プラッツ
プラッツ
医療・介護施設用電動ベッドカタログ
Vol.3
医療・介護施設用電動ベッドカタログ
Vol.3

ポジショニングベッド
ポジショニングベッド

医療・介護施設用電動ベッド

プラッツはいつも「一生懸命」です。

快適で安心な毎日を。
看護・介護をサポートする電動ベッド

介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝

医療施設用電動ベッドの気持ちを持ち、介護ベッドを
「安全」
に、
「 快適」
に利用して

P300シリーズ

いただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾

2

介護施設用電動ベッド

け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」
です。

アーデル

14

アルティレット

26

超低床介護用ベッド
ラフィオ

32

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ2

介護施設用電動ベッド
アーデル

14

アルティレット

26

超低床介護用ベッド

ラフィオ

32

マットレス
アミカルサポートマットレス

46

ニューポイントマットレス

48

スタンダードマットレス

48

ユービーポイントマットレス

49

オーバーレイウレタンマットレス

50

周辺機器
サイドレール

52

ニーパロPⅡ

56

人感センサー付フットライト

60

スイッチ接続キット

60

テーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー・点滴棒・点滴棒ホルダー

61

離床センサー

62

施設用家具

66

会社概要

68

1

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

P300シリーズ
リラックスできる安楽な姿勢を追求●特許第5089786号 手元スイッチ形状●特許出願中 ハイバックサポート機能●特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画はこちらから離床センサー

ベッドにおける起居動作や、

非接触タイプで誤報や故障介護の際の動線の把握など、が少ない、利用者にも介助者

夜間の居室における事故をにも優しい離床センサー。

予防します。 →60ページ→62ページ

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

背上げ時のズレ力の緩和と人感センサー付フットライト

適合するマットレス幅：83cm幅

http://www.platz-ltd.co.jp/product/medicalbed/p300/

木製タイプ
ダークブラウン
４輪ロック仕様

スチールタイプ
ダークブラウン
４輪ロック仕様「ニューポイントマットレス」との組み合わせ

83cm幅

83cm幅

マット レ ス

木製タイプ
ナチュラルブラウン
センターロック仕様「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ83cm幅

専 門 家 のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました
ポジショニングベッド
身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢
（体位）
を安全で
快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と膝位置の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、治療をサポートする新しい医療施設用電動ベッドです。

2「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ83cm幅

佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共 同 開 発松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）
生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター
協会、
日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。
株式会社ふつうのくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

コネクトリハビリテーション代表

共 同 開 発共 同 開 発吉川 和徳 先生

理学療法士、
シーティング・コンサルタント。2004年ＮＰＯ法人日本
シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、
ポジショニングに関して多方面で活躍中。
著書：「シーティング入門」
など。

周辺機器

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用してスチールタイプナチュラルブラウン
センターロック仕様

山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。ＮＰＯ
福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

3

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に

ポジショニングベッドに期待できる効果

ポジショニングベッドシリーズ

誤嚥リスクの低減

ハイバックサポート機能
未使用時

ハイバックサポート機能
使用時

背上げ45°

ハイバック20°＋ローバック45°

ハイバックサポート機能
膝位置のフィッティング機能

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）
ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態
でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。
背上げ30°の場合
臥 位

従来型ベッドでの背上げ30°

最大圧

63mmHg

ハイバックサポート機能
背ボトムを「ハイバック：頭−背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。
また、ハイバックサポートの屈曲位置は、頸部から肩甲骨周辺の間で3段階に調節可能です。

0〜20°

15°

30° 15°

従来の背上げ 30°に比べ仙骨部への圧力が 13％減少

ハイバックサポート機能 使用時（ハイバック20°
・ローバック45°）

背上げ60°の場合
臥 位

ハイバックサポート機能による背上げ60°

従来型ベッドでの背上げ60°
最大圧

97mmHg

0〜80°

60°

最大圧

ローバック 0〜60°

ハイバックサポート機能による
背上げ30°

マット レ ス

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）ハイバック

43 mmHg

55mmHg

13 %減

30°

最大圧

最大圧

43 mmHg

最大圧67mmHg31 %減

20°60°40°

従来の背上げ 60°に比べ仙骨部への圧力が 31％減少

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。
「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

1
身体のズレが発生

A

B

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

A

B

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

23cm

脚ボトム

圧力が
増加

褥瘡（床ずれ）の原因になります4

呼吸がしやすい姿勢にA位置に設定ひざボトム

2

計測機器：FSA（タカノ社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

周辺機器

身長
175cm未満の方

被験者：身長165cm 体重60kg 男性

ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整！

身長175cm以上の方B位置に設定28cm

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない
快適な背上げを提供します。

5

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

足先上げと足先下げの簡単切替え

使い勝手の良い手元スイッチ

足先の角度をワンタッチで切り 足先上げ替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

■ 操作ロック機能

足先下げ
心臓の高さ

■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、
もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させる
ことで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。

※標準装備の手元スイッチは1つです。

心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

サイドレールの中央差しが可能■ サイドレールの中央差し収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

看護をサポートする細かな気配り■ 収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

マット レ ス

サイドレール収納ホルダー

点滴棒取り付け穴

ハルンバッグ用フック

一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）
頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

角度計

充電式バッテリー（別売）

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、
バッテリー
ユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。

周辺機器

テンテローレン社製キャスター
高い耐久性と走行性に定評がある
ドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。
直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。

6

センターロック仕様

4輪ロック仕様7

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

モータータイプ

ハイバックサポート機能付
2モーター

HB

2モーター／3モーター

ハイバックサポート機能付
3モーター■ 木製タイプ

ハイバックサポート20° 背上げ60° 背膝連動60°/30° 膝上げ30°

27.5〜67.5（単位：cm）

96.0（ボード幅）

76.0〜
116.0

76.0〜
116.0
212.0

高さ調節

■ スチールタイプ（単位：cm）

96.0（ボード幅）

76.0〜
116.0
ハイバックサポート20° 背上げ60° 背膝連動60°/25° 高さ調節仕様

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

HB

ポジショニングベッドシリーズ

76.0〜
116.0
212.0

27.5〜67.5

96.0
（全幅）

96.0
（全幅）

※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は 10cm 以上、頭側は 2cm 以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は、4 輪ロック仕様は 6.0cm、センターロック仕様は 7.0cmとなります。

ポジショニングベッドシリーズ

仕様

ハイバックサポート機能付 2モーター
４輪ロック仕様■ 木製タイプ
ハイバックサポート機能付 2モーター
４輪ロック仕様

P300-61AA■ メーカー希望小売価格

センターロック仕様

P300-62AA■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様

P300-61CA■ メーカー希望小売価格

P300-62CA■ メーカー希望小売価格

ナチュラルブラウン

ダークブラウン
センターロック仕様

480,000円（税別）
580,000円（税別）
480,000円（税別）

P300-71AA■ メーカー希望小売価格

P300-72AA■ メーカー希望小売価格

P300-71CA■ メーカー希望小売価格

P300-72CA■ メーカー希望小売価格

510,000円（税別）
610,000円（税別）

P300-61BA■ メーカー希望小売価格

センターロック仕様
４輪ロック仕様

４輪ロック仕様
ナチュラルブラウン

610,000円（税別）

ダークブラウン
センターロック仕様

ハイバックサポート機能付 3モーター

P300-71BA■ メーカー希望小売価格

P300-62BA■ メーカー希望小売価格

P300-72BA■ メーカー希望小売価格

P300-61DA■ メーカー希望小売価格

P300-71DA■ メーカー希望小売価格

P300-62DA■ メーカー希望小売価格

P300-72DA■ メーカー希望小売価格

480,000円（税別）
580,000円（税別）
480,000円（税別）
580,000円（税別）

質量510,000円（税別）
610,000円（税別）

センターロック仕様

全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm

木製タイプ

101.5kg

110.5kg

103.5kg

112.5kg

スチールタイプ

100.0kg

109.0kg

102.0kg

111.0kg

梱包

4梱包

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（木製タイプ）
プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装（スチールタイプ）
スチール、プリント紙化粧繊維板

510,000円（税別）■ スチールタイプ
ハイバックサポート機能付 2モーター

マットレス適合寸法

４輪ロック仕様

ハイバック角度 0～20度
電動機能

背上げ角度 0～60度
膝上げ角度 0～25度

膝上げ角度 0～30度

床面高27.5～67.5cm

定格電圧AC100V

定格消費電力90W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

マット レ ス

580,000円（税別）

ハイバックサポート機能付 3モーター

ハイバックサポート機能付 3モーター

センターロック仕様

510,000円（税別）
610,000円（税別）※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

専用オプション

※その他のオプションはP52、P55〜P61をご覧ください。

P300シリーズ用バッテリー
ベッドの長さを延長することができます。

PP300-LF

停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE01-BA18

延長フレームをご使用の際にマットレスの
長さを延長します。

PM08-83A

延長マットレス（防水ウレタンタイプ）83cm幅
延長フレームをご使用の際にマットレスの
長さを延長します。

PM08-83B■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm■質量／6.9kg■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム■寸法／幅13.5×10.6×6.8cm■質量／1.5kg■原産国／デンマーク■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm■質量／0.5kg■材質／外カバー・中材：ポリエステル■原産国／韓国■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm■質量／0.4kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

30,000 円（税別）

8

延長マットレス（固綿タイプ）83cm幅

24,000 円（税別）

10,000 円（税別）

周辺機器

P300シリーズ用延長フレーム

10,000 円（税別）9医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

サイドレールの中央差しが可能

背上げ時の身体のズレを軽減

ベーシックベッドシリーズ■ サイドレールの中央差し

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。
■ 収納式サイドレールホルダー

膝位置のフィッティング機能

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）
頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能
ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整！

■ 操作ロック機能「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

A

身長175cm未満の方

1
身体のズレが発生

使い勝手の良い手元スイッチ
B

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させる
ことで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。

23cm■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、
もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

マット レ ス

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

※標準装備の手元スイッチは1つです。

A位置に設定
ひざボトム

脚ボトム

2

圧力が
増加

褥瘡（床ずれ）の原因になりますA

身長175cm以上
の方

B

28cm

B位置に設定足先の角度をワンタッチで切り 足先上げ替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

足先下げ
心臓の高さ

サイドレールに取付可能なハルンバッグ用フック、ナースコー
ルホルダー付きです。

充電式バッテリー（別売）
停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、
バッテリー
ユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。

周辺機器

ハルンバッグ用フック、
ナースコールホルダー／万能フック

足先上げと足先下げの簡単切替え

心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

1011

医療施設用電動ベッド
P300シリーズ

モータータイプ

ベーシックベッドシリーズ仕様
2モーター／3モーター

3モーター■ 木製タイプ
96.0（ボード幅）

76.0〜
116.0
背上げ70° 背膝連動70°/30° 膝上げ30°

背上げ70° 背膝連動70°/25° 高さ調節

27.5〜67.5（単位：cm）

96.0（ボード幅）

76.0〜
116.0

76.0〜
116.0
212.0

高さ調節

■ スチールタイプ（単位：cm）

76.0〜
116.0
212.0

27.5〜67.5

96.0
（全幅）

ベーシックベッドシリーズ※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は 10cm 以上、頭側は 2cm 以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は、4 輪ロック仕様は 6.0cm、センターロック仕様は 7.0cmとなります。

仕様

2モーター
４輪ロック仕様■ 木製タイプ
2モーター
４輪ロック仕様
ナチュラルブラウン
センターロック仕様
４輪ロック仕様
ダークブラウン
センターロック仕様

3モーター

P300-21AA■ メーカー希望小売価格

P300-22AA■ メーカー希望小売価格

P300-21CA■ メーカー希望小売価格

P300-22CA■ メーカー希望小売価格

430,000円（税別）
530,000円（税別）
430,000円（税別）■ メーカー希望小売価格

P300-32AA■ メーカー希望小売価格

P300-31CA■ メーカー希望小売価格

P300-32CA

460,000円（税別）
560,000円（税別）
460,000円（税別）■ メーカー希望小売価格

560,000円（税別）

2モーター

3モーター

P300-21BA■ メーカー希望小売価格

センターロック仕様
４輪ロック仕様

４輪ロック仕様

ダークブラウン
センターロック仕様

P300-31BA■ メーカー希望小売価格

P300-22BA■ メーカー希望小売価格

P300-32BA■ メーカー希望小売価格

P300-21DA■ メーカー希望小売価格

P300-31DA■ メーカー希望小売価格

P300-22DA■ メーカー希望小売価格

P300-32DA■ メーカー希望小売価格

430,000円（税別）
530,000円（税別）
430,000円（税別）
530,000円（税別）

460,000円（税別）
560,000円（税別）

マットレス適合寸法
質量

3モーター

センターロック仕様

４輪ロック仕様

センターロック仕様

全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm

木製タイプ

98.0kg107.0kg

99.5kg108.5kg

スチールタイプ

96.5kg105.5kg

98.0kg107.0kg

梱包

4梱包

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（木製タイプ）
プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装（スチールタイプ）
スチール、プリント紙化粧繊維板
背上げ角度 0～70度

電動機能

膝上げ角度 0～25度

膝上げ角度 0～30度

床面高27.5～67.5cm

定格電圧AC100Vマット レ ス

530,000円（税別）

P300-31AA■ スチールタイプ

ナチュラルブラウン

96.0
（全幅）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

2モーター

定格消費電力90W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

460,000円（税別）
560,000円（税別）※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

専用オプション

※その他のオプションはP52、P55〜P61をご覧ください。

P300シリーズ用バッテリー
ベッドの長さを延長することができます。

PP300-LF

停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE01-BA18

延長フレームをご使用の際にマットレスの
長さを延長します。

PM08-83A

延長マットレス（防水ウレタンタイプ）83cm幅
延長フレームをご使用の際にマットレスの
長さを延長します。

PM08-83B■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm■質量／6.9kg■材質／スチール、ABS樹脂■原産国／ベトナム■寸法／幅13.5×10.6×6.8cm■質量／1.5kg■原産国／デンマーク■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm■質量／0.5kg■材質／外カバー・中材：ポリエステル■原産国／韓国■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm■質量／0.4kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

30,000 円（税別）

12

延長マットレス（固綿タイプ）83cm幅

24,000 円（税別）

10,000 円（税別）

周辺機器

P300シリーズ用延長フレーム

10,000 円（税別）13介護施設用電動ベッド
アーデル

人感センサー付フットライト

適合するマットレス幅：90cm幅●特許第5089786号 手元スイッチ形状●特許出願中 ハイバックサポート機能●特許出願中 リクライニング制御

離床センサー
非接触タイプで誤報や故障介護の際の動線の把握など、が少ない、利用者にも介助者

夜間の居室における事故をにも優しい離床センサー。

予防します。 →60ページ→62ページ

さまざまな介護環境、身体状況に対応する進化した介護施設用ベッド

木製フラットタイプ
ライトブラウン
４輪ロック仕様「ニューポイントマットレス」との組み合わせ

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

ベッドにおける起居動作や、90cm幅

マット レ ス

木製フラットタイプ
ダークブラウン
センターロック仕様「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ90cm幅

専 門 家 のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました
ポジショニングベッド
身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢
（体位）
を安全で
快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と膝位置の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、治療をサポートする新しい介護施設用電動ベッドです。

14「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ90cm幅

佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共 同 開 発松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）
生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター
協会、
日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。
株式会社ふつうのくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

コネクトリハビリテーション代表

共 同 開 発共 同 開 発吉川 和徳 先生

理学療法士、
シーティング・コンサルタント。2004年ＮＰＯ法人日本
シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、
ポジショニングに関して多方面で活躍中。
著書：「シーティング入門」
など。

周辺機器

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して

樹脂
（木目調）
タイプ
固定脚仕様

山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。ＮＰＯ
福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

15

介護施設用電動ベッド
アーデル

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に

アーデル ポジショニングベッドシリーズ

誤嚥リスクの低減

ハイバックサポート機能
未使用時

ハイバックサポート機能
使用時

背上げ45°

ハイバック20°＋ローバック45°

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

膝位置のフィッティング機能

褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

ハイバックサポート機能

ポジショニングベッドに期待できる効果

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態
でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。
背上げ30°の場合
臥 位

従来型ベッドでの背上げ30°

最大圧

62mmHg

ハイバックサポート機能
背上げを「ハイバック：頭 - 背部 」と「 ローバック：腰部 」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
2モーターポジショニングベッドでは、
ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、
ハイバックを単独で操作することが出来ます。

15°

30° 15°

従来の背上げ 30°に比べ仙骨部への圧力が 21％減少

ハイバックサポート機能 使用時（ハイバック20°
・ローバック45°）

背上げ70°の場合

0〜20°

ハイバックサポート機能による背上げ70°

従来型ベッドでの背上げ70°

臥 位

最大圧

118mmHg

0〜最大 70°

70°

最大圧

ローバック 0〜 最大 70°

ハイバックサポート機能による
背上げ30°

43mmHg

最大圧

85mmHg28 %減

マット レ ス

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）ハイバック

43mmHg49mmHg

21 %減

30°

最大圧

最大圧

20°

70° 50°

従来の背上げ 70°に比べ仙骨部への圧力が 28％減少

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。
「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

圧力が
増加

A

身長
175cm以上の方

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします脚ボトム褥瘡（床ずれ）の原因になります

16

23cm

A位置に設定
ひざボトム

2

B

28cm

B

周辺機器

身体のズレが発生

計測機器：FSA（タカノ社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢にA

身長175cm未満の方

1

被験者：身長165cm 体重60kg 男性

ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整！

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない
快適な背上げを提供します。

B位置に設定17

介護施設用電動ベッド
アーデル

簡単1ボタン操作のライジングモーション機構

使いやすい手元スイッチ

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。
身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

■麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい“連動”
ボタンを押すだけで・・・

ハイバック20° ローバック50°で一旦止まります

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド■3モーターの場合

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
握りやすく、使いやすいデザインです。

■操作ロック機能
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。
■2モーターの場合

ハイバック上げ＋ローバック上げ＋膝上げ“あたま”
ボタンを押すだけで・・・

ハイバック下げ＋ローバック上げ＋膝下げ

介護をサポートする細かな気配り
ハイバック上げ＋ローバック上げ＋膝上げ

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り 足先上げ替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

ハイバック下げ＋ローバック上げ＋膝下げ

足先下げ
心臓の高さ

サイドレールの中央差しが可能■ 収納式サイドレールホルダー

サイドレール収納ホルダー

点滴棒取り付け穴

ハルンバッグ用フック

角度計

充電式バッテリー（別売）

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、
バッテリー
ユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。

マット レ ス

心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

中央・足側のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

■ サイドレールの中央差し

一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）
頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

18

周辺機器

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が
可能です。

19

介護施設用電動ベッド
アーデル

モータータイプ
連動ハイバックサポート
機能付
2モーター

2モーター／3モーター

電動ハイバックサポート
機能付
3モーター

HB

仕様

■ 樹脂
（木目調）
タイプ

■ 木製フラットタイプ（単位：cm）

96.0（ボード幅）
72.5〜
110.5
背上げ連動
ハイバック20°/70°

背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

電動ハイバック20°

背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

高さ調節

210.0
（全長）

25.0〜63.0

96.0（ボード幅）

72.0〜
110.0

72.5〜
110.5

207.0
（全長）

100.0
（全幅）

（単位：cm）

25.0〜63.0

62.5〜
100.5
100.0
（全幅）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

HB

ポジショニングベッドシリーズ※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は 8cm 以上、頭側は 6.5cm 以上のスペースが必要です。 ※床からベースフレームの間は 6.5cmとなります。

ポジショニングベッドシリーズ

仕様

連動ハイバックサポート機能付 2モーター
固定脚仕様
マットレス適合寸法

■ 樹脂
（木目調）
タイプ
連動ハイバックサポート機能付 2モーター

電動ハイバックサポート機能付 3モーター

P400-61AC■ メーカー希望小売価格

P400-71AC■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様

P400-62AC■ メーカー希望小売価格

P400-72AC■ メーカー希望小売価格

センターロック仕様

P400-63AC■ メーカー希望小売価格

P400-73AC■ メーカー希望小売価格

固定脚仕様

340,000円 非課税
360,000円（税別）
460,000円（税別）

370,000円 非課税
390,000円（税別）
490,000円（税別）

P400-61BF■ メーカー希望小売価格

P400-62BF■ メーカー希望小売価格

センターロック仕様

固定脚仕様

固定脚仕様
４輪ロック仕様

４輪ロック仕様
センターロック仕様

電動ハイバックサポート機能付 3モーター

P400-71BF■ メーカー希望小売価格

P400-72BF■ メーカー希望小売価格

P400-63BF■ メーカー希望小売価格

P400-73BF■ メーカー希望小売価格

P400-61CF■ メーカー希望小売価格

P400-71CF■ メーカー希望小売価格

P400-62CF■ メーカー希望小売価格

P400-72CF■ メーカー希望小売価格

P400-63CF■ メーカー希望小売価格

P400-73CF■ メーカー希望小売価格※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

４輪ロック仕様

センターロック仕様

全長190.0cm～192.0cm、幅88.0〜91.0cm

樹脂
（木目調）
タイプ

94.5kg95.5kg105.0kg

97.0kg98.0kg107.5kg

木製フラットタイプ

99.0kg100.0kg

109.5kg

101.5kg

102.5kg

112.0kg

梱包

4梱包（4輪ロック仕様は5梱包）

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（樹脂タイプ）PE樹脂（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装
ハイバック角度 0～20度

電動機能

背上げ角度 0～70度

360,000円 非課税
380,000円（税別）
480,000円（税別）
360,000円 非課税

380,000円（税別）
480,000円（税別）

390,000円 非課税
410,000円（税別）
510,000円（税別）
390,000円 非課税
410,000円（税別）
510,000円（税別）

床面高25.0～63.0cm

定格電圧AC100〜240V

定格消費電力

150W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

専用オプション

※その他のオプションはP53、P55〜P61をご覧ください。

延長脚（4 個組）

アーデル用バッテリー
停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

装着時の床面高は＋14cm
装着時の床面高は＋7cm（最低床面高39cm）になります。
（最低床面高32cm）になります。

■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格

PE06-BA19

PDP-140G

3,700 円（税別）■材質／スチール、ABS樹脂■装着時床面高／＋14.0cm
写真は7cm延長脚です ■原産国／ベトナム※センターロック仕様には取り付けできません。

PDP-70G■メーカー希望小売価格

3,700 円（税別）■材質／スチール、
ABS樹脂■装着時床面高／＋7.0cm■原産国／ベトナム※センターロック仕様には取り付けできません。

周辺機器

20,000 円（税別）■質量／1.7kg■原産国／デンマーク

20

固定脚仕様

マット レ ス連動ハイバックサポート機能付 2モーター

ライトブラウン

質量

電動ハイバックサポート機能付 3モーター

センターロック仕様

膝上げ角度 0～22度■ 木製フラットタイプ

ダークブラウン

４輪ロック仕様21

介護施設用電動ベッド
アーデル

介護をサポートする細かな気配り

運用性を高めたスタンダードモデル

アーデル ベーシックベッドシリーズ

点滴棒取り付け穴

ハルンバッグ用フック

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

サイドレール収納ホルダー

角度計
ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構
1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

充電式バッテリー（別売）

背上げ＋膝下げマット レ ス

背上げ＋膝上げ停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、
バッテリー
ユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。

サイドレールの中央差しが可能■ 収納式サイドレールホルダー

中央・足側のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

■ サイドレールの中央差し

22

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

周辺機器

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）

23

介護施設用電動ベッド
アーデル

モータータイプ

ベーシックベッドシリーズ仕様
2モーター／3モーター

3モーター

■ 樹脂
（木目調）
タイプ

■ 木製フラットタイプ（単位：cm）

96.0（ボード幅）
72.5〜
110.5
/22°
背上げ70° 背膝連動70°

高さ調節

背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

高さ調節

210.0
（全長）

25.0〜63.0

96.0（ボード幅）

72.0〜
110.0

72.5〜
110.5

207.0
（全長）

100.0
（全幅）

（単位：cm）

25.0〜63.0

62.5〜
100.5
100.0
（全幅）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

2モーター※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は 8cm 以上、頭側は 6.5cm 以上のスペースが必要です。 ※床からベースフレームの間は 6.5cmとなります。

ベーシックベッドシリーズ

仕様

2モーター
４輪ロック仕様

樹脂
（木目調）
タイプ

88.5kg89.5kg99.0kg90.5kg91.5kg101.0kg

木製フラットタイプ

93.0kg94.0kg103.5kg

95.0kg96.0kg105.5kg

マットレス適合寸法

■ 樹脂
（木目調）
タイプ
2モーター

3モーター

質量

センターロック仕様

固定脚仕様

４輪ロック仕様

P400-21AC■ メーカー希望小売価格

P400-31AC■ メーカー希望小売価格

330,000円 非課税

梱包

4梱包（4輪ロック仕様は5梱包）

４輪ロック仕様

P400-22AC■ メーカー希望小売価格

P400-32AC■ メーカー希望小売価格

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（樹脂タイプ）PE樹脂（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装

P400-23AC■ メーカー希望小売価格

P400-33AC■ メーカー希望小売価格

電動機能

背上げ角度 0～70度

300,000円 非課税
320,000円（税別）
420,000円（税別）

350,000円（税別）
450,000円（税別）

固定脚仕様

P400-21BF■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様

P400-22BF■ メーカー希望小売価格

P400-23BF■ メーカー希望小売価格

P400-21CF■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様
センターロック仕様

センターロック仕様

固定脚仕様

3モーター

P400-31BF■ メーカー希望小売価格

P400-32BF■ メーカー希望小売価格

P400-33BF■ メーカー希望小売価格

P400-31CF■ メーカー希望小売価格

P400-22CF■ メーカー希望小売価格

P400-32CF■ メーカー希望小売価格

P400-23CF■ メーカー希望小売価格

P400-33CF■ メーカー希望小売価格※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

320,000円 非課税
340,000円（税別）
440,000円（税別）
320,000円 非課税
340,000円（税別）
440,000円（税別）

350,000円 非課税
370,000円（税別）

床面高25.0～63.0cm

定格電圧AC100〜240V

マット レ ス2モーター

ライトブラウン

膝上げ角度 0～22度■ 木 製フラットタイプ

ダークブラウン

センターロック仕様

全長190.0～192.0cm、幅88.0～91.0cm

固定脚仕様

センターロック仕様

定格消費電力

150W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

470,000円（税別）
350,000円 非課税
370,000円（税別）
470,000円（税別）

専用オプション

※その他のオプションはP53、P55〜P61をご覧ください。

延長脚（4 個組）

アーデル用バッテリー
停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

装着時の床面高は＋14cm
装着時の床面高は＋7cm（最低床面高39cm）になります。
（最低床面高32cm）になります。

■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格

PE06-BA19

PDP-140G

3,700 円（税別）■材質／スチール、ABS樹脂■装着時床面高／＋14.0cm
写真は7cm延長脚です ■原産国／ベトナム※センターロック仕様には取り付けできません。

PDP-70G■メーカー希望小売価格

3,700 円（税別）■材質／スチール、
ABS樹脂■装着時床面高／＋7.0cm■原産国／ベトナム※センターロック仕様には取り付けできません。

周辺機器

20,000 円（税別）■質量／1.7kg■原産国／デンマーク

24

3モーター

固定脚仕様

25

介護施設用電動ベッド
アルティレット

人感センサー付フットライト

適合するマットレス幅：90cm幅●特許第5089786号 手元スイッチ形状

施設用低床電動ベッドのスタンダードモデル「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ90cm幅

木製フラットタイプ
ダークブラウン
固定脚仕様

非接触タイプで誤報や故障介護の際の動線の把握など、が少ない、利用者にも介助者

夜間の居室における事故をにも優しい離床センサー。

予防します。 →60ページ→62ページマット レ ス

木製宮付タイプ
ダークブラウン
４輪ロック仕様

ベッドにおける起居動作や、

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

コストパフォーマンスに優れた

離床センサー

90cm幅

周辺機器

木製宮付タイプライトブラウン
４輪ロック仕様「ニューポイントマットレス」との組み合わせ90cm幅

26

木製フラットタイプ
ライトブラウン
４輪ロック仕様「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ90cm幅27

介護施設用電動ベッド
アルティレット

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を3 段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

27cm

A

身体のズレが発生
ひざボトム

身長160〜175cm
の方

脚ボトム

圧力が
増加

褥瘡（床ずれ）の原因になります

32cm

A

B

■ 収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

B

C

B位置に設定身長175cm 以上の方収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が
可能です。

C

A位置に設定1

2

身長135〜160cmの方■ サイドレールの中央差し

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

サイドレールの中央差しが可能

ピンを外して左右にずらすだけの
簡単調整！

37cm

A

B

持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインの手元スイッチ

C

C位置に設定1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種

両サイドが少し盛り上がっている事で、マットレス等が干渉したときの誤作動を防止します

暗い所でも明るいPLATZマーク（蓄光塗料入り）

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモーション」。
これにより、足方向へのズレを抑制します。膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。
背・膝 同 時 動 作

マット レ ス

ズレにくい膝上げ保持

どちらでも設定可能

どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保。腹部の圧迫を軽減します。

端座位をとりやすい膝 0 度

夜間や視力の弱い方でもわかりやすい
感触でわかる凹凸ボタン

動作別に色分けしたカラーラインですっきり見やすい操作盤

膝上先行

水漏れによる故障を防ぐ防水加工（IPX4）

背上げ+膝上げ

麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすいダブル・ホールドマウント

背上げ+膝下げバックオフ

手のひらに引っ掛けて持つことができるので、手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構
背ボトムが 4cm スライド周辺機器

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。
簡単除圧！

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。背上げ中に発生する背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。

2829

介護施設用電動ベッド
アルティレット仕様

モータータイプ

2モーター／3モーター

3モーター■ 木製フラットタイプ（単位：cm）■ 木製宮付タイプ

95.0（ボード幅）
73.0〜
111.0
背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

背上げ70° 背膝連動70°/17° 膝上げ17°

25.0〜63.0

高さ調節

206.0

（単位：cm）

宮内寸12.895.0（ボード幅）
73.0〜
110.0

68.5〜
106.5

68.5〜
106.5

25.0〜63.0
221.0

100.0
（全幅）

100.0
（全幅）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

2モーター※中央のサイドレールホルダー使用時は全幅 103.5cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は 7cm 以上、頭側は 5cm 以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は 5.0cm です。

仕様

2 モーター
マットレス適合寸法
質量■ 木製フラットタイプ

木製フラットタイプ

95.5kg（95.0kg）

98.5kg（98.0kg）

木製宮付タイプ

106.5kg（106.0kg）

109.5kg（109.0kg）（固定脚仕様の場合）

2モーター

3モーター

４輪ロック仕様P109-26AA1■ メーカー希望小売価格

固定脚仕様

P109-25AB1■ メーカー希望小売価格

P109-26AB1■ メーカー希望小売価格

固定脚仕様
ダークブラウン

ライトブラウン
４輪ロック仕様

340,000円 非課税
360,000円（税別）
340,000円 非課税
360,000円（税別）

P109-35AA1■ メーカー希望小売価格

P109-36AA1■ メーカー希望小売価格

P109-35AB1■ メーカー希望小売価格

P109-36AB1■ メーカー希望小売価格

370,000円 非課税
390,000円（税別）
370,000円 非課税
390,000円（税別）

梱包

4 梱包
（キャスター仕様は 5 梱包）

材質

本体部：スチール、ABS 樹脂 ヘッド・フットボード：プリント紙化粧板、PU塗装
背上げ角度 0〜70 度

電動機能

膝上げ角度 0〜22 度

膝上げ角度 0〜17 度

床面高25.0〜63.0cm

定格電圧AC100V

定格消費電力90W

モーター部

LINAK 社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（1700N）

原産国

ベトナム

マット レ スP109-25AA1■ メーカー希望小売価格

3 モーター

全長 190.0～193.0cm、幅 88.0〜91.0cm■ 木製宮付タイプ
2モーター

3モーター

P109-25AC1■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様P109-26AC1■ メーカー希望小売価格

固定脚仕様

P109-25AD1■ メーカー希望小売価格

４輪ロック仕様P109-26AD1■ メーカー希望小売価格

固定脚仕様
ダークブラウン

ライトブラウン

370,000
390,000
370,000
390,000

円 非課税

円
（税別）
円 非課税

円
（税別）

P109-35AC1■ メーカー希望小売価格

P109-36AC1■ メーカー希望小売価格

P109-35AD1■ メーカー希望小売価格

P109-36AD1■ メーカー希望小売価格

400,000円 非課税
420,000

専用オプション

※その他のオプションはP54〜P61をご覧ください。

円（税別）

400,000円 非課税

延長脚（4 個組）
装着時の床面高は＋7cm
装着時の床面高は＋3.5cm
装着時の床面高は＋14cmになります。（最低床面高28.5cm）になります。
（最低床面高39cm）になります。（最低床面高32cm）

420,000円（税別）

PDP-140G※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

■メーカー希望小売価格■材質／スチール、ABS樹脂■装着時床面高／＋14.0cm■原産国／ベトナム■材質／スチール、ABS樹脂■装着時床面高／＋7.0cm■原産国／ベトナム■材質／スチール、ABS樹脂■装着時床面高／＋3.5cm■原産国／ベトナム

3,700 円（税別）

3,700 円（税別）

周辺機器

30

PDP-35G■メーカー希望小売価格

3,700 円（税別）

写真は7cm延長脚です

PDP-70G■メーカー希望小売価格

31

超低床介護用ベッド
ラフィオ

人感センサー付フットライト

適合するマットレス幅：90cm幅●特許第5089786号 手元スイッチ形状●特許出願中 ハイバックサポート機能●特許出願中 リクライニング制御

ベッドにおける起居動作や、

非接触タイプで誤報や故障介護の際の動線の把握など、が少ない、利用者にも介助者

夜間の居室における事故をにも優しい離床センサー。

予防します。 →60ページ→62ページ

床ずれ・誤嚥リスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。

http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

自然なリクライニング姿勢により詳しい説明や動画はこちらから離床センサー

木製フラットボード「ニューポイントマットレス」との組み合わせ90cm幅

マット レ ス

木製宮付ボード「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

専 門家 のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました
ポジショニングベッド

樹脂ボード
（木目調）

「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ90cm幅

佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共 同 開 発松尾 清美 准教授

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢（体位）を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」
と背と膝の
「フィッ
ティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿
勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。

32

株式会社ふつうのくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

コネクトリハビリテーション代表

共 同 開 発共 同 開 発吉川 和徳 先生

理学療法士、
シーティング・コンサルタント。2004年ＮＰＯ法人日本
シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、
ポジショニングに関して多方面で活躍中。
著書：「シーティング入門」
など。

周辺機器

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）
生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター
協会、
日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。

山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。ＮＰＯ
福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

33

超低床介護用ベッド
ラフィオ

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に

ポジショニングベッドに期待できる効果

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

誤嚥リスクの低減

ハイバックサポート機能
使用時

背上げ45°

ハイバック20°＋ローバック45°

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

ハイバックサポート機能
膝位置のフィッティング機能

褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

ハイバックサポート機能
未使用時

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態
でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。
背上げ30°の場合
臥 位

従来型ベッドでの背上げ30°

最大圧

54mmHg

ハイバックサポート機能
背上げを「ハイバック：頭 - 背部 」と「 ローバック：腰部 」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、
ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、
ハイバックを単独で操作することが出来ます。

15°

30° 15°

従来の背上げ 30°に比べ仙骨部への圧力が 22％減少

ハイバックサポート機能 使用時（ハイバック20°
・ローバック45°）

背上げ70°の場合

0〜20°

ハイバックサポート機能による背上げ70°

従来型ベッドでの背上げ70°

臥 位

最大圧

119mmHg

0〜最大 70°

70°

最大圧

ローバック 0〜 最大 70°

ハイバックサポート機能による
背上げ30°

43 mmHg

最大圧75mmHg

37 %減

マット レ ス

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）ハイバック

43 mmHg

42mmHg

22 %減

30°

最大圧

最大圧

20°

70° 50°

従来の背上げ 70°に比べ仙骨部への圧力が 37％減少

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能
膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。
「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

1
身体のズレが発生

A

B

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

A

B

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

23cm

脚ボトム

圧力が
増加

褥瘡（床ずれ）の原因になります34

呼吸がしやすい姿勢にA位置に設定ひざボトム

2

計測機器：FSA（タカノ社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

周辺機器

身長
175cm未満の方

被験者：身長165cm 体重60kg 男性

ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整！

身長175cm以上の方B位置に設定28cm

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない
快適な背上げを提供します。

35

超低床介護用ベッド
ラフィオ

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

高さへの不安をなくす超低床15cm

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。
身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24c mになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

ハイバック下げ＋ローバック上げ＋膝下げ

15cm

ハイバックは0°から最大20°、
ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

20°
50°
ハイバック20°・ローバック50°の状態からローバックを上げようとする場合…

24cm

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

ハイバック上げ＋ローバック上げ＋膝上げ

70°
背上げボタンを押すと、ハイバックが下がりながらローバックが上がりますハイバックは0°まで下がり、
ローバックは70°まで上がります昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15c mから最高位57c mまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

足先上げと足先下げの簡単切替え
足先の角度をワンタッチで切り 足先上げ替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

省スペースに設置可能な垂直昇降機構

足先下げ※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。
心臓の高さ

マット レ ス

心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

身長に合わせて選べるベッドサイズ
ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。

ロング

レギュラー

ショート

収納式サイドレールホルダー
全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。

角度の確認に便利な角度計付

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

周辺機器

使いやすい手元スイッチ

ボトムへの取り付けが可能な角度計2つを標準装備。
適切な角度を確認しながら背上げ動作を行うことができます。
（ポジショニングベッドシリーズにのみ取付可能です。）

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

36

37

超低床介護用ベッド
ラフィオ

モータータイプ

背上げ連動
ハイバック20°/70°

連動ハイバックサポート機能付
背上げ1モーター

HB

背上げ連動
ハイバック20°/70°

背上げ70° 背膝連動70°/22°

連動ハイバックサポート
機能付
2モーター

背上げ70° 背膝連動70°
/22°

HB

電動ハイバック20°

電動ハイバックサポート
機能付
3モーター

背上げ70° 背膝連動70°/22°

背上げ1モーター■ 樹脂ボード（木目調）（単位：cm）

高さ調節

膝上げ22°

60.0
／76.0

60.0
／76.0

15.0／31.0
（2段階）

100.0
（全幅）

93.0
（ボード幅）

58.5
／74.5

100.0
（全幅）

（単位：cm）

93.0（ボード幅）

60.5
／76.5

44.0
15.0／31.0（2段階）／60.0

207.0（ショートは197.0、
ロングは221.0）■ 木製宮付ボード

44.0
15.0／31.0（2段階）／60.0
100.0
223.0
（ショートは213.0、（全幅）
ロングは237.0）2モーター／3モーター■ 樹脂ボード（木目調）（単位：cm）■ 木製フラットボード

93.0（ボード幅）

型式

60.0〜
102.0
※価格はオープン価格です。 非課税■ 樹脂ボード（木目調）
連動ハイバックサポート機能付
2モーター

電動ハイバックサポート機能付
3モーター

レギュラータイプ

P110-11ACR

P110-21ACR

P110-71ACR

ショートタイプ

P110-11ACS

P110-21ACS

P110-71ACS

ロングタイプP110-11ACL

P110-21ACL

P110-71ACL

連動ハイバックサポート機能付
背上げ1モーター

連動ハイバックサポート機能付
2モーター

電動ハイバックサポート機能付
3モーター

レギュラータイプ

P110-11BAR

P110-21BAR

P110-71BAR

ショートタイプ

P110-11BAS

P110-21BAS

P110-71BAS

ロングタイプP110-11BAL

P110-21BAL

P110-71BAL

電動ハイバックサポート機能付
3モーター

レギュラータイプ

P110-11BBR

P110-21BBR

P110-71BBR

ショートタイプ

P110-11BBS

P110-21BBS

P110-71BBS

ロングタイプP110-11BBL

P110-21BBL

P110-71BBL

207.0（ショートは197.0、
ロングは221.0）

93.0（ボード幅）

60.5〜
102.5

44.0〜
86.0

15.0〜57.0

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

（単位：cm）

223.0（ショートは213.0、
ロングは237.0）

44.0〜
86.0
100.0
（全幅）

連動ハイバックサポート機能付
背上げ1モーター
マットレス適合寸法
レギュラータイプ

電動ハイバックサポート機能付
3モーター

全長190.0～192.0cm（ショートタイプ182cm）、幅88.0〜91.0cm
93.4kg94.9kg96.9kgショートタイプ

92.9kg94.4kg96.4kgロングタイプ

94.4kg95.9kg97.9kgレギュラータイプ

98.4kg99.9kg101.9kg

ショートタイプ

97.9kg99.4kg101.4kg

ロングタイプ

99.4kg100.9kg

102.9kg

レギュラータイプ

104.4kg

105.9kg

107.9kg

ショートタイプ

103.9kg

105.4kg

107.4kg

ロングタイプ105.4kg

106.9kg

108.9kg

樹脂ボード
（木目調）

質量

連動ハイバックサポート機能付
2モーター

木製フラットボード

木製宮付ボード

バッテリー付の場合：＋1.7kg

梱包

7梱包（バッテリー付の場合：8梱包）

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（樹脂タイプ）PE樹脂（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装
ハイバック角度

20度

背上げ角度

70度

電動機能

膝上げ角度
床面高

22度
15.0／31.0cm（2段階）

定格電圧
定格消費電力15.0〜57.0cm
AC100V

105W

周辺機器

連動ハイバックサポート機能付
2モーター

93.0
（ボード幅）

58.5〜
100.5

■ 木製宮付ボード※床からベースフレームの間は 0.2cmとなります。

■ 木製宮付ボード
連動ハイバックサポート機能付
背上げ1モーター

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）（単位：cm）

マット レ ス連動ハイバックサポート機能付
背上げ1モーター

60.0〜
102.0

15.0〜57.0■ 木製フラットボード

38（単位：cm）

高さ調節※組立時に2段階の高さに設定できます。

ポジショニングベッドシリーズ■ 木製フラットボード

93.0（ボード幅）

211.0（ショートは201.0、
ロングは225.0）
高さ調節（2段階）

仕様

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

1

HB

ポジショニングベッドシリーズ

165W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

39

超低床介護用ベッド
ラフィオ

ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド

ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構
1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

背上げ＋膝下げ収納式サイドレールホルダー

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

背上げ＋膝上げ全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。

使いやすい手元スイッチ
高さへの不安をなくす超低床15cm
最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24c mになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

15cm
24cm

夜間や視力の弱い方でもわかりやすい
感触でわかる凹凸ボタン

マット レ ス

両サイドが少し盛り上がっている事で、マットレス等が干渉したときの誤作動を防止します

動作別に色分けしたカラーラインですっきり見やすい操作盤

水漏れによる故障を防ぐ防水加工（IPX4）

省スペースに設置可能な垂直昇降機構

周辺機器

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15c mから最高位57c mまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。

40

41

超低床介護用ベッド
ラフィオ

モータータイプ

ベーシックベッドシリーズ

背上げ1モーター

3モーター■ 樹脂ボード（木目調）（単位：cm）■ 木製フラットボード

93.0（ボード幅）
背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

高さ調節（2段階）
背上げ70° 背膝連動70°/22°

背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

60.0
／76.0

60.0
／76.0

15.0／31.0
（2段階）

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）■ 木製宮付ボード（単位：cm）

93.0（ボード幅）

58.5
／74.5

44.0
15.0／31.0（2段階）／60.0
100.0
223.0
（ショートは213.0、（全幅）
ロングは237.0）

100.0
（全幅）

207.0
（ショートは197.0、
ロングは221.0）

93.0（ボード幅）

60.5
／76.5

44.0
15.0／31.0（2段階）／60.0（単位：cm）

高さ調節

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

2モーター

背上げ1モーター

仕様※組立時に 2 段階の高さに設定できます。

2モーター／3モーター■ 樹脂ボード（木目調）

ベーシックベッドシリーズ（単位：cm）

93.0（ボード幅）

型式

60.0〜
102.0
※価格はオープン価格です。 非課税■ 樹脂ボード
（木目調）
2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12ACR

P110-22ACR

P110-32ACR

ショートタイプ

P110-12ACS

P110-22ACS

P110-32ACS

ロングタイプP110-12ACL

P110-22ACL

P110-32ACL

60.0〜
102.0

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）

マットレス適合寸法

P110-12BAR

P110-22BAR

3モーター

P110-32BAR

ショートタイプ

P110-12BAS

P110-22BAS

P110-32BAS

ロングタイプP110-12BAL

P110-22BAL

P110-32BAL

質量

100.0
（全幅）

223.0
（ショートは213.0、
ロングは237.0）

2モーター

44.0〜
86.0
100.0
（全幅）

3モーター

全長190.0～192.0cm（ショートタイプ182cm）、幅88.0〜91.0cm
88.4kg89.9kg91.4kgショートタイプ

87.9kg89.4kg90.9kgロングタイプ89.4kg90.9kg92.4kgレギュラータイプ

93.4kg94.9kg96.4kgショートタイプ

92.9kg94.4kg95.9kgロングタイプ

94.4kg95.9kg97.4kgレギュラータイプ

99.4kg100.9kg

102.4kg

木製宮付ボード

ショートタイプ

98.9kg100.4kg

101.9kg

ロングタイプ100.4kg

101.9kg

103.4kg

バッテリー付の場合：＋1.7kg

背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12BBR

P110-22BBR

P110-32BBR

ショートタイプ

P110-12BBS

P110-22BBS

P110-32BBS

P110-12BBL

P110-22BBL

P110-32BBL

梱包

7梱包（バッテリー付の場合：8梱包）

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：（樹脂タイプ）PE樹脂（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装
ハイバック角度

−

背上げ角度

70度

電動機能

22度
15.0／31.0cm（2段階）

定格電圧
定格消費電力15.0〜57.0cm
AC100V

105W

周辺機器

膝上げ角度
床面高

42

15.0〜57.0

レギュラータイプ

木製フラットボード■ 木製宮付ボード

ロングタイプ

207.0（ショートは197.0、
ロングは221.0）

93.0（ボード幅）

60.5〜
102.5

44.0〜
86.0

15.0〜57.0

背上げ1モーター■ 木製フラットボード

レギュラータイプ

93.0（ボード幅）

58.5〜
100.5

（単位：cm）※床からベースフレームの間は 0.2cmとなります。

樹脂ボード
（木目調）

2モーター

■ 木製宮付ボード（単位：cm）

マット レ ス

背上げ1モーター

背上げ1モーター■ 木製フラットボード

165W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

43

超低床介護用ベッド
ラフィオ

マットレス

ポジショニングベッド・ベーシックベッドシリーズ共通 専用オプション ※その他のオプションは
P53、P55〜P61をご覧ください。
超低床用キャスター
（4個組）

ベッドを使う方の環境を考えて低床用キャスター（4個組）
装着時の床面高は＋0.5cm（最低床面高15.5cm）になります。 ※人感センサー付
フットライト、
サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

装着時の床面高は＋8cm（最低床面高23cm）になります。

■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■材質／ナイロン、
ポリウレタン、スチール、
ABS樹脂■原産国／ベトナム■材質／ナイロン、
ポリウレタン、スチール、
ABS樹脂■原産国／ベトナム

PC01-5CK

PC02-8CK

23,000 円（税別）

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ（4個組）

19,500 円（税別）

ラフィオ用バッテリー装着時の床面高は＋8cm（最低床面高23cm）になります。
※キャスターとの併用はできません。

停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■材質／ABS樹脂■原産国／ベトナム■質量／1.7kg■原産国／デンマーク

PH04-80

6,900 円（税別）

開発されたマットレス

マットレス
アミカルサポートマットレス

46

ニューポイントマットレス

48

スタンダードマットレス

48

ユービーポイントマットレス

49

オーバーレイウレタンマットレス

50

PE06-BA19

20,000 円（税別）

ナースコールホルダー／万能フック
ナースコールやお薬カレンダー等を掛けることができます。

PL-235■メーカー希望小売価格

600 円（税別）■寸法／幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm■材質／PP樹脂■原産国／ベトナム

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。
ロングタイプ対応スペーサー（サイドレール用）（1個入り）
ロングタイプのベッドをご使用の際にサイドレールの長さを延長します。

PS02-PA505■メーカー希望小売価格

2,500 円（税別）■寸法／幅3.0×長さ17.0×高さ
43.0cm■材質／PP樹脂、
PVC樹脂■原産国／ベトナム

延長マットレス（固綿タイプ）90cm幅
マットレスの長さを延長します。

PM08-90A

ロングタイプのベッドをご使用の際にベッド用グリップの長さを延長します。

PS03-PF500■メーカー希望小売価格

2,500 円（税別）■寸法／幅3.5×長さ17.5×高さ
36.0cm■材質／PP樹脂、
PVC樹脂■原産国／ベトナム

延長マットレス（防水ウレタンタイプ）90cm幅
マットレスの長さを延長します。

PM08-90B■メーカー希望小売価格■メーカー希望小売価格■寸法／幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm■質量／0.6kg■材質／外カバー・中材：ポリエステル■原産国／韓国■寸法／幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm■質量／0.5kg■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

10,000 円（税別）44

ロングタイプ対応スペーサー（ベッド用グリップ用）（1個入り）

10,000 円（税別）45医療介護ベッド用
マットレス

アミカルサポートマットレス

通気タイプ

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス

通気タイプ

ショートタイプ

90cm幅

PM11-9009S■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.5kg（ショート5.0kg）■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本

83cm幅

清拭タイプ

レギュラータイプ PM11-9009

ショートタイプ

PM12-9009S■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.5kg（ショート5.0kg）■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本

レギュラータイプ PM11-8309
ショートタイプ

レギュラータイプ PM12-9009

83cm幅

PM11-8309S■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.0kg（ショート4.5kg）■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

90cm幅■メーカー希望小売価格 オープン価格

レギュラータイプ PM12-8309
ショートタイプ

PM12-8309S■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.0kg（ショート4.5kg）■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／日本※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性
表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従性により様々なベッドのリクライ

ニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。

外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、

マット レ ス

ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性「ハイバックサポート機能」
を持つ
プラッツの
「ポジショニングベッド」にも最適です。

リクライニングとの追従性をさらに高めます。

頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

ハイバック・背・腰は屈曲しやすい形状

腰・臀部は
より自由に
変形する形状

体圧分散データ

リクライニングに追従する
高伸縮ウレタン
低（圧力）外カバー特殊加工

かかと、ふくらはぎは
優しく包んで支える形状

計測機器：FSA（タカノ社製）高

被験者A
身長163cm 体重63kg 男性

被験者B
身長161cm 体重55kg 女性

身体をささえる
硬めのウレタン
周辺機器

外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。
吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。

硬さが選べるリバーシブルタイプ
高いメンテナンス性
無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。

身体状況やお好みに応じて、
ノーマル面
（表）
とハード面
（裏）
を使い分けられます。
※ハード面にはプロファイル加工はございません。

通気性にも優れています。

46

47

医療介護ベッド用
マットレス

ユービーポイントマットレス

ニューポイントマットレス

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

通気性を考慮したリバーシブルタイプの介護用マットレス

通気タイプ

硬さが選べて背圧を軽減する2層構造■メーカー希望小売価格 50,000 円
（税別）

90cm幅

間の摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれる

83cm幅

ショートタイプ

PD504-A9008S

レギュラータイプ PD504-A8308
ショートタイプ

通気タイプ■メーカー希望小売価格 36,000 円（税別）

PD504-A8308S■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／7.2kg（ショート6.7kg） ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

スタンダードマットレス

90cm幅

レギュラータイプ PM09-A9008
ショートタイプ

PM09-A9008S■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／6.1kg（ショート5.9kg）■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

83cm幅

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

防水タイプ

レギュラータイプ PM09-A8308
ショートタイプ

PM09-A8308S■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.7kg（ショート5.4kg）■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

背圧を軽減する2層構造■メーカー希望小売価格 36,000 円
（税別）

90cm幅

レギュラータイプ PKM-E80BR■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm■材質／ポリエステル ■原産国／韓国■質量／6.2kg

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

48

90cm幅

レギュラータイプ PD503-A9008
ショートタイプ

PD503-A9008S■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／6.1kg（ショート5.9kg）■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

83cm幅

レギュラータイプ PD503-A8308
ショートタイプ

PD503-A8308S■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／5.7kg（ショート5.4kg）■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／ベトナム

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

体圧分散データ

計測機器：FSA（タカノ社製）

200

周辺機器

硬さが選べるリバーシブルタイプ■メーカー希望小売価格 36,000 円（税別）
マット レ ス

ことで背圧を軽減します。

防水タイプ

レギュラータイプ PKM-9080■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）■質量／7.5kg（ショート7.4kg） ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

背上げの際に発生する「背圧」
は、背ボトムとマット、
マットと身体の医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

160
120
80
40
0
(mmHg)

被験者A
身長161cm 体重55kg 女性

被験者B
身長168cm 体重75kg 男性

49

医療介護ベッド用
マットレス

周辺機器

オーバーレイウレタンマットレス

より良い看護・介護環境のためのマットレスの上に敷くことで寝心地をより良くするマットレス

豊富なオプション類

四隅にはマットレス固定用のゴムバンドがついています。
■メーカー希望小売価格 22,000 円
（税別）

90cm幅

PM06-9003■寸法／幅90.0×厚さ3.0×長さ191.0cm■適合マットレスサイズ／幅90.0×長さ191.0cm（厚さ4.0cm〜14.0cmまで）■質量／2.8kg■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム■原産国／韓国

カバー（取り外し可能）とウレタンは水洗い可能です。

周辺機器
サイドレール

52

ニーパロPⅡ

56

人感センサー付フットライト

60

センサーマットを収納できるポケット付スイッチ接続キット

60

テーブル・カーペット

61

マットレスの裏側にはポケットがあり、離床センサーのセンサーマットなどを入れて使用することが離床センサー

62

できます。

施設用家具

66

センサーマットの幅は25cmまで対応できます。

マットレス硬さ比較表
さまざまな柔らかさ・機能をもったマットレスを取り揃えております。離床の促進には寝返りや起きあがりがしやすい硬めのマットレス、
床ずれの防止には体圧分散効果の高い柔らかめのマットレスをおすすめします。

ハード1

ハード2

標準3

ソフト4

ソフト5

アミカルサポート
マットレス

ニューポイント
マットレス

スタンダードマットレス

ユービーポイント
マットレス

50

51

周辺機器
サイドレール

サイドレール（アーデル、ラフィオ用）

サイドレール（P300シリーズ用）
119.0cm

42.5cm53.5cm4.0cm
7.0cm 19.5cm

40.0cm

40.0cm

42.5cm4.0cm

19.5cm7.0cm

ロングサイドレール（1本入）

安全カバー付 ロングサイドレール（1本入）PS01-119 ■メーカー希望小売価格 10,300 円（税別）

PS01-119S■質量／4.0kg（1本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム■寸法／幅119.5×高さ54.0cm■質量／4.3kg（1本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PASN-TU119（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）■メーカー希望小売価格

17,800 円（税別）

17.5cm

40.0cmロングサイドレール（2本組）

安全カバー付 ロングサイドレール（2本組）

PA505-96 ■メーカー希望小売価格 16,100 円（税別）

PA505-96S■質量／6.8kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム■質量／7.4kg（2本）■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂
カバー：ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本（税別）※安全カバーのみ PA505S-96（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円

99.0cm53.5cm53.5cm4.0cm
19.5cm

40.0cm

16,100 円（税別）■質量／6.8kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム

42.5cm7.0cm

17.5cm

40.0cm

17.5cm安全カバー付 ロングサイドレール（2本組）

レギュラーサイドレール（2本組）

安全カバー付 レギュラーサイドレール（2本組）

PS01-99S ■メーカー希望小売価格 31,000 円（税別）

PA505-75 ■メーカー希望小売価格 11,500 円（税別）

PA505-75S■寸法／幅99.0×高さ54.0cm■質量／7.4kg（2本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PS01S-99（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）■質量／5.4kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム■質量／5.9kg（2本）■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂
カバー：ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本（税別）※安全カバーのみ PA505S-75（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）

マット レ ス■メーカー希望小売価格

31,000 円（税別）

4.0cm

39.5cmロングサイドレール（2本組）

PS01-99■メーカー希望小売価格

75.0cm

42.5cm7.0cm

38.5cm

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

53.5cm

96.0cm

79.0cm
44.0cm53.5cm

42.5cm

42.5cm4.0cm
7.0cm 19.5cm

40.0cm19.5cm

PS01-79■メーカー希望小売価格■質量／5.5kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム

11,500 円（税別）

7.0cm

安全カバー付 レギュラーサイドレール（2本組）

ショートサイドレール（2本組）

安全カバー付 ショートサイドレール（2本組）

PS01-79S ■メーカー希望小売価格 26,400 円（税別）

PA505-44 ■メーカー希望小売価格 11,500 円（税別）

PA505-44S■寸法／幅79.5×高さ54.0cm■質量／6.0kg（2本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PASN-TU79（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）■質量／4.5kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂、PP樹脂■原産国／ベトナム■質量／4.8kg（2本）■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂、PP樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本（税別）※安全カバーのみ PA505S-44（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2セットまで非課税となります。 ※ロングサイドレールPS01-119（1本入）は、
ベッド1台に対し最大2本までご使用できます。

52

17.5cm■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）

周辺機器

レギュラーサイドレール（2本組）

40.0cm53.5cm4.0cm

15.0cm※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2セット（4本）
まで非課税となります。

53

周辺機器
サイドレール

サイドレール（アルティレット用）

組み合わせ例P300シリーズ

119.0cm

42.5cm4.0cm
7.0cm

19.5cm

40.0cm

40.0cm19.5cm安全カバー付 ロングサイドレール（1本入）

ロングサイドレール（1本入）

PA501-TU119■メーカー希望小売価格

PS01-119

PS01-99

10,300 円（税別）

PA501-TU119SN■メーカー希望小売価格

17,800 円（税別）

アーデル

PA505-75

79.0cm

PA505-96

PA505-75■寸法／幅119.5×高さ54.0cm■質量／4.3kg（1本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PASN-TU119（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）■質量／4.0kg（1本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム

PF500-116P

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

53.5cm

PS01-119

PS01-99

PA505-96

PA505-44

アルティレット
53.5cm

42.5cm

PA501-TU79

4.0cm
7.0cm 19.5cm

40.0cmマット レ ス■メーカー希望小売価格

PA501-TU79

19.5cmレギュラーサイドレール（2本組）

PA501-TU79

PA501-TU119

安全カバー付 レギュラーサイドレール（2本組）

11,500 円（税別）■質量／5.5kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂■原産国／ベトナム

PA501-TU79SN■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）■寸法／幅79.5×高さ54.0cm■質量／6.0kg（ 2本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂
カバー：ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PASN-TU79（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）

PA501-TU79

PF500-116P

PA501-TU41

ラフィオ
PA505-75

PA505-96

PA505-96

PF500-116P

PA505-44

41.0cm

42.5cm4.0cm

20.0cm
40.0cm19.5cm7.0cm■メーカー希望小売価格■質量／4.5kg（2本）■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂、PP樹脂■原産国／ベトナム

安全カバー付 ショートサイドレール（2本組）

11,500 円（税別）

PA501-TU41SN■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）■寸法／幅61.5×高さ54.0cm■質量／4.8kg（2本） ■材質／本体：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂、PP樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本※安全カバーのみ PASN-TU41（1枚入） ■メーカー希望小売価格 7,400円（税別）

安全カバー付ベッド用グリップにすることで、手足の挟み込みによる事故を防ぎます。

圧迫感の少ない
メッシュ構造周辺機器

ショートサイドレール（2本組）

PA501-TU41

PA505-75

53.5cm

危険!!

※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2セットまで非課税となります。 ※ロングサイドレールPA501-TU119（1本入）は、
ベッド1台に対し最大2本までご使用できます。

54

55

周辺機器
ニーパロPⅡ

ニーパロPⅡ

握りやすい「波型グリップ」

ノーリフトとは？
ノーリフトとは、人の力だけで患者や利用者を抱え上げずに、福祉用具を活用することにより腰の負担を軽減させる、安全

握りやすさを追求し、手首への負担を軽減する「ニーパロボール」と「波型グリップ」

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッドな看護・介護行為のことです。介護者の腰痛予防に大きなニーパロボール

効果が期待できます。

ノーリフト環境を実現させる、唯一の自動ロック式ベッド用
グリップ

膝折れを防ぎ、
安全な立ちあがり・移乗を実現する「安心ひざパッド」

従来のベッド用グリップでは・
・・
写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。
（ひざ折れ状態）
マット レ ス

ロック忘れによる事故を予防する
自動ロック方式（業界初）

安心ひざパッドがあると・・・

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。
（特許第4921535号）

握力の弱った方でも簡単にロックできる
ユニバーサルデザインの解除ハンドル■ ずり落ちを予防します■ 楽な立ちあがり■ 立位を安定させます

膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。

膝をパッドにあて腕を引くことで腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。

腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。

トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。

56■ 端座位時のずり落ちを予防
グリップ角度45度で使用すると、膝位置が固定できマットからのずり落ちを予防できます。

周辺機器■ 移乗用具を安全に使用できます■ 後方介助を実現します
介助者の腰への負担が大きい「前方介助」
から、腰への負担が少ない「後方介助」
を安心して行うことが可能です。
【P58/使い方
（A）
参照】

57

周辺機器
ニーパロPⅡ

ニーパロPⅡの使い方

仕様

後方介助移乗ノーリフトを実現しました1

2

116.5cm

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

●
［使い方
（A）
］
ベッドから車いすへの介助移乗
（トランスファーボードを使った場合）■ ニーパロⅡシリーズ

3
52.0cm

ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりも グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意
やや高く設定し、グリップ部を45度にセットし しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードのます。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足 端を車いすの中心位置に置きます。
を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。

車いすの手すりを握り、引くように促します。
介助者の右足はベッドの上に乗せます。

4

6

5

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」

安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」

PF500-116P

PF500-116PS■メーカー希望小売価格

60,000 円（税別）■寸法／幅116.5×高さ52.0cm■質量／9.2kg■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂■原産国／ベトナム※安全カバーのみ PF500S-116

安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロSⅡ」

PF500-116

PF500-116S■メーカー希望小売価格

56,000 円（税別）

64,600 円（税別）■寸法／幅116.5×高さ52.0cm■質量／9.2kg■材質／本体：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、
POM樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本

マット レ ス

20.0cm「ニーパロⅡ」に装着します（特許第4802296号）

●
［使い方
（B）
］
ベッドから車いすへの自立移乗（90度の場合）

2■メーカー希望小売価格

8,600円（税別）

35.0cm

自立移乗
1■メーカー希望小売価格

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」■ ニーパロⅡ専用オプション
ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

68,600 円（税別）■寸法／幅116.5×高さ52.0cm■質量／9.5kg■材質／本体：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、
POM樹脂、
EVA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム■原産国／本体：ベトナム カバー：日本■寸法／幅116.5×高さ52.0cm■質量／8.9kg■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂■原産国／ベトナム

左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車い傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させ すの奥まで移乗させます。
ます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。

■メーカー希望小売価格

ニーパロⅡ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」

3

4

PF500P-116■メーカー希望小売価格

4,000 円（税別）■寸法／35.0×20.0×3.3（厚み）cm■質量／250g■材質／EVA樹脂■原産国／ベトナム

膝をパッドにあてながら立ち上がり、 車いすへ移ります。
あるいは腰を浮かして…

「トランスファーボード」
や「スライディングシート」
は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

58

安全カバー付ベッド用グリップにすることで、手足の挟み込みによる事故を防ぎます。

圧迫感の少ない

周辺機器

グリップ部を90度に開き、膝をパッド 車いす側の足を前に出します。前ににあてます。ベッドの高さは車いすよ 出す足を逆にすると足を痛める原因
りもやや高くします。車いすを寄せ、 になるためご注意ください。
（45度
ブレーキをかけます。
の場合も同じ）

メッシュ構造危険!!

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」
ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面よりやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。

59

周辺機器
人感センサー付フットライト・スイッチ接続キット・その他

人感センサー付フットライト
PL01-5VL■メーカー希望小売価格 オープン価格

オーバーテーブル

ガス圧式昇降ベッドテーブル■寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm■材質／PC樹脂

84.0cm100.3cm（83cm幅用は93.3cm）■原産国／中国※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

40.0cm35.8cm

60.0〜84.0cm● 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。

47.0cm● 電源ON-OFF切り替えスイッチ付き。
● 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階。

ご希望の時間に合わせて点灯します。

● 明るさの調整は3段階に切り替え可能です。
● 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセン

トは必要ありません。

4.5cm

90cm幅 PGT-400LM■メーカー希望小売価格

11,500 円（税別）

83cm幅 PGT-400LM83■寸法／90cm幅：幅100.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
83cm幅：幅93.3×奥行35.8×厚さ4.1cm■質量／90cm幅：3.2kg

83cm幅：3.0kg■材質／甲板：プリント紙化粧繊維板

取っ手：ABS樹脂■最大使用荷重／15kg■原産国／台湾※適合機種
オーバーテーブル90cm幅：アーデル、
アルティレット、ラフィオ
オーバーテーブル83cm幅：P300シリーズ

床キズ防止カーペット（4枚組）

PZT-840

ストッパー付きキャスター

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。

その他■メーカー希望小売価格 43,700 円（税別）■寸法／幅84.0×奥行47.0×高さ60.0〜84.0cm（天板）
幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm■質量／15.5kg■材質／ベースフレーム部：スチール
木部：合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂）
キャスターカバー：PP樹脂■最大使用荷重／10kg■原産国／ベトナム※「アルティレット」に使用する場合は別売の「3.5cm 延長脚」
が必要です。
※「ラフィオ」に使用する場合は別売の「ハイトスペーサー固定脚タイプ」
または「低床用キャスター」
が必要です。

酸素ボンベホルダー
マット レ ス

スイッチ接続キット
意思伝達装置によるベッド操作を可能にするための接続キットです。

P300シリーズ用

PE07-S2

使用例■メーカー希望小売価格 オープン価格■寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm

使用イメージ

■材質／ABS樹脂■原産国／日本■対応する接続方法／∅3.5mmモノラルプラグによる接続

意思伝達装置 ※PSC-1216SC■メーカー希望小売価格 3,400 円（税別）■メーカー希望小売価格 オープン価格■寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm■寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm■材質／ナイロン■質量／2.2kg■原産国／日本■材質／スチール■原産国／日本● 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。

PE02-S1

点滴棒

点滴棒ホルダー● 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、
また、改造によるベッドの不具合・
故障のリスクを減らします。

スイッチ接続キット

周辺機器※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはございません
ので、販売店様へお問い合わせください。

環境制御装置 ※（ECS）∅3.5mmモノラルプラグによる接続

60

PE03-T1■メーカー希望小売価格 12,000 円（税別）

PE05-T1■メーカー希望小売価格 8,000 円（税別）■寸法／高さ103.0～183.0cm■寸法／幅3.0×奥行8.1×高さ31.1〜33.5cm■質量／0.9kg■質量／0.9kg■材質／ステンレス■材質／スチール、
ゴム■原産国／日本■原産国／ベトナム

61

周辺機器
離床センサー

離床センサー

ベッドの電力を使用でき、コンセントがいらない「DC電源タイプ」
医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

DC電源タイプはベッドの電力を使用するため、別のコンセントや電池が必要ありません。乱雑になりがちなベッドまわりの配線を少なくすることで、転倒のリスクを低減できます。
電源タイプ

非接触タイプで誤報や故障が少ない
利用者にも介助者にも優しい離床センサー●

DC電源タイプ…ベッドの電力を使用●

AC電源タイプ…通常のコンセントを使用※DC電源タイプをご使用の際には、別売の「変換アダプター付電源コード（PL01-L）」が必要となります。
※DC電源タイプ適合機種：P300シリーズ、アーデル、アルティレット、ラフィオ※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはDC電源タイプをご使用できません。

Wセンサーで、素早く確実な離床予測
人感センサーは赤外線により人の動きを感知します。生体信号を感知するセンサーマットとあわせて2つのセンサーで感知することで、より素早く確実に離床をお知らせします。

アラーム
マット レ ス

ストレスの少ない非接触タイプ
マットレスの下に設置するため、ベッド利用時に違和感がなく、見守られているというストレスも感じさせません。また、利用者の肌に直接触れることがなく衛生的です。
入床

センサーマットが体動を感知

人感センサーが移動を感知

2つの条件が揃ったとき離床を判定

体動、心拍、呼吸で感知するため、誤報が少ない
体動、心拍、呼吸などの生体信号を、マットレスを伝わるわずかな振動で感知します。端座位やうつ伏せ、横向きなど、
どんな姿勢でも感知でき誤報が極めて少ないシステムです。

ナースコールとの連動
ナースコール連動タイプは、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。

センサーマットの内部は空気とウレタンのみの構造で、折り曲げや変形にも強く、へたりや内部の破損などのリスクが極めて少ない構造です。

62

呼び出し機能周辺機器

センサーマットの内部は空気のため、安全で故障が少ない

オプションの「呼出しボタン」
は、受信機に離床のアラームとは違う音で呼び出しをお知らせします。

63

周辺機器
離床センサー

ラインナップ仕様

1×1（One by One）… 1人で1名を見守るタイプ

5.8

DC電源タイプ■ 原産国／日本

センサーマット（単位：cm）

徘徊感知機器（1×1タイプ）

PW02-11MS-DC■メーカー希望小売価格 128,000円（税別）

人感センサー
9.0

4.0

71.0

4.0
11.6

3.3

14.0

10.0

DC電源ケーブル：中国

80.0（全長）

AC電源タイプ
受信機

PW02-11MS-AC■メーカー希望小売価格 128,000円（税別）

人感センサー付センサーマット■ 原産国／日本※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード（PL01-L）」が必要となります。

寸法

AC電源ケーブル：中国

1×9（One by Nine）… 1人で複数名（最大9名）を見守るタイプ
主に病院や高齢者施設でご使用いただけます。ユニットケアを実施されている施設様に最適です。TAISコードを取得しております。

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

TAISコードを取得しております。

受信機

受信機：長さ5.8×幅11.6×高さ1.7cm 人感センサー：長さ4.0×幅4.0×高さ3.3cm
センサーマット：（樹脂ケース部）
長さ9.0×幅14.0×高さ3.0cm（マット部）
長さ71.0×幅10.0×高さ1.0cm

質量

受信機：76g

材質

受信機：ABS 樹脂 センサーマット：ABS 樹脂、PVC 樹脂

人感センサー：78g

センサーマット：345g

定格電圧

5V

消費電流

1A以下

無線到達距離見通し100m（参考）

離床センサー（1×9タイプ）
DC電源タイプ■ 原産国／日本

オプション
マット レ ス

PW02-1NMS-DC■メーカー希望小売価格 128,000円（税別）
DC電源ケーブル：中国

AC電源タイプ

PW02-1NMS-AC■メーカー希望小売価格 128,000円
（税別）

受信機

■ 原産国／日本

AC電源ケーブル：中国※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード（PL01-L）」が必要となります。 ※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

ナースコール連動タイプ
離床センサー（ナースコール連動タイプ）
連動タイプ
連動タイプ

64

連動タイプ

※適合するナースコールにつきましては、
プラッツまでお問い合わせください。

有線ナースコール 無線ナースコール※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

PW02-NC

PW02-SM1NMS-DC（DC電源タイプ用）
PW02-SM1NMS-AC（AC電源タイプ用）■メーカー希望小売価格 98,000 円（税別）■コード長さ／1.4m■材質／ABS樹脂■原産国／日本

9,800 円（税別）■寸法／センサーマット：長さ80.0×幅14.0×高さ3.0cm 人感センサー：長さ4.0×幅4.0×高さ3.3cm■質量／センサーマット：345g 人感センサー：78g ■無線到達距離／見通し100m（参考）■原産国／日本

DC電源タイプ

PW02-NCMS-DC／ZZ■メーカー希望小売価格
98,000円（税別）■ 原産国／日本 DC電源ケーブル：中国

PW02-NRXMS-DC／ZZ■メーカー希望小売価格 128,000円
（税別）

周辺機器

連動タイプ

※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード（ PL01-L）」が必要となります。

人感センサー付追加センサーマット（1×9タイプ用）■メーカー希望小売価格

有線ナースコール 無線ナースコール

センサーをナースコールに接続することで、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。

離床センサー用呼出しボタン■ 原産国／日本 DC電源ケーブル：中国

AC電源タイプ

PW02-NCMS-AC／ZZ■メーカー希望小売価格
98,000円（税別）■ 原産国／日本 DC電源ケーブル：中国

PW02-NRXMS-AC／ZZ■メーカー希望小売価格 128,000円（税別）

変換アダプター付電源コード（長）

PL01-L■メーカー希望小売価格■コード長さ／4.1m■材質／PC樹脂、PA樹脂■原産国／中国

オープン価格中継機

PW02-RP■メーカー希望小売価格

50,000 円（税別）■寸法／長さ11.6×幅5.8×高さ1.7cm■質量／58g ■無線到達距離／見通し100m（参考）■原産国／日本■ 原産国／日本 DC電源ケーブル：中国※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

65

施設用家具施設用家具

居住空間に合わせた木製施設用家具をご用意します。

（単位：cm）

44.0

47.0

床頭台ロータイプ

PK01-DB■メーカー希望小売価格

47.0

床頭台ロータイプ（スライド天板付）
ミディアムブラウン

ライトブラウン

PK01-MB

PK01-LB

オープン価格

127.0

70.0

70.0

ダークブラウン

47.0（単位：cm）（単位：cm）
44.0

医 療・介 護 施 設 用 電 動 ベッド

49.0

ダークブラウン

PK02-DB■メーカー希望小売価格■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm■質量／18.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 引き出し前板・扉：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本

床頭台ミドルタイプ（スライド天板付）

ミディアムブラウン

PK02-MB

オープン価格ライトブラウン

PK02-LB

ダークブラウン

PK03-DB■メーカー希望小売価格■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm■質量／20.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 引き出し前板・扉：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本

ミディアムブラウン

PK03-MB

オープン価格ライトブラウン

PK03-LB■寸法／幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm■質量／28.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 引き出し前板・扉：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本

木の色は3色からお選びいただけます。

ダークブラウン

ミディアムブラウン

ライトブラウン

安心の F ☆☆☆☆（フォースター基準）

フォースター基準とは、ホルムアルデヒドの発散量を抑えた
安全の最高基準（JIS規格・JAS規格共通）です。
使う方の安全と健康に配慮した仕様です。

プラッツの施設用家具は日本製
90.0（単位：cm）
60.0

チェスト60-3段

PK04-DB■メーカー希望小売価格

施設様のご要望にお応えして、色やサイズなど、ニーズに合った
家具をご提供します。

チェスト90-4段
ミディアムブラウン

PK04-MB

オーダーメイドにも対応します。

92.0

70.0

ダークブラウン

55.0

55.0

ライトブラウン

PK04-LB

オープン価格

ダークブラウン

PK05-DB■メーカー希望小売価格■寸法／幅60.0×奥行55.0×高さ70.0cm■質量／32.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 引き出し前板：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本

ワードローブミディアムブラウン

PK05-MBマット レ ス

施設用家具は国産にこだわり仕上げました。

（単位：cm）

ライトブラウン

PK05-LB

オープン価格

ダークブラウン

PK06-DB■メーカー希望小売価格■寸法／幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm■質量／54.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 引き出し前板：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本

居室のレイアウトもご提案いたします。
ミディアムブラウン

PK06-MB

ライトブラウン

PK06-LB

オープン価格■寸法／幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm■質量／30.0kg ■材質／天然木化粧繊維板■表面加工／天板：ポリエステル塗装 扉：ウレタン樹脂塗装■原産国／日本※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

周辺機器

オプション

タオルハンガー（２個）■メーカー希望小売価格

66

1,200 円（税別）

ダンパー
（２個）
■メーカー希望小売価格

2口コンセント

1,500 円（税別）■メーカー希望小売価格

セーフティーキー

5,000 円（税別）■メーカー希望小売価格

回転フック
（2個）

5,000 円（税別）■メーカー希望小売価格

ステッキホルダー（2個）

750 円（税別）■メーカー希望小売価格

1,200 円（税別）67

会 社 概 要
名称（2017年6月30日現在）

株式会社プラッツ
英文名（PLATZ Co.,Ltd.）

物流拠点

● 北海道
（札幌市）

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、
「高品質」
「高機能」
「低価格」
をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

● 宮城県
（仙台市）
● 千葉県
（野田市）
● 愛知県
（海部郡）

設立

1992年7月3日

社員数88名(単独)、255名(連結)資本金5億8,205万円（東証マザーズ、
福証Q-Board上場 証券コード:7813）

営業品目

介護用ベッド、マットレス等
ベッド周辺機器の製造販売

主販売先

医療機器・施設設備販売会社、家具販売店

参加団体● 医療・介護ベッド安全普及協議会

プ ラ ッ ツ の 企 業 理 念

● 大阪府
（大東市）
● 福岡県
（福岡市）

関連会社

一．
プラッツ経営の基本姿勢

プラッツを支える4つの柱

常に
「公正」
であるか。
常に
「創造」
しているか。
常に「改革」
しているか。

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。

● 富若慈（上海）貿易有限公司

すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にしてまいります。

● PLATZ VIETNAM CO.,LTD

一．
プラッツ社員の行動規範
プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

品 質 へ の 取 組●（公社）
関西シルバーサービス協会

品質管理体制強化のため、製造委託先と連携し、より高いレベルの製品品質を実現しています。

●（一社）
全国福祉用具専門相談員協会●（一社）
日本ノーリフト協会

私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

●（一社）
日本福祉用具供給協会●（一社）
日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）①設計・開発②調達部品検査指導③生産工程指導④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

● ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

拠 点 マ ッ プ

ISO 9001 の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。
◎2007年5月11日取得◎2016年5月11日更新◎2017年5月11日 2015年版移行

FM 630054 / ISO 9001

北海道営業所
品質概略図

本 社／九州支店／ショールーム

要望・評価・不具合情報

ベッドご利用者様

安全・サポート

安全サポート

企画設計の伝達調達部品検査指導

生産工程管理・指導

是正・予防（継続的改善）製品・品質検査製品

お客様製品の企画・設計

お客様

東北営業所

製品要求

安全サポート

製造委託工場

要望・評価・不具合情報

社外の安全事故情報

ベッドに関する

関東支店／関東ショールーム

の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令（昭和63年政令第360号）
第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理】（平成24年改正）
より

関西支店／関西ショールーム

中四国営業所

68

特殊寝台

東海支店／東海ショールーム

身体に障がいを有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障がいを有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
・イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの

・ロ サイドレールが取り付けてあるもの
又は取り付け可能なもの

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。
マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。

100cm
（本体幅）

・ハ キャスターを装置していないもの
101cm（ボード幅）※非課税対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。
※非課税のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、
サイドレールは2セットまで、
マットレスは1枚まで非課税となります。

69

安全についてのご注意
機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
PLATZ（プラッツ）製品カタログのご注意事項●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
●発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。
当カタログでは、表示を見やすくするため、
「約」、
「およそ」
といった文言を省略しています。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
●製品の価格に 非課税 の表示がある製品には消費税がかかりません。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）
・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）④その他当社の責任とはいえない事故※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL：092-584-3434／FAX：092-584-3436●北海道営業所〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751●東北営業所〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在3-6-1
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062■関東支店・関東ショールーム
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031■東海支店・東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701■関西支店・関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107●中四国営業所〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040■九州支店（本社内）〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

https://www.facebook.com/PlatzJapan
https://twitter.com/PlatzJapan■ ご意見・ご質問等はiken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合せは1710OM-K-0005