ルーマニア版 14-03（E10）
Revizuit la data de 2019/12/05 (Versiunea 1)Număr de identificare: 222AABZX00121000

Dispozitiv medical controlat - Răşină compozită pentru coroane şi punţi

TWｉNY[ Indicaţii ]Coroane şi punţi pe structura metalica sau restaurări fără metal, precum coroane jacket, faţete, incrustaţii (inlay,onlay) şi suprastructuri
pe implanturi[ Contraindicaţii şi interdicţii ]NU UTILIZAŢI ACEST PRODUS LA PACIENŢI CU ANTECEDENTE DE ALERGIE, PRECUM IRITAŢIE LA ACEST PRODUS SAU LAPRODUSE DIN SERIA ACIZILOR METACRILICI SAU LA MONOMER DE METACRILAT.

[ Forme, compoziţie şi principii ]Acest produs include următoarele articole şi conţine ingredientele de mai jos.
Material de umplereanorganic rata de continut
Aproximativ 37%volum

Articol/Compoziţie

Stare

CompozitieRăşină Opacă

Pastă

monomer de metacrilat, umpluturi anorganice (siliciu:
diametrul particulelor <50µm), pigmenţi etc.

Răşină Consistentă

Pastă

monomer de metacrilat, umpluturi anorganice (siliciu:
diametrul particulelor <20µm), pigmenţi etc.

Aproximativ 56%volumRăşină Consistentă FluidPastămonomer de metacrilat, umpluturi anorganice (siliciu:
diametrul particulelor <15µm), pigmenţi etc.
monomer de metacrilat, umpluturi anorganice (siliciu:
diametrul particulelor <50µm), pigmenţi etc.
etanol etc.
monomer metacrilat etc.

Aproximativ 48%volum

Coloraţie

Pastă

Primer reparator
Lichid reparator

LichidLichidAproximativ 38%volum-

・Articolele marcate drept „fluid” prezintă o viscozitate redusă şi sunt denumite „Răşină consistentă fluidă” sau „TWiNY fluid”. Princomparatie, tipurile convenţionale sunt denumite „Răşină consistentă”.
Principii: Acest material este polimerizat cu lumină vizibilă şi căldură.

[ Destinaţie de utilizare şi efect/eficacitate ]Acest produs este utilizat pentru restaurarea coroanelor dentare, ori reconturare, prin asta intelegand : coroane de ivelis, coroane Jacket,
punti, inlays, onlays, fatete dentare, cat si pentru fabricarea coroanelor temporare, sau repararea coroanelor artificiale in afara gurii.

[ Specificaţie de produs ]Metodă de testare ISO 10477

Articole

Cerinţă (Tip 2-Clasa 2)

Adâncimea de polimerizare(Duritate)

Suprafaţa superioară: ≧ 18HV0.5
Suprafaţa inferioară: nu mai puţin de 70% din suprafaţa superioară

Rezistenţă la încovoiere
Absorbţie în apă
Solubilitate≧ 80 MPa≦40μg/mm³≦7.5μg/mm³[ Instrucţiuni de utilizare ]Procedura de polimerizare este conform indicaţiilor din tabel.
Articole

LED CURE Master*Primer Paste (Luna Wing)/pastă opacă
invizibilă

Aproximativ 10 sec.

Pastă opacă
Răşină consistentă
Răşină consistentă fluidă(Flow)
Fotopolimerizare finală
Termopolimerizare*Aparat de fotopolimerizare cu LED de la Yamakin

Aproximativ 30 sec.
Aproximativ 10 sec.
Aproximativ 10 sec.
Aproximativ 90 sec.
Aproximativ 110℃

Timp de polimerizare
Aproximativ 90 sec.
Aproximativ 180 sec.
Aproximativ 60 sec.
Aproximativ 60 sec.
Aproximativ 180 sec.
Aproximativ 15 min.

[ Coroane jacket ](1) Confecţionarea modelului de ipsos şi aplicarea răşinii de spaţiere
Confecţionaţi un model de ipsos în conformitate cu practica normală.
Aplicaţi Spacer TWiNY pe suprafaţă, exceptând zona marginilor, şi uscaţi. Apoi, pentru o îndepărtare uşoară a mulajului coroanei
jacket,aplicaţi Separatorul TWiNY în strat subţire pe zona marginilor şi uscaţi.
(2) Aplicarea pastei opace şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta opacă în strat subţire şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde. În cazurile în care culoarea metalului(a rcr-ului) este vizibilă, repetaţi acest pas până când culoarea metalului este acoperită. ※ Nu aplicaţi în straturi groase odată.

Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni.

(3) Aplicarea răşinii consistente şi a TWiNY fluid şi fotopolimerizarea
1.Aplicarea pastei pentru colet, a dentinei opace şi a dentinei şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta pentru colet sau dentina opacă începând de la colet spre zona incizala, aplicând treptat în straturi mai subţiri, luândîn considerare gradaţia ulterioară a culorilor. Fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. Apoi aplicaţi dentina pentru a
crea forma dorită a miezului dentinei şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. Utilizarea TWiNY fluid facilitează
stratificarea zonei coletului şi a bazei cavităţii.
2.Aplicarea smalţului şi a pastei translucide şi fotopolimerizarea
Aplicaţi smalţul pentru a crea forma dorită a coroanei şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. În cazurile în careeste necesară pastă translucidă, aplicaţi pasta translucidă şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde.
Prin utilizarea TWiNY fluid se poate evita captarea aerului şi se facilitează crearea unor tonuri de culoare şi a unor forme delicate.
3. Fotopolimerizarea finală
După stratificarea finală, aplicati Air Barrier TWiNY într-un strat cât mai subţire, şi lăsaţi să se usuce timp de aproximativ 60 desecunde. Apoi fotopolimerizaţi timp de 180 de secunde ca fotopolimerizare finală. Dacă bariera de aer este aplicată în strat gros,este dificilă uscarea acesteia. Pensula utilizată pentru aplicarea barierei de aer trebuie spălată cu apă după utilizare.
(4) Corecţii ale formei
Corectaţi forma folosind freze cu vârf de carborundum sau diamantate.
*Aplicarea de straturi suplimentare: În cazurile în care este necesară adăugarea de straturi suplimentare după corectarea formei,
aplicaţi primer reparator în strat subţire cu o pensulă pe suprafaţa corectată sablată şi lăsaţi să se usuce timp de aproximativ 60
de secunde. Aplicaţi lichidul reparator în strat subţire pe aceeaşi zonă.
Apoi, aplicaţi răşina compozită, precum dentină sau smalţ, în mod corespunzător şi fotopolimerizaţi.
Aplicaţi bariera de aer pe zona pe care au fost aplicate straturi suplimentare, apoi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 desecunde ca fotopolimerizare finală. Corectaţi din nou şi ajustaţi forma în vederea finisării.
(5) TermopolimerizareaÎndepărtaţi coroana jacket din modelul din ipsos şi termopolimerizaţi la 110 ℃ timp de aproximativ 15 minute cu ajutorul unuiaparat de termopolimerizare.
(6) Finisarea,
Neteziţi asperităţile cu un con de hârtie şi un polipant de silicon pentru ca suprafaţa să fie perfect netedă.
(7) Prelucrarea şi lustruirea
Lustruiti cu ajutorul unei perii şi a unui puf din bumbac impregnate cu pasta de lustruit diamantata precum pastaC&B sau C&B
NANO pentru a finaliza. Pe toata durata lustruirii se recomanda folosirea unei turatii mici a micromotorului sau a polizorului –aproximativ 10.000-12.000 rotatii/min.
La sfârşit, sablaţi (aproximativ 0,1～0,2 MPa) partea interioară a coroanei jacket folosind oxid de aluminiu (aproximativ 50 μm),după care utilizaţi un curăţător cu abur sau un curăţător cu ultrasunete pentru a spăla şi apoi pentru a usca în totalitate.

[ Incrustaţii şi obturaţii ](1) Confecţionarea modelului de ipsos şi aplicarea răşinii de spaţiere
Confecţionaţi un model de ipsos în conformitate cu practica normală. Aplicaţi separatorul de răşină C&B în interiorul cavităţii şiuscaţi. Dacă există spaţii dedesubt în cavitate, astupaţi-le în prealabil utilizând Spacer (distantier) TWiNY sau ceară.
(2) Aplicarea răşinii consistente şi a TWiNY fluid şi fotopolimerizarea
1.Aplicarea dentinei, a pastei translucide pentru colet (CT1, CT2, CT3, CT4) şi fotopolimerizarea
Aplicaţi dentina sau pasta translucidă pentru colet începând de la baza cavităţii şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 desecunde. Utilizarea răşinii consistente fluide (Flow) facilitează stratificarea zonei coletului şi a bazei cavităţii. În cazul în careculoarea bontului trebuie acoperită sau lumina trece prin acesta în mod inutil, aplicaţi pasta opacă sau dentina opacă la baza
cavităţii.
2.Aplicarea smalţului şi fotopolimerizarea
Aplicaţi smalţul pentru a crea forma dorită a coroanei şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde.
Prin utilizarea TWiNY fluid se poate evita captarea aerului şi se facilitează crearea unor tonuri de culoare şi a unor forme
delicate.
3.Fotopolimerizarea finală
După stratificarea finală, aplicaţi Air Barrier TWiNY într-un strat cât mai subtire şi lăsaţi să se usuce timp de aproximativ 60 desecunde. Apoi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde ca fotopolimerizare finală. Dacă bariera de aer este aplicată în
strat gros, este dificilă uscarea acesteia. Pensula utilizată pentru bariera de aer trebuie spălată cu apă.
(3) Corecţii ale formei, vă rugăm să consultaţi pasul privind [Coroane jacket](4) Termopolimerizarea, vă rugăm să consultaţi pasul privind [Coroane jacket](5) Finisarea, vă rugăm să consultaţi pasul privind [Coroane jacket](6) Prelucrarea si finisarea
Lustruiti cu ajutorul unei perii şi a unui puf din bumbac impregnate cu pasta de lustruit diamantata precum pastaC&B sau C&B
NANO pentru a finaliza. Pe toata durata lustruirii se recomanda folosirea unei turatii mici a micromotorului sau a polizorului –aproximativ 10.000-12.000 rotatii/min.
La sfârşit, sablaţi (aproximativ 0,1～0,2 MPa) partea interioară a incrustaţiei sau obturaţiei folosind pulbere de alumină (aproximativ
50 μm), după care utilizaţi un curăţător cu abur sau un curăţător cu ultrasunete pentru a spăla şi apoi pentru a usca în totalitate.

[ Coroane de invelis, punţi şi gingival ](1) Confecţionarea structurii metalice
Confecţionaţi un model de ipsos în conformitate cu practica normală. Modelati macheta din ceară; apoi aplicaţi granule de retenţie
(0.1-0.2)pe partea exterioară, aplicati tijele de turnare si ambalati macheta.. Apoi turnaţi metalul respectând instrucţiunile
producătorului.
(2) Curatarea structurii metalice
Sablaţi (aproximativ 0,2～0,25 MPa) suprafaţa cu Oxid de aluminiu (aproximativ 50 μm), după care utilizaţi steamer-ul cu abur sau
aparatul cu ultrasunete pentru a spăla şi apoi uscati.
(3) Aplicarea pastei primer şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta primer Luna Wing în strat subţire şi uniform cu o pensulă plată. Aşteptaţi timp de aproximativ 120 de secunde pentru
a spori rezistenţa de fixare. Fotopolimerizaţi timp de aproximativ 90 de secunde. Lasati pasta să curgă în zona de dedesubt a granulelorde retenţie. Aplicaţi în strat subţire în zona marginală fără granule. Fotopolimerizaţi timp de aproximativ 90 de secunde. Pasta primer
este un material de fixare, dar în acelaşi timp poate fi utilizată ca o pastă opacă invizibilă. În acest caz, pasta primer trebuie aplicată
în strat suficient de gros pentru a curge în zona de dedesubt a granulelor de retenţie.
*Pasta primer nu poate fi utilizată pentru aliaje din aur.
(4) Aplicarea pastei opace şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta opacă în strat subţire şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde. În cazurile în care culoarea metalului mai
este vizibilă, repetaţi acest pas până când culoarea metalului este acoperită.

・Nu aplicaţi în straturi groase odată.
Pentru partea corpului de punte (casete), aplicaţi pasta opacă invizibilă în zona corpului de punte şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ
90 de secunde, apoi aplicaţi baza(pasta consistenta- Base) şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde. Utilizaţi pasta colorată
opacă specială pentru a scoate în evidenţă transparenţa zonei incizale sau pentru a accentua nuanţele coletului. Utilizaţi pasta opacă
gingivală pentru a acoperi culoarea metalului şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde. Utilizaţi coloraţia gingivală pentru
a reconstitui caracteristicile vaselor de sânge sau ale gingiei care prezintă modificări de culoare. Coloraţia gingivală nu poate fi utilizată
pentru stratul de suprafaţă, ci se va utiliza între straturi.
(5) Aplicarea răşinii consistente şi a răşinii consistente fluide – fotopolimerizarea acestora
1.Aplicarea pastei pentru colet, a dentinei opace, a dentinei şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta pentru colet sau dentina opacă începând de la colet spre zona incizala, aplicând treptat în straturi mai subţiri, luând în
considerare gradaţia ulterioară a culorilor. Fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. Apoi aplicaţi dentina pentru a crea
forma dorită a miezului dentinei şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. Utilizarea TWiNY fluid facilitează stratificarea
zonei coletului şi a benzii albe a coroanei exterioare.
2.Aplicarea smalţului şi a pastei translucide şi fotopolimerizarea
Aplicaţi smalţul pentru a crea forma dorită a coroanei şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde. În cazurile în care este
necesară pastă translucidă, aplicaţi pasta translucidă şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde.
Pentru nuanţe intermediare de translucenţă între pasta translucidă şi smalţ, utilizaţi smalţul translucid (TE). Pentru nuanţe
decolorate, utilizaţi parţial articole din gama Efect. Prin utilizarea TWiNY fluid se poate evita captarea aerului şi se facilitează crearea
unor tonuri de culoare şi a unor forme delicate.
3.Aplicarea pastei gingivale şi fotopolimerizarea
Aplicaţi pasta gingivală şi fotopolimerizaţi timp de 60 de secunde pentru a reproduce zona gingivală. Pentru a reda pigmentul melanină
sau transparenţa stratului de suprafaţă, aplicaţi modificatorul gingival şi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 60 de secunde.
Utilizarea răşinii consistente fluide (Flow) facilitează crearea unor tonuri de culoare delicate.
※În cazurile în care pasta gingivală este utilizată pentru un număr mare de dinţi interconectaţi, aplicarea trebuie să se efectueze
individual, unul câte unul, pentru a obtine o individualizare perfecta urmarind structura metalica.
4.Fotopolimerizarea finală
După stratificarea finală si fotopolimerizarea de 60 sec, aplicaţi bariera de aer (Air barrier) TWiNY într-un strat cât mai subţire şilăsaţi să se usuce timp de aproximativ 60 de secunde. Apoi fotopolimerizaţi timp de 180 de secunde ca fotopolimerizare finală. Dacăbariera de aer este aplicată în strat gros, este dificilă uscarea acesteia. Pensula utilizată pentru bariera de aer trebuie spălată cu apă.
*Stratificare suplimentară – corectie. În cazurile în care este necesară stratificarea suplimentară după corectarea formei, aplicaţi primer
reparator în strat subţire cu o pensulă pe suprafaţa corectată ( sablata, spalata) şi lăsaţi să se usuce timp de aproximativ 60 de secunde.
Aplicaţi lichidul reparator în strat subţire pe aceeaşi zonă.
Apoi aplicaţi răşină compozită, precum dentină sau smalţ, în mod corespunzător şi fotopolimerizaţi 60 sec.Aplicaţi bariera de aer pe zonade stratificare suplimentară, apoi fotopolimerizaţi timp de aproximativ 180 de secunde ca fotopolimerizare finală.
(6) TermopolimerizareaÎndepărtaţi coroanele şi punţile din modelul de ipsos şi termopolimerizaţi la 110℃ timp de 15 minute cu ajutorul unui aparat determopolimerizare fara apa.
(7) Prelucrarea si lustruirea
Corectaţi forma folosind carborundum sau freze diamantate.
Neteziti suprafetele cu polipant de silicon la10.000 rotatii/min.
(8) Lustruireaşi finalizarea
Lustruiti cu ajutorul unei perii şi a unui puf din bumbac impregnate cu pasta de lustruit diamantata precum pastaC&B sau C&B NANO
pentru a finaliza. Pe toata durata lustruirii se recomanda folosirea unei turatii mici a micromotorului sau a polizorului –aproximativ 10.00012.000 rotatii/min.

[ N.B.: Indicaţii tehnice şi puncte de atenţionare ]1.

Pentru fotopolimerizarea acestui produs, folosiţi o lampă cu halogen, o lampă xenon, o lampă cu halogenură metalică sau LED cu olungime de undă efectivă de 400-500 nanometri. În cazurile în care se vor utiliza alte echipamente medicale de polimerizare sau dacăaveţi întrebări despre aparatele de polimerizare, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. Pentru termopolimerizare, utilizaţi un aparat determopolimerizare stomatologic, care poate fi setat la 110℃ timp de 15 minute.
2. În cazurile clinice cu un risc ridicat de fractură, precum malocluzie sau bruxism, zona ocluzală a dintelui antagonist trebuie să fie
acoperită cu metal, pentru a se evita fracturile.
3. Închideţi strâns capacul imediat după utilizarea acestui produs.
4. Utilizaţi pensule separate pentru pasta primer, pasta opacă, TWiNY fluid, coloraţie, primer reparator, lichidul reparator şi bariera deaer din răşină.
5. În cazul în care primerul reparator sau lichidul reparator este aplicat prin picurare direct pe structura metalică, rezistenţa de aderenţă
poate fi afectată, dacă acesta este aplicat în exces. La aplicarea primerului reparator sau a lichidului reparator pe o structură metalică,folosiţi o pensulă fină şi, pe cât posibil, aplicaţi un singur strat foarte subţire.
6. La aplicarea rasinii de baza TWiNY, nu apasati prea tare cand folositi instrumente din metal. Aceasta poate duce la inchiderea la culoare
a materialului. Motivul este frecarea particulelor anorganice din TWiNY de suprafata instrumentului metalic. Sunt recomandate
instrumentele din plastic sau cele placate cu materiale dure cum ar fi nitratul de titan.
7. Când este utilizat pe o paletă sau pe o hârtie pentru amestec, acest produs trebuie protejat printr-o apărătoare de soare.
8. Nu amestecaţi răşina consistentă cu alte materiale şi nu amestecaţi mai multe tipuri de răşină consistentă, pentru a preveni captarea
bulelor de aer şi deteriorarea calităţii proprietăţilor materialului.
9. Este în regulă (neproblematic) din punct de vedere tehnic să amestecaţi mai mult de două produse TWiNY fluid diferite, dar nu
amestecaţi TWiNY fluid şi răşina consistentă TWiNY.
10. TWiNY fluid poate forma bule de aer în timpul amestecării. Vă rugăm să amestecaţi cu atenţie.
11. Vă rugăm să reţineţi că TWiNY fluid prezintă un grad mai ridicat de contractie ulterioară polimerizării decât răşina consistentă TWiNY.
12. Întrucât TWiNY fluid are proprietatea de tixotropie*, materialul din apropierea vârfului duzei se poate întări şi deveni dificil de scos
ulterior. Vă rugăm să retrageţi pistonul cu aproximativ 2 mm în timpul depozitării după utilizare.
13. Coloraţia (stain-urile) trebuie aplicată pe stratul interior; vă rugăm să utilizaţi smalţ sau alte produse după aplicarea coloraţiei.
14. Evitaţi expunerile la lumină puternică sau lumina soarelui (în apropierea ferestrelor sau a luminilor de laborator etc.) pentru a preveniîntărirea pastei.
15. Nu utilizaţi baza (Base) pe partea exterioară, deoarece este concepută doar pentru zona corpului punţii.

[ Precauţii ]1. Asiguraţi ventilaţie suficientă (de mai multe ori pe oră) în timpul operaţiunii.
2. Atunci când tăiaţi şi polizaţi produsul polimerizat, utilizaţi un aspirator şi o mască antipraf, conform aprobării agenţiei locale desiguranţă publică, pentru a evita inhalarea de praf. Purtaţi ochelari de protecţie pentru a vă proteja ochii.

3. Nu utilizaţi acest produs în afara domeniului de aplicare al indicaţiilor, efectelor sau concentraţiei recomandate.
4. Nu utilizaţi acest produs în combinaţie cu alte produse.
5. Acest produs trebuie manipulat doar de personal certificat în mod corespunzător.
6. Nu utilizaţi seringa la temperaturi joase deoarece se poate sparge. Vă rugăm să utilizaţi acest produs la o temperatură ambiantă
de aproximativ 20℃. 20℃-25℃ este intervalul optim de temperatură pentru o manipulare uşoară. În cazurile în care produsele
au fost depozitate la 4℃, lăsaţi-le la o temperatură a camerei de aproximativ 20℃ timp de peste 20 de minute, pentru a pregăti
produsul pentru utilizare.
7. În cazurile în care Air Barrier a fost depozitată la temperaturi joase o perioadă lungă de timp, viscozitate acesteia va creşte. Înaceste cazuri, închideţi strâns capacul şi introduceţi produsul în apă fierbinte timp de aproximativ 5 minute, astfel încât
viscozitatea să revină la normal.

[ Atenţionări de bază importante ]1. Încetaţi imediat utilizarea acestui produs dacă apar semne de alergie, precum iritaţie sau erupţii cutanate, la pacienţi. Dacăsimptomele persistă, solicitaţi îngrijiri medicale.
2. Operatorii trebuie să întrerupă utilizarea dacă apar semne de iritaţie sau erupţii cutanate. Dacă simptomele persistă, solicitaţi
îngrijiri medicale.
3. Nu atingeţi material nepolimerizat din acest produs cu mâinile neprotejate. Purtaţi mănuşi de plastic şi ochelari de protecţie
pentru a vă proteja de iritaţie. Evitaţi contactul direct cu pielea şi ochii. În cazul contactului cu pielea, ştergeţi cu un tampon devată îmbibat în alcool şi spălaţi din abundenţă cu apă de la robinet. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat din abundenţă
cu apă de la robinet şi consultaţi un medic.
[Alte atenţionări]Zona de restaurare a coroanei poate să se păteze şi să favorizeze depunerea plăcii bacteriene, în funcţie de obiceiurile alimentare
ale pacienţilor. Recomandaţi igiena orală zilnică.

[Manipulare şi depozitare]

1. Acest produs trebuie depozitat în spaţii în care nu există contact cu surse de lumină directă, la o temperatură de 4-25℃.
2. Nu depozitaţi prea multe produse în acelaşi spaţiu de depozitare.
3. Asiguraţi un extinctor în spaţiul de lucru sau de depozitare.
4. A nu se lăsa la îndemâna altui personal în afara personalului stomatologic.

[Data expirării]1. Acest produs trebuie utilizat înainte de data expirării tipărită pe ambalaj.
2. Data expirării tipărită pe ambalaj se bazează pe autentificarea noastră.
3. Data expirării tipărită pe ambalaj se referă la data de expirare a utilizării.
*(de exemplu.; AAAA-LL înseamnă ultima zi a „anului” AAAA/„lunii” LL ca dată a expirării)[ Pachet ]1. Răşină opacă
･Pastă opacă invizibilă 2,0 ml: IVO･Pastă opacă 2,0 ml:
OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB1, OB2, OB3, OB4, OC1, OC2, OC3, OC4, OD2, OD3, OD4･Pastă opacă (nuanţă roşu plus) 2,0 ml:
OA2 R, OA3 R, OA3.5 R･Pastă opacă (nuanţă de albire) 2,0 ml:
OW1, OW2, OW3･Pastă opacă (nuanţă gingivală) 2,0 ml:
OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG Or･Pastă colorată opacă specială 2,0 ml:
Ino1, Ino2, MO
2. Răşină consistentă şi răşină consistentă fluidă(Flow)･Pastă pentru colet 4,8 g (2,6 ml):
CA1, CA2, CB1, CB2, CC1, CC2, CD1, CD2
3,5 g (2,0 ml):
CA1 fluid, CA2 fluid･Pastă pentru colet (nuanţă roşu plus) 4,8 g (2,6 ml):
CA1 R, CA2 R･Dentină opacă 4,8 g (2,6 ml):
ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB1, ODB2, ODB3, ODB4,ODC1, ODC2, ODC3, ODC4, ODD2, ODD3, ODD4･Dentină opacă (nuanţă roşu plus) 4,8 g (2,6 ml):
ODA2 R, ODA3 R, ODA3.5 R･Dentină 4,8 g (2,6 ml):
DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1,DC2,DC3,DC4, DD2, DD3, DD4
3,5 g (2,0 ml):
DA1 Fluid, DA2 Fluid, DA3 fluid, DA3.5 Fluid, DA4 Fluid･Dentină (nuanţă roşu plus) 4,8 g (2,6 ml):
DA2 R, DA3 R, DA3.5 R･Dentină (nuanţă de albire) 4,8ｇ (2,6 ml):
DW0, DW1, DW2, DW3･Pastă gingivală (nuanţă gingivală) 4,8 g (2,6 ml):
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G Or
3,5 g (2,0 ml):
G1 fluid, G3 fluid, G5 fluid, G7 fluid, G Or fluid･Pastă gingivală (modificator gingival) 4,8 g (2,6 ml):
GM gri, GF trans3,5 g (2,0 ml):
GM gri fluid, GM trans fluid･Smalţ 4,8 g (2,6 ml):
E0, E1, E2, E3, E4, E1 Limpede, E2 Limpede, E3 Limpede, E4 Limpede, E5 Limpede
3,5 g (2,0 ml):
E1 Fluid, E2 Fluid, E3 fluid･Smalţ translucid 4,8 g (2,6 ml):TE･Smalţ translucid 3,5 g (2,0 ml):
TE fluid
HVT, T, LVT, CT1, CT2, CT3, CT4, T sticlă, T albastru, T sticlă Limpede･Pastă translucidă 4,8 g (2,6 ml):
HVT fluid, T fluid, LVT fluid, CT2 fluid, CT4 fluid, T sticlă fluid, T albastru fluid,
3,5 g (2,0 ml):
T sticlă Limpede fluid･Efect 4,8 g (2,6 ml):
HV WE, WE, AM, OC, Cafeniu, Portocaliu,
3,5 g (2,0 ml):
WE fluid, AM fluid, OC fluid, Cafeniu fluid, Portocaliu fluid･Bază 4,8 g (2,6 ml):Bază
3. Coloraţie
･Coloraţie 1 ml:
G roşu închis, G roşu, G alburiu, G violet
4.Lichid reparator 6 ml
5.Primer reparator 7 ml