乾熱滅菌器 STN/STAシリーズ
DRY STERILIZER

■別売品
品

名型

架 台（キ ャ ス タ ー 付）
架 台（ア ジ ャ ス タ ー 付）
ファン付積重ね架台
棚板（棚受付）細 目 棚 板（棚 受 付）

式

適応製品

仕様

DR000061

STN420DE、
STA420DC

W650㎜×D650㎜×H760㎜

DR000091

STN620DE、
STA620DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜

DR000071

STN420DE、
STA420DC

W650㎜×D650㎜×H760㎜

DR000081

STN620DE、
STA620DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜

DR000121

STN420DE、
STA420DC

W580㎜×D530㎜×H140㎜

DR000141

STN620DE、
STA620DC

W730㎜×D580㎜×H140㎜

DR001050

STN420DE、
STA420DCDR001060

STN620DE、
STA620DC

DR001320

STN420DE、
STA420DC

DR001330

STN620DE、
STA620DC

床用

固定

金具

DR001610

STN420DE・620DE
STA420DC・620DC

壁用

固定

金具

DR001351

全製品

耐荷重15㎏/枚
耐荷重10㎏/枚

───価格（税抜き）￥50,800￥57,800￥50,800￥57,800￥48,600￥50,800￥13,800￥16,000￥13,800￥16,300

乾熱滅菌器
STN420DE・620DE
STA420DC・620DC￥ 3,200￥ 7,400● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。

DRY STERILIZER■安全装置
マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させると共に装置の安全を確保するよう制御します。

独立過熱防止装置

温度調節器とは別回路で温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

制御回路保護ヒューズ

過大な電流によって生じる発熱や周囲温度の上昇により運転を停止します。

温度センサー異常

温度センサー異常（断線、短絡）を検知し、運転を停止します。

ヒーター断線

ヒーター断線を検知し、運転を停止します。

キ ーロ ック 機 能

温度調節器のキー操作を無効にし、誤操作を防ぎます。

SSR短絡

SSR短絡を検知し、運転を停止します。
ヒーター断線や制御部品の異常を検知し、運転を停止します。

過電流・漏電ブレーカー

制御異常

過大な電流が流れたときと漏電時に、電源を切ります。

周囲温度異常制御器の周囲温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

ドアスイッチ

扉が開いているときに運転を停止します。

自 己 診 断 機 能■設置図（単位：㎜）■用途例

1,000	ガラス器具など、熱に強い実験器具の加熱殺菌や、水と反応しやすく蒸気を使うことができない試料の殺菌などに使います。

030300300
STA420DC00

1,0

安全に関する注意Ｂ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

STN420DE

株式会社東洋製作所

Ｃ

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-11-24040

アドバンテック東洋株式会社

乾熱滅菌器 STNシリーズ

乾熱滅菌器 STAシリーズ

操作性と安全性に優れた滅菌器。

実用タイプの滅菌器。

DRY STERILIZERDRY STERILIZER

特長

特長●プログラム運転を簡便に設定できます。

●タイマー運転を簡便に設定できます。

●器具から落ちてくる少量の水滴を受けるトレイを装備しています。

●器具から落ちてくる少量の水滴を受けるトレイを装備しています。

●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

STN420DE■仕■仕様型

対式

流STN420DE

方式

用

温度

範

囲

温度

調

節

精度

±1℃

at 270℃

温度

分

布

精度

±7℃

at 270℃

温度

上昇時

間

使用

周

囲

温度

温度

節度

形

セン

サ

40℃～270℃

室温→270℃

約60分

器

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

態

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）1分～99時間59分
K熱電対

ター

ステンレスシーズヒーター

ヒー ター 容量（kW）

1.2

1.4装
パ

安ッキ

全装

SUS304シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ
W460×D460×H450〔H418〕

W610×D510×H500〔H455〕

形寸法（㎜）

W590×D635×H810

W740×D685×H860

庫内

容積（約L）

95

155

9段・45㎜

9段・48㎜

段数・ピ

ッチ

気

電源（50㎐/60㎐）

必要

電質

口源

設

備

φ28㎜

AC100V 14A

AC100V 15A

AC100V 20A

5060量（約㎏）
属品

価格（税抜き）2個AC100V 12A

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個￥216,000

用

温度

範囲度

調

節精度

±1℃

at 270℃

温度

分

布精度

±10℃

at 270℃

温度

上昇時

間使用

周

囲

温度

温度

温調

節転度

形

セン

サ

￥247,000

40℃～270℃

約50分

室温→270℃
マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

定値運転、タイマー運転（オートストップ）1分～99時間59分

ー

K熱電対

ヒー

ター

ステンレスシーズヒーター

ヒ ー

タ ー

容量（kW）

1.2

ッキ

全装

SUS304ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
W460×D460×H450〔H418〕

W610×D510×H500〔H455〕

外形寸法（㎜）

W590×D635×H810

W740×D685×H860

庫内容積（約L）

95

155

9段・45㎜

9段・48㎜

棚段数・ピ ッチ

排気電源（50㎐/60㎐）

必要電質

口源

設

備

φ28㎜

AC100V 14A

AC100V 15A

AC100V 20A

量（約㎏）
属2個

AC100V 12A
50品

価格（税抜き）￥185,000■温度調節器■温度調節器TC-EⅥシステム● 表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上。

● 表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上。

● PID制御方式で高い温度調節精度を実現。

● PID制御方式で高い温度調節精度を実現。

● 最大100ステップ（1パターンの場合のみ99ステップ）のプログラム● オートストップタイマー運転を行えます。

60
棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。

運転 を行えます。

1.4

装パ

室温→270℃器※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。

TC-SⅥシステム

約60分
5℃～35℃態

庫内寸法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3付

自然対流式

温安格

格

排STA620DC

式

使扉規規

外
棚STA420DC

方内ン

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3式流運成成ーー

扉

室温→270℃

5℃～35℃

ヒ内※1

構

構

温調
転型
対能能使

運付

自然対流式

約50分

様

STN620DE

性性※1

STA420DC￥253,000