Product Information

PI

Ｘ線管
Ｉ－２１２２
工 業 用
Ｘ線管 I-2122 は，Ｘ線非破壊検査用に開発された工業用Ｘ線管で 0.15×0.1 の小焦点をもち陰極接地の定電圧回路にて、50 kV まで使用できます。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 ............................................................ 陰極及び放射窓接地方式
公称最高管電圧 ......................................................................... 50 kV
公称焦点値 ......................................................................... 0.15×0.1
機械的定格：
外形寸法：
全長 ............................................................................... 96 mm

最大部直径 ....................................................................... φ30.5 mm
ターゲット：
角度 ............................................................................... 16 °材質 ........................................................................ タングステン

固有ろ過 ................................................................... ベリリウム 0.2 mm
Ｘ線照射範囲 ............................................................... 最小 10 °（円錐）質量 ............................................................................... 約 200 g

冷却方式 ............................................................ 油浸（冷却油温 60℃以下）
保持方法 ........................................................... 放射口フランジ部 8-M3 ネジ
使用位置 ................................................................................ 任意★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

I-2122

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 10 kV
最大使用管電流 .......................................................................... 1 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 1.8 A
フィラメント加熱周波数 .................................. 直流あるいは交流（正弦波）20 kHz 以下
最大入力 ................................................................................ 50 W

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa

輸送及び保管条件:
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 2 -I-2122管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：0.15×0.1
1.2

管 電 流 [mA]10.85
0.80.60.40.2001020304050

管 電 圧 [kV]

最大入力図12.530kV
250kV

Ef0.51.510kV

0.25

100.51.31.41.51.6

フィラメント電流 [A]- 3 -1.71.8

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]0.75

I-2122外形図
単位：ｍｍ（９）φ７．８
Ｍ４ 深さ９４φ２φ１２．８）
窓径
放射（φ８φ３１±０．２

９６±３°

１０５±３１６６５±０．８

焦点

φ１８

１３Ｍａｘ．

１３±０．５（Ｂｅ窓位置）

８－Ｍ３ 深さ４ＯリングみぞＪＩＳ Ｂ２４０１Ｐ２２ 相当

φ３０．５±１(2)３１

注(１) Ｘ線放射窓(Be)へは保護膜が塗布されている。
注１）Ｘ線放射窓（Ｂｅ）へは保護膜が塗布されている。
注(２) 寸法公差は部品寸法および組立て精度からの参考値。

±１．５４６．３±１．５

焦点位置
ＣＦＡＮ

主放射線方向
ＢＮＣＦ

フランジ外形(φ31±0.2)の中心軸を基準としてフランジφ１２．８穴を基準として-1.6mm ≦ Ａ ≦ +1.6mm－１．５ｍｍ≦Ａ≦１．５ｍｍ-1.6mm ≦ Ｂ ≦ +1.6mm－１．５ｍｍ≦Ｂ≦１．５ｍｍ

Ｆ：フィラメント
Ｃ：カソード（管内で短絡）
Ｎ：使用不可営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-I-2122 2018-11