医療施設用電動ベッド「アスピーノ」製品カタログLineup樹脂ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

木製ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

スチールボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

83cm幅

83cm幅

83cm幅

樹脂ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

木製ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

スチールボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

83cm幅

83cm幅

整形外科用ボード
センターロック仕様
83cm幅

医療施設用電動ベッド
アスピーノ

適合するマットレス幅：83cm幅●特許出願中 ハイバックサポート機能

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減にポジショニングベッドに期待できる効果

ポジショニングベッドシリーズ

誤嚥リスクの低減 ポジショニング

ハイバックサポート機能
未使用時

ハイバックサポート機能
使用時

背上げ45°

ハイバック20°＋ローバック45°

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。

ハイバックサポート機能
膝位置のフィッティング機能

褥瘡
（床ずれ）
リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）ポジショニング
ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。
背上げ30°の場合
臥 位

ハイバックサポート機能 ポジショニング

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）

従来型ベッドでの背上げ30°

ハイバックサポート機能 使用時（ハイバック20°・ローバック45°）

背ボトムを「ハイバック：頭−背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。

腰・臀部の最大圧

81mmHg

10 %減

30°

最大圧

65mmHg73mmHg

ハイバックサポート機能による
背上げ30°

15°

30°

15°

従来の背上げ 30°に比べ最大圧が 10％減少

ハイバック

0〜20°

背上げ60°の場合ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能

臥 位

従来型ベッドでの背上げ60°

101mmHg

0〜93°
44.5cm

39.5cmローバック 0〜73°49.5cm

身長175cm未満の方身体のズレが発生

16 %減

20°

60°40°

従来の背上げ 60°に比べ最大圧が 16％減少

計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に ポジショニング
ABA

B

23cm

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

A位置に設定
ひざボトム

脚ボトム

圧力が増加

褥瘡（床ずれ）の原因になります

PLATZ ASPINO CATALOGUE

被験者：身長160cm 体重56kg 女性

ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整！

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

185mmHg

ハイバックサポート機能による背上げ60°

ベーシック

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで
ひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

160°

最大圧65mmHg

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 ポジショニング

2腰・臀部の最大圧

身長175cm以上の方B位置に設定

28cm

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします ポジショニング
円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない快適な背上げを提供します。

PLATZ ASPINO CATALOGUE

2医療施設用電動ベッド
アスピーノ

省スペースに設置可能な垂直昇降機構 ポジショニング

走行性と操作性に優れたキャスター ポジショニング

ベーシック

ベーシック

■ 頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最高位68cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりやスタッフの負担を軽減します。にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

■ 高い耐久性と走行性に定評があるドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。
直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。

足先上げと足先下げの簡単切替え ポジショニング

さまざまなオプションの使用にも対応 ポジショニング

ベーシック

足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

心臓の高さ

足先上げサイドレールの中央差しが可能 ポジショニング

足先下げ

ベーシック

床とベースフレームとのすき間は7.0cmを確保。
サイドテーブルやリフトの使用にも対応し、お掃除もしやすい設計です。

心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならないようにご注意ください。

ベーシック

看護をサポートする細かな気配り ポジショニング

ベーシック■ サイドレールの中央差し収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。
■ 収納式のオプション受けすべてのオプション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。
サイドレール収納ホルダー

使いやすい手元スイッチ ポジショニング

ベーシック

角度計 ポジショニング■ 液晶付き手元スイッチ

角度や高さの表示パネルと操作結果の音声読み上げ機能付きです（ON/OFF切替可能）。動作のメモリー機能により、任意の角度を設定できます。

せなかが0 °になりました

点滴棒取り付け穴

ベーシック

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。

ハルンバッグ用フック

充電式バッテリー（別売）ポジショニング

ベーシック

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。

■ 操作ロック機能

手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。
液晶手元スイッチは、操作部位ごとのロックも可能です。

■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続できるので、配線の手間を省けます。

3

PLATZ ASPINO CATALOGUEPLATZ ASPINO CATALOGUE

4

医療施設用電動ベッドアスピーノ

モータータイプ

モータータイプ

2モーター
ハイバックサポート
機能付

HB

HB

3モーターハイバックサポート
機能付

2モーター

高さ調節

膝上げ40°

ポジショニングベッドシリーズ

高さ調節

高さ調節

ベーシックベッドシリーズ

型式■ 2モーター ポジショニングベッド
手元スイッチ

樹脂
木製
スチール
整形外科用
樹脂
木製

標準手元スイッチ

スチール
整形外科用

ボードカラー型式

ナチュラルブラウン

P302-62EF1

ダークブラウン

P302-62FF1

ナチュラルブラウン

P302-62AF1

ダークブラウン

P302-62CF1

ナチュラルブラウン

P302-62BF1

ダークブラウン

P302-62DF1-

P302-62GE1

ナチュラルブラウン

P302-62EF2

ダークブラウン

P302-62FF2

ナチュラルブラウン

P302-62AF2

ダークブラウン

P302-62CF2

ナチュラルブラウン

P302-62BF2

ダークブラウン

P302-62DF2-

P302-62GE2

メーカー希望小売価格

ボードタイプ

木製
スチール
整形外科用
樹脂

標準手元スイッチ

木製
スチール
整形外科用

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

5

PLATZ ASPINO CATALOGUEボードタイプ

759,000 円（税込834,900円）

液晶手元スイッチ

木製
スチール

817,000 円（税込898,700円）

整形外科用
樹脂

736,000 円（税込809,600円）

標準手元スイッチ

型式

ナチュラルブラウン

P302-22EF1

ダークブラウン

P302-22FF1

ナチュラルブラウン

P302-22AF1

ダークブラウン

P302-22CF1

ナチュラルブラウン

P302-22BF1

ダークブラウン

P302-22DF1-

P302-22GE1

ナチュラルブラウン

P302-22EF2

メーカー希望小売価格

702,000 円（税込772,200円）

759,000 円（税込834,900円）

ダークブラウン

P302-22FF2

ナチュラルブラウン

P302-22AF2

ダークブラウン

P302-22CF2

ナチュラルブラウン

P302-22BF2

ダークブラウン

P302-22DF2

整形外科用

-

P302-22GE2

736,000 円（税込809,600円）

ボードタイプボードカラー

型式

メーカー希望小売価格

ナチュラルブラウン

P302-32EF1

ダークブラウン

P302-32FF1

ナチュラルブラウン

P302-32AF1

ダークブラウン

P302-32CF1ナチュラルブラウン

P302-32BF1

ダークブラウン

P302-32DF1-P302-32GE1

ナチュラルブラウン

P302-32EF2

木製
スチール

794,000 円（税込873,400円）

ボードカラー

679,000 円（税込746,900円）■ 3モーター ベーシックベッド

樹脂

液晶手元スイッチ

手元スイッチ樹脂■ 3モーター ポジショニングベッド
手元スイッチ

型式■ 2モーター ベーシックベッド

ボードタイプ

液晶手元スイッチ/36° 膝上げ40°
背上げ73° 背膝連動73°/23° 高さ調節
背上げ73° 背膝連動73°/36°
ハイバックサポート20° 背上げ73° 背膝連動73°

ハイバックサポート20° 背上げ73°背膝連動73°
/23°

3モーター

ボードカラー型式

ナチュラルブラウン

P302-72EF1

ダークブラウン

P302-72FF1

ナチュラルブラウン

P302-72AF1

ダークブラウン

P302-72CF1

ナチュラルブラウン

P302-72BF1

ダークブラウン

P302-72DF1-P302-72GE1

ナチュラルブラウン

P302-72EF2

ダークブラウン

P302-72FF2

ナチュラルブラウン

P302-72AF2ダークブラウン

P302-72CF2

ナチュラルブラウン

P302-72BF2

ダークブラウン

P302-72DF2-

P302-72GE2

メーカー希望小売価格

手元スイッチ樹脂

794,000 円（税込873,400円）

液晶手元スイッチ

木製
スチール

851,000 円（税込936,100円）

整形外科用
樹脂

771,000 円（税込848,100円）

標準手元スイッチ

木製
スチール

828,000 円（税込910,800円）

整形外科用

ダークブラウン

P302-32FF2

ナチュラルブラウン

P302-32AF2

ダークブラウン

P302-32CF2

ナチュラルブラウン

P302-32BF2

ダークブラウン

P302-32DF2-

P302-32GE2

736,000 円（税込809,600円）

794,000 円（税込873,400円）

713,000 円（税込784,300円）

771,000 円（税込848,100円）※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

PLATZ ASPINO CATALOGUE

6

医療施設用電動ベッド
アスピーノ仕様

サイドレール
119.0cm2モーター／3モーター■ 樹脂ボード（単位：cm）

96.0（ボード幅）

78.0～
117.0

29.0～68.0

78.0～
117.0
29.0～68.0

212.0
96.0
（全幅）

96.0
（全幅）

96.0
（全幅）

（単位：cm）

78.0～
117.0

29.0～68.0

212.0

19.5cm

40.0cm

40.0cm19.5cm19.5cmロングサイドレール（1本入）

PS01-99

PS01-79■メーカー希望小売価格■質量／4.0kg（1本） ■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂 ■原産国／ベトナム■質量／6.8kg（2本） ■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂 ■原産国／ベトナム■質量／5.5kg（2本） ■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂 ■原産国／ベトナム

19,000 円（税込20,900円）

取り付け例

3モーターポジショニングベッド

2モーターベーシックベッド

3モーターベーシックベッド樹脂ボード

105.5kg

106.0kg

102.5kg

103.0kg

全長191.0cm、幅83.0cm

木製ボード

110.5kg

111.0 k g

107.5kg

118 . 0 k g

スチールボード

109.0kg

109.5kg

106.0kg

10 6 . 5 k g

整形外科用ボード108.5kg

109.0kg

105.5kg

10 6 .0 k g

梱包

ハイバック角度
背上げ角度
膝上げ角度

23度（背上げ連動）

40度

定格電圧

0～73度

23度（背上げ連動）

PASN-TU119
PS01S-99

PS01-119
PS01-99■メーカー希望小売価格

35,000 円（税込38,500円）■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm■質量／6.9kg■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム

9,000 円
（税込9,900円）

PS01-79

型式適合機種PS01SW-119

PS01-119

PS01SW-99
PS01SW-79

PS01-99

PS01-99
PS01-119

入数

メーカー希望小売価格

1枚オープン価格

PS01-119

PS01-79

PS05-114：114.0cm
PS05-90：90.0cm

ロングタイプ：151.0cm
ショートタイプ：112.0cm

46.5cm

PP300-LF

1枚

ベトナム

バッテリー

ベッドの長さを延長することができます。

メーカー希望小売価格

折りたたみサイドレール

138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

専用オプション
延長フレーム

入数

40度

29.0～68.0cm
150W

原産国

適合機種

PS01-99■材質／PVCレザー ウレタンフォーム ■原産国／日本

LINAK社製

最大利用者体重46.5cmポータブルバッテリー

ベッドにあらかじめ取付けておくことで、停電時や電源が 停電時や電源が確保できないときも、（充電式）確保できないときも、ベッドを操作することができます。 ベッドを操作することができます。
（充電式）

PE08-BA19

28,000 円（税込30,800円）■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm■質量／1.5kg■原産国／デンマーク■メーカー希望小売価格
ポータブルバッテリー

ベッド用バッテリーコード

PE10-150

PE10-BA19■メーカー希望小売価格

46,000 円（税込50,600円）■メーカー希望小売価格

2,000 円
（税込2,200円）

セパレートタイプ（1本入）

ロングタイプ（1本入）PS05-151■メーカー希望小売価格■寸法／幅20.5×長さ14.5×高さ15.5cm■質量／3.5kg■原産国／デンマーク

PLATZ ASPINO CATALOGUE

組み合わせ例

サイドレール用安全カバー クッションタイプ

取り付け例

AC100V

モーター部

型式

PASN-TU79

-

0～20度

定格消費電力7

13,000 円（税込14,300円）■材質／ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／日本

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（樹脂ボード）PE樹脂（木製ボード）プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装（スチールボード）
スチール、プリント紙化粧繊維板（整形外科用ボード）
スチール

材質

床面高5梱包19.5cm■メーカー希望小売価格

ベーシックベッド2モーターポジショニングベッド

40.0cmレギュラーサイドレール（2本組）

サイドレール用安全カバー メッシュタイプ

ポジショニングベッド

電 動機 能19.5cm

PS01-119※床からベースフレームの間は 7.0cmとなります。

質 量39.5cm■メーカー希望小売価格

96.0
（全幅）

マットレス適合寸法

40.0cmロングサイドレール（2本組）

13,000 円（税込14,300円）

96.0（ボード幅）

78.0～
117.0

46.5cm（単位：cm）

96.0（ボード幅）

78.0～
117.0

78.0～
117.0
212.0

■ 整形外科用ボード■ スチールボード（単位：cm）

96.0（ボード幅）

78.0～
117.0

78.0～
117.0

29.0～68.0

212.0■ 木製ボード

79.0cm

99.0cm■質量／5.4kg

40,000 円（税込44,000円）■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム■メーカー希望小売価格■質量／4.4kg■質量／5.2kg■メーカー希望小売価格

35,000 円（税込38,500円）■材質／スチール、ABS樹脂■質量／4.5kg

48,000 円（税込52,800円）■材質／スチール、ABS樹脂

PS05-114

ショートタイプ（1本入）PS05-112

PS05-114■メーカー希望小売価格■原産国／ベトナム

46,000 円（税込50,600円）■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム■原産国／ベトナム

PLATZ ASPINO CATALOGUE

8

医療施設ベッド用
マットレス

ゼロソア

アミカルサポートマットレス

優れた体圧分散性に、適度な反発性で動きやすさをプラス。
自立促進をサポートする床ずれ防止マットレス

90,000 円（税込99,000円）
レギュラータイプ PM18-A8312

通気タイプ■メーカー希望小売価格

83cm幅
通気タイプ

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス

通気タイプ■メーカー希望小売価格 オープン価格■JANコード／4539940061643

83cm幅■寸法／幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm■質量／7.0kg■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

清拭タイプ

101,000 円（税込111,000円）
レギュラータイプ PM19-A8312

清拭タイプ■メーカー希望小売価格

83cm幅■JANコード／4539940061117■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm■質量／5.0kg■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム ■原産国／日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

清拭タイプ

レギュラータイプ PM11-8309■JANコード／4539940061667■寸法／幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm■質量／7.5kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本■メーカー希望小売価格 オープン価格

身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性

83cm幅

表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い
体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

ハイバック・背・腰は屈曲しやすい形状

12cm厚

レギュラータイプ PM12-8309■JANコード／4539940061155■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm■質量／5.0kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

腰・臀部はより自由に変形する形状※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

体圧分散データ 計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製）
110

優しく包む軟らかい層
身体部位に合わせた独自加工

7段階

身体を支える硬めの層

かかと、ふくらはぎは優しく包んで支える形状

曲がりやすく少し硬めの層

身体をささえる
硬めのウレタン0（mmHg）

優れた体圧分散性

寝返りしやすいユービーポイントエース

プロファイル加工の上に薄い層を重ねることで、ゆるやかに圧力が分散され、優れた体圧分散効果を発揮します。

上層5cm厚の高反発ウレタンが、動きやすさをサポート。
寝返りや起き上がり時に、身体機能をしっかりと活かせます。

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

被験者：身長164cm 体重57kg 男性

通気タイプ■メーカー希望小売価格 45,000 円（税込49,500円）

83cm幅

レギュラータイプ PM26-A8308■JANコード／4539940061902■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm■質量／5.5kg■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

体圧分散データ110

仰臥位 背上げ0°

仰臥位 背上げ 30°

清拭タイプ

仰臥位 背上げ60°

体圧分散データ 計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製）

7段階

110

被験者：身長161cm 体重50kg 女性 計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製）
0（mmHg）

9

PLATZ ASPINO CATALOGUE

83cm幅

レギュラータイプ PM27-A8308■JANコード／4539940061940■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm■質量／5.5kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル■原産国／ベトナム

7段階

0（mmHg）■メーカー希望小売価格 50,000 円（税込55,000円）

被験者：身長161cm 体重60kg 女性

中材：ウレタンフォーム

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。
※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

PLATZ ASPINO CATALOGUE

10

昇降式ベッドサイドテーブル

84.0cm

40.0cm

60.0cm～84.0cm4.5cm
3.0cm

43.0cmミディアムブラウン

PT03-840MB■メーカー希望小売価格

ライトブラウン

PT03-840LB■メーカー希望小売価格

ホワイト

ストッパー付き（単位：cm）

PT03-840WH

60,000 円（税込66,000円） 60,000 円（税込66,000円）■メーカー希望小売価格

55,000 円（税込60,500円）■寸法／幅84.0×奥行43.0×高さ60.0〜84.0cm（天板）
幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm■質量／14.4kg ■材質／ベースフレーム、支柱：スチール、樹脂 天板：合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂）キャスターカバー：PP樹脂■最大使用荷重／30kg ■原産国／ベトナム

高さ
約50.5cm～74.5cm（単位：cm）● ベッド等との挟み込みによる事故を防ぐ、安全機構を搭載しています。
● 耐荷重は従来品の10kgから30kgに増加し、堅牢性が向上しました。
● 天板のぐらつきを抑え、安定した使い心地です。

オーバーテーブル

PT01-A1■メーカー希望小売価格 17,000 円（税込18,700円）■JANコード／4539940084017■寸法／94.5～100.0×40.5×8.0cm ■質量／4.5kg■材質／甲板：PE樹脂 スライド部・フック：ABS樹脂 ■最大使用荷重／15.0kg■原産国／ベトナム
取付例● 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに使用可能です。

● 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
● 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。

● ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします。

● ベッドのフットボードに掛けて収納できます。

製造元

医療・介護ベッドメーカー

株式会社プラッツ■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL：092-584-3434／FAX：092-584-3436■北海道支店〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751■東北支店〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062■関東支店・関東ショールーム
〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
TRCセンタービル7F
TEL.03-5763-5425 FAX.03-5763-5426■東海支店・東海ショールーム
〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-402
TEL.052-737-2230 FAX.052-737-2231■関西支店・関西ショールーム
〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724■中四国支店〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040■九州支店（本社内）〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

https://www.platz-ltd.co.jp/■ ご意見・ご質問等は

pinfo@platz-ltd.co.jp

CZZ00008