4ch データレコーダ■ 仕様 4ch データレコーダ
入力部
入力
信号入力
4ch（BNC）
音声メモ入力1ch（音声メモ用マイクφ3.5 4極ミニジャック）
外部トリガ
1（φ2.5 ステレオミニジャック）
3ch振動入力プリアンプ用（7ピン）
リモコン端子［リモコン（オプション）用 8-pin MINI DIN］
信号入力
入力電圧レンジ±0.01 Vpk、0.0316 Vpk、0.1 Vpk、0.316 Vpk、1 Vpk、3.16 Vpk、10 Vpk
入力インピーダンス 100 kΩ以上
最大入力電圧±10 V ＋ 過負荷 2 dB
入力結合
AC / DC（ACカップル時：−3 dB at 0.3 Hz）（DCは1 Vpk以上）
センサ駆動電源
2 mA、18 V
フィルタ（アナログ） ハイパス Off、10 Hz（2次）
ローパス Off、100 Hz、500 Hz、1 kHz（2次）（周波数レンジ未満の1つのLPFを任意にOn / Off可）
周波数特性DC〜20 kHz
20 Hz〜12.5 kHz：±0.5 dB以内
1 Hz〜20 Hz、12.5 kHz〜20 kHz：±1 dB以内
ダイナミックレンジ
80 dB
音声メモ
A：アイドル中に記録
B：収録中常時 ch.4を音声メモとして利用
C：収録中に ch.4を音声メモに切り替え
出力部
端子
再生出力端子4ch BNC（入力部と共用）
モニタ出力端子1ch（φ3.5 ステレオミニジャック）
収録時：選択された1chのアナログ信号出力
再生時：選択された任意の1ch / 音声メモ
再生出力
再生出力端子
出力インピーダンス：600 Ω
出力電圧：±3.16 Vpk レンジフルスケールに於いて
出力信号：収録した信号を再生
モニタ出力端子±3.16 Vpk
再生時出力選択
A：モニタ出力端子からの出力のみ
B：BNCとモニタ出力端子から出力（A、Bから選択可）
収録部
媒体
CFカード［〜2 GB（FAT16）］（動作を保証する当社販売品をお使いください）
量子化ビット数
16 bitフォーマット
WAVE形式（16 bit非圧縮）
周波数レンジ100 Hz、500 Hz、1 kHz、5 kHz、10 kHz、20 kHz
サンプリング周波数
周波数レンジ × 2.4 / 2.56
プリ収録
収録開始キーを押したときより 0 s、1 s、5 s前からのデータ収録
トリガ部
トリガソース
外部：オープンコレクタ対応（NL-21、22、31、32対応）
内部：レンジフルスケールの0.1 %〜9.9 %、10 %〜99 % リニアピーク
トリガモードフリー、シングル、リピート（リピート時にはファイル分割）
プリトリガ
0 s、1 s、5 s（トリガイベントからのプリタイム）

校正
表示部
液晶
表示内容
LED

読替［リニア（EU）、Log（dB）］（chごとに設定可）
128×64ドット、121セグメント（バックライト付）
設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示（ピーク）
各chのOverload表示、警告用
収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示

電源部
電源
乾電池
外部DC

乾電池またはACアダプタ（NC-98A、オプション）
単3形乾電池（アルカリ）×4本
5 Ｖ〜15 Ｖ、消費電流 160 ｍＡ（6 Ｖ）（周波数レンジ100 Ｈｚ、ＣＣＬＤＯＦＦ、バックライトＯＦＦ）

電池寿命

大きさ・重さ使用温湿度範囲
付属品価格（税別）

20 kHz 4ch
CCLD 使用時 ：約4.5時間
CCLD 未使用時 ：約8時間
20 kHz 1ch
CCLD 使用時 ：約7.5時間
CCLD 未使用時 ：約10時間
100 Hz 4ch
CCLD 使用時 ：約5時間
CCLD 未使用時 ：約9.5時間
約140（Ｈ）× 175（W）× 45（D）mm・約480 ｇ（電池含まず）−10 ℃〜 ＋ 50 ℃ 10 %〜90 %RH以下（結露のないこと）
ビュアーソフト× 1、ソフトケース× 1、音声メモ用マイク× 1、モニタ用イヤホン× 1、単3形乾電池（アルカリ）× 4
400,000円■ オプション
品名
波形処理ソフト
波形解析ソフト3ch振動入力プリアンプ
メモリカード
128 MB＊（CFカード）
256 MB
1 GB
2 GB
4chデータレコーダ用
リモコンユニットACアダプタ
シガレットアダプタ
バッテリパック
コンパレータ出力ケーブル（騒音計NLシリーズ用）
BNC-BNC同軸ケーブル
BNC-BNCコード

DA-20PA1
CAT-WAVE
VP-80
MC-12CF1
MC-25CF1
MC-10CF2
MC-20CF2

型式価格（税別）
100,000円
250,000円
100,000円
10,000円
25,000円
60,000円
100,000円

DA-20RC1

15,000円

NC-98A
CC-82
BP-21

13,000円
2,000円
25,000円

CC-94A

10,000円

EC-90シリーズ（2 m〜）
ＮC-39A

6,000円〜
3,800円＊動作を保証する当社販売品をお使いください

ソフトケース（付属）バッテリパック BP-21
単1形乾電池（アルカリ）4本を内蔵して使用

ISO14001 本社 東海営業所・西日本営業所 認 証 取 得

http://www.rion.co.jp/
本社・営業部 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 〒185−8533
TEL（042）359−7887FAX（042）359−7458＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。 ISO9001 本社・東海営業所・＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。 西日本営業所 認 証 取 得

技術相談0120 - 26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00〜17：00

西日本営業所 大阪市北区西天満6丁目8番7号 電子会館ビル 〒530−0047
TEL（06）6364−3671 FAX（06）6364−3673
東 海 営 業 所 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル 〒460−0002
FAX（052）232−0458
TEL（052）232−0470
リオン計測器 さいたま市南区南浦和2丁目40番2号 南浦和ガーデンビルリブレ 〒336−0017
販 売（株）TEL（048）813−5361 FAX（048）813−5364
九州リオン（株） 福岡市博多区店屋町5−22 朝日生命福岡第2ビル 〒812−0025
TEL（092）281−5366
FAX（092）291−2847
リオンサービス 東 京 都 八 王 子 市 兵 衛 2 丁目 22 番 2 号 〒192−0918
セ ンタ ー（株） TEL（042）632−1122
FAX（042）632−1140
この印刷物は環境に配慮した 植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。

0503-10 0711.P.F

Battery Life

1GB CFカード使用時の最大収録時間（目安）サンプリング周波数：周波数レンジ × 2.56（2.4も対応）

稼働時間

周波数レンジ（Hz）
＊1

収録ch数

約8時間 [ 単3形乾電池（アルカリ）4本使用時 ]＊1

約30時間 [DA-20は現場で音響・振動波形や各種電気信号を収録できる4チャンネルの小型データレコーダです。
データはWAVE形式でメモリカード（CFカード）に記録し、アナログ信号で再生できます。

バッテリパック BP-21
単1形乾電池（アルカリ）4本使用時]

コンピュータで直接読みこむことができ、波形分析処理が行えます。

500

1 000

5 000

10 000

20 0001533時間20分 106時間40分

53時間20分

10時間40分

5時間20分

2時間40分2

266時間40分

53時間20分

26時間40分

5時間20分

2時間40分

1時間20分

3

177時間46分

35時間33分

17時間46分

3時間33分

1時間46分53分

4

133時間20分

26時間40分

13時間20分

2時間40分

1時間20分

40分

2GB CFカード使用時の最大収録時間（目安）サンプリング周波数：周波数レンジ × 2.56（2.4も対応）

CCLD 搭載（定電流駆動電源）＊

100

周波数レンジ（Hz）

計量法施行規則第38条別表第四 に記載のデータレコーダ（音圧レベル・振動加速度レベル）の仕様に適合します。

DC〜20 kHz（対応周波数範囲）

100

500

1 000

5 000

10 000

20 00011066時間40分 213時間20分

106時間40分

21時間20分

10時間40分

5時間20分

2533時間20分 106時間40分

53時間20分

10時間40分

5時間20分

2時間40分

3

355時間32分

71時間06分

35時間33分

7時間06分

3時間33分

1時間46分

4

266時間40分

53時間20分

26時間40分

5時間20分

2時間40分

1時間20分

収録ch数＊（計量証明事業登録に必要な機器一覧）

軽量480 g（電池含まず）＊2

収録時間約180分（2ch、20 kHz×2.4）＊1＿収録条件により異なります ＊2＿2 GBメモリカード使用の場合

140 mm4ch データレコーダ

175 mm

（原寸大）

45 mm

＊収録されるデータのファイル数によって若干異なりますSystem

システム構成（本体以外はオプション）

騒音・振動のAC波形信号を収録
1/ 2インチ
エレクトレット
マイクロホン
UC-52 / 53A/ 57 / 59

収録波形をアナログ再生
車載での測定BNC-BNC 同軸ケーブル
EC-90シリーズ

プリアンプ
NH-22

入出力端子
BNC×4

LR-07

1POWER

ピックアップ用コード
VP-51シリーズ

BNCアダプタ
VP-52C

加速度ピックアップ
PV-90 / 41

FFT分析器SA-78

外部トリガ入力

2AC OUT34

SA-01A4

SIGNAL ANALYZER

周波数分析器SA-01

レベルレコーダ
LR-07

オシロスコープなど

プリアンプ内蔵

回転・歪み・温度など
A

ビュアーソフト（付属）B
C※接続コードは器種により異なります。
振動計

DA-20 Viewer

D

騒音計

コンピュータ
波形処理ソフト

その他、
圧電式加速度
ピックアップ

LEDで「オーバーロード」表示

DA-20PA1

3ch
メモリカード圧電式加速度
ピックアップ（3方向）PV-97C / 933ch振動入力プリアンプ
VP-80

4chデータレコーダ

波形解析ソフト

DA-20

CAT-WAVE■ 測定中画面例

スループットディスク

A 接続端子 − モニタ用イヤホン（付属）CAT-SA-TH

B 接続端子 − 音声メモ用マイク（付属）C リモコン

バーグラフで「レベル」の把握が可能

ABCD

多チャンネル分析処理器 SA-01

D ACアダプタ NC-98A■ メニューリスト画面

SoftwareDA-20のデータは各種ソフトで表示・分析が可能

4ch表示画面例

オクターブバンド分析画面例

重ね書き画面例

実効値表示画面例

FFT分析画面例

ビュアーソフト

DA-20 Viewer

波形処理ソフト付

DA-20 Viewerは、4chデータレコー
ダDA-20を使用して収録されたデー
タファイル（WAVE形式）の波形表示、ファイル出力（WAVE形式 / CSV形式）が可能です。

DA-20PA1

属■波形

読み込みできる波形 ： DA-20またはSA-78WRで収録したWAVE波形
表示機能： 時間軸拡大縮小、実効値
ファイル出力： WAVE形式 / CSV形式（どちらもch分割、区間指定が可能）

Microsoft Windows 2000 / XP

DA-20PA1は、4 chデータレコーダDA-20を使用して収録されたデータファイル（WAVE形式）
をコンピュー
タで表示および基本的な分析をするソフトウェアです。
波形の表示は全体表示と詳細表示ができ、FFT分析・オクターブバンド分析が選択できます。
環境用の使用に適しています。

■ CPU■ RAM■ HDD■ 対応OSIntel Pentium 4 2 GHz以上
512 MB以上
10 GB（空き容量）
Microsoft Windows 2000 / XP

DA-20で収録したファイルは、オプション

SA-01（スループットディスク付）でも分析が可能

CAT-WAVE

オプション

推奨動作環境■ 対応OS

スペクトルマップ画面例

波形解析ソフト

読み込みできる波形 ：DA-20またはSA-78WRで収録したWAVE波形
表示機能： 時間軸拡大縮小、実効値、時間率騒音レベル､等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル
フィルタ処理： ハイパス、ローパス、バンドパスを任意に選択・フィルタ後の音の再生
ファイル出力： WAVE形式 / CSV形式（どちらもch分割、区間指定が可能）■F F T 分 析 周波数レンジ： データレコーダDA-20の設定による
サンプリング点数 ： 64〜32 768ポイント
平均機能： リニア平均窓関数： ハニング、
レクタンギュラ、
フラットトップ
表示機能： パワースペクトル（スペクトル領域で微積分が可能）■オクターブ 適合規格
： JIS C 1514（IEC 61260）クラス1
バンド分析 分析種類： 1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド
分析周波数範囲 ： 1/1オクターブバンド 0.5 Hz〜8 kHz（15バンド）
1/3オクターブバンド 0.4 Hz〜16 kHz（47バンド）
時間重み特性： 1 ms、10 ms、35 ms、125 ms（Fast）、（時定数）630 ms、1s（Slow）、10 s
周波数重み特性 ： FLAT、A、C、G、Lv
■波形

オプション

（本製品はキャテック株式会社の製品です）

CAT-WAVEは、4chデータレコーダDA20を使用して収録されたデータファイル（WAVE形式）をコンピュータで表示および基本的な分析をするソフトウェアです。
FFT分析・オクターブバンド分析・スペクトルマップ分析などが選択でき、クロススペクトル・伝達関数の表示も可能です。
※CAT-WAVEは、SA-78のデータファイルも分析可能です。
推奨動作環境■ CPU■ RAM■ HDD■ 対応OSIntel Pentium M 1 GHz以上
512 MB以上
5 GB（空き容量）
Microsoft Windows
XP Professional■波形

読み込みできる波形 ：DA-20またはSA-78WRで収録したWAVE波形
表示機能： 時間軸拡大縮小、微積分
ファイル出力： WAVE形式（ch分割、区間指定が可能）/
CSV形式（区間指定が可能）/JPEG■F F T 分 析 周波数レンジ： データレコーダDA-20の設定による
サンプリング点数 ： 64〜32 768ポイント
平均機能： リニア平均、最大値ホールド
窓関数： ハニング、レクタンギュラ、フラットトップ、指数、フォース
表示機能： パワースペクトル、クロススペクトル、伝達関数<振幅>、伝達関数<位相>、コヒーレンス関数、スペクトルマップ、スペクトル領域での微積分■オクターブ 適合規格
： JIS C 1514（IEC 61260）クラス1
バンド分析 分析種類
： 1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド、1/12オクターブバンド
分析周波数範囲 ： 1/1オクターブバンド 0.5 Hz〜8 kHz（15バンド）
1/3オクターブバンド 0.4 Hz〜10 kHz（45バンド）
1/12オクターブバンド 0.36 Hz〜11 kHz（180バンド）
時間重み特性（時定数）： 1 ms、10 ms、35 ms、125 ms（Fast）、630 ms、1s（Slow）、10 s
周波数重み特性 ： FLAT、A、C