超純水製造装置
RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

RFU686HA＋RF003130（60Lタンク）

RF003110（30Lタンク）

RF003130（60Lタンク）

RF003150（100Lタンク）アドバンテック東洋株式会社

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

超純水製造装置と純水製造装置を一体型とした、水道直結式超純水製造装置。
用途と使用水量に応じて8機種から、最適な装置を選択できる使い勝手、操作性に優れた高機能の卓上タイプ。
●大型で見やすい4.3型タッチパネル式カラー液晶ディスプレイを採用。
水質や運転状況などをアイコンやイラスト、グラフでわかりやすく表示し、タッチパネル上のボタンをタッチするだけで簡単に各種設定が行えます。
●カレンダー機能を搭載。
水質履歴や消耗品の交換時期を簡単に日時管理でき、週単位のプログラム運転も可能です。

●プッシュスイッチ付ダイヤルで採水操作が簡単、採水時間を短縮。
ダイヤルを左右に回すだけで採水量が設定でき、押すと採水を開始、採水後は自動的に採水を停止します。
●微量な採水をしたいとき、一滴ずつ採水可能。
任意のタイミングおよび7段階の速度で一滴採水をすることができますので、洗瓶を使用しないで直接メスアップでき、汚染も防げます。
●採水速度可変機能付き。
ディスプレイに表示されるバーグラフにより、連続採水の速度を10段階（最大2L/min）から調節することが可能です。

●本体採水口の高さは9段階に調節可能。
採水口が上下することにより、さまざまな容量の容器に対応します。

RO膜カートリッジ（機種によって本数は異なります。）

RFU686HA●TOC計を全機種に標準装備。
連続測定方式を採用し、汚染がなく安定した精度で測定できます。

RFU686HA●複合カートリッジ、後段複合カートリッジの二段構成
で、水中での無機物、有機物を極限まで除去し、安定した水質の超純水を製造することが可能。
●使用後の複合カートリッジは回収し、リサイクル。
有効資源の再利用、環境破壊の防止のため、回収しています。

RO前処理カートリッジ

RFU687HA

高 純 度 用
イオン交換樹脂カートリッジ●超 純 水 用UVラ ン プ は、2波 長 式（185nm/254nm）のUVラ ン プ に より有機物を分解（ただし、UVランプ搭載タイプのみ）。
●イ オ ン 交 換 水 用UVラ ン プ は、
1波長式（254nm）のUVランプにより殺菌、微生物の繁殖を抑制。

●分画分子量6,000の中空糸型UF膜カートリッジ（ただし、UF膜カートリッジ搭載タイプのみ）。
エンドトキシン0.001EU/mL未満、0.2㎛パーティクル1個/mL未満の超純水を製造できます。

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

イオン交換水を貯水する別置きタンクは、高い遮光性を実現。
実容量30L、60L、100Lの3種類から、使用水量に応じて選択可能。

●1波 長 式（254nm）のUVラ ン プ に よ り
殺菌、微生物の繁殖を抑制。
タ ン ク 内 す べ て を 紫 外 線 照 射 し て、細菌、微生物の繁殖を抑制し、ぬめりの発生を防止します。

RF003110（30Lタンク）

RF003130（60Lタンク）

RF003150（100Lタンク）●エアベントフィルターを別置きタンクに標準装備、タンク水の水質低下を防止。
活性炭、ソーダ石灰、メンブレンフィル
ターにより、揮発性有機化合物や二酸化炭素、微粒子や微生物などのタンク内への侵入を防ぎます。

●別売品のリモートディスペンサーで、3mまでの遠隔採水、水質確認が可能。
●プッシュスイッチ付ダイヤルを採用し、操作が簡単。
●一滴採水も可能（超純水採水用のみ）。
●超 純水採水用とイオン交換水採水用の2台を接続可能。

■架台（装置本体と30Lタンク用）

RFU656HA＋RF003110（30Lタンク）＋RF003420●別置きタンク前面に採水コックを標準装備。
装置本体の採水口から採水しているときでも、イオン交換水が採水可能。
●別 置きタンクを流し台などの近くに置けば、器具洗浄などに大変便利。

■架台（装置本体と60L、100Lタンク用）

RFU687HA＋RF003150（100Lタンク）＋RF003430

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

1．使用目的により、4種類の超純水精製方法から最適な超純水を選定。
RFU656HA・657HA

RFU666HA・667HAJ I S K 0 5 5 7「 用 水・排 水 の 試 験 に 用 い る 水 」の 水 質（ J I S A 4クラス）の超純水を製造するベースタイプ。

 境 ホ ル モ ン 分 析 な ど に 適 し た 低TOCの 超 純 水 を 製 造 す る環
UVランプ搭載タイプ。

■用途例

■用途例

一般化学分析、原子吸光分析、器具洗浄など。

■超純水精製機構の精製フロー図
純水精製機構部（前処理水）

 境 ホ ル モ ン 分 析、VOC分 析、イ オ ン ク ロ マ ト・HPLC・GC/環MS・ICPなどの高精度分析など。

■超純水精製機構の精製フロー図

複合カートリッジ

純水精製機構部（前処理水）

リモート
ディスペンサー

別売品

中空糸フィルター

中空糸フィルター

複合カートリッジ

UV

リモートディスペンサー

別売品

後段複合カートリッジ

中空糸フィルター

TOC計

超純水採水

中空糸フィルター

後段複合カートリッジ

TOC計

超純水採水

RFU676HA・677HA

RFU686HA・687HA

 ンドトキシン 0.001EU/mL未満の超純水を製造するUF膜エ
カートリッジ搭載タイプ。	細胞培養、遺伝子実験用の超純水を製造するUVランプ・UF膜カートリッジ搭載タイプ。

■用途例■用途例	細胞培養、生化学、分子生物学、発生生物学関連、医療・医学・薬学用パイロジェンフリー水の製造など。

■超純水精製機構の精製フロー図
純水精製機構部（前処理水）

複合カートリッジ

リモート
ディスペンサー

別売品

中空糸フィルター

中空糸フィルター

超純水採水 NA・RNase・DNaseフ リ ー水 の 製 造、細 胞 培 養、遺 伝 子 実 験Dなど。

■超純水精製機構の精製フロー図
純水精製機構部（前処理水）

複合カートリッジ

UV

リモート
ディスペンサー

別売品

後段複合カートリッジ

TOC計

UF膜カートリッジ

中空糸フィルター

中空糸フィルター

後段複合カートリッジ

TOC計

UF膜カートリッジ

超純水採水

2．使用水量により、必要なイオン交換水精製速度、別置きタンク容量を選定。
前処理水となるイオン交換水精製速度は、ベースタイプ、UVランプ搭載タイプ、UF膜カートリッジ搭載タイプ、UVランプ・UF膜カートリッジ搭載タイプそれぞれに、約12L/h、約24L/h（at 水温25℃）の2種類から選択できます。
ま た、別 置 き タ ン ク の 容 量 は、30L、60L、100Lの3種 類 か ら 選 択 で き、使 用 水 量 に 合 わ せ て、さ ま ざ ま な組合せが可能です。

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■精製フロー図
エアベント
フィルター
ＲＯ前処理
カートリッジ

高純度用
イオン交換樹脂
カートリッジ

ＲＯ膜カートリッジ（UVランプ搭載タイプのみ）

別置きタンク＋タンク内
殺菌用ＵＶ（254nm）

UV（254nm）（イオン交換水精製速度
約12L/h：1本約24L/h：2本）

複合カートリッジ（UF膜カートリッジ搭載タイプのみ）

後段複合
カートリッジUV（185/254nm）

UF膜カートリッジ

TOC計

イオン交換水採水

原水（タンクの採水コック）

リモート
ディスペンサー

リモートディスペンサー

別売品

純水精製機構部

中空糸フィルター

別売品

中空糸フィルター

中空糸フィルター

超純水採水

イオン交換水採水

超純水採水

超純水精製機構部■水質分析例
装置：超純水製造装置 RFU666HA
原水：大阪府水道水。原水により精製水の値は変動することがあります。

●VOC（揮発性有機化合物）
項目

中空糸フィルター
あり 単位（ppb）なし 単位（ppb）●元素項目●環境ホルモン
中空糸フィルター
あり 単位（ppb）なし 単位（ppb）

1,1-dichloroethylene

<0.01

<0.01

Li

<0.0001<0.0001

dichloromethane

0.1

<0.01

Na

0.00040.0002cis-1,2-dichloroethylene

<0.01

<0.01

Mg

0.001

0.0003chloroform

<0.01

<0.01

Al

0.00040.0002

tetrachloromethane

<0.01

<0.01

K

0.00020.00031,2-dichloroethane

<0.01

<0.01

Ca

0.013

0.002

benzene

<0.01

<0.01

Cr

0.0001<0.0001trichloroethylene

<0.01

<0.01

Mn0.0005<0.0001

bromodichloromethane

<0.01

<0.01

Fe

0.001

0.0006cis-1,3-dichloropropene

<0.01

<0.01

Co

<0.0001<0.0001trans-1,3-dichloropropene

<0.01

<0.01

Ni

0.005

0.0009

1,1,2-trichloroethane

<0.01

<0.01

Cu

0.002

0.001

tetrachloroethylene

<0.01

<0.01

Zn

0.003

0.0005dibromochloromethane

<0.01

<0.01

Ba

0.00070.0001

bromoform

<0.01

<0.01

Pb

<0.0001<0.0001

1,1,1-trichloroethane

<0.01

<0.01

Be

<0.0001<0.0001trans-1,2-dichloroethylene

<0.01

<0.01

B

<0.01

<0.01

1,2-dichloropropane

<0.01

<0.01

Ag

<0.0001<0.0001

toluene

<0.05

<0.05

Cd

<0.0001<0.0001m,p-xylene<0.01<0.01

Ga<0.0001<0.0001

o-xylene

<0.01

<0.01

As

<0.005<0.005p-dichlorobenzene<0.01<0.01

Sr<0.0001<0.0001Sn<0.0005<0.0005

Sb<0.0005<0.0005

Bi<0.0001<0.0001項

中空糸フィルター
あり 単位（ppb）なし 単位（ppb）

目

フタル酸ジ-2エチルヘキシル（DEHP）

<0.05

<0.05

フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）

0.06

0.14

ビスフェノールＡ<0.01<0.01

ノニルフェノール

<0.01

<0.01

●陰イオン
項

目

中空糸フィルター
あり 単位（ppb）なし 単位（ppb）

Cl−<0.001NO2−0.003

0.005

PO43−

<0.005<0.005

Br−<0.001<0.001NO3−<0.0010.001

SO42−<0.001

0.002<0.001

●シリカ
項目
SiO2

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）<0.1<0.1超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■超純水用UVランプユニット
（RFU660HAシリーズ、
RFU680HAシリーズ）
超純水用UVランプを搭載することにより、波長 185nmと波長 254nmを組み合わせた紫外線を照射して、水中に含まれる有機物を酸化させ二酸化炭素のレベルまで分解し、右の「TOC測定例」のように、低TOCの超純水を製造することができます。

■超純水のTOC測定例
605040TO
C 30(ppb)
20
RFU656HA

10RFU666HA (UVࣛࣥࣉ搭載機種)

01,000

採水量 (L)■UF膜カートリッジ
（RFU670HAシリーズ、
RFU680HAシリーズ）

エンドトキシンを除去し、パイロジェンフリーの超純水を製造することができます。

■仕様膜種類■タ ン ク 内 殺 菌 用UVラ ン プ ユ ニ ット、エ ア ベ ン トフィルター（別置きタンク）

タンク内殺菌用UVランプにより、タンク内すべてを紫外線照射して、細菌、微生物の繁殖を抑制し、ぬめりの発生を防止します。

中空糸型UF膜

中 空 糸 膜 材 質

ポリエーテルサルホン

分 画 分 子 量

6,000

タンクに標準装備されているエアベント
フィルターは、活性炭、ソーダ石灰、メンブレン
フ ィル タ ーに よ り、揮 発 性 有 機 化 合 物 や二酸化炭素、微粒子や微生物などのタンク内への侵入を防ぎ、タンク水の水質が低下するのを防止します。

■水質分析例エ ン ド ト キ シ ン＜0.001EU/mL

パーティクル（0.2㎛）＜1個/mL■RNaseフリー試験、DNaseフリー試験
1●RNaseフリー試験

22,0001 : 16S＋23S rRNA 37℃ 16時間培養
2 : 16S＋23S rRNA＋RFU686HA超純水
37℃ 16時間培養■タンク内殺菌用UVランプによる微生物増殖抑制効果
1,000500
別置きタンク内純水中の微生物数

100

3 456

●DNaseフリー試験
3 ： λ／HindⅢ 37℃ 16時間培養
4 ： λ／HindⅢ＋RFU686HA超純水
37℃ 16時間培養
5 ： pBR322 37℃ 16時間培養
6 ： pBR322＋RFU686HA超純水
37℃ 16時間培養

201510（個 /mL）50

電気泳動結果より、RFU686HAで得られた超純水を加えたrRNA、DNAともに、電気泳動パターンに変化は見られず、rRNA、DNAの分解は認められませんでした。

123589 10 11 12 15 16 18 19 25 39 46
経過日数（日）

タンク内殺菌用ＵＶランプなし
タンク内殺菌用ＵＶランプあり（照射前）
タンク内殺菌用ＵＶランプあり（照射後）超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

便利な機能のご紹介 1＜採水操作＞■プッシュスイッチ付ダイヤルを装備
プッシュスイッチ付ダイヤル一つで、採水量の設定、採水、採水速度の変更を行うことができます。
①ダイヤルを左右に回し、希望の採水量に合わせます。
超 純水採水量設定範囲は、0.1Lから100.0Lまたは10mLから9,990mL
で、0.1L単位と10mL単位での設定が可能です。

②ダイヤルを押すと、採水を開始します。
③設定採水量を採水後は自動的に、採水中はもう一度ダイヤルを押すと、採水を停止します。

■採水口上下機構を装備
本体採水口の高さは、9段階に調節することが可能です。
採水口が上下することにより、フラスコからバイアル瓶まで大小さまざまな容量の容器に対応します。
採 水 口 の 最 上 段 位 置 で は、採 水 口 の 下 に 高 さ302㎜ の ス ペ ース があります。
採 水 口 の 最 下 段 位 置 で は、採 水 口 の 下 に 高 さ62㎜ の ス ペ ース があります。

採水口最上段位置

採水口最下段位置

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

便利な機能のご紹介 2■スマート採水機能
タッチパネル上の採水設定量をタッチすると、スマート採水モード画面が表示されます。
4パターンの採水設定量と採水速度を登録することができ、希望の採水量の採水開始ボタンをタッチするだけで、任意量の採水が可能です。	他に使用される方が、ディスプレイに通常表示されているダイヤルによる採水設定量を変更していても、採水量を設定し直す必要がなく便利です。

タッチパネル上の採水設定量が表示されている部分をタッチします。

スマート採水モード画面が表示され、4パターンの採水設定量と採水速度、採水開始ボタンが表示されます。

スマート採水モード画面の採水設定量が表示されている部分をタッチすると、設定画面が表示され、採水量と採水速度が設定できます。

■採水速度可変機能
採水設定時および採水中に、タッチパネル上で連続採水の速度を10段階から調節することができます。
また、採水中はダイヤルを左右に回すことによって、採水速度が変更できます。
採水速度はディスプレイに、10段階のバーグラフで表示されます。

タッチパネル上の「＜（ゆっくり）」、「＞（速く）」ボタンをタッチすると、採水速度が変更できます。

採水中はダイヤルを左右に回すと、採水速度が変更できます。

■一滴採水機能
ダイヤルを長押しすると、一滴採水モード画面が表示されます。
任意のタイミングおよび7段階の速度で、一滴採水をすることができます。
洗瓶を使用しないで直接メスアップでき、汚染も防げます。

バーグラフの左側は一滴採水（任意のタイミングおよび7段階の速度）、右側は連続採水（10段階の速度）を表示し、一滴採水モード上で、そのまま連続採水に切り替えることも可能です。

一滴採水モード画面で、ダイヤルを左右に回すと、一滴採水速度が変更できます。

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

便利な機能のご紹介 3＜水質履歴＞■水質履歴をグラフでわかりやすく表示
精製水の水質履歴は、データ表示の他に、グラフで表示することも可能です。
グラフ表示することで、カートリッジ消耗品の劣化度合を視覚的に確認できます（水質履歴は100週分のデータを記憶しています）。

●超純水水質のグラフでは、比抵抗、TOC、水温を表示します。
●純水水質のグラフでは、比抵抗、水温を表示します。
●RO水水質のグラフでは、RO水導電率、水温、原水導電率、除去率を表示します。

＜アラームの確認＞■アラーム表示機能を充実
アラームが発生したときに、その内容、原因、対策をディスプレイ画面上で確認できるようになりました。
装置にどのようなアラームが発生したのか、どのように処置すればよいのかを、装置上ですぐに確認することができます。

アラームの一覧表示画面で、内容を知りたいアラームにタッチすると、そのアラームの詳細内容が表示されます。

アラームの詳細内容画面では、その内容、原因、対策をすぐに確認することができます。

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

便利な機能のご紹介 4＜別置きタンク＞■タンク内殺菌用UVランプの点灯頻度を設定可能
タンク内殺菌用UVランプの点灯頻度は、1日に1回から最大3回まで設定することが可能です。
微生物試験などに使用する場合は点灯頻度を増やすことで、いつでも安定した水質の精製水をご使用いただけます。

RF003130（60Lタンク）■別置きタンクにレバー式採水コックを装備	別置きタンクには採水コックを装備しているので、装置本体の採水口から採水しているときでも、別置きタンクからイオン交換水が採水可能です。
また、別置きタンクを流し台などの近くに置けば、器具洗浄などに使用する場合に大変便利です。	レバー式採水コックは2種類の採水方法があり、レバーを手で倒し続けて採水する他に、レバーを倒しきった状態でロックして採水することもできます。

RF003130（60Lタンク）

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ／別置きタンク
ULTRAPURE WATER SYSTEM / SEPARATE PLACEMENT TANK

■仕様型式

RFU656HA

RFU657HA

RFU666HA

RFU667HA

RFU676HA

精製

方法

給水

方式

水道直結式

水

超純水・イオン交換水

精製

複合カートリッジ→濾過

最 高 純 度（ 比 抵 抗 ）性T能O

エンドトキシン（EU/mL）
イオン交換水精製速度（約L/h）（at 水温25℃）
超 純 水 採 水 速 度＜10≦1＜101224＜0.001
12241212121

蒸留水・RO水用

後段複合カートリッジ

極微量不純物除去用

21本
1本

構成

中空糸フィルター（0.04㎛） 1個プ

400kPa

超純水用UVランプ

───

UF膜カートリッジ
質2

ワンタッチ接続式カートリッジ（混床式1.6L） 1本複合カートリッジ

水11本スパイラル型（合成薄膜）

高純度用イオン交換樹脂カートリッジン

24

5℃～35℃
RO前処理カートリッジ

R O 膜 カ ー ト リ ッ ジ（本）ポ

120.1L～100.0L（0.1L単位）
または 10mL～9,990mL（10mL単位）原 水 フ ィ ル タ ー圧

24

最大2L/min（採水速度可変機能付）

使 用 周 囲 温 度

加純水殺菌用UVランプユニット

1本○───

───

計 ※2

○
○

デジタル表示（比抵抗：温度補正前・後表示、TOC、温度）
別置き 高密度ポリエチレン（HDPE） 30L、60L、100Lから選択（エアベントフィルター付、タンク内殺菌用UVランプ付）

イオン交換水貯水タンク
イオン交換水貯水量表示

数値（1L刻み）およびバーグラフ表示

外部入出力信号用端子

RS-232C、無電圧接点信号用、タンクフロート接続用、タンク内殺菌用UVランプ接続用、リモートディスペンサー接続用×2（超純水採水用、純水採水用）

規

原 水 圧 力 範 囲

49kPa～490kPa

格

外原 水 必 要 水 量 ※3形

寸源

質量（約㎏）

付

約2.6L/min

法

電属品

RFU687HA＜3───

超純水採水量設定範囲

イオン交換水用UVランプ

RFU686HA

18.2MΩ･㎝

C（ppb）※1

超純水最終フィルター

RFU677HA

原水→RO→イオン交換→UVランプ→［タンク］→複合カートリッジ→UVランプ→濾過 複合カートリッジ→UF膜→濾過 複合カートリッジ→UVランプ→UF膜→濾過

W359㎜×D670㎜×H608㎜
AC100V 50㎐/60㎐ 約2.3A
43.54445444545.5

RO前処理カートリッジ1本、高純度用イオン交換樹脂カートリッジ1本、純水用UVランプ1本、複合カートリッジ1本、後段複合カートリッジ1本、中空糸フィルター1個、元口1個、給水ホース（接続ユニット付､内径9㎜､2m）1本、タンク送水チューブ（接続プラグ付､内径4㎜×外径6㎜､3m）1本、純水給水チューブ（接続プラグ付､内径6㎜×外径8㎜､3m）1本、排水チューブ（内径6㎜×外径8㎜､2m）2本、排水チューブ（内径4㎜×外径6㎜､2m）1本、バット1個、中空糸フィルターキャップ1個、外部信号コネクター（漏水センサー付）1個、電源コード1本
───
超純水用ＵＶランプ１本
ＵＦ膜カートリッジ１本
超純水用ＵＶランプ１本、ＵＦ膜カートリッジ１本
RO膜カートリッジ1本 RO膜カートリッジ2本 RO膜カートリッジ1本 RO膜カートリッジ2本 RO膜カートリッジ1本 RO膜カートリッジ2本 RO膜カートリッジ1本 RO膜カートリッジ2本価格（税抜き）12L/h本体のみ
価格（税抜き）24L/h本体のみ¥1,446,000¥1,606,000価格（税抜き）12L/h本体+ 60Lタンク価格（税抜き）24L/h本体+100Lタンク¥1,655,000¥1,849,000

装置本体のみ¥1,691,000¥1,713,000¥1,851,000¥1,873,000
装置本体 ＋ 標準容量タンク（タンク内殺菌用ＵＶランプ付）¥1,900,000¥1,922,000¥2,094,000¥2,116,000¥1,937,000¥2,098,000¥2,146,000¥2,341,000※1 TOC値は、供給水質などにより変動します。
※2 水質計の単位は、原水・RO水はμS/㎝、超純水およびイオン交換水はμS/㎝またはMΩ・㎝で切替えが可能です。
※3 装置が正常に作動するために必要な供給水量です。
● 初期消耗品は、付属しております。

■仕様（別置きタンク：タンク内殺菌用UVランプ付）型

容
外付形式
寸量（L）
法（㎜）

属品価格（税抜き）

RF003110

RF003130

RF00315030
W410×D410×H612

60
W410×D410×H832

100
W410×D410×H1,126

エアベントフィルター1個、エアベントフィルター取付ジョイント（Oリング付）1個、タンク内殺菌用UVランプ1本、フロートスイッチ中継ケーブル（ケーブル固定用クランプ付、3m）1本、排水チューブ（内径9㎜×外径12㎜、2m）1本、タンク固定金具2個、スパナ1個￥177,000￥209,000￥243,000

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ 別売品
ACCESSORY FOR ULTRAPURE WATER SYSTEM■別売品
RO前処理カートリッジ

品

名型

RF003200式

水道直結式用R O 膜 カ ー ト リ ッ ジ※

RF000580

スパイラル型（合成薄膜）価格（税抜き）￥ 34,000￥ 63,800

高純度用イオン交換樹脂
カ ー ト リ ッ ジ

RF000341

ワンタッチ接続￥ 27,200

複 合 カ ー ト リ ッ ジ※

RF001001

蒸留水・RO水用

後段複合カートリッジ※

RF002030

極微量不純物除去用￥ 64,800￥ 45,200

有機物分解用￥ 54,500

RF001040

TOC計用

RF003300

純水殺菌用￥ 66,800￥ 22,900

RF001030
UVランプ

タ ン ク 内 殺 菌 用
U V ラ ン プ ユ ニ ッ ト

RF003160

URF003170

Vラン

プ

適応製品

全製品

RFU666HA･667HA
RFU686HA･687HA

仕様

全製品
タンク内殺菌用RFU676HA･677HA
RFU686HA･687HA￥ 121,000

RF003000

タンク水劣化防止用

RF0002200.04μm￥ 21,700￥ 11,600￥
700￥ 177,000￥ 243,000￥ 13,300￥ 12,100

RF002040

エアベントフィルター
中 空 糸 フ ィ ル タ ー
中空糸フィルターキャップ

RF000225

───

架台（本体と 30Lタンク）

RF003420

W435㎜×D862㎜×H947㎜

架台（本体と 60L、100Lタンク）

RF003430

W933㎜×D862㎜×H947㎜

フ ッ ト ス イ ッ チ

RF000280

RS-232C接続コードRF002060

───

RF003500

リモートディスペンサー（純水採水用）￥ 37,700

───

U F 膜 カ ー ト リ ッ ジ※

リモートディスペンサー（超 純 水 採 水 用）

￥ 115,000

RF003501

パネル色：ライトベージュ
全製品

RF003502

パネル色：ライトブルー
パネル色：ライトグリーン

RF003503

パネル色：ライトピンク

RF003510

パネル色：ライトベージュ

RF003511

パネル色：ライトブルー

RF003512

パネル色：ライトグリーン￥ 116,000

RF003513

パネル色：ライトピンク

リモートディスペンサー用拡 張 ス タ ン ド

RF002010

W210㎜×D210㎜×H700㎜（スタンド取付棒RF002020付）￥ 66,200ス タ ン ド 取 付 棒

RF002020

市販のスタンドに取付可能
外径13㎜￥ 16,500

全製品（リモートディスペンサー用）※ カートリッジの交換後、すぐに安定した水質でご使用いただける洗浄品もありますので、ご照会ください。

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ 別売品
ACCESSORY FOR ULTRAPURE WATER SYSTEM

リモートディスペンサー
特長●超純水製造装置本体に接続し、遠隔採水（3m）、水質確認（比抵抗、TOC）が可能です。
さらに、超純水採水用と純水採水用を2台接続可能です（純水採水用の水質確認は比抵抗のみとなります）。
●ディスペンサー本体にカラー液晶ディスプレイおよび操作スイッチを内蔵し、手元ですべての操作が可能です。
●一滴ずつの微量採水ができ、洗瓶を使用しないで直接メスアップが可能となり、汚染も防げます。
●4色のパネル色から、お好みの色を選択できます。

■リモートディスペンサー用拡張スタンド	リモートディスペンサーをリモートディスペンサー用拡張スタンドに取り付けることにより、フットスイッチ（別売品）によるハンズフリーでの採水や、タンクやメスシリンダーなどの採水容器を置いたまま採水することができます。

■リモートディスペンサー＋リモートディスペンサー用拡張スタンド外形寸法（単位：㎜）■リモートディスペンサー＋標準スタンド（リモート
ディスペンサー付属品）外形寸法（単位：㎜）

最大520

430

380

最大895

70

最大177
最大436

外径220

■仕性

採パ

能規格
付

様型

式

水水種
ネ
ル
色
超 純 水 ／純 水 採 水 速 度
超純水／純水採水量設定範囲
使 用 周 囲 温 度
外形寸法
質量
属
品

価格（税抜き）RF003500

RF003510

超純水用
純水用
ライトベージュRF003501

RF003511

RF003502

RF003512￥116,000※ リモートディスペンサーのダイヤルリング色と同色の超純水製造装置本体用ダイヤルリングを付属しております。

■リモートディスペンサー用別売品
品

名RF003503

RF003513

超純水用
純水用
超純水用
純水用
超純水用
純水用
ライトブルー
ライトグリーン
ライトピンク
最大2L/min（採水速度可変機能付）
0.1L～100.0L（0.1L単位）または 10mL～9,990mL（10mL単位）
5℃～35℃
W70㎜×D110㎜×H380㎜
約0.5㎏
中空糸フィルター1個、中空糸フィルターキャップ1個、リモートディスペンサー標準スタンド1個、ダイヤルリング１個 ※型

式

リモートディスペンサー用拡 張 ス タ ン ドRF002010

ス タ ン ド 取 付 棒

RF002020

仕様

ディスペンサー上下範囲450㎜
W210㎜×D210㎜×H700㎜ 約8㎏（スタンド取付棒RF002020付）
市販のスタンドに取付可能 外径13㎜価格（税抜き）￥66,200￥16,500

超純水製造装置 RFU600HAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■外形寸法（装置本体）（単位：㎜）
375670

62302

608

804

359

109

採水ユニット最下段位置

バット（付属品）■外形寸法（別置きタンク）（単位：㎜）

51187

410612 (832、1,126) ※41049※ 上図は30Lタンクで表記しています。
60LタンクではH832㎜、100LタンクではH1,126㎜となります。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

303-K-03-24040