Product Information

PIロータノード®
Ｅ７２５２Ｘ
Ｅ７２５２ＦＸ
Ｅ７２５２ＧＸ

ロータノード E7252X，E7252FX，E7252GX は、1.2 と 0.6の多重焦点をもち、最高使用管電圧は 150kV の回転陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.2
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（照射時間 0.1s）：（最大単発負荷定格参照）
180 Hz

60 Hz

50 Hz

大焦点 .......................................................... 75 kW

44.6 kW40.6 kW

小焦点 .......................................................... 27 kW

16.0 kW14.2 kW180 Hz

60 Hz

50 Hz

大焦点 .......................................................... 70 kW

40.0 kW37.0 kW

小焦点 .......................................................... 27 kW

16.0 kW14.2 kW

公称撮影陽極入力：★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7252X / E7252FX / E7252GX

駆動特性：1)
ステータ：ＸＳ－ＡＬStarting
駆動周波数

[Hz]

180

電力

[W]

電圧4) 6)

電流5)

起動時間

2) 8)

分相コンデンサ容量
制動時間

3) 8)

2)

Running
2)

60

180

1100910

83

83[V]

220

13060

40[A]

5.7

7.8

1.6

2.3[s]

1.2

0.8－－[µF]

644644[s]60

3 / 90 V (DC)ステータ抵抗：共通－主コイル .................................................................... 9.4 Ω
共通－補助コイル ................................................................. 28.3 Ω
ステータ：ＸＳ－ＲＡ
起動時
駆動周波数

[Hz]

180

電力[W]2)

定常時2)

50/60

18023001450

300

80

[V]

460

240

13058

[A]

5.4

6.5

2.0

1.5

[s]

1.00.6－－

分相コンデンサ容量

[µF]

324

324

制動時間 3) 8)[s]電圧4) 6)電流5)起動時間2) 8)50/60

1.5 / 90 V (DC)ステータ抵抗：共通－主コイル ................................................................... 27.5 Ω
共通－補助コイル ................................................................. 58.0 Ω注 1) AID スタータ・モデル 60/180 で得られた値です。
2) 駆動特性表に記載している起動時間は，0～高速回転に要する値です。
透視と撮影を繰り返す低速～高速回転起動の場合は，起動時間は記載値の 2/3 になります。
3) 高速回転から停止までの時間です。
4) 主コイル－コモン間電圧。
5) コモン電流。
6) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
7) 高速での使用頻度は、1 分間に 2 回を超えないこと。
8) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
陽極回転数：
180Hz 電源 .................................................................. 9700 min-1 以上
60Hz 電源 .................................................................. 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................. 2700 min-1 以上
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠-2-

E7252X / E7252FX / E7252GX

機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全 長 .............................................................................. 476 mm
最大部直径 ........................................................................ 152.4 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 12 °直 径 ............................................................................... 74 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
固有ろ過 ..................................................... アルミニウム当量 0.9 mm / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 150 kV, 3.4 mA
Ｘ線照射範囲 ................................................... SID 1000 mm にて 430 × 430 mm
質 量 ............................................................................... 約 18 kg
高電圧端子 ...................................................... IEC60526 形 Corrigendum1:2010
冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
管容器型式：
E7252X ........................................................................... XH-106V
E7252FX .......................................................................... XH-181
E7252GX .......................................................................... XH-180
使用位置 .............................................................................. 任 意-3-

E7252X / E7252FX / E7252GX

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 ............................................................................. 1000 mA
小焦点 ............................................................................ ．400 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.5 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.5 A） ............................................................. 12.7 ～ 17.1 V
小焦点（5.2 A） .............................................................. 6.3 ～ 8.5 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 ................................................................ 120 W (169 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 210 kJ (300 kHU)
陽極冷却率 ................................................................ 475 W (667 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................. 900 kJ (1250 kHU)
公称連続入力：熱交換器無 ............................................................ 200 W (16 kHU/min)-4-

E7252X / E7252FX / E7252GX

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 70 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa-5-E7252X / E7252FX / E7252GX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線⾼電圧装置
ステータ電源周波数

１８０Ｈｚ

公称焦点値：１．２
1000
90080kV

70kV 60kV 50kV

90kV
100kV

40kV

800 110kV

管 電 流 [mA]

700 125kV
600 150kV
500
400
300
200
10000.01

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.20.30.50.71235 7 10負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６40035070kV

60kV

80kV

50kV

90kV
40kV

管 電 流 [mA]

300 100kV
110kV
250 125kV
200 150kV
1501005000.010.030.070.020.05 0.10.20.30.50.7

負 荷 時 間 [s]-6-1235 7 10

E7252X / E7252FX / E7252GX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線⾼電圧装置
ステータ電源周波数６０Ｈｚ

公称焦点値：１．２

管 電 流 [mA]

80060kV

70070kV

60080kV

50kV

40kV

90kV
500 100kV
110kV
400 125kV
300150kV

20010000.010.030.020.050.1

0.2 0.3 0.512351023510負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６30025050kV

40kV

0.2 0.3 0.5

160kV
70kV

管 電 流 [mA]

80kV
20090kV
100kV
110kV
150125kV
150kV
1005000.01

0.03
0.020.050.1

負 荷 時 間 [s]-7-E7252X / E7252FX / E7252GX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線⾼電圧装置
ステータ電源周波数

５０Ｈｚ

公称焦点値：１．２50kV

80040kV

60kV
70070kV600

管 電 流 [mA]

80kV
50090kV
100kV
400 110kV
125kV
300 150kV
20010000.010.030.020.050.10.2 0.3 0.512351023510負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６40kV

30025050kV
60kV

管 電 流 [mA]

70kV
20080kV

90kV
150 100kV
110kV
125kV
100 150kV

5000.010.03
0.020.05

0.1

0.2 0.3 0.5

負 荷 時 間 [s]-8-1

E7252X / E7252FX / E7252GX

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２(代表値)1000

16100KV

800700

管 電 流 [mA]

14125KV
150KV

600

12Ef

500
400

10300

80KV

200

フィラメント電圧 [V]

900

860KV
40KV

100063.94.14.34.54.74.95.1

5.35.5

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.5A）

公称焦点値：０．６(代表値)
10400
80KV
100KV
125KV

8150KV
Ef
6200

100460KV

40KV
203.63.84.04.2

4.44.64.8

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.2A）-9-

5.05.2

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]300

E7252X / E7252FX / E7252GX

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃で）
900

200W

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

800
700
600
500
冷却
400
300
200100

加熱0060120180240300360

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線

Ｘ線管に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

210200475W(667HU/S)

冷却180160
140120100806040加熱

20002468

冷却（または負荷）時間 [min]注 加熱曲線は撮影時のＸ線管への平均最大入力の例を示します。

- 10 -

1012

E7252X / E7252FX / E7252GXＥ７２５２Ｘ

外形図
単位：ｍｍ

φ１４０

陽極

１４６．５

２３７

１１．１

４７６１８Ｌ

２３９９０

１３４．５°

９０１２５．４

１２４－Ｍ５ 深 １０４７φ°
４５中心放射線かつ基準軸１１．１４－Ｍ６ 深 ８

φ１５２．４ＳＣ

陰極

低電圧端子板結線図

９ ８ ７ ６ ５

１ ２ ３ ４ Ｅ

８１５３

ＦＯＣＡＬ ＳＰＯＴ

ＮＣ１１１（φ７０）

ＮＣ ＮＣ ＮＣ

Ｃ１Ｍ Ａ

ＥＴ

温度リレー（常時閉）注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

２－Ｍ６３．５ Ｐ＝１．２７（７１）

焦点中心Ａ（１９２）

記号説明
陰極端子
Ｃ ：共通
Ｌ ：大焦点Ｓ ：小焦点Ｂ－１．５ｍｍ≦Ａ≦１．５ｍｍ－１．５ｍｍ≦Ｂ≦１．５ｍｍ

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＮＣ：接続線なし
ＥＴ：接地端子：主放射線方向
陽極，陰極端子：ＩＥＣ６０５２６形- 11 -

E7252X / E7252FX / E7252GX

Ｅ７２５２ＦＸ

外形図
単位：ｍｍ
φ１４０１２５．４４°

９０４－Ｍ５ 深 １０

１１．１

１３４．５Ｓ

９０４７６４５２３９Ｌ

１１．１

１４６．５°
１２

中心放射線かつ基準軸２３７φ１５２．４φ
７１８４－Ｍ６ 深 ８

陽極

Ｃ

陰極

低電圧端子板結線図

１ ２ ３ ４ ＥＣ１Ｍ Ａ

８１ＮＣ５３ＮＣ ＮＣ ＮＣ

焦点中心

ＥＴ
１１１

温度リレー（常時閉）（ＮＯＲＭＡＬＬＹ ＣＬＯＳＥＤ）
注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

（φ７０）

９ ８ ７ ６ ５Ａ

焦点中心

２－Ｍ６３．５ Ｐ＝１．２７（７１）（１９２）

Ｂ－１．５ｍｍ≦Ａ≦１．５ｍｍ－１．５ｍｍ≦Ｂ≦１．５ｍｍ

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＮＣ：接続線なし
ＥＴ：接地端子

記号説明
陰極端子
Ｃ ：共通
Ｌ ：大焦点Ｓ ：小焦点：主放射線方向
陽極，陰極端子：ＩＥＣ６０５２６形- 12 -

E7252X / E7252FX / E7252GX

Ｅ７２５２ＧＸ

外形図
単位：ｍｍ

１１１

低電圧端子板結線図
２－Ｍ６３．５ Ｐ＝１．２７

９ ８ ７ ６ ５（φ７０）

１ ２ ３ ４ Ｅ（１９２）ＮＣ

ＮＣ ＮＣ ＮＣ

焦点Ｃ１Ｍ ＡＥＴ（７１）

注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

５３８１

温度リレー（常時閉）φ１４０４－Ｍ６ 深 ８

φ

１３４．５ＳＬＣ

陰極

焦点中心Ａ

記号説明
陰極端子
Ｃ ：共通
Ｌ ：大焦点Ｓ ：小焦点Ｂ－１．５ｍｍ≦Ａ≦１．５ｍｍ－１．５ｍｍ≦Ｂ≦１．５ｍｍ

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＮＣ：接続線なし
ＥＴ：接地端子：主放射線方向
陽極，陰極端子：ＩＥＣ６０５２６形- 13 -４－Ｍ５ 深 １０９０２３９１８９０４７６７４４５°

１２５．４

１４６．５

φ１５２．４１２°中心線放射線かつ基準軸２３７陽極

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7252X/FX/GX 2018-11