真空ポンプ

佐藤真空株式会社

VACUUM PUMP

直結型油回転真空ポンプ

DWシリーズ特長●2段ローター型の圧縮方式を採用した高真空ポンプです。

■仕型式

DW-360

DW-720

DW-960

DW-1500

300L/min（50㎐） 600L/min（50㎐） 800L/min（50㎐） 1,300L/min（50㎐）
気量360L/min（60㎐） 720L/min（60㎐） 960L/min（60㎐） 1,500L/min（60㎐）
達圧
力 ※1
6.7×10－1Pa式
・段数
回転翼型・2段ーター（W）
750
1,500
1,500（6P）
2,200
気口 ※2
外径30㎜
VG-40A
VG-50A用
油量（L）
2.2
2.87.0形
寸法（㎜） W597×D244×H358 W664×D258×H358 W837×D325×H576 W827×D312×H626
量（オ イ ル 含 む）
（約 ㎏）3465115
属品
──オイルミストトラップ

排到型
モ吸使
外質付

真空定温乾燥器／大型真空定温乾燥器

様価格（税抜き） AC200V三相￥300,000￥364,000￥690,000￥694,000

DRVシリーズ

VACUUM DRYING OVEN
DW-360※1 到達圧力は、ピラニゲージで測定した数値です。
※2 吸気口30㎜の製品は、吸気口NW25に変更可能ですので、ご照会ください。
電源プラグ、ケーブルは、付属しておりません。
● 100V仕様は、アース対応の電源プラグではありません。アース対応品については、ご照会ください。
● 油面計は、アクリル製です。有機溶剤などをポンプに吸引する場合は、ガラス製に変更可能ですので、ご照会ください。

ベルト駆動型油回転真空ポンプ

USWシリーズ

特長●ポンプ本体が他の構成部品から独立しているので、各部位ごとの修理が可能です。

■仕様型

排式
気量

USW-300N

USW-500NUSW-650N

300L/min

500L/min

650L/min

USW-1500

1,300L/min（50㎐）
1,500L/min（60㎐）

到達圧
力 ※1
6.7×10－1Pa型
式
・段数
回転翼型・2段モー
ター（W）
750
1,500
2,200
吸気口 ※2
外径30㎜
VG-50A
使用
油量
（L）
2.8
447.3
外形
寸法（㎜） W510×D334×H410 W510×D403×H410 W512×D403×H410 W610×D472.5×H563
質 量（ オ イ ル 含 む ）
（約㎏）
60
65
67115
付属品
──
オイルミストトラップ

価格
（税抜き）

AC100V単相AC200V三相￥308,000￥344,000￥348,000──USW-650N￥690,000※1 到達圧力は、ピラニゲージで測定した数値です。
※2 吸気口30㎜の製品は、吸気口NW25に変更可能ですので、ご照会ください。
電源プラグ、ケーブルは、付属しておりません。
● 100V仕様は、アース対応の電源プラグではありません。アース対応品については、ご照会ください。
● 油面計は、アクリル製です。有機溶剤などをポンプに吸引する場合は、ガラス製に変更可能ですので、ご照会ください。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

DRV623DC

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

321-K-09-24040

アドバンテック東洋株式会社

真空定温乾燥器 DRV622DC・623DC

大型真空定温乾燥器 DRV823FB

気密性が高く、庫内の使い勝手の良い角型の真空乾燥器。

気密性の高い大容量、床置きの真空乾燥器。

VACUUM DRYING OVENVACUUM DRYING OVEN

特長

特長

●内装の外側にヒーターを取り付けて、内装壁からの輻射により加熱するので、安全に真空乾燥を行えます。
●庫内の観察がしやすい大きな強化ガラスの窓と、その外側にポリカーボネートの保護板を装着しています。
●プログラム運転を簡便に設定できます。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

●内装の外側にヒーターを取り付けて、内装壁からの輻射により加熱するので、安全に真空乾燥を行えます。
●庫内の観察がしやすい大きな強化ガラスの窓と、その外側にポリカーボネートの保護板を装着しています。
●プログラム運転を簡便に設定できます。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

方DRV622DC

DRV623DC式

輻射

使 用 温 度 範 囲
温 度 上 昇 時 間

約120分

室温→200℃

100kPa〜0.13kPa（真空基準）

使 用 周 囲 温 度

5℃～35℃

温 度 調 節 器

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

形態

構

ヒー

ター

内3.3kW
SUS304シリコーンゴム ※2

W600㎜×D600㎜×H600㎜〔H567㎜〕

外形

寸

庫

内容

規

観察

法

W850㎜×D855㎜×H1,125㎜

積
窓 ※4

約216L
W350㎜×H350㎜

強化ガラスt15㎜

格6段・90㎜（棚受固定）

バキュー ム口外径22㎜×L40㎜（真鍮）※5ージ口

Rc3/8（真鍮）AC200V 単相 16.5A

AC200V 三相 10A

必 要 電 源 設 備

AC200V 単相 30A

AC200V 三相 15A量属価格（税抜き）

品

約290㎏
棚板2枚、ゴム製エルボ1個￥1,540,000

度

調

転節形

￥1,575,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
※4 ポリカーボネート保護板付きです。
※5 本体バキューム口は、外径16㎜から外径19㎜です。
ゴム製エルボをご使用になりますと、バキューム口は、外径22㎜になります。
電源プラグは、付属しておりません。
● 真空ポンプは、付属しておりません。
排気量300L/min以上のものを別途ご用意ください。
● 真空ポンプについては、ご照会ください。
● 低真空は保持できません。

ータ

5℃～35℃

器

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

態

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）
1分～99時間59分

扉パッ安

全装

SUS304ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロッ
ク機能、過電流・漏電ブレーカー

■別売品
品

名型式

仕価格（税抜き）架台 DR000772 W820㎜×D860㎜×H700㎜ ￥88,200
棚板 DR000731
耐荷重10kg/枚￥17,600
真 空 ホ ー ス DR001380 内径18㎜×外径42㎜ ￥ 9,200/m
真空ポンプオイル DR000690
1.8L￥ 3,500
壁 用 固 定 金 具 DR001350――￥ 7,400
床 用 固 定 金 具 DR001630――￥ 7,000

庫内寸法〔有効寸法〕※3様形寸法

W1,235㎜×D1,080㎜×H1,870㎜

庫内容積

約512L

窓 ※4

W350㎜×H350㎜ 強化ガラスt15㎜

棚 段 数 ・ ピ ッ チ

8段・95㎜（棚受固定）

バ キ ュ ー ム 口

外径26.5㎜（SUS304）

パ

約840

察ージ

電

● コールドトラップについては、ご照会ください。

口Rc1（SUS304）

源

AC200V 三相 50Ｈｚ/60Ｈｚ 14.5A

必 要 電 源 設 備■設置図（単位：㎜）

質

170°
850

30000

属855

AC200V 三相 20A

量約670kg品

棚板2枚、車輪止め2個￥4,314,000価格（税抜き）※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
※4 ポリカーボネート保護板付きです。
電源プラグは、付属しておりません。
● 真空ポンプは、付属しておりません。排気量600L/min以上のものを別途ご用意ください。
● 真空ポンプについては、ご照会ください。

300

1,0付

4040

123DR000740

式

耐荷重20㎏/枚仕様

価格（税抜き）￥28,000

真空ホース

DR001390

内径25㎜×外径50㎜￥10,500 /m

床用固定金具

DR001690――￥ 5,600● コールドトラップについては、ご照会ください。

■設置図（単位：㎜）

約

300

45030

300

W800㎜×D800㎜×H800㎜〔H763㎜〕

外観型

板

ブルドン管式（0kPa～−100kPa）

装バキューム口＋パージ口

名5kW計キ品
棚バンドヒーター

ヒ ー タ ー 容 量空

■別売品K熱電対

ー

内格電 源（50㎐/60㎐）
質

100kPa～0.13kPa（真空基準）

真規

棚段数・ピッチパ

使 用 真 空 度 範 囲

ヒ● ガス置換を容易にするためのパージ口を設けてあります。

at 200℃

約120分 室温→200℃

温 度 セ ン サ ー

庫内寸法〔有効寸法〕※3

装±1℃

温 度 上 昇 時 間運

ブルドン管式（0kPa〜−100kPa）

置

全50℃～200℃

温 度 調 節 精 度

温K熱電対

自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー安輻射

使 用 周 囲 温 度

バンドヒーター

装扉 パ ッ キ ン※1

DRV823FB式

使 用 温 度 範 囲成計方構

成空式

熱定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）
1分～99時間59分

ヒ ー タ ー 容 量真型
加能

使用真空度範囲

温 度 セ ン サ ー付

at 200℃

性

能±1℃

転様

50℃～200℃

温 度 調 節 精 度

運■仕1,000式

熱1,125型

DRV823FB0性※1DRV623DC

30

加様

1,000

■仕00

1,0