Product Information

PIロータノード®
Ｅ７８８６ＸＥ７８８６ＦＸ

ロータノード E7886X，E7886FX は、1.3 と 0.7 の多重焦点をもち、最高使用管電圧は 150kV の回転陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.3
小焦点 ................................................................................. 0.7
公称陽極入力（0.1s）：（最大入力図参照）
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 40 kW
36 kW
小焦点 ....................................................................... 17 kW
15 kW
公称撮影陽極入力：
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 38 kW
35 kW
小焦点 ....................................................................... 17 kW
15 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7886X / E7886FX

駆動特性：
ステータ：ＸＳ－ＡＬ
起動時
駆動周波数
[Hz]
50/60
電力[W]
9101)3)
電圧
[V]
130
電流 2)
[A]
7.8
起動時間 4)[s]
0.8
分相コンデンサ容量[μF]44注 1) 主コイル－コモン間電圧。
2) コモン電流。
3) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
4) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。

定常時
50/60
8340
2.3－44

陽極回転数：
60Hz 電源 .................................................................... 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................... 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ...................................................................... 9.4 Ω
共通－補助コイル ................................................................... 28.3 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 479 mm
最大部直径 ........................................................................ 152.4 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 16 °直 径 ............................................................................... 74 mm材 質 ................................................................ レニウムタングステン
ろ過：
固有ろ過 .................................................. 0.9 mm Al / 75 kV IEC60522:1999
追加する付加フィルターの許容厚さは 0.4mm から 1.5mm .................... 最大 2.4 mm Al / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 150 kV, 3.4 mA
Ｘ線照射範囲 .................................................... SID 750 mm にて 354 × 354 mm
質 量 ............................................................................... 約 16 kg
高電圧端子 ........................................................ IEC60526 Corrigendum1:2010
冷却方式 .................................................................. 自然または強制空冷
管容器型式:
E7886X .............................................................................. XH-121
E7886FX ............................................................................. XH-126
使用位置 ................................................................................ 任意-2-

E7886X / E7886FX

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 550 mA
小焦点 ............................................................................ ．280 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.3 A
小焦点 ............................................................................... 5.5 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.3 A） ............................................................. 10.9 ～ 14.7 V
小焦点（5.5 A） .............................................................. 6.7 ～ 9.0 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
Ｘ線管最大連続入力 ............................................................ 60 W (85 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 210 kJ (300 kHU)
陽極冷却率 ............................................................... 870 W (1226 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................. 900 kJ (1250 kHU)
Ｘ線管装置最大連続入力:
送風機無 .............................................................. 180 W (15 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 70 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa-3-

E7886X / E7886FX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数

６０Ｈｚ

公称焦点値：１．３55050080kV

70kV
60kV

90kV

50kV

100kV
40kV

管 電 流 [mA]

400 110kV
125kV
300 150kV

200

100

00.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．７60kV

28070kV

50kV

80kV管 電 流 [mA]

20090kV

40kV

100kV
110kV
125kV
150kV
10000.01

0.03 0.070.02
0.05 0.1

0.20.30.50.7

負 荷 時 間 [s]-4-1235 7 10

E7886X / E7886FX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数

５０Ｈｚ

公称焦点値：１．３70kV

550
50060kV
80kV

50kV

管 電 流 [mA]

90kV
40kV

400 100kV
110kV
300125kV
150kV

200

10000.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.50.71235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．７28060kV

50kV

70kV

管 電 流 [mA]

20080kV

40kV

90kV
100kV
110kV
125kV
150kV

10000.01

0.03 0.07
0.02
0.05 0.1

0.20.30.50.7負 荷 時 間 [s]-5-1235 7 10

E7886X / E7886FX

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．３（代表値）
600

1350kV60kV

5001280kV

40011125~150kV

300

10Ef

200940kV

1000

フィラメント電圧 [A]

管 電 流 [mA]

100kV

84.1

4.3

4.54.74.95.1

75.3

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．７（代表値）
300

960kV

8100kV

200

7125~150kV
6Ef50kV
100540kV

404.34.54.7

4.95.1

フィラメント電流 [A]-6-

5.335.5

フィラメント電圧 [A]

管 電 流 [mA]

80kV

E7886X / E7886FX

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線
900180W

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

800
冷却
700
600
500
400
300200

加熱

10000204060

80100

120140160

180200910

冷 却 時 間 [min]陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

陽極加熱・冷却曲線
210200180

冷却160140120
10080142W

60

加熱

4060W

200012345678

冷却（または負荷）時間 [min]注：加熱曲線は撮影時のＸ線管への平均最大入力の例を示します。

-7-

E7886X / E7886FX

Ｅ７８８６Ｘ

外形図
単位：ｍｍφ1404-M5 深さ845479°

中心放射線かつ基準軸17011.1
90φ9241.27

φ152.4125.44-M6 深さ8陽極

16°

11.111.115690LS
陰極

2-M63.5, P=1.27121

低電圧端子板結線図

95311.1C8716 52381NC NC NC

4ENC
A

φ69C1 M

ET
温度リレー（常時閉）注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点

焦点中心A

記号説明
陰極端子
Ｃ: 共通
Ｌ: 大焦点Ｓ: 小焦点B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１: 共通Ｍ : ステータ主コイル
Ａ : ステータ補助コイル
ＥＴ: 接地端子
ＮＣ: 接続線なし: 主放射線方向
陽極，陰極端子: IEC60526形-8-E7886X / E7886FXＥ７８８６ＦＸ

外形図
単位：ｍｍ

72

φ140

4-M6 深さ8陽極41.2792

φ90125.445°

11.1

4-M5 深さ89015647916°

S

9 8 7 6 5

12 3 4 E

NCNC NC

12153

低電圧端子板結線図

11.1

C2-M63.5, P=1.2781

陰極

NC
φ69

C1 M A
ET

温度リレー（常時閉）注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点

中心焦点
A

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526形

-9-81

L

中心放射線かつ基準軸17011.1φ152.4

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7886X/FX 2018-11