■温湿度調節器■安全装置【定値運転タイプ】【プログラム運転タイプ】

HTC-S システム

HTC-PC システム

マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させると共に装置の安全を確保するよう制御します。

自己診断機能● 温湿度表示器は、視認性の ● 5.5インチカラーTFT液晶画
良い LED を採用しました。
面を採用し、操作性、視認性が良好なタッチパネル式● 相対湿度は、％RH でダイレクトです。に入力が可能です。
● 最大10パターンに試験名を登録可能です。
● 異常時には、トラブルモニター
画面により異常発生場所の確認が行えます。

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

温湿度センサー断線

温湿度センサー断線を検知し、運転を停止します。

空焚

加湿皿内のヒーター表面の温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

冷凍機・送風機過負荷

冷凍機・送風機モーターに過剰な負荷がかかったとき、異常電流を検知し、運転を停止します。

独立過熱防止装置

温度調節器とは別回路で温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

冷凍機高圧スイッチ

冷凍サイクル内圧力の異常上昇を検知し、運転を停止します。

断報

加湿水量の減少を検知し、警告を表示します。運転は続行します。

自動排水機能槽内温度が5°C以下になったとき、加湿水を排水して加湿用部品の損傷を防ぎます。

制御回路過負荷保護ヒューズ

過電流によって運転を停止します。

過電流・漏電ブレーカー

過大な電流が流れたときと漏電時に、電源を切ります。

水警

低温恒温恒湿器
THN・THGシリーズ

CONSTANT LOW TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER

■別売品型

棚板
（棚受付）
床用固定金具式

適応製品

仕様

TH000020

THN052FB・052FD・052PB・052PD・054PB

TH000030

THN062FB・062FD・062PB・062PD・064PB

TH000080

THG062FB・062FD・062PB・062PD・064PB

TH000840

THNシリーズ

TH000850

THGシリーズ

8070706050402010108090050403070B600

300502060A6030

100

槽内温度℃

0102030405060708090100

槽内温度℃

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

105105180180● 装置の右側面、左側面、背面には、排水接続やメンテナンスのためのスペース確保が必要です。

※ 冷却器の温度を0℃程度に留めることにより、冷却器に着霜せずに長時間の運転が可能となる範囲。

お問合先

180°

C

9080

相対湿度％ＲＨ

相対湿度％ＲＨ

90

1,000

標準時
10050

￥15,000

ノンフロスト運転時※

10040￥10,000
D

THG062FB/FD/PB/PD 用

標準時

30

￥63,600——

ノンフロスト運転時 ※20￥22,200

耐荷重20㎏/枚■設置図（単位：㎜）

THN052FB/FD/PB/PD・062FB/FD/PB/PD用

10￥20,500

耐荷重10㎏/枚■温湿度制御範囲表

0価格（税抜き）

00

名1,0品

● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

THN052PB

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

327-K-02-24040

アドバンテック東洋株式会社

低温恒温恒湿器（定値運転タイプ）THN・THGシリーズ
CONSTANT LOW TEMPERATURE/HUMIDITY CHANBER

電子部品、半導体、食品、製薬、材料、新素材などの信頼性試験、安定性試験、品質試験に対応。

低温恒温恒湿器（プログラム運転タイプ）THN・THGシリーズ
CONSTANT LOW TEMPERATURE/HUMIDITY CHANBER

電子部品、半導体、食品、製薬、材料、新素材などの信頼性試験、安定性試験、品質試験に対応。
特長

特長● 簡単操作で、定値運転を行います。
● 10Lの給水タンクを本体前面右下に内蔵しているので、水の補給が容易です。
● 強 化 ガ ラ ス 製 内 扉 を 備 え、試 験 環 境 を 乱 さ ず に 庫 内 の 観 察 ができます。

■仕様■仕THN062FB

使用温度範囲温度調節精度±0.2℃

at 20℃±0.3℃

温度分布精度±0.5℃

at 20℃±0.75℃

温 度 調 節 精 度±0.2℃

at 20℃±0.3℃

at 20℃度−20℃〜100℃

温型−25℃〜100℃

温 度 分 布 精 度±0.5℃

at 20℃±0.75℃at 20℃

30分以内

室温→−20℃（50㎐）

30分以内

20％RH〜98％RH※

室温→−10℃（50㎐）

20％RH〜95％RH±2％RH

THN052PB

温度下降時間
使用湿度範囲湿度調節精度

THN062PB

THN054PB−25℃〜100℃

温度上昇時間度度

湿 度 調 節 精 度

45分以内

室温→100℃式

湿

使 用 湿 度 範 囲

40分以内

能湿能

温 度 下 降 時 間

室温→100℃

性

性

温 度 上 昇 時 間様

THG062FB度

THN052FB

温式

使 用 温 度 範 囲

30分以内
45分以内

THN064PB−40℃〜100℃

室温→−20℃（50Hz）

60分以内

室温→−40℃（50Hz）

±3％RH

温度

5℃〜35℃

湿度分布精度

±3％RH

温湿度

調節器

マイコンPID制御（HTC-Sシステム）

使 用 周 囲 温 度

5℃〜35℃

定値運転

温 湿 度 調 節 器

Pt100Ω（乾湿球検出方式）

運加成

送ヒ湿ーヒ

冷タータ

凍風ァ

熱ステンレスシーズヒーター
400W

R404A

600W

ン

シロッコファン（アルミニウム）

装

SUS304

材

R404A

装

置規

寸法（㎜）

W500×D500×H600

W500×D600×H750

W600×D800×H850

形

寸法（㎜）

W930×D960×H1,475

W930×D1,060×H1,625

W1,100×D1,265×H1,790

庫内容積（約L）

150

225

408

棚受ピッチ

格要電源

質設

AC200V 三相 15A備量（約㎏）
属価格（税抜き）

φ40㎜

品

ー
AC200V 三相 18A

AC200V 三相 20A
220

AC200V 三相 21A
AC200V 三相 30A

260310

棚板2枚、棚受4本、シリコーンゴム栓1個（THN052FB、062FB）、排水用ビニールホース2本、ホースバンド2個、湿度センサー用ガーゼ2枚、水準器1個、ドライバー1個、￥1,971,000￥2,199,000￥2,653,000

THN052FD￥2,119,000

THN062FD￥2,347,000

THG062FD￥2,799,000

ノンフロスト仕様
型式価格（税抜き）●	温湿度制御範囲表は、日本試験機工業会規格JTM K01に準じた性能表示方法です。
●	ノンフロスト仕様の温度・湿度範囲は別表をご確認ください。
● 150℃仕様については、ご照会ください。
● 庫内に入れる試料によっては、冷却器が銅管のため腐食する可能性があります。
ステンレス製の冷却器に変更が可能です。
この場合は、温度の仕様がかわりますので、ご照会ください。

※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
電源プラグは、付属しておりません。

白金測温抵抗体
ワイヤーストリップヒーター

冷凍機

熱全ステンレスシーズヒーター（フィン付）

ステンレスシーズヒーター
400W R404A

600W R404A

400W+1,500W R404A

送 風 フ ァ ン
内Pt100Ω（乾湿球検出方式）

600W R404A

600W+750W+2,000W R404A

装SUS304材

高温用硬質ポリウレタンボード

置

自己診断機能（過熱、温湿度センサー断線、空焚き、冷凍機・送風機過負荷）、独立過熱防止装置、制御回路過負荷保護ヒューズ、冷凍機高圧スイッチ、断水警報、自動排水機能、過電流・漏電ブレーカー

二重扉（内扉強化ガラス）シリコーンゴムパッキン
装

外 部 入 出 力
信 号 用 端 子

出力：温度（DC1V～5V）、湿度（DC1V～5V）、警報出力（接点信号）、入出力：RS-232C

庫 内 寸 法（㎜） W500×D500×H600

W500×D600×H750

W500×D500×H600

W500×D600×H750

W600×D800×H850

外 形 寸 法（㎜） W930×D960×H1,475

W930×D1,060×H1,625

W930×D960×H1,475

W930×D1,060×H1,625

W1,100×D1,265×H1,790

225

150

225

408

庫 内 容 積（約L）
測150

定50㎜

孔φ40㎜

電源（50㎐/60㎐）

AC200V 三相 15A

必 要 電 源 設 備

AC200V 三相 20A

質付

600W+2,000W R404A

シロッコファン（アルミニウム）

棚 受 ピ ッ チ
格電 源（50㎐/60㎐）
必50㎜

孔規内外定

定値運転、プログラム運転（100パターン1,000ステップ）

加 熱 ヒ ー タ ー安温度（DC1V～5V）、湿度（DC1V～5V）、警報出力（接点信号）

庫

測マイコンPID制御（HTC-PCシステム）

態扉

自己診断機能（過熱、温湿度センサー断線、空焚き、冷凍機・送風機過負荷）、独立過熱防止装置、制御回路過負荷保護ヒューズ、冷凍機高圧スイッチ、断水警報、自動排水機能、過電流・漏電ブレーカー

外部出力信号用端子形

温湿度センサー

断二重扉（内扉強化ガラス）シリコーンゴムパッキン

全転加 湿 ヒ ー タ ー

高温用硬質ポリウレタンボード

扉
安ステンレスシーズヒーター（フィン付）

成内

ワイヤーストリップヒーター

ー
機

フ

断ー

構

構

加熱

白金測温抵抗体60分以内 室温→
−40℃（50Hz）

20％RH〜95％RH

囲態

at 20℃

±2％RH

周

形

at 20℃
室温→100℃

30分以内 室温→−10℃（50Hz）

20％RH〜98％RH

用

転

THG064PB−40℃〜100℃

40分以内湿 度 分 布 精 度

温 湿 度 セ ン サ ー

THG062PB−20℃〜100℃

室温→100℃

使運付

THN052PB

THN052FB型※● 100パターン、1,000ステップのプログラムを記憶して、運転します。
● 10Lの給水タンクを本体前面右下に内蔵しているので、水の補給が容易です。
● 強化ガラス製内扉を備え、試験環境を乱さずに庫内の観察ができます。

量（約㎏）
属価格（税抜き）

品

220

ー

AC200V 三相 18A

AC200V 三相 20A

AC200V 三相 21A

AC200V 三相 30A
260

270

320

AC200V 三相 25A
AC200V 三相 40A

310350

棚板2枚、棚受4本、シリコーンゴム栓1個（THN052PB・062PB・054PB・064PB）、排水用ビニールホース2本、ホースバンド2個、湿度センサー用ガーゼ2枚、水準器1個、ドライバー1個￥2,221,000￥2,684,000￥3,190,000￥3,452,000￥2,741,000￥4,335,000

THN052PD￥2,244,000

THN062PD￥2,658,000

——
——

——
——

THG062PD￥2,956,000————

ノンフロスト仕様
型式価格（税抜き）●	温湿度制御範囲表は、日本試験機工業会規格JTM K01に準じた性能表示方法です。
●	ノンフロスト仕様の温度・湿度範囲は別表をご確認ください。
● 150℃仕様については、ご照会ください。
● 庫内に入れる試料によっては、冷却器が銅管のため腐食する可能性があります。
ステンレス製の冷却器に変更が可能です。
この場合は、温度の仕様がかわりますので、ご照会ください。

※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
電源プラグは、付属しておりません。