PicoScope 5000Dシリーズ®

FlexRes オシロスコープおよびMSO®

万能オールラウンダー
8～16ビットのハードウェア分解能に柔軟に対応するFlexRes
最大200 MHzのアナログ帯域幅
分解能8ビットでのサンプリング1 GS/s
分解能12ビットでのサンプリング500 MS/s
分解能16ビットでのサンプリング62.5 MS/s
キャプチャメモリ最大512 MS
デジタルチャンネル16個（MSOモデル）
1秒間に130,000波形
内蔵の任意波形ジェネレーター
シリアルデコードを標準装備（20プロトコル）
最大200 MHzのスペクトラムアナライザー
PicoScope、PicoLog®、PicoSDK® ソフトウェア同梱
静かなファンレス設計

www.picotech.com

はじめに

今日の電子設計には、
アナログ、
デジタル、
シ
リアル（高速および低速）、並列、音声、動画、配電など、幅広い範囲の信号が使用されています。
試験するデバイスが仕様の範囲内で正しく機能するようにするには、すべての信号をデバッグし、測定し、確認する必要があります。

この様々な種類の信号に対応させるた
め、PicoScope 5000D Series FlexResオシ
ロスコープは、垂直解像度8～16ビット、帯域幅最大200 Mhz、
サンプリング速度1 GS/
sなどの機能を搭載しています。
各測定の要
件に最も適したハードウェア解像度を選択します。

PicoScopesには、マスクリミット試験、シリア
ルデコード、高度なトリガー、自動測定、演算チャンネル（周波数およびデューティサイクル
を時間に対してプロットする機能を含む）、XY
モード、セグメント化メモリなどの高度な機能が含まれます。
PicoScope 5000Dシリーズ
は、受賞歴を持つPicoのDeepMeasure™機
能、およびFlexResの柔軟な解像度の利点もFlexResとは？

柔軟な解像度を持つPico FlexResオシロス
コープを使えば、スコープのハードウェアを再構成して、
サンプルレートや解像度を高くすることができます。

つまり、デジタル信号を監視する高速（1GS/s）8ビットオシロスコープにも、音声作業
や他のアナログ用途向けの高解像度16ビッ
トオシロスコープにも、
ハードウェアを再構成することができます。

兼ね備えています。

PicoScope 5000Dシリーズのその他の主な機能には、以下のようなものがあります：

•

•
•
•

•
•

ディープキャプチャメモリ（1億2,800万～5億1,200万サンプル）
2つまたは4つのアナログチャンネル
ミックスドシグナルモデルでは、
さらに16デジタルチャンネル
シリアルデコード - 20プロトコルを解析（
さらに開発中）連続の高速データストリーミング用のUSB 3.0接続
小さく軽量で持ち運び可能

定期的に更新される無料のPicoScope 6ソフ
トウェアを併用することで、これらのデバイス
は、設計、研究、試験、教育、保守・修理など、様々な用途にぴったりなコスト効率の高いパッケージとなります。
8ビットモード

柔軟な解像度

16ビットモード

高速デジタル信号をキャプチャ・デコードするにしても、高感度デジタル信号の歪みを検出するにしても、FlexResオシロスコープがその答えとなります。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

詳細ディスプレイ

PicoScope 6ソフトウェアでは、
ディスプレイの大部分が波形表示に使用されるため、いつでも最大のデータを表示・確認できます。
ディスプレイのサイズはお使いのモニターのサイズになりますので、
ラップトップであっても、表示領域は通常のベンチトップスコープのものより大幅に大きくなり、解像度もずっと高くなります。

表示領域が大きいため、画面をカスタマイズして分割したり、複数のチャンネルを表示したり、同じ信号の異なるビューを同時に表示したりすることができます。
また、複数のオシロスコー
プおよびスペクトラムアナライザーを一度に表示することも可能です。
各ビューは、別個にズーム、パン、
フィルター設定を行うことができるので、さらに高い柔軟性を得られます。

PicoScope 6ソフトウェアは、
マウス、
タッチスクリーン、またはカスタマイズ可能なキーボード
ショートカットで操作することができます。

低レベル信号

PicoScope 5000Dシリーズの16ビット解像度を使えば、低レベル信号を高いズーム比で拡大することができます。
これにより、大きなDC電圧または低周波電圧で重なり合うノイズやリップルなどを表示して測定することができます。
また、各チャンネルで別々にLowpassフィルタリングコントロールを使用すると、ノイズを隠して基本の信号を検出することができます。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

高い帯域幅、高いサンプルレート

USBで電源を供給するオシロスコープのサンプルレートは、
たかが100か200 Ms/sです
が、PicoScope 5000Dシリーズの最大サンプ
ルレートは1 Gs/s、最大帯域幅は200 MHzにもなります。

ディープキャプチャメモリ

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ
は、128～512メガサンプルまでの波形キャプ
チャメモリがあり、これは競合するスコープより数倍大きいメモリです。
ディープメモリにより、最大サンプル速度で長時間の波形をキャプチャすることができます。
実際、PicoScope
5000Dシリーズは、1 nsの解像度で500 ms
以上も波形をキャプチャすることができます。
対照的に、10メガサンプルメモリのオシロス
コープで同じ500 msの波形をキャプチャすると、解像度はたったの50 nsです。

このディープメモリは他の場合にも便利です。
PicoScope 6では、キャプチャメモリを幾つものセグメント（最大10,000）に分割することができます。
各セグメントに別個のキャプチ
ャを保存するよう、
トリガー条件を設定することができます。
キャプチャ間のロス時間は、た
ったの1 µsです。
データを取得したら、一度に1つのセグメントずつ確かめて、探しているイ
ベントを探すことができます。

強力なツールが搭載されており、
これらデー
タすべてを管理・解析することができます。
マ
スクリミット試験や色持続モードなどの機能と同様に、PicoScope 6ソフトウェアでは何百万という倍率で波形を調べることができます。
[ズーム概要]ウィンドウでは、ズーム領域のサイズや場所を簡単にコントロールすることができます。
波形バッファ、
シリアルデ
コード、
ハードウェアアクセラレーションなどの他のツールを大きなメモリと併用すること
で、PicoScope 5000Dは最も強力なオシロス
コープとなります。

等価時間サンプリング（ETS）
モードは、有効サンプルレートを10 GS/sにまであげて、反復信号のより詳細な表示を行う際に使用します。

DeepMeasure

PicoScope 6 DeepMeasureツールは、
ディープメモリを使ってトリガーされた各波形取得に含まれるサイクルをすべて解析します。
結果は表に表示されます。
パラメーターフィールドは列に、波形サイクルは行に表示されます。
パラメーター別に結果を簡単にソートして、波形表示と関連させることができます。
または、今後の解析に備えて CSV ファイ
ルやスプレッドシート形式でエクスポートすることも可能です。

波形バッファおよびナビゲーター

波形にグリッチを見つけても、スコープを止める頃にはもうなくなっているということはありませんか？PicoScopeを使えば、環状波形バッファ内に最後の10,000波形を保存できるため、グリッチや他の一時的なイベントを見逃す心配はなくなります。

DeepMeasure は、
サイクルごとに 16 のパラメーターを計算します。
パラメーターには、
サイクルタイム、周波数、
パルス幅、デューティサイクル、立上がり・立下がり時間、
オーバーシ
ュート、
アンダーシュート、最大電圧、最小電圧などがあります。
トリガーに対する開始・終了時間などのパラメーターが、各サイクルに追加されます。
ツールには最大100万サイク
ルを表示できます。

バッファナビゲーターにより、波形を効率的にナビゲートして検索できるため、効果的に時間を遡ることができます。
マスクリミット試
験を実行する場合は、マスク失敗時にのみナビゲーターを表示するように設定すること
で、素早くグリッチを見つけることができます。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

ミックスドシグナルモデル

PicoScope 5000D MSOモデルでは、2、または4つのアナログチャンネルにさらに16のデジタルチャンネルを追加できるため、
アナロ
グおよびデジタルチャンネルの正確な時間相関を得ることができます。
デジタルチャンネル
は、グループ化してバスとして表示することができます。
各バス値は、16進法、2進法、10進法で、またはレベルとして（DAC試験）表示されます。
アナログおよびデジタルチャンネルの両方で詳細なトリガーを設定できます。

め、最大20チャンネルのデータを取得できます。
例えば、複数のSPI、I²C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを同時に行うことができます。

PicoScope 6の持続モードオプションを使うと、古いデータと新しいデータを重ねて表示することができます。
新しい波形は、強い陰のついた明るい色になります。
これにより、
グリ
ッチやドロップアウトを簡単に見つけて、その相対頻度を推測することができます。
ビデオ
波形やアナログ変調信号など、複雑なアナロ
グ信号の表示、解釈に便利です。

PicoScope 5000Dユニットすべてには、14ビット200 MS/s任意波形ジェネレーター（AWG）が内蔵されています。
内蔵のエディ
ターを使って任意波形を作成・調整したり、既存のオシロスコープトレースからインポート
したり、スプレッドシートから波形を読み込んだりすることができます。

レベル、オフセット、周波数の設定など、基本的な制御に加え、さらに詳細な制御を行うことができるため、様々な周波数に対応させることができます。
スペクトラムピークホールド
オプションと共に使用すると、アンプやフィル
ター応答の試験を行う強力なツールとなります。

AWGは、正弦波、矩形波、三角波、DCレベル、 トリガーツールにより、
スコープトリガーやマホワイトノイズ、PRBSなど、様々な標準出力
スクリミット試験失敗など、様々な条件を満信号のジェネレーターとしても機能します。
たす場合に、波形の1つ、またはそれ以上のサイクルを出力することができます。

デジタル入力によっても、
シリアルデコード
オプションはさらに強化されます。
アナロ
グおよびデジタルチャンネル上のシリアルデータを同時にデコードすることができるた

持続モード

任意波形およびファンクションジェネレーター

ー、高速表示モードから選択するか、またはカスタム設定を作成してください。

PicoScope 5000DシリーズのHAL3ハードウ
ェア アクセラレーションでは、高速持続モードで、1秒に最大130,000波形という波形更新
レートを達成することができます。
色分け、または強度グレーディングにより、安定したエリアや間欠的なエリアを見分けることができます。
アナログ強度、
デジタルカラPicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

シリアルデコードおよび解析

ディープメモリを持つPicoScope 5000Dシリーズには、
シリアルデコードおよび解析が標準装備されています。

イーサネットなど、20のプロトコル（さらに開発中）に対応しています。
PicoScope 6ソフトウェアは、I2C、SPI、CAN、RS-232、デコードにより、設計内で起こっていることを把握し、プログラミングおよびタイミングのエラーを特定して、他の信号品位に関する問題を確認することができます。
タイミング解析ツールは、各デザイン要素の性能を示し、システム性能全体を最適化する上で改良する必要のある部分を特定します。

グラフ形式では、一般の時間軸上の波形の下に、デコードしたデータ（16進法、2進法、10進
法、ASCII）がタイミングダイアグラム形式で表示され、エラーのあるフレームは赤でマークされます。

これらフレームにズームして、
ノイズやひずみを調べることができます。
また、各パケットフィールドには別々の色が割り当てられているため、データの読み出しも簡単に行えます。

表形式の場合、
データ、
フラッグや識別しすべてを含む、デコードしたフレームのリストが表示されます。
フィルター条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、特定の特性を持つフレームを探したりすることができます。

統計オプションは、
フレーム時間や電圧レベルなどの物理レイヤーに関する詳細を示します。
PicoScope 6では、スプレッドシートをインポートして、データをユーザー定義したテキ
スト文字列にデコードすることも可能です。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

スペクトラムアナライザー

スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。
信号のノイズ、
クロス
トーク、
ひずみなどを見つけるのに最適です。
PicoScope 6は、単一の非反復波形のス
ペクトルを表示することができる、高速フーリエ変換（FFT）
スペクトラムアナライザーを使用します。

ボタンをクリックすると、
アクティブなチャンネ
ルのスペクトルプロットが表示されます。
最大
周波数は、200 MHzです。
設定できる範囲が大きいため、
スペクトルビン、
ウィンドウ機能、スケーリング（log/logを含む）、
およびディス
プレイモード（即時、平均、
ピークホールド）などを制御することができます。
異なるチャンネルおよびズーム要素を含む複数のスペクトルビューを表示し、これらを同じ
データの時間領域ビューと共に表示することができます。
THD、THD+N、SNR、SINAD、IMDなど、様々な自動周波数領域測定から選択して、ディスプレイに追加できます。
スペクトルにマスクリミット試験を適用したり、AWGとスペ
クトルモードを一緒に使って掃引スカラーネットワーク解析を実行することさえ可能です。

高度なトリガー

PicoScope 5000Dシリーズは、
パルス幅、
ラ
ントパルス、ウィンドウ化、
ドロップアウトな
ど、業界をリードする高度なトリガーを提供します。

力上のウィンドウトリガーを使用したりできます。
例えば、測定したパラレルバスのデータ値
でトリガーする場合などです。

MSOモデルで使用可能なデジタルトリガーにより、16個のデジタル入力のいずれか、またはすべてがユーザー定義したパターンと一致する場合、スコープをトリガーすることができます。
各チャンネルごとに別個に条件を指定
したり、16進法値または2進法値を使ってすべてのチャンネルに一度にパターンを設定したりできます。
また、
ロジックトリガーを使ってデジタルトリ
ガーとエッジを組み合わせたり、
アナログ入

デジタルトリガーアーキテクチャ

1991年、Pico Technologyは実際のデジタル化データを使用したデジタルトリガー、
および高精度ヒステリシスの使用においてパイオ
ニアとなりました。
通常、
デジタルオシロスコ
ープには、コンパレーターに基づくアナログト
リガーアーキテクチャが使用されてきました。
この場合、時間および振幅エラーが発生する可能性があり、
これらは必ずしも修正できるとは限りません。
加えて、コンパレーターを使用することで、高帯域幅におけるトリガー感
度に限界が生じ、長いトリガーリアーム遅延が発生する場合があります。

Picoのデジタルトリガーは、
トリガーエラーを減らすのみならず、全帯域幅でも最小の信号
上でオシロスコープをトリガーすることができます。
これにより、高い精度、高い解像度でトリガーレベルやヒステリシスを設定することが可能です。

デジタルトリガーアーキテクチャにより、
リア
ーム遅延も減少させることができます。
セグメ
ント化メモリと併用することで、8ビットモード
では10msに10,000波形をキャプチャするラ
ピッドトリガーを使用することができます。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

マスクリミット試験

マスクリミット試験では、ライブ信号と既存の安定した信号を比較することができ、製造お
よびデバッグ環境で使用するために設計されています。
既知のグッド信号のみをキャプチャ
します。
その周辺でマスクを生成してアラームを使用し、マスクから外れる波形すべて（タイ
ムスタンプ付き）を自動で保存するようにします。
PicoScope 6は、間欠的なグリッチすべてをキャプチャし、失敗カウントを[測定結果]ウ
ィンドウに表示します（ウィンドウは他の測定結果にも使用することができます）。
マスクの失敗のみを表示するように波形バッファナビ
ゲーターを設定し、そのグリッチを素早く特定することができます。

マスクファイルの編集（数字またはグラフィッ
ク）、
インポート、
エクスポートも簡単に行えます。
また、複数のチャンネルで、複数の観点のマスクリミット試験を同時に実行することもできます。

アラーム

特定のイベントが発生した場合に自動で操作を実行するよう、PicoScope 6をプログラムすることができます。
アラームをトリガーできるイベントには、マスクリミット失敗、トリガーイベント、
フルバッファなどがあります。
PicoScope 6が行う操作には、ファイルの保存、サウンドの再生、プログラムの実行、任意波形
ジェネレーターのトリガーなどがあります。

演算チャンネルおよびフィルター

PicoScope 6では、入力信号や基準波形に対して様々な演算を実行することができます。
加算、反転などの簡単な関数を選択するか、または方程式エディターを開いて、フィルター（ローパス、
ハイパス、
バンドパス、
パンドスト
ップフィルター）、三角法、指数関数、対数、統計、積分、導関数が関係するような複雑な関数を作成します。

各スコープビューには、最大8つの実際のチャンネルまたは算出されたチャンネルが表示されます。
スペースがなくなったら、別のスコー
プビューを開いて追加できます。
演算チャンネルを使って、複雑な信号の詳細を表示することも可能です。
例えば、一定期間における信号のデューティサイクルや周波数の変化をグラフで表せます。

カスタムプローブ

カスタムプローブ機能により、
プローブ、
トラン
ステューサー、
その他のセンサーなどのゲイ
ン、減衰、オフセット、非線形性などを修正したり、電圧以外（電流、電力、温度など）の値を測定したりすることができます。
Picoの標準装備プローブは内蔵されていますが、線形スケーリングや補完データ表を使って自分のプローブを作成し、後で使用できるように保存することも可能です。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoLog® 6ソフトウェア

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープは、PicoLog 6データロギングソフトウェアでもサポートされます。
これにより、1度のキャプチャの信号を複数の単位で表示・記録することができます。

PicoLog 6により、チャンネルごとに最大1 KS/秒のサンプルレートが可能となるため、複数のチャンネルの電圧、電流レベルなど、一般パラメーターを同時に長時間観察する際に最適です。
一方で、PicoScope 6ソフトウェアは、波形および高調解析に適しています。

PicoLog 6を使うと、オシロスコープからのデータをデータロガーや他のデバイスからのデータと並べて表示できます。
たとえば、PicoScopeで電圧や電流を測定
し、TC-08熱電対データロガーを使って対温度で両方をプロットしたり、DrDAQ多目的データロガーを使って対湿度でプロットしたりできます。
PicoLog 6は、Windows、macOS、Linux、Raspberry Pi OSで使用できます。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

FlexRes – 仕組み

デジタルオシロスコープのほとんどは、複数の8ビットADCを交互配置することにより、高いサンプルレートを実現させています。
注意深く設計しても、交互配置プロセスにおいてエラーが生じ、個々のADCコアより動的性能が悪くなることは避けられません。
FlexResアー
キテクチャでは、入力チャンネルで複数の高解像度ADCを異なるタイムインターリーブで並列に組み合わせて使用することで、8ビット
で1 GS/sのサンプルレート、62.5 MS/sで16ピットの解像度、またはその間の他の組み合わせに最適化します。
信号雑音比の高い増幅器、および低ノイズシステムアーキテクチャに加え、FlexRes技術により、PicoScope 5000D
シリーズオシロスコープは、高いサンプルレー
トで最大200 MHzの信号を、または通常の8A

A

TIMING

ビットオシロスコープより256倍も高い解像度で低速信号をキャプチャして表示することができます。
解像度の強化 - PicoScope 6に内蔵されているデジタル信号処理技術により、スコープの有効垂直解像度を20ビットにまで高めることができます。

PicoScope 6ソフトウェアでは、分解能を手動で設定したり、選択された設定に最適な分解能を使用する「自動分解能」
モードのままにすることもできます。

ADC
125 MS/s

An ADC
125 MS/s
A

An

ADC
125 MS/s

An+1ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s
A

ADC
125 MS/s
An

An+1

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

An+2ADC
125 MS/s
B

An+2

ADC
125 MS/s
B

ADC
125 MS/s
Bn

ADC
125 MS/s

An+3ADC
125 MS/s

An+3

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

An+4ADC
125 MS/s
C

An+4

ADC
125 MS/s
C

ADC
125 MS/s
Cn

ADC
125 MS/s

An+5ADC
125 MS/s

An+5

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

An+6ADC
125 MS/s
D

An+6

ADC
125 MS/s
D

ADC
125 MS/s
Dn

ADC
125 MS/s

An+7ADC
125 MS/s

An+7

ADC
125 MS/s

ADC
125 MS/s

TIMING

TIMING

高い信号品位

Picoは、当社製品の動的性能に自信を持っています。
注意深いフロントエンド設計とシール
ディングにより、
ノイズ、
クロストーク、高調波
ひずみなどを減少させることができます。
高解像度オシロスコープ設計における25年以上に及ぶ経験は、
パルス応答や帯域幅フラッ
トネスの向上に表われています。

1:1 ズーム時の感度は、驚異的な2 mV/div（
オシロスコープの最大解像度で）です。
感度をもっと上げる必要がある場合は、高解像度モードに切り替えて拡大します。
14ビット
モードとズームを合わせて使用すると、感度は200 µV/divとなり、それでも8ビット以上の実用解像度が得られます。

An

Bn

Cn

SuperSpeed USB 3.0接続

Dn

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープは、USB 3.0接続機能があり、電光石火のスピード
で波形を保存できます。
他の古いUSB標準との互換性もあります。
PicoSDK ソフトウェア開発
キットでは、最大125 MS/sの速度でホストコンピューターとの連続ストリーミングが可能です。

TIMING

TIME-INTERLEAVED
TIME-INTERLEAVEDPARALLEL
PARALLEL
PicoScope 5000D
PicoScope
Series FlexRes
5000D Series FlexRes

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoSDK® - 自分のアプリを作成

当社のソフトウェア開発キットである
PicoSDKを使えば、自分のソフトウェ
アを作成することができます。
キットには、Windows、macOS、Linux用のドライバが含まれています。
当社のGitHub組織
ページで提供されるコード例は、National
Instruments LabVIEWやMathWorks
MATLABなどのサードパーティ社製ソフトウェ
アパッケージとインターフェースで接続する方法を示しています。
特にドライバは、USBを通じてギャップフリーの連続データを最大125 MS/sの速度で直接PCに取り込むモードであるデータストリーミ
ングをサポートしているため、スコープのキャプチャメモリのサイズに制限されることはありません。
ストリーミングモードのサンプリン
グ速度は、PCの仕様およびアプリケーションの読み込みによって異なります。

また、当社の試験＆測定フォーラムやウェブサ
イトのPicoAppsセクションでは、PicoScope
6ユーザーがコードやアプリケーションを共有しています。
ここに示されている周波数応
答アナライザーは、
これらアプリケーションの中でも人気の高いものです。

キットの同梱物およびアクセサリ

PicoScope 5000Dオシロスコープキットには、以下の同梱物が含まれています：•

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ•

60 MHz モデル：2/4 x TA375 プローブ

•
•
•
•
•
•

•

1 x TA155 Pico USB 3ケーブル（青、1.8m）
100 MHz モデル：2/4 x TA375 プローブ
200 MHz モデル：2/4 x TA386 プローブ

4チャンネルモデル：1 x PS011 5 V 3.0 A PSU
MSOモデル：1 x TA136 MSO ケーブル

MSOモデル：2 x TA139（MSOクリップセット）

クイックスタートガイド

•

プローブ、
ケーブル、
クリップ

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープキットには、
オシロスコープの性能に適合するよう特別に調整されたプローブが同梱されています。
MSOモデルには、MSOケーブル、試験クリップ20個も同梱されます。

20方向25 cmデジタルMSOケーブル•

オシロスコープのプローブ• MSO試験クリップ
クッパの本21、プッリク験試クッジロ931AT
パーツ番号：
100 MHzプローブ

TA375

200 MHzプローブ

TA386

MSOケーブル

TA136

試験クリップ12個

TA139

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

入力・出力接続

2チャンネルモデルチャンネルAおよびB入力

プローブ補正ピン
外部トリガー入力

AWG/ファンクション
ジェネレーター出力
USB 3.0ポート
アース端子

2チャンネルMSOモデル

チャンネルAおよびB入力

プローブ補正ピン

デジタル入力16個

USB 3.0ポート
アース端子

AWG/ファンクション
ジェネレーター出力

4チャンネルモデルチャンネルA、B、C、D入力

プローブ補正ピン
外部トリガー入力
AWG/ファンクション
ジェネレーター出力
DC電源入力USB 3.0ポート
アース端子

4チャンネルMSOモデル

チャンネルA、B、C、D入力

プローブ補正ピン
デジタル入力16個

DC電源入力USB 3.0ポート
アース端子

AWG/ファンクション
ジェネレーター出力

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 6ソフトウェア

ディスプレイは、必要に応じてシンプルにも高度にも設定することができます。
チャンネル1つの単一ビューで始め、複数のライブチャンネルを表示するように
ディスプレイを拡張したり、演算チャンネ
ルや基準波形を表示したりすることもできます。

ツール：シリア
ルデコード、参照
チャンネル、
マク
ロレコーダー、
ア
ラーム、
マスクリ
ミット試験、演算チャンネル。

波形再生ツール：PicoScope
6は、最大10,000の最新の波形を自動で記録します。
素早
くスキャンして間欠的イベントを探したり、
バッファナビゲーター を使って目視で探したりすることができます。

信号ジェネレータ
ー：標準信号、または任意波形を生成します。
周波数掃引モードが含まれます。

ズーム＆パンツール：
PicoScope 6では、数百万の倍率にズームすることができます。
5000D
シリーズスコープのディープメモリで作業する際に必要です。

自動設定ボタン：収集時
間や電圧範囲を設定して、信号をクリアに表示します。

ルーラー：各軸には、画面上でドラッ
グして振幅、時間、周波数を素早く測定できるルーラーが2本あります。

チャンネルオプション：フィルター、
オフセット、分解能拡張、
カスタムプローブなど多数。

オシロスコープコントロー
ル：電圧範囲、スコープの分解能、有効なチャンネル、
タイ
ムベース、
メモリ長などのコ
ントロール。

ビュー：PicoScope
6は、ディスプレイ領域を有効活用できるよう、注意深く設計されています。
新しいスコープ、
スペクト
ル、XYビューを自動レイアウト、
または
カスタムレイアウト
で追加します。

移動可能軸：垂直軸は、上下にドラッグすることができます。
この機能は特に、1つの波形が別の波形を見にくくしている場合に便利です。
自動配置軸 コマンドもあります。

ズーム概要：クリックしてドラッグすると、ズームしたビューを素早くナビゲートできます。

ルーラー凡例：絶対および差動ルーラー
測定がここにリストされます。

トリガーツールバー：メ
インコントロールに素早
くアクセスし、高度なトリ
ガーがポップアップウィ
ンドウに表示されます。

自動測定：算出した測定を表示して、トラブルシューティングや解析を行います。
各ビューには、測定を必要な数だけ追加できます。
各測定には、
その変動を示す統計パラメーターが含まれます。

トリガーマーカー：黄色いダイアモンドをドラッグすると、トリガーレベルおよびプリトリ
ガー時間を調整することができます。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

ミックスドシグナルモデル

PicoScope 5000 MSOモデルでは、2つまたは4つのアナログチャンネルに16のデジタルチャンネルを追加できるため、
アナログおよびデジタルチャンネルの正確な時間相関を得ることができます。
デジタルチャンネルは、グループ化してバスとして表示することができます。
各バス値は、16進法、2進法、10進法で、またはレベルとして（DAC試験）表示されます。
アナログおよびデジタル
チャンネルの両方で詳細なトリガーを設定できます。

デジタル入力によっても、
シリアルデコードオプションはさらに強化されます。
アナログおよびデジタルチャンネル上のシリアルデータを同時にデコードすることができるため、最大20チャンネ
ルのデータを取得できます。
例えば、複数のSPI、I²C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを同時に行うことができます。
オシロスコープのコ
ントロール：ズーム、フィルター、
ファンクションジェネレーターな
ど、PicoScopeのアナロ
グドメインコントロール
すべて、MSOデジタル信号モードでも使用することができます。

アナログ波形：
アナログ波形を、
デジタル
入力との時間相関で表示します。

ディスプレイのスプリット：PicoScopeでは、
アナロ
グ信号とデジタル信号を同時に表示することができます。
ディスプレイのスプリットを調整することで、アナログ波形のスペースを広げたり狭くしたりできます。

デジタルチャンネルボタン：
デジタル入力を設定して表示します。
アナログおよびデジタ
ル信号を同じタイムベースで表示します。

ルーラー：アナログおよびデジタルペインの両方に表示される
ため、信号のタイミングを比較することができます。

リネーム：デジタルチャ
ンネルおよびグループ
は、名前を変更することができます。
デジタル
ビューでグループを展開
したり折りたたんだりすることができます。

グループ：
ビットをフィールドにグループ化し、オプシ
ョンでアナログレベルとして表示します。

高度なトリガー：
デジタルチャンネルでは、
デジタルトリガーおおびロジックトリガー
オプションも使用できます。

ディスプレイ形式：
選択したビットを個々に表示するか、16進法、2進法、10進法形式でグループとして表示します。

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

垂直（アナログチャンネル）PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

アナログ入力チャンネル
入力タイプ
帯域幅（-3 dB）
立ち上がり時間（計算）
帯域幅リミッター
垂直分解能[2]

2
4
2
4
2
4
シングルエンド、BNC(f)コネクター
60 MHz
100 MHz[1]200 MHz[1][1]
5.8 ns3.5 ns1.75 ns[1]20 MHz、選択可能
8、12、14、15、16ビット
8ビットモード：
入力範囲の0.6%以下
12ビットモード：
入力範囲の0.04%以下
入力範囲の0.01%以下
LSBサイズ（量子化ステップサイズ）[2] 14ビットモード：
15ビットモード：
入力範囲の0.005%以下
16ビットモード：
入力範囲の0.0025%以下
拡張垂直解像度
ハードウェア解像度 + 4ビット
入力範囲
±10 mV～±20 V（フルスケール、11の範囲）
入力感度
2 mV/div～4 V/div（垂直分割10）入力カップリングAC / DC
入力特性
1 MΩ ±1% || 14 ±1 pF
12～16ビットモード： 信号の±0.5% ±1 LSB[3]ゲイン精度8ビットモード：
信号の±2% ±1 LSB[3]±500 µV ±フルスケールの±1%[3]オフセット精度
オフセット精度は、PicoScope 6のゼロオフセット機能を使用すると向上します。
±250 mV（10、20、50、100、200 mV 範囲）
アナログオフセット範囲±2.5 V（500 mV、1 V、2 V 範囲）（垂直位置調整）±20 V（5、10、20 V 範囲）
アナログオフセットコントロール精度 オフセット設定の±0.5%、基本DCオフセット精度に追加
過電圧保護±100 V（DC + AC ピーク）
[1] 16ビットモードでは、帯域幅は60 MHzに減少し、立上がり時間は5.8 nsに増加します。
[2] ±20 mV範囲では、
14～16ビットモードで、ハードウェア分解能が1ビット減少します。
±10 mV範囲では、
ハードウェア分解能は、12ビットモードで1ビット、14～16ビットモードで2ビット減少します。
[3] 1時間のウォームアップ後、
15～30 °Cの間。
垂直（デジタルチャンネル）- D MSOモデルのみ

入力チャンネル
入力コネクター
最大入力周波数

16チャンネル（各8チャンネルが2ポート）
ピッチ2.54 mm、10 x 2 方向コネクター
100 MHz（200 Mbit/s）

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

検出可能最小パルス幅
入力インピーダンス
入力ダイナミックレンジ
しきい値の範囲
しきい値のグルーピング
しきい値選択
しきい値精度
しきい値ヒステリシス
最小入力電圧振幅
チャンネル間スキュー
最小入力‎スルーレート
過電圧保護
水平最大サンプルレート
1チャンネル2チャンネル3～4チャンネル
4チャンネル超最大等価サンプルレート（反復信号；8ビットモードのみ、ETSモード）

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

5 ns
200 kΩ ±2% || 8 pF ±2 pF
±20 V
±5 V
別個のしきい値コントロール2個。
ポート0：D0～D7、ポート1：D8～D15
TTL、CMOS、ECL、PECL、
ユーザー定義< ±350 mV（ヒステリシスを含む）< ±250 mV
500 mV（ピークピーク値）
2 ns（代表値）
10 V/µs±50 V（DC + AC ピーク）

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

12ビットモード
14ビットモード
8ビットモード
1 GS/s500 MS/s
125 MS/s
125 MS/s
500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s「チャンネル」とは、任意のアナログチャンネル、または8ビットデジタルポートのことです。
2.5 GS/s

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

15ビットモード[4]125 MS/s
125 MS/s

5 GS/sPicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

16ビットモード[4]62.5 MS/s

10 GS/s

USB 3、PicoScope 6を使用：
15～20 MS/s
最大サンプルレート（PCメモリへの連 USB 3、PicoSDKを使用：
125 MS/s（8ビットモード）、
または62.5 MS/s（12～16ビットモード）
続USBストリーミング）[5]
USB 2、PicoScope 6を使用：
8～10 MS/s
USB 2、PicoSDKを使用：～30 MS/s（8ビットモード）、
または～15 MS/s（12～16ビットモード）
タイムベース範囲（リアルタイム）
1 ns/div～5000 s/div（39範囲）
最速タイムベース（ETS）
500 ps/div
200 ps/div
バッファメモリ[6]（8ビット）
128 MS
256 MS[6]
バッファメモリ （≥ 12ビット）
64 MS
128 MS
バッファメモリ[7]PicoScope 6ソフトウェアで100 MS（連続ストリーミング）
波形バッファ
（セグメント数）
PicoScope 6ソフトウェアで10,000

100 ps/div
512 MS
256 MS

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoSDK使用時の波形バッファ
（セグ
メント数）
250 000
500 000（8ビット）
PicoSDK使用時の波形バッファ
（セグ
メント数）
125 000
250 000（12～16ビット）
初期タイムベース精度±50 ppm（0.005%）±2 ppm（0.0002%）
タイムベースドリフト±5 ppm/年±1 ppm/年
サンプルジッタ
3 ps RMS（代表値）
ADCサンプリング
すべての有効チャンネルで同時。
[4] 8ビットデジタルポートは幾つでも、15ビットおよび16ビットモードで使用できます。
最大サンプルレートには影響はありません。
[5] 有効チャンネル間で共有され、PCに依存します。
利用できるサンプルレートは分解能によって異なります。
[6] 有効チャンネル間で共有。
[7] PicoSDK使用時は、ドライバーバッファ最大は使用できるPCメモリ。
キャプチャの期間に制限なし。
動的性能（代表値）

クロストーク

高調波ひずみSFDR

ノイズ（±10 mV範囲で）
帯域幅フラットネス
トリガー（主仕様）
ソース
トリガーモード
高度なトリガーの種類（アナログチャ
ネル）
トリガーの種類（アナログチャンネ
ル、ETS）
トリガー感度（アナログチャンネル）トリガー感度（アナログチャンネ
ル、ETS）

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

1 000 000
500 000±2 ppm（0.0002%）±1 ppm/年

最大全帯域幅で400:1 以上（等しい電圧範囲）
8ビットモード：−100 kHz フルスケール入力で60 dB
12～16ビットモード： −100 kHz フルスケール入力で70 dB
8～12ビットモード： 100 kHz フルスケール入力で60 dB
14～16ビットモード： 100 kHz フルスケール入力で70 dB
8ビットモード：
120 μV RMS
12ビットモード：
110 μV RMS
14ビットモード：
100 μV RMS
15ビットモード：
85 μV RMS
16ビットモード：
70 μV RMS（+0.3 dB、−3 dB）DCから全帯域幅

アナログチャンネル、
プラス：MSOモデル：デジタルD0～D15；その他のモデル：外部トリガーなし、自動、
リピート、
シングル、
ラピッド
（セグメント化メモリ）

エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、
ウィンドウドロップアウト、
インターバル、
ラント、
ロジック
立上がり・立ち下がりエッジ ETS トリガーは、ChAのみ、8ビットモードのみで使用可能

デジタルトリガーで1 LSBの精度（最大でスコープの全帯域幅）
全帯域幅：代表値10 mV（ピークピーク値）

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

トリガーの種類（デジタル入力）
最大プリトリガーキャプチャ
最大ポストトリガー遅延

トリガーリアーム時間

最大トリガーレート
外部トリガー入力 - MSOモデル以外

コネクターの種類
トリガーの種類
入力特性
帯域幅
しきい値の範囲
外部トリガーしきい値精度しきい値
精度
外部トリガー感度
カップリング
過電圧保護
ファンクションジェネレーター
標準出力信号

疑似出力信号

出力周波数
掃引モード

トリガー

出力周波数精度
出力周波数分解能
出力電圧範囲出力電圧調整振幅フラットネス
DC精度
SFDR

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

MSOモデルのみ：エッジ、
パルス幅、ドロップアウト、
インターバル、
ロジック、
パターン、混合信号
キャプチャサイズの最大100%
０～40億サンプル、1サンプルステップで設定可能（最も速いタイムベース1 nsステップで0～4秒の遅延範囲）
8ビットモード、代表値：最も速いタイムベースで1 μs
8～12ビットモード： 最も速いタイムベースで2 μs未満
14～16ビットモード： 最も速いタイムベースで3 μs未満
10 msバーストで波形10 000（8ビットモード）
前面BNC（f）
エッジ、
パルス幅、
ドロップアウト、
インターバル、ロジック
1 MΩ ±1% || 14 pF ±1.5 pF
60 MHz±5 V

100 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

200 MHz

フルスケールの±1%200 mV（ピークピーク値）
DC±100 V（DC + AC ピーク）

正弦波、矩形波、三角波、DC電圧、ランプアップ、
ランプダウン、シンク、ガウス、正弦半波
ホワイトノイズ、選択可能振幅、出力電圧範囲内のオフセット
擬似乱数バイナリシーケンス（PRBS）、出力電圧範囲内で選択可能な高/低レベル、最大20 Mb/sの選択可能なビットレート
0.025 Hz～20 MHz
アップ、
ダウン、
デュアル（選択可能な開始/停止周波数および増分）
波形サイクルまたは周波数掃引のカウント数（1～10億）を、スコープトリガー、外部トリガー（MSOモデル以外）、
またはソフトウェアからトリガーすることが可能。
外部トリガーを使用して、信号ジェネレータ出力をコントロールすることも可能。
オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数解像度< 0.025 Hz±2 V
信号振幅およびオフセットは、±2 V 範囲内で約0.25 mVステップで調整可能< 1.5 dB～20 MHz（代表値）
フルスケールの±1%> 70 dB、10 kHzフルスケール正弦波

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

出力抵抗
コネクターの種類
過電圧保護

任意波形ジェネレーター

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

50 Ω ±1%
BNC（f）±20 V

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

更新レート
200 MS/s
バッファサイズ
32 kS
分解能
14ビット
（出力ステップサイズ約 0.25 mV）
帯域幅（-3 dB）> 20 MHz立ち上がり時間（10%～90%）<10 ns（負荷50 Ω）
掃引モード、トリガー、周波数精度および解像度、電圧範囲、DC精度、出力特性などを含む他のAWG仕様は、機能ジェネレーターとして扱われています。
プローブ補正ピン
出力特性
出力周波数
出力レベル
過電圧保護

600 Ω
1 kHz
3 V（ピークピーク値、代表値）
10 V

周波数範囲
ディスプレイモード
Y軸
X軸
窓関数
FFTポイントの数

DC～60 MHz
DC～100 MHz
振幅、平均、
ピークホールド対数（dbV、dBu、dBm、任意dB）または線形（ボルト）線形または対数
長方形、ガウス、三角、
ブラックマン、
ブラックマン・ハリス、
ハミング、
ハン、
フラットトップ
2電源で128～100万から選択可能

スペクトラムアナライザー

演算チャンネル
関数

オペランド
自動測定

スコープモード

スペクトルモード
統計
DeepMeasure™

DC～200 MHz−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、delay、average、frequency、derivative、integral、min、max、peak、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop
A、B、C、D（入力チャンネル）、T（時間）、基準は形、pi、D0＝D15（デジタルチャンネル）、定数
AC RMS、
サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、
エッジカウント、立下り時間、立下がりエッジカウント、立下がりレート、周波数、高パルス幅、低パルス幅、最大、最小、負のデューティサイクル、
ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、非反転RMS
ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD
最小、最大、平均、標準偏差

PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様
パラメータ

シリアルデコード

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、
デューティサイクル（高）、
デューティサイクル（低）、立上がり時間、立下がり時間、
アンダーシュート、
オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、電圧ピークピーク値、開始時間、終了時間

プロトコル

1-Wire、ARINC 429、CAN & CAN FD、DALI 、DCC、DMX512、Ethernet 10Base-Tおよび100Base-TX、FlexRay、I²C、I²S、LIN、PS/2、Manchester、Modbus ASCII、Modbus RTU、SENT、SPI、UART（RS-232 / RS-422 / RS-485）、USB 1.1

統計
マスク作成

合格/失敗、失敗カウント、合計カウント
ユーザー描画、表入力、波形またはファイルからのインポートにより自動生成

補間
パーシスタンスモード
出力ファイル形式
出力機能

線形またはsin(x)/x
デジタルカラー、
アナログ強度、カスタム、高速
bmp、csv、gif、animated gif、jpg、mat、pdf、png、psdata、pssettings、txt
クリップボードにコピー、印刷

PC接続性

USB 3.0 SuperSpeed（USB 2.0との互換性あり）
2チャンネルモデル：単一USB 3.0ポートから電源供給
4チャンネルモデル：ACアダプター同梱USB 3.0または1.2Aを供給する充電ポートから電源を取り、2チャンネル（該当する場合、MSOチャンネルも）を使用可能。
190 x 170 x 40 mm（コネクターを含む）< 0.5 kg
操作：0～40 °C
15～30 °C（記載の精度、1時間のウォームアップ後）
保管：-20～+60 °C
操作: 相対湿度5〜80%（結露なきこと）
保管：相対湿度5～95% RH（結露なきこと）
高度最大2000 m、EN 61010汚染度2
EN 61010-1:2010準拠の設計
EN 61326-1:2013およびFCCパート15サブパートBに従って試験
RoHS指令およびWEEE指令準拠
PicoScope 6、PicoLog 6、PicoSDK（ GitHubのPico Technology組織ページでは、アプリを作成するユーザー向けにすべてのプラットフォームのプ
ログラム例が提供されています）
PicoScope 6ベータ版（ドライバを含む）、PicoLog 6（ドライバを含む）

マスクリミット試験
ディスプレイ

一般事項
電力要件
寸法
重量

温度範囲
湿度範囲

環境
安全性認可
EMC認可
環境認可
Windowsソフトウェア（32ビットまたは64ビット）[8]macOSソフトウェア（64ビット）[8]PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

PicoScope 5000Dシリーズ
技術的仕様

PicoScope 5242Dおよび5242D MSO
2チャンネル、60 MHz

PicoScope 5442D
および5442D MSO
4チャンネル、60 MHz

PicoScope 5243D
および5243D MSO
2チャンネル、100 MHz

PicoScope 5443D
および5443D MSO
4チャンネル、100 MHz

PicoScope 5244D
および5244D MSO
2チャンネル、200 MHz

PicoScope 5444D
および5444D MSO
4チャンネル、200 MHz

PicoScope 6ベータ版ソフトウェアおよびドライバ、PicoLog 6（ドライバを含む）
ドライバのみをインストールする場合は、Linuxソフトウェアおよびドライバを参照してください
PicoLog 6（ドライバを含む）
Raspberry Pi 4B
ドライバのみをインストールする場合は、Linuxソフトウェアおよびドライバを参照してください（Raspberry Pi OS）[8][8] 詳細はpicotech.com/downloadsを参照してください。
プロセッサ、メモリ、ディスク容量：OSの要件に応じてPC要件
ポート: USB 3.0（推奨）またはUSB 2.0
中国語（簡体字）、
チェコ語、
デンマーク語、オランダ語、英語、
フィンランド語、
フランス語、
ドイツ語、
ギリシャ語、
イタリア語、日本語、韓国語、
ノルウェ
サポートされる言語、PicoScope 6
ー語、ポーランド語、ポルトガル語、
ルーマニア語、
ロシア語、
スペイン語、
スウェーデン語、
トルコ語
サポートされる言語、PicoLog 6
中国語（簡体字）、
オランダ語、英語（英国）、英語（米国）、
フランス語、
ドイツ語、
イタリア語、日本語、韓国語、
ロシア語、
スペイン語
Linuxソフトウェア（64ビット）[8]PicoScope 5000Dシリーズオシロスコープ®

ご注文について
注文コード

PQ143
PQ149
PQ146
PQ152
PQ144
PQ150
PQ147
PQ153
PQ145
PQ151
PQ148
PQ154
PP969

モデル番号

PicoScope 5242D
PicoScope 5242D MSO
PicoScope 5442D
PicoScope 5442D MSO
PicoScope 5243D
PicoScope 5243D MSO
PicoScope 5443D
PicoScope 5443D MSO
PicoScope 5244D
PicoScope 5244D MSO
PicoScope 5444D
PicoScope 5444D MSO
キャリーケース

英国グローバル本社：

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国



説明

+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

60 MHz 2チャンネルオシロスコープ
60 MHz 2チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
60 MHz 4チャンネルオシロスコープ
60 MHz 4チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
100 MHz 2チャネルオシロスコープ
100 MHz 2チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
100 MHz 4チャネルオシロスコープ
100 MHz 4チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
200 MHz 2チャンネルオシロスコープ
200 MHz 2チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
200 MHz 4チャンネルオシロスコープ
200 MHz 4チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
カットアウトスポンジインサート付きハードキャリーケース

北米支社：

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
米国

+1 800 591 2796
sales@picotech.com

PicoScopeシリーズには、他にも様々なオシロスコー
プがあります...
PicoScope2000 シリーズ
ポケットサイズの
PicoScope

PicoScope4000 シリーズ
高精度
12～16 ビット

PicoScope
6000E シリーズ
高性能
最大1 GHz

PicoScope
9000 シリーズ
サンプリングスコープ
およびTDR～25 GHz

アジア太平洋地域管轄支社：
Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。
Pico Technology、PicoScope、PicoLog、PicoSDK、FlexRes およびDeepMeasureは、Pico Technology Ltd.の国際登録商標
です。

LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
macOSは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
Windowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
GitHubは、米国およびその他の国におけるGitHub Inc.の登録商標です。
MM093.ja-4.著作権 © 2018–2021 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico@picotechnologyltd

www.picotech.com
Pico Technology@picotech