®

PicoLog® CM3電流データロガー

解像度24ビットの高精度単相または三相AC電流に最適
TA138 電流クランプ入力範囲 0 ～ 200 A AC（オプション）
AC RMS 電圧の測定にも使用可能
1台のPCで最大20台のユニットを実行可能
Ethernet（PoE対応）またはUSBで接続
無料のPicoLog 6データロギングソフトウェアを使用
一般的な用途
主電流モニタリング
三相負荷バランス
長期間のエネルギー使用記録
エネルギー・コスト節減 / ISO14001 モニタリング

www.picotech.com

PicoLog CM3 電流モニタリングデータロガー

新しい PicoLog CM3 USB/Ethernet 電流データロ
ガーは、建物や機械の電流消費を測定するコンパクトで使いやすい機器です。
3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持つこの機器は、単相および三相 AC 電源からのデータ記録に最適です。
ロガーはロガー本体として、または AC 電流クランプ3個が付属したキットとして提供されます。PicoLog
ソフトウェアは無料でダウンロードしていただくことができます。
USBおよびEthernetインターフェース
により、USB専用機器として、Ethernetインターフェ最大3つの電流クランプを接続可能な4 mmースを使いUSBで電源供給する機器として、またはソケット
Power-over-Ethernet（PoE）機器としてロガーを使用することができます。
Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。

柔軟性・拡張性の高いソフトウェア同梱

PicoLogは、PicoLog CM3電流データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。
使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルな、または複雑な取得の素早い設定、データの記録、表示、解析を実行することができます。

• リアルタイムデータ収集および表示• ビジュアルロガーおよび簡単に構成・表示可能なチャンネル設定• Windows、macOS、Linuxで使用可能• PCに対するロギング性能は事実上無制限• データ損失およびデータ破損を最小限にする堅牢なデータベース形式• シンプルなアラームにも複雑なアラー
ムにもプログラム可能• 最大4つの独立したグラフ軸• データは、CSV、クリップボードイメー
ジ、PDFとしてエクスポート可能• 異なる複数のPicoLogデータロガーを同じPC上で実行可能

非侵襲性電流クランプ

CM3は、業界標準のAC電流クランプを使用して電流を測定します。
これらのクランプには開口ジョーがあり、高電圧に直接接続することなく数秒で導体を挟み込むことができます。
AC
電流クランプは電源やバッテリーを必要としないため、長期間に及ぶエネルギー使用のモニタリングやロギングに最適です。
高電流を測定する必要がある場合は、用途に適したクランプをご案内させていただきます。

CM3は単体として（およびお使いの電流クランプに追加して）ご利用いただくか、またはTA138
200 A AC電流クランプ3つが同梱されたコスト節約キット（オプション）としてご利用いただくことができます。

ローカル、リモートロギング用のUSB、Ethernet接続

PicoLog CM3はUSBおよびEthernetインターフェースを搭載しているため、様々な状況で使用することができます。
様々な場所で使用でき、迅速に設定・使用できる持ち運び可能な機器が必要とされているのであれば、お使いのPCをUSBでPicoLog CM3に接続してください。
CM3にはUSBポートから電源が供給されるため、外付け電源は必要ありません。
何時間、何日にも渡って、離れた場所から状況をモニターする必要がありますか？PicoLog
CM3をネットワーク上のスペアポートに接続し、LANまたはインターネットからリモートで機器にアクセスしてください。
Ethernetを使用する場合、CM3の電源供給は、Power overEthernet（PoE）またはUSB接続のいずれかで行うことができます。

Ethernetポート

EthernetリンクLED

EthernetデータLED

USBポート

電源/ステータスLED

PicoLog® CM3 電流データロガー

PicoLogソフトウェア - 簡単に使用開始可能

PicoLogは、CM3データロガー用のデータ取得ソフトウェアパッケージで、Windows、macOS、Linuxに対応しています。
マウスやタッチスクリーンに最適なわかりやすく使いやすいレイアウトが採用されたPicoLogを使用すれば、データロガーの使用経験を問わずどなたでもマウスを数クリックするだけでロガーを設定し記録を開始できます。
簡易データの取得も詳細なデータの取得も速やかに設定でき、簡単にデータを記録、表示、分析できます。
機器の設定 / グラフ＆表
1台または複数台のロガーで取得および演算チャ
ンネルを簡単に設定、調整でき、各ロガーのスタータスを一目で確認できます。
ライブデータの傾向線を表示するにはグラフビューを、リアルタイムでデータを表形式で表示するには表ビューを選択します。

取得操作「記録」、「停止」、「リセット」ボタンが分かれているため、いずれかのボタンを誤って押してしまうことがなくなります。

保存＆エクスポートオプション
グラフをコピーし、PDFとして保存することや、生データとしてCSVファイルにエクスポートすることができます。
また、信頼性の高いpicologデータベースファイルとしてデータと設定を保存することもできます。

アラーム
様々な事象を通知するアラームを設定できます。
アラームは音、表示による通知、グラフの注釈などの方法で行われます。

メモ＆注釈
データセット全体に関する注記、またはグラフの特定の部分に関する注釈を追加することができます。

情報抽出パネル
レイアウトがわかりやす
いこのパネルでは、
チャンネルと軸の設定、アラーム、メモの管理や、情報の取得を実行できます。
パネルを閉じると取得したグラフの表示範囲が広がります。
必要に応じていつでも開くことができます。

グラフビュー
データが収集された時点で、最大4本のY軸にデータがリアルタイムで表示され、右側の「チャンネル＆軸」
パネルでエントリーをドラッグアンドドロップすることでエントリーを設定できます。

複数の機器同時に最大20台の機器のデータをログすることができます。
ここでは、3台の別のデータロガー（CM3、DrDAQ、TC-08）を使用しています。

インスタントフィードバッ
クの送信
ご意見をお聞かせください！
ここをクリックするとPicoに問い合わせ、コメントを送信できます。

データビュー
その時点までに収集されたデータをすべて表示できます。
もしくはグラフの表示倍率を変えず、新しいサンプルが表示された場合に表示を動かすこと（パン）ができます。

パン＆ズーム操作
ズームイン、ズームアウト、選択へのズーム、およびこれらのツールを使ったデータのパンなどを行うことができます。
操作を誤った場合は、「元に戻す」をクリックしてください。

カーソル＆注釈
グラフ上の点でデータ値や時間をハイライト表示する場
合はカーソルを使用してください。
点に印を付け、注釈を追加する場合は、「注釈を追加」をクリックしてください。

PicoLog® CM3 電流データロガー

PicoLog Cloudの紹介

性能が実証されたPicoLog 6の設計上に構築されたPicoLog Cloudは、Picoデータロガーの機能を大きく拡張する様々な機能を新しく搭載しており、無料でアップグレードしていただけます。
長年Picoを愛用してくださっているユーザー様であれ新規ユーザー様であれ、以下のような新機能を十分に活用していただけることでしょう。
•••••••••®

新しいPicoLog Cloudに直接ストリーミング行うリアルタイムキャプチャ
安全で信頼性の高いストレージ
世界のどこからでも、PicoLog Cloudを実行するリモートコンピュータで保存されたキャプチャ、およびリアルタイムキャプチャを表示
インターネットブラウザを使用して、どんなデバイス（スマートフォン、タブレット、PC）でもリアルタイムキャプチャおよび保存キャプチャを表示
無料のPicoLog Cloudアカウント
現在のUSB PicoLogロガーおよびPicoScopeリアルタイムオシロスコープすべてに対応
ネットワーク設定を変更することなく、簡単に設定することが可能
ネットワーク接続ありでも無しでも、連続キャプチャが可能
Windows、Linux、macOS、Raspberry Pi OS向けのソースクライアント

新しいPicoLog Cloudにリアルタイムキャプチャを直接ストリーミング

PicoLogデータロギングソフトウェアの今回のアップデートでは、お使いのPicoデータロガーまたはオシロスコープはローカルディスクにキャプチャを行うのみならず、安全なオンラインCloudにキャプチャを直接ストリーミングすることができるようになります。
すでにお使いのユーザー様でも新規ユーザー様でも、新しいクラウドサービスは無料でご利用いただけます。

一般的には、Microsoft、Apple、Googleのいずれかのメールアカウントプロバイダのメールおよびパスワードを使ってログインしていただけるようになっています。
これらのアカウントをお持ちでない場合、別のメールアドレスを使って匿名化アカウントを作成していただくことが可能です。
さらにセキュリティを高めるため、必ず2FA（二要素認証）を提供しているメールアドレ
スを使用するようにしてください。

PicoLog Cloudストレージは、高い信頼性とグローバルなアクセスで知られる業界標準サービスであるMicrosoft Azureがホストしています。
つまり、サービス品質（アップタイム）を信頼することができ、サーバー停止の場合でもデータをバックアップする複数のサーバーロケーシ
ョンにより安心することができます。

世界のどこからでもリアルタイムキャプチャや保存キャプチャを表示

PCまたはノートパソコンに接続することにより、30年以上に渡ってPicoの装置はお使いのコンピューターの画面、プロセッサ、ハードディスク、キーボード、マウスの機能を活用してきました。
データを測定する装置と同じ部屋、同じ工場、同じ都市、さらには同じ国にいることができないとしたらどうでしょう？

PicoLog Cloudは、お使いのロガーおよびデータに新しい扉を開きました。
世界のどこからでも、他のPCにデータを表示したりエクスポートしたりできるようになりました。
もちろん、リアルタイムキャプチャであれ保存キャプチャであれ、データを表示するには、これらのPCで安全な個人のPicoLog Cloudアカウントにサインインする必要があります。

シンプル性を保ち、リアルタイムキャプチャに余計な変更を加えてしまうことのないように、キャプチャ設置を変更できるのはホストのPicoLog Cloudアプリからのみとなっています。

今回の新しい機能は、シンプルなユーザーインターフェースのデータロギングアプリケーションを作成するという当社のビジョンに沿ったものであり、技術系ユーザー様でも非技術系ユーザー様でも簡単に使用していただくことができます。

PicoLog Cloudは、基本的には以前と同じアプリケーションとなっていますが、リアルタイムキャプチャデータをリモートのPicoLogCloudスペースに直接送信したり、Cloudにビューで保存したキャプチャを保管したりする拡張機能が搭載されています。

安全で信頼性の高いクラウドキャプチャ

PicoLog Cloudで最も重要視されているのはセキュリティです。
お客様のオンラインデータや認証情報を安全に保つため、当社では最新の最強セキュリティ技術・プロセスを使用しています。
この目的で、PicoLog Cloudはアイデンティティ管理プラットフォーム（Identity Management Platform）を導入してログイン認証プロセスを管理し、アイデンティティを匿名化してお客様のキャプチャデータを安全に保っています。

PicoLog® CM3 電流データロガー®

スマートフォンやタブレットにキャプチャを表示できますか？

PicoLog 6は、（Googleのオープンソースブラウザ）とJavaを使用したフレームワークに基づいています。
つまり、すでに「ブラウザ対応」であるということです。
非常に簡単に使用することができます。
ブラウザでpicolog.appのURLを開き、PicoLogCloudアカウントにログインします。
これにより、世界のどこからでもインターネット接続のスマートデバイスから、リアルタイムキャプチャや保存したCloudキャプチャなどすべてのデータに迅速かつ安全にアクセスすることができます。
Google ChromeやMicrosoft Edgeなどのブラウザでは、PicoLog CloudをPWA（プログレッシブウェブアプリ）として「インストール」することができるため、ホーム画面やデスクトップで使用することできます。
通常のアプリと同様の動作となります。

います。

APIでアプリケーションにリアルタイムのCloudキャプチャデータをストリーミングキャプチャの実行中に、データロガーソフトウェアアプリケーションからサードパーティ製アプリケーションにキャプチャしたデータを転送する機能は、長年お客様からご要望をいただいていた機能の1つですが、導入が非常に難しい機能でもありました。
サーバーにデータが存在するPicoLog Cloudでは、当社はついにシンプルなサーバーサイドAPIを開発しました。
これにより、プログラマーはバッチでリアルタイムデータをリクエストし、対人可読形式およびデータベース可読形式のASCIIフォーマットで返させることができます。
この機能は、アラームやキャプチャのメール送信、既存のデータベースへのロガーデータの追加、様々な方法（フィルタンク、パーセントバー、スロットルゲージ、大型数値表示など）でのデータ表示などの機能を追加したいユーザーにとっては、特に役立つ機能です。
Cloudキャプチャを設定してデータを取得すると、そのキャプチャのパブリック共有を有効にして、PicoLog.appサーバー上でそのキャプチャ固有のIDを含む検索不可のURLを生成することができます。
APIに含まれるのは、以下の2つのコールのみです。
••

基本設定、チャンネルID、最後の記録値およびチャンネル名。
特定のチャンネルの開始・終了時間パラメータを含むキャ
プチャデータのブロックのリクエスト

APIはサーバーサイドで、ユーザーのカスタムアプリケーションやデータベースに生データを送信するため、特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。
ほとんどすべてのプログラミング言語がAPI URLをコールすることができ、簡単なコード例もご利用いただくことができます。
PicoLog Cloudは、Cloudキャプチャモードではキャプチャが30日間に限定されており、それ以降古いデータは上書きされますが、このAPIを使用すれば、データをローカルに、または自分のオンラインデータベースに転送してバックアップを行うことができます。

ネットワーク接続ありでも無しでも連続キャプチャが可能

万が一、キャプチャ中にPCのネットワーク接続が失われたとしても、PicoLog Cloudは即座にPCのハードドライブを使用するように切り替え、ネットワーク接続の回復を待ちます。
失われたデータは即座にCloudに同期されます。

PicoLog Cloudキャプチャの仕様

••
•
•

•
ローカルキャプチャモードのPicoLog 6は、PicoLogデータロガーやPicoScopeリアルタイム•
オシロスコープ（サンプルレート制限が1 kS/秒）すべてに対応しています。
PicoLog Cloudは、 •チャンネル毎のサンプルレートが1 S/秒に制限されている装置を除き、同様の装置に対応して保存キャプチャ数は無制限
クラウドモードでは、チャンネル毎のサンプルレート最大1 S/秒
最大キャプチャ期間30日間キャプチャは、連続上書きまたは設定した期間後は停止のいずれかに設定することが可能
複数のホストPicoLog Cloudキャプチャを1つのユーザーアカウントで同時に使用可能
一箇所からすべてのデバイスおよびキャプチャを表示
リモートクライアントは、リアルタイムキャプチャおよび保存キャプチャからCSV、PDF、HDF5ファイルにエクスポート可能

PicoLog® CM3 電流データロガー

演算チャンネル

算出されたパラメータをグラフ化および記録する
ため、1つ以上の測定チャンネルからのデータを使用する必要が生じる場合があります。
PicoLogの方程式エディターを使えば、A–Bなどのシンプルな演算チャンネルや、log、sqrt、abs、round、min、max、mean、medianなどといった複雑な関数を設定することができます。

PicoLogは、演算チャンネルを他のチャンネルと同様に扱うため、アラームを設定したり注釈を付けたりすることも可能です。

直感的なロガーとチャンネル設定

アラーム

PicoLogでは、様々なイベントを通知するアラームを設定できます。
アラームは希望に合わせて簡易アラームにすることも複雑なアラームにすることもできます。
閾値の限界に達した場合や、データロガーの接続が切断された場
合、アラームがトリガされます。
もしくは、アラームをトリガする論理式をご自身で設定することもできます。
アラームは、サウンドの再生、アラーム通知の表示、アプリケーションの実行、イベント発生時にグラフにマーキングなど、様々な形式で行うことができます。

機器ビューでは、最大20台のPicoデータロガーを同時に使用するオプションを使用して、マルチチャンネル取得システムを簡単に設定できます。
PicoLogは、接続された各機器の画像を表示するため、チャンネルの有効化/無効化やプロパティの設定などを素早く簡単に行うことができます。
右は、3つのチャンネルに電流データロギングを設定した機器です。

強力なファイル形式

単一のファイルへの保存はファイルの破壊やデータ損失の影響を受けやすいため、PicoLogの中核を成すファイルシステムは、取得したデータを単一のファイルではなく、リアルタイムで堅牢なデータベースに直接保存します。
PCがシャットダウンされ、再起動された場
合、PicoLogではPCが停止していた間のデータのみが失われ、ソフトウェアを再起動するとデータの保存が続行されます。

このファイルシステムにより、キャプチャできるデータセットのサイズは事実上無制限となります。
お使いのPCのハードディスクのサイズが上限です。

PicoSDK®

Picoのソフトウェア開発キットであるPicoSDKは、無料でご利用いただくことができます。
このソフトウェアを使うと、サードバーティ社製ソフトウェアパッケージにソフトウェアやインターフェースを書き込むことができます。
Picoは、GitHub（github.com/picotech）でコード例のレポジトリも維持しており、PicoSDKをMicrosoft Excel、National Instruments LabVIEWなどのソフトウェアパッケージ、またはC、C++、C#、Visual Basic .NETなどのプログラミング言語と共に使用する方法を説明しています。

ファイル形式.picologは、すべてのオペレーティングシステムと互換性があり、取得が完了する PicoSDK、およびPicoLog CM3プログラマーガイド
前に保存するファイルを設定する必要がありません。
それまでに収集したデータを共有したい は、www.picotech.com/downloadsからダウンロードしてご利用いただくことができます。
場合は、キャプチャの途中で保存することができます。
PicoLogはどなたでも無料でダウンロー
PicoLogソフトウェアを今すぐお試しください！
ドし、インストールできるため、オフラインでの事後解析用に保存したデータを同僚、顧客、サプライヤーと共有できます。
PicoLogの内蔵デモモードにより、仮想機器を選択し、シミュレーションされたライブデータを使用して、ソフトウェアのすべての機能をお試しいただけます。
また、機器がデータはCSV形式でエクスポートされます。
さらに、グラフ、チャンネル構成、キャプチャ注記、接続されていなくても、PicoLogを使って以前に保存したデータを表示することがで注釈注記、アラームトリガー履歴などを含むPDFをエクスポートすることができます。
きます。
www.picotech.com/downloadsにアクセスし、「PicoLog Data Loggers」（PicoLogデータロガー）を選択してコピーを入手してください。

PicoLog® CM3 電流データロガー

仕様チャンネル数
最大ユニット数
レンジ（電圧入力）
精度（電圧入力）< 200 mV RMS< 1 V RMSRMS ノイズ
解像度
変換時間（有効チャンネル毎）
入力コネクター
入力インピーダンス
過電圧保護
ソフトウェアPicoLog、PicoSDKPicoSDK コード例
PicoLog ユーザー インターフェイス言語
PC要件
PicoLog

3200 ～ 1 V AC true RMS（真の実効値）、20 Hz ～ 1 kHz
±1%
±2.5%
60 µV
24ビット
720 ms4 mm ソケット> 1 MΩ、AC カップリング±30 V DCwww.picotech.com/downloadsからご利用いただけます。
PicoのGitHubページ（github.com/picotech）からご利用いただけます。
英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語

Microsoft Windows 7、8、10（32ビット＆64ビット）/ macOS 10.9（Mavericks）以降（64ビットのみ）/ Linux*（64ビットのみ）
OSのハードウェア要件* Linux用PicoLogはAppImageとして配信されるため、スーパーユーザー権限がなくてもインストールすることができます：詳細はappimage.org を参照してください。
ソフトウェアのテストは、OpenSUSEおよびUbuntu上で行われました。
Windows でのみお使いいただけます。
64ビットLinuxおよびmacOS用のドライバもご用意しています。
PicoSDK[1]USB 2.0フルスピード（USB 1.1および3.1に対応）およびEthernet 10Base-T
PCインターフェイス[1]
PicoSDK 10.6.11は、Microsoft Windows XP（SP3）およびVista SP2に対応している最後のバージョンで、それ以降のWindowsバージョンにも対応しています。
環境
動作温度範囲0 ～ 50 °C（規定精度を得る場合は20 ～ 28 °C）
動作湿度範囲20～80% RH（結露なきこと）
保管温度範囲-20～+80 °C
保管湿度範囲5～95% RH（結露なきこと）

PicoLog® CM3 電流データロガー一般事項
付加的なハードウェア（同梱）USBポートEthernetポート
電力要件
寸法適合保証仕様 - TA138 電流クランプ

USB 2.0ケーブル、Ethernetケーブル、クイックスタートガイド（TA138電流クランプは、オプションのPicoLog CM3キットに入っています）
USB 2.0フルスピード（12 Mbps）に適合
IEEE 802.3 10Base-T に適合。
10/100/1000Base-T ネットワークに対応。
IEEE 802.3af Power-over-Ethernet（PoE）に適合
USBポートまたはEthernetから電源供給
USB：5 V ±10% @ <100 mA
USB（Ethernet 有効）：5 V ±10% @ <200 mA
Ethernet：48 V ±20% @ <40 mA (< 2 W)
184 x 135 x 36 mm（ 約7.2 x 5.3 x 1.4 インチ）
EMC指令＆LVD指令；FCC規則パート15クラスA；RoHS適合
5年

PicoLog CM3にオプションで同梱されるTA138 電流クランプは、他のブランドのオシロスコープやマルチメーターにも接続することができます。
過電圧保護

600 V CAT II
300 V CAT III

精度

測定値の±2%、±0.5 A範囲（1 mV/A）
最大出力インピーダンス
帯域幅

最大導体サイズ
動作環境
保管環境

寸法（W x L x D）
重量

0.1 A ～ 200 A AC RMS
1 kΩ

40 ～ 400 Hz
16 mm

0 °C ～ 50 °C-30 °C ～ +60 °C

111 x 50 x 33 mm（約 4.3 x 1.9 x 1.3 インチ）
129 g（約4.5 oz）

EN 61010-1:2010
EN 61010-2-032:2012
電流クランプの使用に関する詳細な情報、特性、価格に関しては、以下をご覧ください：www.picotech.com/accessories/current-probes-clamps
標準

PicoLog® CM3 電流データロガー

注文情報

製品名
PicoLog CM3
PicoLog CM3 キット

説明
3チャンネル電流データロガー
200 A AC 電流クランプ3つ付きCM3

製品名
200 A AC 電流クランプ（4 mm）
USB 2.0ケーブル（1.8m）*
USB2.0ケーブル（0.5 m）*

説明
AC電流測定専用電流クランプ
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/1.8m）交換用
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/0.5 m）

英国グローバル本社

北米支社

アクセサリ（オプション）*

Pico USBケーブル（ブルー）は、電圧降下と騒音を最低限に抑えるため、Pico Technologyのオシロスコープおよびデータロガー専用に設計、製造されています。
PicoLog CM3データロガーには、Pico USBケーブル（ブルー）のみを使用してください。

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
米国+1 800 591 2796
sales@picotech.com

アジア太平洋地域支社

Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。
Pico Technology、PicoLog、PicoLog CloudおよびPicoSDKはPico Technology Ltd.の国際登録商標です。

www.picotech.com

LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
macOSは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
Windows およびExcelは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
MM028.ja-9.Copyright © 2004-2021 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico@picotechnologyltd

Pico Technology@picotech