定温乾燥器 DRNシリーズ/DRAシリーズ
ELECTRIC DRYING OVEN

定温乾燥器
DRN320DE・420DE・620DE
DRA330DC・430DC・630DC

DRN620DE＋壁用固定金具DR001351

ELECTRIC DRYING OVEN
1,000

■設置図（単位：㎜）

DRN420DE＋架台（キャスター付）DR000061

D300

030300DRN420DE 2台＋ファン付積重ね架台DR000121

00

■用途

1,0180°電子部品などの熱処理、試料などの乾燥、塗料の焼付けなど多目的に使われます。

BA

■安全装置

独立過熱防止装置

温度調節器とは別回路で温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

制御回路保護ヒューズ

過大な電流によって生じる発熱や周囲温度の上昇により運転を停止します。

温度センサー異常

温度センサー異常（断線、短絡）を検知し、運転を停止します。

ヒーター断線

ヒーター断線を検知し、運転を停止します。

キーロック機能

温度調節器のキー操作を無効にし、誤操作を防ぎます。

SSR短絡

SSR短絡を検知し、運転を停止します。

制御異常
周囲温度異常ヒーター断線や制御部品の異常を検知し、運転を停止します。
制御器の周囲温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

C

マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させると共に装置の安全を確保するよう制御します。

自 己 診 断 機 能

過電流・漏電ブレーカー

過大な電流が流れたときと漏電時に、電源を切ります。

ドアスイッチ

扉が開いているときに運転を停止します。

2580

25

DRA430DC40● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先● 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

DRN420DE

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-06-24040

アドバンテック東洋株式会社

定温乾燥器 DRNシリーズ

定温乾燥器 DRAシリーズ

高精度の制御で高効率に加熱が行える自然対流式の高機能タイプ。

高精度の制御で高効率に加熱が行える

ELECTRIC DRYING OVENELECTRIC DRYING OVEN

自然対流式の実用タイプ。

特長

特長●プログラム運転を簡便に設定できます。
●プログラム運転中は、運転状況（温度上昇、下降、維持）を表示します。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
● 扉 は、左 開 き（標 準 仕 様）、右 開 き 選 択 可 能 で す の で、ご 注 文 時 にご指定ください。納期についてはご照会ください。

■仕型

式

流DRN320DE

方40℃～270℃

性範

囲

温度

調

節精度

温度

温度

上使用

周

温度

運

布精
昇
囲

ン

成ヒー
パ

安

約60分

5℃～35℃

態

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）1分～99時間59分

キ

全室温→270℃

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

容

ッ

約50分

度

内
扉

室温→270℃

at 270器

サー

±7

温タ

タ

at 270※1

装ー

K熱電対ー

ステンレスシーズヒーター

量750W

1.2kW

室温→270℃

ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、
独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3

W310×D325×H300〔H259〕

W460×D475×H450〔H418〕

W610×D525×H500〔H455〕

外形寸法（㎜）

W440×D485×H660

W590×D635×H810

W740×D685×H860

規

庫内容積（約L）

3098

160

察窓————

格棚

チ5段・48㎜

9段・45㎜

AC100V 7.5A

AC100V 12A

段数・

ピッ気

電源（50㎐/60㎐）

必

要

電源

設

質

備

属

30

価格（税抜き）￥187,000

品

名型式

DR000061

適応製品
DRN320DE・420DE
DRN620DE

DR000071

DRN320DE・420DE

DR000081

DRN620DE

DR000121

DRN420DE

DR000141

DRN620DE

DR001040

DRN320DE

棚 板（棚 受 付） DR001050

DRN420DE

DR001060

DRN620DE

ファン付積重ね架台

分

布

精度

±10℃

温度

上昇時

間

使用

周

囲

温度

度

節形

セヒン

ーー

サタ

ター

容

内

約70分

室温→300℃

約60分

パッキ

全装

at 300℃
室温→300℃

約70分

器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

態

定値運転、タイマー運転（オートストップ）1分〜99時間59分

ー

K熱電対

ー

ステンレスシーズヒーター

量

室温→300℃

750W

1.2kW

1.4kW

SUS304ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜） ※ 3

W310×D325×H300〔H259〕

W460×D475×H450〔H418〕

W610×D525×H500〔H455〕

外形

寸法（㎜）W440×D485×H660

W590×D635×H810

W740×D685×H860

庫内容積（約L）

3098

160

5段・48㎜

9段・45㎜

9段・48㎜

段数・ピッチ気源（ 5 0 ㎐ / 6 0 ㎐ ）AC100V 20A

必62

質要電口源

設

φ28㎜
AC100V 7.5A

備属2個

AC100V 12A

AC100V 14A

AC100V 15A

量（約 ㎏）

AC100V 20A

3050

品

62

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個価格（税抜き）￥246,000￥140,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 安全装置の詳細は、最終頁をご参照ください。

at 300℃

5℃〜35℃

装付￥200,000

調転40℃〜300℃￥179,000￥233,000● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 安全装置の詳細は、最終頁をご参照ください。

■別売品
DR000091

架台（アジャスター付）

度電

■別売品
架 台（キ ャ ス タ ー 付）

温排

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

±1℃

AC100V 14A

50品

度

棚2個

AC100V 15A

囲精安9段・48㎜

φ28㎜

量（約kg）

付

W200㎜×H250㎜

口

範

節扉

格排度

調

ヒ規観温度

DRA630DC

自然対流式

度

温1.4kW

DRA430DC式

用運

SUS304

DRA330DC
方温温装式

使成セ

約60分

at 270℃

節形ー間±8型
流構

構度

ヒ時

調
転度（℃）

±1℃

様対能度

性能温■仕DRN620DE

自然対流式

用分

DRN420DE式

使

温DRA430DC

DRN420DE様対※1●簡便な操作で、最高使用温度300℃までの運転が可能です。
●タイマー運転を設定できます。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
● 扉 は、左 開 き（標 準 仕 様）、右 開 き 選 択 可 能 で す の で、ご 注 文 時 にご指定ください。納期についてはご照会ください。

仕様

価格（税抜き）W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800
W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800
W580㎜×D530㎜×H140㎜ ￥ 48,600
W730㎜×D580㎜×H140㎜ ￥ 50,800
耐荷重15㎏/枚￥ 10,300￥ 13,800￥ 16,000

品

名式

適応製品

DR001310

型

DRN320DE

細 目 棚 板（棚 受 付） DR001320

DRN420DE

DR001330

DRN620DE

床 用 固 定 金 具 DR001610

DRN320DE・420DE・620DE

壁 用 固 定 金 具 DR001351

DRN全製品通能※ DR001072

DRN全製品

記 録 計 出 力※ DR001082

DRN全製品

警 報 接 点 出 力※ DR001092

DRN全製品信機

仕価格（税抜き）￥10,300
耐荷重10㎏/枚 ￥13,800￥16,300──￥ 3,200──￥ 7,400
RS-232C￥19,900
4mA～20mA ￥13,300
──￥13,300※ ご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
● 納期については、ご照会ください。
● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 記録計出力はDC1Vから5Vも製作可能ですので、ご照会ください。

様品

名架 台（キ ャ ス タ ー 付）架台（アジャスター付）
ファン付積重ね架台型式

DR000061

適応製品
DRA330DC・430DC

DR000091

DRA630DC

DR000071

DRA330DC・430DC

DR000081

DRA630DC
DRA430DC
DRA630DC
DRA330DC
DRA430DC
DRA630DC

DR000121
DR000141
DR001040

棚 板（棚 受 付） DR001050
DR001060

仕様価格（税抜き）

W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800
W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥57,800
W580㎜×D530㎜×H140㎜ ￥ 48,600
W730㎜×D580㎜×H140㎜ ￥ 50,800
耐荷重15㎏/枚￥ 10,300￥ 13,800￥ 16,000

品

名式

適応製品

DR001310型

DRA330DC
DRA430DC
DRA630DC

細 目 棚 板（棚 受 付） DR001320
DR001330
床 用 固 定 金 具 DR001610

DRA330DC・430DC・630DC

壁 用 固 定 金 具 DR001351

DRA全製品通能※ DR001071

DRA全製品

記 録 計 出 力※ DR001081

DRA全製品

警 報 接 点 出 力※ DR001091

DRA全製品信機

仕価格（税抜き）￥ 10,300
耐荷重10㎏/枚 ￥ 13,800￥ 16,300──￥ 3,200──￥ 7,400
RS-232C￥ 19,900
4mA～20mA ￥ 13,300
──￥ 13,300※ ご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
● 納期については、ご照会ください。
● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 記録計出力はDC1Vから5Vも製作可能ですので、ご照会ください。

様