Fiche technique du produit
Leica DISTO™ X6Caractéristiques◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Portée jusqu’à 250 m± 1 mm, ± 3 mm Certifié ISO 16331-1
Démarrage rapide - prêt en moins d'une seconde
Écran tactile IPS 2,8” lumineux et clair avec lentille anti-rayures
Touche DIST sur le côté pour des mesures encore plus intuitives.
Conception robuste IP65. Adapté aux chantiers.
Déclenchement des mesures par commande gestuelle
Mémoire 1 000 points capturés en 3D répartis sur 300 fichiers max.
Batterie Li-Ion rechargeable
Export fichiers via le câbleUSB-C
Transfert de données via Bluetooth® avec mode clavier
Technologie Bluetooth® 5.0 pour un transfert de données sans erreur
Fonctionne avec l’application DISTO™ Plan (iOS et Android) et DISTO™ transfer(Windows)◼ Mesure P2P avec encodeur Leica DST 360-X
Caractéristiques techniques
Leica DISTO™ X6Précision obtenue dans des conditions favorables *Précision obtenue dans des conditions défavorables **Portée dans des conditions favorables *Portée dans des conditions défavorables **Plus petite unité de mesure affichée
X-Range Power Technology
Laser
Viseur numérique avec zoom 4x
Plage de mesure d'inclinaison ****
Tolérance de mesure d'inclinaison ****
Plage de mesure avec Leica DST 360 horizontal
Plage de mesure avec Leica DST 360 verticalTolérance de la fonction P2P à (distance)
ø du point laser | à (distance)
Classe de protectionArrêt auto du laser aprèsArrêt auto du laser aprèsBluetooth® Smart
Portée de Bluetooth® Smart
Autonomie des piles (Li-ion 2 000 mAh)
Dimensions (H x P x L)

Leica DISTO™ X6 - Pack P2P1.0 mm / 1/16" ***2.0 mm / 1/8" ***0.05 – 250 m / 0.07 – 820 ft ***0.05 – 150 m / 0.07 – 500 ft ***0.1 mm / 1/32"
Ouiclasse 2, 635 nm, < 1 mW
Oui360°
± 0,2°-360°-64° à >90°
± 5 mm / 5 m | ± 0.18 in / 15 ft± 10 mm / 10 m | ± 0.36 in / 30 ft
6 /30 / 60 mm | 10 / 50 / 100 m
IP65 (contre la poussière et les jets d'eau)
Tests de chute réussis de 2 m
90 s
180 s
Bluetooth® v5.0jusqu’à 10 m
jusqu'à 4'000 mesuresjusqu’à 8 heures en fonctionnement
155 x 68 x 25 mm | 6.1 x 2.68 x 0.98 in
208 x 190 x 150 mm | 8.19 x 7.48 x 5.91 in

1580 g | 55.73 oz
230 g | 8.11 oz
Plage de température de stockage | travail-25 à 70 °C | -10 à 50 °C* Conditions favorables : cible blanche à réflexion diffuse (mur peint en blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.
** Conditions défavorables : cibles à réflectivité plus faible ou plus élevée ou forte luminosité de fond ou températures situées près des limites supérieure ou inférieure de la plage
spécifiée.
*** Les tolérances s'appliquent de 0,05 m à 5 m avec un niveau de fiabilité de 95 %. Au-dessus de 5 m, la tolérance peut se dégrader selon les valeurs indiquées dans le manuel duproduit.
**** après calibrage par l'utilisateur. Les écarts additionnels relatifs à l’angle correspondent aux valeurs indiquées dans le manuel du produit.
Poids (avec piles)

Fonctions
Mesure de distance
Mesure min/max
Mesure en continuImplantation
Addition/soustraction
Surface
Surface triangulaire / angle de pièce
VolumeMesure sur image (largeur, diamètre, surface)
Fonction peinture (surface avec mesure part.)

Longueur indirecte/Smart Horizontal Mode
Hauteur indirecte
Profil de terrain
Pente indirecte
Déclenchement des mesures par commande gestuelle
Ecran pivotant
Bluetooth® Smart (incl. mode clavier)Favoris personnalisables
1000 points en mémoire
Smart Room **Retardateur
Bip
Écran couleur éclairéPièce finale rabattable à détection automatique
P2P* Distance entre 2 points
Surface intelligente P2P*Angle intelligent P2P*
Capture de données P2P 3D (1 000 points)*
Capture de données P2P DXF (300 rapports)*
P2L* Distance entre un point et une ligne* En combinaison avec l'adaptateur Leica DST 360-X** En combinaison avec l'application DISTO™ Plan (fonction d'achat intégrée)

Fourniture

Leica DISTO™ X6
Réf. 950909

Leica DISTO™ X6 Pack P2P
Réf. 950878

Leica DISTO™ X6, étui, câble USB-C vers USB-A, dragonne, manuelabrégé, carte de garantie, instructions de sécurité, certificat decalibrage Silver

Leica DISTO™ X6 Pack P2P, étui, chargeur avec câble, dragonne,adaptateur DST 360-X, trépied TRI 120, plaque de mire Leica GZM 3,
manuel abrégé, carte de garantie, instructions de sécurité, certificat
de calibrage Silver

Accessoires
Adaptateur DST 360-X
Chargeur USB avec câble USB-C
Plaque d'adaptation metaBox aux autres systèmes
Plaque de montage pour metaBox
Ensemble de 5 pièces. Capuchons USB-C pour DISTO X6Trépied universel TRI 120
Plaque de mire GZM 26 pour longues distances
Plaque de mire GZM 30 à placer sur des repères, 274 x 197 mm
Kit TPD 100 – canne de visée

Réf. 946095
Réf. 969877
Réf. 979672
Réf. 979673
Réf. 969880
Réf. 848788
Réf. 723385
Réf. 766560
Réf. 6012352

Extension de garantie

Revendeurspécialisé

Enregistrez votre produit dans un délai de8 semaines à partir de la date d'achat sur
www.disto.com/warranty et bénéficiez de notre
garantie de 3 ans sur nos Disto, Lino et de notre
garantie de 2 ans sur les batteries Li-Ion.

selon CEI 60825-1
Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques
non contractuelles ; sous réserve de modifications. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2023.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suisse
www.leica-geosystems.com