Product Information

PIＸ線管
ＤＦ－１６１ＳＢＲ
診 断 用
Ｘ線管 DF-161SBR は、2 つの焦点（大焦点：1.6／小焦点：0.5）をもった固定陽極Ｘ線管で、定電圧回路で 125kVまで使用できます。
このＸ線管は一体形Ｘ線装置に適します。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.6
小焦点 ................................................................................. 0.5
入力（1.0s）：（最大入力図参照）
大焦点 .............................................................................. 4000 W
小焦点 ............................................................................... 700 W
公称撮影陽極入力：
大焦点 .............................................................................. 4100 W
小焦点 ............................................................................... 720 W
撮影周期:
大焦点 ............................................................................ 1:40 以上
小焦点 ............................................................................ 1:20 以上（曝射時間：休止時間）★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

DF-161SBR

機械的定格：
外形寸法：
全長 .......................................................................... 外形図参照

最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角度 ............................................................................... 16 °材

質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 .................................................. アルミニウム当量最小 0.8 mm / 50 kV
Ｘ線照射範囲 ...................................................... SID 909 mm にて 430×430 mm
質量 ............................................................................. 約 1100 g

冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法 .................................................................... 絶縁円筒にて固定- 2 -DF-161SBR

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧 ........................................................................ 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 62.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 ............................................................................... 60 mA
小焦点 ............................................................................... 15 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 4.3 A
小焦点 ............................................................................... 3.1 A
最大フィラメント電圧：
大焦点 ........................................................................ 5.0 ～ 6.4 V
小焦点 ........................................................................ 3.5 ～ 4.9 V
使用フィラメント加熱電源回路 ............................... DC または AC (正弦波) 20 kHz 以下
熱特性：（陽極熱特性図参照）
陽極熱容量 ......................................................................... 35.5 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 600 W
最大透視入力／時間 ............................................................. 600 W／20 分

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧

力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気

圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 3 -DF-161SBR

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．６60kV

6050kV80kV5090kV100kV

40

管電流 [mA]

40kV

70kV

110kV
125kV

30201000.10.20.30.5 0.712357

10

負荷時間 [s]公称焦点値：０．５1540kV

50kV

60kV
70kV

10管電流 [mA]

80kV
90kV
100kV
110kV
125kV
500.10.20.30.5 0.7

1

負荷時間 [s]- 4 -235710DF-161SBR

管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．６（代表値）
60640kV
80kV

管電流 [mA]

405125kV

304.5Ef

204103.5

03.3

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

フィラメント電圧 [V]5.5503

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．５（代表値）
155104管電流 [mA]

80kV
125kV
Ef
5032.32.52.7

フィラメント電流 [A]- 5 -2.93.12

フィラメント電圧 [V]40kV

DF-161SBR

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

40冷却35600W

3025300W

201510100W

5
加熱
0060120180240300360420

冷却（または負荷）時間 [min]- 6 -480540600

DF-161SBR

外形図
単位：ｍｍ

4-O.1
O4.05±00.1±82

M5 深10176 ±2.5

86 ±1.5

O 25 ±14060

O 22 ±12621O 40

主放射線方向

9070

焦点

鉛円筒

絶縁円筒

O 60 ±1.5
O 64 ±1.5KL7.3)(O 1C

SHORT PIN
SN- 7 -

L ： 大焦点S ： 小焦点C ： 共通K ： 陰極N ： 使用不可

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。
PJ-DF-161SBR 2018-11