Product Information

PIロータノード®
Ｅ７８３３Ｘ

ロータノード Ｅ７８３３Ｘ は、０．６と０．３の多重焦点をもち、最高使用管電圧は１２５ｋＶの回転陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 0.6
小焦点 ................................................................................. 0.3
公称陽極入力（照射時間 0.1s）：（最大単発負荷定格参照）
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 22 kW
20 kW
大焦点 ........................................................................ 8 kW 7.2 kW
公称撮影陽極入力：
60 Hz
50 Hz
大焦点 ....................................................................... 21 kW
19 kW
小焦点 ........................................................................ 7 kW
6 kW

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7833X

駆動特性：
ステータ：ＸＳ－ＢＢ
起動時

定常時

駆動周波数

[Hz]

50/60

50/60

電[W]

45050圧1)3)[V]12040流2)

[A]

4.0

1.4

起動時間

4)

[s]

1.2－

電
電力

分相コンデンサ容量[μF]30注 1) 主コイル－コモン間電圧。
2) コモン電流。
3) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
4) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
陽極回転数：
60Hz 電源 .................................................................... 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................... 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ....................................................................... 20 Ω
共通－補助コイル ..................................................................... 50 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 403 mm
最大部直径 .......................................................................... 212 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 10 °直 径 ............................................................................... 74 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
固有ろ過 ..................................................... アルミニウム当量 0.7 mm / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 125 kV, 1.5 mA
Ｘ線照射範囲 ................................................... SID 1000 mm にて 350 × 350 mm
質 量 ....................................................................... 約 19.32±0.5 kg
高電圧端子 ............................................................... PMI H1541 P2 (陰極)PMI H1541 P1 (陽極)冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
管容器型式 ............................................................................ XH-183
使用位置 ................................................................................ 任意-2-

E7833X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 62.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 250 mA
小焦点 ............................................................................ ．100 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.0 A
小焦点 ............................................................................... 4.1 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.0 A） ............................................................. 10.1 ～ 12.3 V
小焦点（4.1 A） .............................................................. 6.6 ～ 8.8 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 0 ～ 25 kHz
連続陽極入力 ................................................................ 142 W (200 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 210 kJ (300 kHU)
陽極冷却率 ............................................................... 870 W (1226 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................ 1135 kJ (1600 kHU)
公称連続入力：送風機無 .............................................................. 177 W (15 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 .................................................................. 5 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -10 ～ 75 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa-3-E7833X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数

６０Ｈｚ

公称焦点値：０．６25080kV

公称焦点値：０．３60kV

40kV

110kV

125kV

75 125kV

管 電 流 [mA]

管 電 流 [mA]

40kV

60kV

100kV

110kV
20080kV

100100kV

150

10050255000.01 0.02
0.05 0.1
0.03 0.07

0.2

0.5 1
0.30.72300.01 0.02
0.05 0.1
0.03 0.07

5 7 10

負 荷 時 間 [s]0.20.30.5 10.7235 7 10負 荷 時 間 [s]動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数

５０Ｈｚ

公称焦点値：０．６25010040kV

60kV

80kV

100kV

100kV

110kV

75 110kV

125kV

125kV

管 電 流 [mA]

管 電 流 [mA]

20080kV

公称焦点値：０．３15010060kV

40kV

50255000.01 0.02
0.05 0.1
0.03 0.07

0.2

0.5 1
0.3
0.7

2300.01 0.02
0.05 0.1
0.03 0.07

5 7 10

0.2
0.3

0.5 1
0.7

負 荷 時 間 [s]負 荷 時 間 [s]-4-23

5 7 10E7833X

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．６（代表値）

25060kV
80kV
100kV

40kV

20015010Ef100フィラメント電流 [V]11125kV

管 電 流 [mA]

12950
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

58

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.0A）

公称焦点値：０．３（代表値）

10040kV

960kV
80kV
8100kV
125kV

760Ef

640

520
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 4.1A）

-5-

4.0

4.1

フィラメント電流 [V]

管 電 流 [mA]80

E7833X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線

X線移管装置に残留する熱量 [kJ]

1200

1000

冷却

800

200W

600

400200加熱0020406080100120

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

210200冷却150100200W
50100W

加熱
00123456

冷 却 時 間 [min]-6-78910

E7833X

外形図
単位：ｍｍ403
24619221286

焦点位置No.8-32UNC-2B
No.6-32UNC-2B

No.6-32UNC-2B

φ147

65±0.165±0.1134±0.1
180

155.2±0.5
焦点位置1620.3-7-

50.8

2-No.6-32UNC-2B

No.6-32UNC-2B

25137
896-1/4-20UNC

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7833X 2018-11