プロミナート

新・高度不活性充填剤

汎用逆相分析向けHPLCカラム Prominert

OO SiOOOO

Si

低耐圧(<20 MPa)の装置でもProminert

あらゆるHPLCで!

General column- Stainless steel -ステンレス配管構成の装置でも有機不活性カラムハードウェア（オプション）

PS inert 低吸着ピーエス

イナート
Made in Japanプロミナート
新・高度不活性化法

The ultimate end-capping method at the present

新たな高度エンドキャッピング技術・Tandem TMS法によって カラム耐久性が飛躍的に向上しました。
更に3.5 μm 高効率シリカ粒子の採用によって２０ MPa以下の汎用従来式エンドキャッピングを飛躍的に改良アップデート

圧力下で 最高の分離を実現します。

「タンデムTMS化」“Prominent(卓越した) Inert(不活性さ)” Prominert（プロミナート）は 汎用HPLC分析の可能性を拡げます。

Prominert C18： ハイブリッド型と比較し 低圧＆高保持、高いカラム効率
112W company C18 （ハイブリッド型シリカ）
3.5 μm318.0 MPak6 =7.1 475

N6=20,0006

保持力
3割増

2約2倍 …

Prominert C183.5 μm

3

カラム効率
（段数/圧力）513.0 MPak6 =9.2 4

Column size: 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25
Flow rate: 1.0 mL/min Sample:
Temperature: 40 ºC
1 = Uracil (t0)2 = Caffeine
使用装置：汎用HPLC（配管：内径 0.25 mm ） 3 = Phenol
4 = Butylbenzene
5 = o-Terphenyl
6 = Amylbenzene
理論段数 圧力
7 = Triphenylene
4割増
3割減

726NO NCH3NN

N6=28,000

67CH3OH3CCH3CH3OH

051015Retention time/min2025345Prominert Biphenyl： メタノール条件で C18と異なる保持・分離挙動

12Prominert Biphenyl
3.5 μm
11.6 MPa

75k6 =4.5430選択性指標

水素結合性*

π選択性**

疎水選択性

立体選択性

分離係数αCaffeine/
phenolSuccinic acid/
Citric acid

Amylbenzene/
Butylbenzene

Triphenylene/o-Terphenyl

Prominert
C18

0.38

1.29

1.58

1.47

Prominert
Biphenyl

1.81

2.06

1.46

1.23

6

π相互作用
51015
Retention time/min20（一般的なフェニル）

ビフェニル
π選択性 大25＊ 水素結合性： C18では残存シラノール基の影響を反映しますが，Phenyl系固定相の場合 π相互作用による影響も含みます。
＊＊ π選択性： シラノール影響を排除した π相互作用の寄与を測る指標です。（フェニルカラムテスト法） 詳細はお問合せ下さい。

Prominert C18： ハイブリッド型* C18カラムとの 高pH耐久性比較＊高pH耐性を特徴とする有機シリカ型充填剤の多くはシリカゲル表面を改質したパーシャルハイブリッド粒子を用いていますが，Prominertは高効率シリカゲルにTandem TMS技術を適用することで 耐久性をそれらと同等クラスに高めました。

120
相対理論段数維持率（％）

相対理論段数/%100

高アルカリ条件で安定

8060

アルカリ性移動相通液条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: メタノール/10 mM 重炭酸アンモニウム(pH 10.5, アンモニア水で調整) = 30/70●Prominert C1840

勿論、耐酸性も向上◆A社ハイブリッド型シリカ C1820▲B社ハイブリッド型シリカ C18

流速: 0.8 mL/min, カラム温度: 60 ºC
理論段数測定条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 60/40（ｐH 1～)

00200

400

600

流速: 0.2 mL/min, カラム温度: 40 ºC800

試料: ブチルベンゼン

通液時間(hour)

highlowProminert Biphenyl： ユニークなπ相互作用と 保持・分離への影響
バニリン類の分離

25. Vanillin

3O
H-CO
H-C

=45
HO

H
OーC-HHOH- -C18

Biphenyl固定相・試料間のCH/π相互作用のイメージ

4. Isovanillin=1

カラム: Prominert 3.5 μm 150 x 4.6 mm

O

移動相: CH3OH / 0.1% H3PO4 = 25 / 75-H-C-H
H

1

流速: 1.0 mL/min

2

カラム温度: 40 ℃

3Biphenyl

検出: UV@250 nm
試料：5 4H
H C R

0510Retention time/min

H15CH/π相互作用

CH/π選択性

置換基位置で生じる分子内相互作用等により、固定相間の相互作用が一部阻害

1サルファ剤の分離

C1823416.8 MPa

Biphenyl

1. Protocatechuic Acid
2. Vanillic Acid
3. Isovanillic Acid
4. Isovanillin
5. Vanillin

213414.0 MPa
詳細分析条件は、ChromaNik App No.1164と同じ

05O NOSNH

H2NOOSN

Retention time/min
N OS

N
H15O NOCH3NH

2. Sulfamethoxazole

O NONH2N

H2N

1. Sulfadiazine

10SCH3NHNO

H2N

3. Sulfamerazine

4. Sulfamonomethoxine

CH3【充填剤仕様】 (共通)

ー Wide pH range ー充填剤： 高効率 多孔性シリカ
粒子径： 3.5 μm
細孔径： 9 nm
比表面積 ： 140 m2/g
不活性化 ： Tandem TMS

ステンレス管(SS) / 標準仕様 型番

長さ(mm)

2.1 mm

3 mm

50PB9941

Prominert

100C18固定相耐圧(MPa) ： 60
使用pH範囲 ： 1 - 12
炭素含有率 ： 7%

PS inert

4.6 mm

価 格

2.1 mm

3.0 mm価格

PB9341

PB9441¥55,000

PB994PS

PB934PS¥80,000

PB9961

PB9361

PB9461¥60,000PB996PS

PB936PS¥85,000

150

PB9971

PB9371

PB9471¥67,000

PB997PS

PB936PS¥92,000

250

PB9981

PB9381

PB9481¥87,000---H

Si
H

Prominert Biphenyl

・ CH/π選択性による分離・ 類縁化合物の分離に有用
・ 移動相有機溶媒選択も鍵＊

H

HH

カラム名称

Prominert C18

PS inert / 低吸着仕様 型番

標準仕様（SS）

H

O
OO

高度不活性充填剤

・ 汎用HPLCで最高の段数性能
・ 装置を選ばす、高分離を実現
・ メタノール水系で20 MPa以下OO SiO

カラム名称

highlow

ステンレス管(SS) / 標準仕様 型番

耐圧(MPa) ： 60
使用pH範囲 ： 1 - 10
炭素含有率 ： 4%

PS inert / 低吸着仕様 型番標準仕様（SS）

PS inert

長さ(mm)

2.1 mm

3 mm

4.6 mm

価 格

2.1 mm

3.0 mm価格

50P89941

P89341

P89441¥65,000

P8994PS

P8934PS¥90,000

Prominert

100

P89961

P89361

P89461¥72,000

P8996PS

P8936PS¥97,000

Biphenyl

150

P89971

P89371

P89471¥79,000

P8997PS

P8936PS¥104,000

250

P89981

P89381

P89481¥95,000---固定相＊Biphenyl移動相使用のコツ： 有機溶媒はMethanolが基本ですが、2-propanol,Acetonitrileを一部添加すると 選択性を変えることが出来ます。
その他、Biphenylカラムに関する詳細な技術情報・アプリケーションをご用命の場合は お気軽にお問合せ下さい。

ピーエス イナート

メタルフリー処理

移動相： MeOH/ギ酸系
試料： ヒノキチオール（金属配位性化合物）

Prominert C18

カラム内壁（PS inert仕様）

標準価格+25,000円でセミオーダー対応

PS inert特殊イナート管オプションの組合せによって、汎用HPLC装置かつ キレート剤非添加 の移動相条件にて金属配位性化合物の良好なピーク形状を得る事が出来ます。
LC/MS分析においても最適です。

開発・製造・発売元

有機不活性化層
ステンレス接液部の有機不活性処理により 部材の堅牢性を損なわず低吸着イナート化

焼結フィルターMade in Osaka株式会社 クロマニックテクノロジーズ
お問い合わせ窓口

カラムコンシェルジュ 小山 隆次〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 6-3-1
TEL: 06-6581-0885 Mobile Phone: 070-3765-8392（小山）E-mail: info@chromanik.co.jp URL: http://chromanik.co.jp

一般C18カラム （SS仕様）

0246Retention time/min

有機不活性カラム管 ＆ 高不活性充填剤の組合せで良好な分離と定量性をサポート！
※上記価格には消費税は含まれておりません。価格表は2024年8月現在の国内販売価格です。外観および仕様は改良のため予告なく変更する場合もございます。何卒ご了承下さい。

2024.08