa nel circuito dello
strumento una compensazione elettronica del giunto freddo.

Pagina 2 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Tensioni termoelettriche
Temperatura di riferimento: 0 °C
Temperatura
in °C

-200

Termocoppia
Tipo K

Tipo J

Tipo N

Tipo E-3,379-100-2,788

-80

20

40

60

80

100

150

200

250

300

350

370

400

-1,527-0,777

0,000

0,798

1,612

2,436

3,267

4,096

6,138

8,138

10,153

12,20914,293

15,133

16,397-1,961-0,995

0,000

1,019

2,059

3,116

4,187

5,269

8,010

10,77913,555

16,327

19,09020,194

21,848-2,255-1,475

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,065

2,420

1,612

0,235

0,232

2,189

4,985

3,358

0,502

0,501

4,302

9,789

6,704

1,029

1,041

7,597

17,181

12,013

1,874

1,923

11,136

24,964

17,819

2,786

2,896

12,97428,946

3,259

3,408

16,74837,005

4,233

4,471

-0,518

0,525

1,619

2,774

5,913

9,341

11,867

18,516

24,61014,846550

22,77630,216

18,672

600
650
700
750
760
800
850
870
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1260
1300

20,64424,90527,02529,12931,21331,62833,27535,31336,121
37,32639,314
41,276
43,211
45,11946,99548,83850,64451,000

1350
1400
1450
1480
1500
1550

27,393
33,102
36,071
39,13242,28142,919-2,153-1,023450
500

Tipo B

-3,923-120-20

Tipo R-4,419-1400Tipo S

-4,865-160-40-5,603-5,261-180-60

Tipo T

20,61322,566
24,527
26,491
26,88328,45530,416
31,19932,371
34,31936,25638,17940,087
41,976
43,84645,69446,060-1,152

1,192

3,685

6,319

13,421

21,036

26,55232,96541,05345,093
49,116
53,112
57,08057,97061,01764,922
66,47368,787-0,757

0,790

2,467

4,279

9,288

14,862

19,030

0,113

0,365

0,646

1,441

2,323

2,974

3,742
4,732
5,239
5,753
6,275
6,806
6,913
7,345
7,893
8,114
8,449
9,014
9,587

10,16810,757
11,351
11,951
12,554
12,675
13,15913,766
14,373
14,97815,341
15,582
16,182

0,111

0,363

0,647

1,469

2,401

3,099

3,933
5,021
5,583

1,792

6,743

2,431

6,041
7,340
7,461
7,950
8,571
8,823
9,205
9,850

10,506
11,173
11,85012,535
13,22813,926
14,066
14,62915,334
16,04016,746
17,16917,451
18,152

2,101
2,782
2,854
3,154
3,546
3,708
3,957
4,387
4,834
5,299
5,780
6,276
6,786
7,311
7,417
7,848
8,397
8,956
9,524
9,868

10,09910,679Continua nella pagina successiva
Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Pagina 3 di 13

Temperatura
in °C

1600

Termocoppia
Tipo K

Tipo J

Tipo N

Tipo E

1650
1700

Tipo T

Tipo S
16,777

Tipo R
18,849Tipo B
11,263
11,85012,430Legenda:Nero: IEC 60584-1 e ASTM E230
Blu:solo IEC 60584-1
Rosso: solo ASTM E230

Curve tensione termoelettrica

Tensione■■ IEC 60584-1

Tensione■■ ASTM E230

I grafici mostrano le curve corrispondenti ai relativi campi ditemperatura delle norme IEC 60584-1 / ASTM E230. Oltre tali
campi di temperatura, il valore di tolleranza ammesso non è
standardizzato.
Pagina 4 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Limiti operativi e precisioni delle termocoppie(IEC 60584, ASTM E230)
La tabella seguente contiene i valori di tolleranza ammissibili per la norma IEC 60584-1 compresi i valori di tolleranza dellanorma ASTM E230, uno standard comune in Nord America.
Valori di tolleranza delle termocoppie secondo IEC 60584-1 / ASTM E230 (Temperatura di riferimento 0 °C)
ModelloTermocoppia

Valore di tolleranza

ClasseK
N

NiCr-NiAl (NiCr-Ni)
NiCrSi-NiSi

IEC 60584-1

1Fe-CuNi

Valore di tolleranza-40 ... +1000 °C±1,5 °C o 0,0040 ∙ | t | 1) 2)-40 ... +1200 °C±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t |2
ASTM E230

J

Campo ditemperatura

IEC 60584-1

Speciale

0 ... +1260 °C±1,1 °C o ±0,4 %Standard

0 ... +1260 °C±2,2 °C o ±0,75 %1-40 ... +750 °C±1,5 °C o 0,0040 ∙ | t |2-40 ... +750 °C±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t |ASTM E230

Speciale

0 ... +760 °C

IEC 60584-1

1-40 ... +800 °C

2-40 ... +900 °C

ASTM E230

Speciale

IEC 60584-1

1Standard
E

NiCr-CuNi

0 ... +760 °C

0 ... +870 °C

Standard
T

Cu-CuNi

ASTM E230

Pt13%Rh-Pt
Pt10%Rh-Pt

IEC 60584-1
ASTM E230

B

Pt30%Rh-Pt6%Rh

IEC 60584-1
ASTM E230±2,2 °C o ±0,75 %±1,5 °C o 0,0040 ∙ | t |±2,5 °C o 0,0075 ∙ | t |±1,0 °C o ±0,4 %±1,7 °C o ±0,5 %-40 ... +350 °C±0,5 °C o 0,0040 ∙ | t |2-40 ... +350 °C±1,0 °C o 0,0075 ∙ | t |3-200 ...

±1,0 °C o 0,015 ∙ | t |SpecialeStandard

RS

0 ... +870 °C±1,1 °C o ±0,4 %+40 °C

0 ... +370 °C-200 … 0 °C

±0,5 °C o ±0,4 %±1,0 °C o ±1,5 %Standard

0 ... +370 °C±1,0 °C o ±0,75 %1

0 ... +1600 °C±1,0 °C o ±[1 + 0,003 (t - 1100)] °C

2

0 ... +1600 °C±1,5 °C o ±0,0025 ∙ | t |Speciale

0 ... +1480 °C±0,6 °C o ±0,1 %Standard

0 ... +1480 °C±1,5 °C o ±0,25 %

2+600 ... +1700 °C±0,0025 ∙ | t |3+600 ... +1700 °C±4,0 °C o ±0,005 ∙ | t |Speciale--Standard+870 ... +1700 °C±0,5 %

1) |t| è il valore della temperatura in °C senza considerare il segno2) Si applica il valore maggiore

Ci sono due notazioni delle termocoppie tipo K in Europa e Nord America:
Europa:NiCr-NiAl o NiCr-Ni
North America: Ni-Cr / Ni-Al
Non c'è differenza fisica, la nomenclatura ha semplicemente ragioni storiche.

Tipi R, S e B
Non disponibile come versione cavo MI in classe 1 conforme a IEC 60584 o “Speciale” conforme a ASTM E230.

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Pagina 5 di 13

Per la definizione del valore di tolleranza delle termocoppie, si è partiti da una temperaturadel giunto freddo di 0 °C. Quando si utilizza un cavo di compensazione o un cavo per
termocoppie, si deve tener conto di un'ulteriore deviazione della misura.
1098Deviazione limite in °C

7
6
Legenda:Tipo K Classe 2
Tipo K Classe 1

5
4
3
2
1
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Temperatura in °C

Esempio:
Valore di tolleranza delle classi di precisione 1 e 2 della termocoppia tipo K

Pagina 6 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Informazioni sulle applicazioni delle termocoppie■■ Termocoppie con metallo base

Tipo K

lato +

lato -

NiCr

-

NiAl

Nichel-Cromo-

Nichel-Alluminio(ferromagnetico)

Le termocoppie NiCr-NiAl sono idonee per l'utilizzo
in atmosfere ossidanti e con gas inerti fino a 1200 °C(ASTM E230: 1260 °C) con la dimensione più grande dei
conduttori.
Le termocoppie vanno protette dalle atmosfere
solforose. Poichè sono meno soggette all'ossidazionedelle termocoppie costruite in altri materiali, esse sonofrequentemente utilizzate per applicazioni con temperature
oltre i 550 °C fino alla massima pressione di lavoro dellatermocoppia.
Tipo J

lato +

lato -

Fe

-

CuNi

Ferro (ferromagnetico)-Rame-Nichel

Le termocoppie Fe-CuNi sono idonee per l'utilizzo in vuoto e
per atmosfere ossidanti, riducenti o con gas inerti. Vengono
impiegate per le misure di temperatura fino a 750 °C(ASTM E230: 760 °C) con la dimensione dei conduttori più
grande.
Tipo N

lato +

lato -

NiCrSi-

NiSi

Nichel-Cromo-Silicone-

Nichel-Silicone

Le termocoppie NiCrSi-NiSi sono idonee per l'uso inatmosfere ossidanti, con gas inerti e atmosfere riducenti finoa 1200 °C (ASTM E230: 1260 °C).
Esse devono essere protette dalle atmosfere solforose. Sono
molto precise alle late temperature. La sorgente di tensione(EMF) e il campo di temperatura sono quasi gli stessi
impiegati per il tipo K. Sono usate in applicazioni in cui sonorichieste una più lunga durata ed una maggiore stabilità.
Tipo E

lato +

Tipo T

lato +

lato -

Cu

-

CuNi

Rame

-

Rame-Nichel

Le termocoppie Cu-CuNi sono idonee per temperature sotto
lo zero con limite superiore a 350 °C (ASTM E230: 370 °C) e
possono essere impiegate in atmosfere ossidanti, riducenti e
con gas inerti. Non vengono corrose in atmosfere umide.
■■ Termocoppie con metalli pregiati

Tipo S

lato +

lato -

Pt10%Rh-

Pt

Platino-10%Rodio-

PlatinoLe termocoppie type S sono idonee per l'uso continuo
in atmosfere ossidanti e con gas inerti con temperaturefino a 1600°C. Attenzione all'infragilimento causato dacontaminazione.
Tipo R

lato +

lato -

Pt13%Rh-

Pt

Platino-13%Rodio-

PlatinoLe termocoppie R sono idonee per l'uso continuo inatmosfere ossidanti e con gas inerti con temperaturefino a 1600°C. Attenzione all'infragilimento causato dacontaminazione.
Tipo B

lato +

lato -

Pt30%Rh-

Pt6%RhPlatino-30%Rodio-

Platino-6%Rodio

Le termocoppie B sono idonee per l'uso continuo inatmosfere ossidanti e con gas inerti e, per breve periodo,
in ambienti con vuoto con temperature fino a 1700 °C.
Attenzione all'infragilimento causato da contaminazione.

lato -

NiCr

-

CuNi

Nichel-Cromo-

Rame-Nichel

Le termocoppie NiCr-CuNi sono idonee per l'utilizzo
in atmosfere ossidanti e con gas inerti fino a 900 °C(ASTM E230: 870 °C) con la dimensione dei conduttoripiù grande. Le termocoppie tipo E, tra tutte le termocoppie
generalmente impiegate, sviluppano la più grande sorgente
di tensione (EMF) per °C.

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Le termocoppie tipo R, S e B sono installate di norma in unpozzetto in ceramica pura di tipo chiuso. Se viene impiegato
un pozzetto da tubo o un pozzetto metallico, è necessario
un pozzetto del tipo chiuso internamente. Le termocoppie
in metallo pregiato sono sensibili alla contaminazione. Si
raccomanda tassativamente di proteggere tali termocoppie
con materiale ceramico.

Pagina 7 di 13

Limite di temperatura superiore consigliato(funzionamento continuo)■■ Termocoppie rivestite (vedere anche la tabella “Tensioni termoelettriche secondo IEC 60584-1”)

Tipo
termocoppia

Limite di temperatura superiore consigliato in °C

K

700

Con diametro mantello in mm
0,5

260

J

700

N

300

E

260

T

1,0

1,5

700

2,0

920

260

920

440

700

440

920

300

920

510

260

510

260

260

3,0

1070

520

1070

650

315

4,5

6,0

1100

8,0

1100

620

1100

720

1100

720

1100

730

1100

820

350

820

350

350

Guaina della sonda: Inconel 2.4816 (Inconel 600)
Specifiche con condizioni di laboratorio ottimali (in relazione all'aria senza gas nocivi).
Sono disponibili altri materiali con diversi limiti di temperatura.

■■ Assemblaggio termocoppia diritta (vedere anche la tabella “Tensioni termoelettriche secondo IEC 60584-1”)

Tipo
termocoppia

Limite di temperatura superiore consigliato in °C
Con diametro del cavo in mm
0,35

0,5

1,0

3,0

400

400

600

700

700

K
J

700

700

N

700

400

E

350

-

1300

1500

B

700

300

1300

1300

R

1000

600

200

1300

S

1000

800

400

200

T

800

-

-

1500

-

-

-

Specifiche con condizioni di laboratorio ottimali (in relazione all'aria senza gas nocivi).

■■ Termocoppie protette (vedere anche la tabella “Limiti temperatura superiore consigliati per le termocoppie protette”

secondo ASTM E230)

Tipo
termocoppia

T

J

E

KeN

ReS

Limite di temperatura superiore per diverse dimensioni del cavo (Awg) in °C

Manometro
nr. 8
3,25 mm[0,128 inch]
760

870

1260

Manometro
nr. 14
1,63 mm[0,064 inch]

370

590

650

1090

Manometronr. 200,81 mm[0,032 inch]

260

480

540

980

B

Manometronr. 24
0,51 mm[0,020 inch]

200

370

430

870

1480

Manometronr. 280,33 mm
[0,013 inch]

200

370

430

870

Manometronr. 300,25 mm
[0,010 inch]

150

320

370

760

1700

Nota:
Le massime temperature operative specificate si applicano
alla termocoppia in condizioni ambientali ottimali. La
massima temperatura di lavoro dei pozzetti termometrici è
spesso ben al di sotto della temperatura della termocoppia!

Pagina 8 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

■■ Termocoppie rivestite (vedere anche la tabella “Limito di temperatura superiori consigliato per termocoppie rivestite”

secondo ASTM E608/E608M)

Diametro nominaledella guaina
mm

inch

-

0,032

0,5

1,0

1,5

2,0
-

3,0

4,5

6,0

8,0

Limite di temperatura superiore per vari diametri della guaina in °C (°F)

Tipo termocoppia
T

J

E

KeN

0,020

260

260

300

700

0,040

260

260

300

700

0,062
-

0,093

0,125

0,188

0,250

0,375

260

260

260

260

315

370

370

370

260

440

440

480

520

620

720

720

300

510

510

580

650

730

820

820

700

920

920

1000

1070

1150

1150

1150

Nota:
Le massime temperature operative specificate si applicano
alla termocoppia in condizioni ambientali ottimali. La
massima temperatura di lavoro dei pozzetti termometrici è
spesso ben al di sotto della temperatura della termocoppia!

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Pagina 9 di 13

Incertezze di misura potenziali
Importanti fattori che contrastano la stabilità a lungo
termine delle termocoppie
Effetti invecchiamento/contaminazione■■ I processi ossidativi in termocoppie non protettecorrettamente (cavi “nudi” della termocoppia) alterano lelinee caratteristiche.
■■ Gli atomi estranei (intossicazione) che si diffondono
nelle leghe originali comportano la modifica di tali leghe,falsificando la curva caratteristica del materiale.
■■ L'influenza dell'idrogeno porta a infragilire le termocoppie.
Le termocoppie in “metallo base” sono soggetteall'invecchiamento, cambiando pertanto la loro curva
caratteristica di temperatura/tensione termica.
Le termocoppie “pregiate” PtRh-Pt dei tipi R e S non
mostrano segni di invecchiamento fino a 1400 °C.
Tuttavia, sono molto sensibili alla contaminazione. Il silicio eil fosforo distruggono rapidamente il platino. In presenza diplatino, il silicio può essere rilasciato dalle parti d'isolamentoin ceramica, anche in atmosfere leggermente riducenti. La
riduzione dell'SiO2 a Si contamina il lato in Platino dellatermocoppia. Ciò comporta errori di 10 °C e oltre.
Per via del migliore rapporto di volume del materiale totale
sulla superficie sensibile all'intossicazione, la stabilità a lungo
termine delle termocoppie in metallo pregiato aumenta con
l'aumentare del diametro del cavo della termocoppia. Per
tale ragione sono disponibili i sensori dei tipi S, R e B con
diametri del cavo della termocoppia di 0,35 mm o 0,5 mm(0,015" or 0,020"). I cavi della termocoppia con diametro
0,5 mm (0,020") hanno il doppio di sezione trasversale
rispetto ai cavi con diametro 0,35 mm (0,015"), ma costanoquindi il doppio. Ciononostante, può valerne la pena grazie
alla vita media considerevolmente più lunga, che permettedi pareggiare i possibili costi elevati di manutenzione (tempi
d'inattività dell'impianto).
Il lato di Nickel della termocoppia tipo K è spesso
danneggiata dallo zolfo presente nei gas di scarico. Le
termocoppie di tipo J e T invecchiano leggermente in quanto
il lato in puro metallo si ossida per prima.

a crearsi sulla superficie della termocoppia una pellicola
completa di ossido che eviterebbe la formazione di ulteriore
ossidazione del cromo.
La termocoppia è costantemente distrutta da tale processo.
Il nome green rot deriva dal colore verdastro sul punto dirottura del cavo.
La termocoppia tipo N (NiCrSi-NiSi) ha quindi un vantaggio
dovuto al contenuto di silicio. In questo caso, uno strato diossido protettivo si forma sulla sua superficie con le stessecondizioni.
Effetto K
Il lato NiCr di una termocoppia tipo K possiede unallineamento ordinato rispetto all'allineamento nel reticolo
cristallino al di sotto di circa 400 °C. Se la termocoppia viene
scaldata ulteriormente, si verifica una transizione ad uno
stato di disordine nel campo di temperatura tra circa 400 °C
e 600 °C. Oltre i 600 °C, viene ristabilito un reticolo cristallino
ordinato.
Se queste termocoppie si raffreddano troppo rapidamente(più in fretta di circa 100 °C l'ora), si forma nuovamente
il reticolo cristallino disordinato non desiderato durante ilraffreddamento nel campo da circa 600 °C a circa 400 °C.
Nella curva caratteristica del tipo K, tuttavia, viene assunto
uno stato di allineamento costantemente ordinato, e fornito divalori. Il risultato è un errore di tensione termoelettrica fino acirca 0,8 mV (circa 5 °C) in questo campo.
L'effetto K è reversibile e viene eliminato temprando oltre i
700 °C, con successivo e relativo raffreddamento lento.
Le termocoppie a rivestimento sottile sono particolarmentesensibili a tale riguardo. Il raffreddamento in aria statica può
portare già a deviazioni di 1 °C.
Nella termocoppia tipo N (NiCrSi-NiSi) è stato possibile
ridurre l'effetto “short range order” legando entrambi i lati con
silicio.

In generale, le temperature in aumento causano effetti diinvecchiamento accelerati.
Green rot
Se le termocoppie tipo K vengono impiegate a temperature
tra 800 °C e 1050 °C, possono verificarsi variazioni
considerevoli nella tensione termoelettrica, La causa diciò è un impoverimento di cromo o un'ossidazione delcromo nel lato NiCr (lato +). La precondizione di ciò è una
bassa concentrazione di ossigeno o vapore nell'ambiente
immediato della termocoppia. Il lato Nichel non ne viene
influenzato. La conseguenza di tale effetto è una deriva delvalore misurato causata dalla tensione termoelettrica indiminuzione. Questo effetto viene accelerato se c'è scarsità
di ossigeno (atmosfera riducente) in quanto non riesce

Pagina 10 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Esecuzioni standard delle termocoppie
Termocoppie rivestite
Le termocoppie rivestite sono composte da un rivestimento
metallico esterno che contiene fili interni incorporati e isolati
da un composto ceramica altamente compresso. (cavo aisolamento minerale, chiamato anche cavo MGO).
Le termocoppie rivestite sono piegabili fino ad un raggio
minimo di cinque volte rispetto al diametro del mantello.
Grazie a ciò, le termocoppie rivestite possono essere usate
anche in luoghi di difficile accesso.
L'estrema resistenza alle vibrazioni è un'altra buona ragione
per usare le termocoppie rivestite.

Assemblaggio termocoppia diritto con pozzetto inmetallo o ceramico

Diametri guaina disponibili■■ 0,5 mm■■ 1,0 mm■■ 1,5 mm■■ 3,0 mm■■ 4,5 mm■■ 6,0 mm■■ 8,0 mm

Esecuzioni diverse, modello TC80

Termocoppia in metallobase, tipi K, N, J

Termocoppie in metallo
pregiato, tipi S, R, B

Isolanti in ceramica

3168477.01

Esecuzione interna delle termocoppie, versione diritta
3168469.01

Materiale guaina■■ Lega al nickel 2.4816 (Inconel 600)
- fino a 1200 °C (aria)- materiale standard per applicazioni che richiedono
proprietà specifiche anticorrosione con esposizione
ad alte temperature, resistenza alla corrosione sotto
tensione indotta e resistenza superficiale ai fluidi
contenenti cloruri- resistente alla corrosione causata da ammoniaca
in soluzione acquosa a tutte le temperature e
concentrazioni- altamente resistente agli alogeni, al cloro ed all'acido
cloridrico

Barra d'isolamento■■ Acciaio inox 316- fino a 850 °C (aria)- buona resistenza alla corrosione con fluidi aggressivi,
vapore e fumi di combustione■■ Altri materiali a richiesta

Esecuzione dei punti di misura
Punto di misura isolato(non a massa)
Termocoppia

Punto dimisuraPunto di misura non isolato(a massa)
Termocoppia

GuainaPunto dimisuraGuainaPunto di misura(termocoppia saldata)

Termocoppie in metallo pregiato, tipi S, R, B
Cavo termocoppia:
Isolamento:

Ø 0,35 mm o Ø 0,5 mm
Barra d'isolamento, ceramica C 799 / alumina

Termocoppia in metallo base, tipi K, N, J

Materiale grezzo cavo MI
Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Cavo termocoppia:
Isolamento:

Ø 1 mm o Ø 3 mm
Isolanti in ceramica, ceramica C 610/ mullite
Pagina 11 di 13

Cavi di collegamento per termocoppie
Per collegare le termocoppie e la strumentazione, con letermocoppie vanno usati cavi specifici.
Occorre fare una distinzione tra i cavi termocoppia (ilmateriale del cavo corrisponde al materiale originale dellatermocoppia) e i cavi compensati.
Con i cavi compensati, il materiale del cavo corrisponde in un
campo di temperatura limitato alle proprietà termoelettrichedella termocoppia originale. Tali limiti di temperatura sono
elencati nella norma IEC 60584-3 o ASTM E230. Informazioni
sulle classi di precisione dei cavi sono anch'esse presenti.
L'uso di questi materiali speciali per il cavo è richiesto perevitare “termocoppie parassite”.

Cavo di collegamento■■ Cavo termocoppia
I fili interni del cavo della termocoppia sono realizzati nei
materiali originali della termocoppia (non disponibili pertermocoppie pregiate per ragioni di costi).
I cavi sono disponibili nelle classi di precisione 1 e 2.
■■ Cavo compensato
I fili interni del cavo compensato sono realizzati con
materiali che corrispondono alle proprietà termoelettrichedelle termocoppie originali. Ciò si applica ad un campo ditemperatura definito nella norma IEC 60584 / ASTM E230 sul
cavo di transizione ↔ termocoppia, e sull'intera lunghezza delcavo.
Disponibile solo con classe di precisione 2.

Per la termocoppia tipo B, è consentito l'uso di fili interni inrame.
Errore atteso (esempio): 40 µV / 3,5 °C
Ciò vale entro un campo di temperatura di 0 ... 100 °C
sul giunto tra termocoppia e cavo di compensazione. La
temperatura del punto di misura in questo esempio è
1400 °C.
Nota:
Gli errori potenziali della termocoppia e del cavo dicollegamento devono essere sommati!

Pagina 12 di 13

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Codici colore delle termocoppie e cavi di estensione
ASTM E230
Cavo
termocoppia

ASTM E230
Cavod'estensione

BS 1843

DIN 43714

ISC1610-198

NF C42-323

IEC 60584-3

IEC 60584-3
a sicurezza
intrinseca

N
J
K
E
T
R
S

09/2016 IT based on 09/2016 EN

B© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Scheda tecnica IN 00.23 ∙ 09/2016

Pagina 13 di 13

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 820020 Arese (Milano)/Italia
Tel.
+39 02 93861-1
Fax+39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it