オイルバス スターラー用
OIL BATH FOR MAGNETIC STIRRER

■別売品
品

名型

ス テ ン レ ス 棚 板式

TBX183SB・183FA

TB001410

TBX223SB・223FA

TB001420

TBX273SB・273FA

TB001450

TBX203RA・203HA

TB001460

TBX243RA・243HA

ニ ッ ト
熱用）

液槽

仕様

価格（税抜き）￥ 6,100￥ 7,300￥ 8,600￥ 6,100￥ 7,300￥ 8,600

耐荷重5㎏

TB001470

TBX283RA・283HA

TB001600

TBX183SB・203RA・183FA・203HA

液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 800W

￥ 39,700

TBX223SB・243RA・223FA・243HA

液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 1.2kW￥ 46,400

TB001620

TBX273SB・283RA・273FA・283HA液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 1.27kW￥ 49,600

TB001650

TBX183SB・203RA・183FA・203HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 800W

￥ 72,500

TB001660

TBX223SB・243RA・223FA・243HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 1.2kW￥ 78,800

TB001670

TBX273SB・283RA・273FA・283HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 1.27kW￥ 85,100

TB001700

TBX183SB・183FA

角型

槽内容量：約3.8L

TB001710

TBX223SB・223FA

角型

槽内容量：約8L

TB001720

TBX273SB・273FA

角型

槽内容量：約12L

TB001750

TBX203RA・203HA

丸型

槽内容量：約3.7L

TB001760

TBX243RA・243HA

丸型

槽内容量：約7.6L

TB001770

TBX283RA・283HA

丸型

槽内容量：約10L

TB001610
制 御 ユ（油加適応製品

TB001400

温 度 計 ホ ル ダ ー

TB001850

ステンレス製

支柱

TB001870

φ10㎜ × L400㎜

フ

TB001880

プ

TB001890

角ク型

ム

ラッン

全製品

￥ 9,500￥ 12,100￥ 19,900￥ 9,500￥ 12,100￥ 14,300￥ 1,200￥ 2,000￥ 1,800￥ 2,300

3個――

オイルバス スターラー用
TBX183SB・223SB・273SB
203RA・243RA・283RA
183FA・223FA・273FA
203HA・243HA・283HAOIL BATH FOR MAGNETIC STIRRER■制御ユニット、
液槽組合せ一覧表
温度調節器
液 体 膨 張 式

マ イ コ ンP I D 制 御お問合先

槽形状
槽内容量（約L）
ヒーター容量型 式
800W

TB001600

1.2kW

TB001610

1.27kW

TB001620

800W

TB001650

1.2kW

TB001660

1.27kW

TB001670

3.8
TB001700

角型
8TB001710

12
TB001720

3.7
TB001750○丸型
7.6TB001760

10
TB001770

○○

○
○

○

○○

○
○

販売元

製造元

TBX223SB○○

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

TBX283HA

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

316-K-03-24040アドバンテック東洋株式会社

オイルバス スターラー用

オイルバス スターラー用

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。

制 御 ユ ニ ッ ト と 液 槽（ 油 槽 ）は 、取 付 け ⇔ 取 外 し が 可 能 ！
液 槽（ 油 槽 ）の 清 掃 、熱 媒 体 の 交 換 が容易！

OIL BATH FOR MAGNETIC STIRREROIL BATH FOR MAGNETIC STIRRER

特長●用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
●温度調節器は、液体膨張式タイプとマイコンPID制御タイプを選択できます。
●持ち運びに便利な把手付きです。
●制御ユニットは取外し可能で、液槽（油槽）の清掃が容易に行えます。
●耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
●安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

■仕槽
※性能構
成規格付TBX223SB

TBX283HA
制御ユニット様（液体膨張式 温度調節器タイプ）
型式

TBX183SB

形状
使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間 約40分 室温→230℃
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
ヒ ー タ ーヒ ー タ ー 容 量
800W
槽材
質
安 全 装 置槽 内 寸 法（㎜） W180×D180×H120
外 形 寸 法（㎜） W260×D295×H165
槽 内 容 量（約L）3.8
電 源（50㎐/60㎐）
AC100V 8A
必 要 電 源 設 備
質量（約㎏）
2.7
属品

価格（税抜き）￥48,500

TBX223SB
角型

TBX273SB

TBX203RA

TBX243RA
丸型

室温＋5℃～230℃±3.5℃ at 200℃（攪拌時）±1.5℃ at 200℃（攪拌時）
約60分 室温→230℃ 約90分 室温→230℃ 約40分 室温→230℃ 約60分 室温→230℃
5℃～35℃
液体膨張式
SUS316L パイプヒーター
1.2kW
1.27kW
800W
1.2kW
SUS304独立過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
W220×D220×H170
W270×D270×H170
内径200×H120
内径240×H170
W300×D385×H215
W350×D435×H215
W270×D355×H165
W310×D400×H215
8123.77.6
AC100V 12A
AC100V 12.7A
AC100V 8A
AC100V 12A
AC100V 15A
3.2
3.7
2.5
3
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個￥59,000

TBX283RA

約75分 室温→230℃

1.27kW

内径280×H170
W350×D445×H215
10AC100V 12.7A
3.3￥72,500￥48,500￥59,000￥63,900

TBX273FA

TBX203HATBX243HA

TBX283HA※ 性能は、室温20℃、シリコーンオイルSRX310を使用し、無試料の場合です。
● 油量の最低レベルは液槽（油槽）の約半分までです。

■仕槽
※性能構
成規
格付様（マイコンPID制御 温度調節器タイプ）
型

式

TBX183FA形状
使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間 約40分 室温→250℃
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
温 度 セ ン サ ー
ヒーター
ヒ ー タ ー 容 量800W
槽材質安全装置
槽 内 寸 法（㎜） W180×D180×H120
外 形 寸 法（㎜） W260×D350×H165
槽 内 容 量（約L）3.8
電 源（50㎐/60㎐）
AC100V 8.1A
必 要 電 源 設 備
質量（約㎏）
2.9
属品価格（税抜き）￥85,900

TBX223FA
角型

丸型

室温＋5℃～250℃±0.3℃ at 200℃（攪拌時）±1.5℃ at 200℃（攪拌時）
約60分 室温→250℃ 約100分 室温→250℃ 約40分 室温→250℃ 約60分 室温→250℃
5℃～35℃
マイコンPID制御
白金測温抵抗体 Pt100Ω
SUS316L パイプヒーター
1.2kW
1.27kW
800W
1.2kW
SUS304
自己診断機能（過熱、温度センサー断線）、独立過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
W220×D220×H170
W270×D270×H170
内径200×H120
内径240×H170
W300×D390×H215
W350×D440×H215
W270×D360×H165
W310×D405×H2158123.77.6
AC100V 12.1A
AC100V 12.8A
AC100V 8.1A
AC100V 12.1A
AC100V 15A
3.4
3.92.73.2
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個￥97,000※ 性能は、室温20℃、シリコーンオイルSRX310を使用し、無試料の場合です。
● 油量の最低レベルは液槽（油槽）の約半分までです。

￥112,000￥85,900￥97,000

TBX243RA●制 御ユニットと液槽（油槽）の取付け⇔取外しは、不安定な場所やスターラーの上で行わないでください。
●劣 化したオイルは、引火点が下がり火災の原因になるおそれがありますので、劣化したオイルは交換してください。
●ヒ ーターやセンサーに汚れが付着したまま運転すると、故障の原因になりますので、1週間に1度、ヒーターやセンサーの清掃を行ってください。
●オ イルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
液槽（油槽）

約85分 室温→250℃

1.27kW

内径280×H170
W350×D450×H215
10AC100V 12.8A
3.5￥105,000■昇温時間