超純水製造装置
RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

RFU685DA

アドバンテック東洋株式会社

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

用途に応じて3機種から、最適な精製方法を選択できる使い勝手、操作性に優れた高機能の卓上タイプ。
●本 体には、大型で見やすいTFT3.5型カラー液晶ディスプレイを採用。
●カレンダー機能を搭載。
水質履歴や消耗品の交換時期を簡単に管理でき、週単位のプログラム運転も可能です。

●プッシュスイッチ付ダイヤルで採水操作が簡単。
①ダイヤルを左右に回し、希望の採水量に設定します。
②ダイヤルを押すと、採水を開始します。
③設定採水量を採水後は自動的に、採水中はもう一度ダイヤルを押すと、採水を停止します。
●微量な採水をしたいとき、一滴ずつ採水可能。
任意のタイミングおよび7段階の速度で一滴採水をすることができます
ので、洗瓶を使用しないで直接メスアップでき、汚染も防げます。

●採水速度可変機能付き。
連続採水の速度を10段階から調節することが可能です。

●本体採水口の高さは8段階に調節可能。
採水口が上下することにより、さまざまな容量の容器に対応します。
●TOC計を全機種に標準装備。
連続測定方式を採用し、汚染がなく安定した精度で測定できます。
●別 売 品 の リ モ ート デ ィス ペ ン サ ーで、約3mま で の遠隔採水が可能。
●プッシュスイッチ付ダイヤルを採用し、操作が簡単。
●一滴ずつの微量採水が可能。
●2波長式（185nm/254nm）のUVランプにより有機物を分解。
ただし、UVランプ搭載機種（RFU665DA・685DA）のみ。

●蒸留水・RO水用の複合カートリッジを用意。
●複合カートリッジは、水中での無機物、有機物を極限まで除去し、安定した水質の超純水を製造することが可能。
●使用後の複合カートリッジは回収し、リサイクル。
有効資源の再利用、環境破壊の防止のため、回収しています。

●分画分子量6,000の中空糸型UF膜カートリッジ。
エンドトキシン0.001EU/mL未満、0.2㎛パーティクル1個/mL未満の超純水を製造できます。
ただし、UF膜カートリッジ搭載機種（RFU685DA）のみ。

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

3種類の精製方法から最適な超純水を選定。
標準タイプ

RFU655DA

UVランプ搭載タイプ

RFU665DA	JIS K0557「用水・排水の試験に用いる水」の水質（JIS A4レベル） 	環 境 ホ ル モ ン 分 析 な ど に 適 し た 低TOCの 超 純 水 を 製 造 す るの超純水を製造する標準タイプ。
UVランプ搭載タイプ。

■用途例

■用途例

一般化学分析、原子吸光分析、器具洗浄などに使います。

純水(処理水）	環 境 ホ ル モ ン 分 析、イ オ ン ク ロ マ ト・HPLC・GC/MS・ICPな ど の高精度分析などに使います。
VOC分析に用いられる場合は、ご照会ください。

複合カートリッジ

リモートディスペンサー（別売品）

後段複合カートリッジ

超純水採水UVランプ、UV膜カートリッジ搭載タイプ	細 胞 培 養、遺 伝 子 実 験 用 の 超 純 水 を 製 造 す るUVラ ン プ、UF膜カートリッジ搭載タイプ。

■用途例	DNA・RNase・DNaseフリー水の製造、細胞培養、遺伝子実験などに使います。

純水(処理水）複合カートリッジ

UV （185/254nm）
リモート
ディスペンサー（別売品）

後段複合カートリッジ

UF膜カートリッジ

中空糸フィルター

TOC計
超純水採水

（別売品）

中空糸フィルター

中空糸フィルター

TOC計

中空糸フィルター

複合カートリッジ

UV （185/254nm）

リモート
ディスペンサー中空糸フィルター

純水(処理水）後段複合カートリッジ

中空糸フィルター

TOC計
超純水採水

RFU685DA

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■精製水の水質分析例
装置：超純水製造装置RFU665DA（蒸留水・RO水用複合カートリッジ）
純水（処理水）：電気透析純水製造装置による精製水
原水：大阪府水道水。原水により精製水の値は変動することがあります。
●VOC（揮発性有機化合物）
項

目

●元

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）

素項●環境ホルモン目

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）

項

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）

目

1,1-dichloroethylene
dichloromethane

<0.01
0.05

<0.010.03

LiNa<0.0001
0.003<0.0001
0.0002フタル酸ジ-2エチルヘキシル（DEHP）

<0.05

<0.05

cis-1,2-dichloroethylene

<0.01

<0.01

Mg

0.002

0.0005chloroform

<0.01

<0.01

AI

0.00210.0007

フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）

<0.05

<0.05

tetrachloromethane<0.01<0.01K

0.002

0.0001

1,2-dichloroethane

<0.01

<0.01

Ca

0.011

0.005

ビスフェノールA
ノニルフェノール

<0.01
<0.01

<0.01
<0.01

benzene

<0.01

<0.01

Cr

<0.0001<0.0001trichloroethylene

<0.01

<0.01

Mn

0.0001<0.0001

bromodichloromethane

<0.01

<0.01

Fe

0.00280.0005cis-1,3-dichloropropene

<0.01

<0.01

Co

<0.0001<0.0001trans-1,3-dichloropropene

<0.01

<0.01

Ni

0.00130.0006

1,1,2-trichloroethane

<0.01

<0.01

Cu

0.00070.0008

Cl−NO2−

0.001
0.005

0.001
0.009

tetrachloroethylene<0.01<0.01

Zn0.001

0.0004PO43−<0.005<0.005dibromochloromethane<0.01<0.01Ba

0.0002<0.0001Br−<0.001<0.001

bromoform

<0.01

<0.01

Pb

<0.0001<0.0001

1,1,1-trichloroethane

<0.01

<0.01

Be

<0.0001<0.0001

NO3−
SO42−

0.006
0.002

0.004
0.002

trans-1,2-dichloroethylene

<0.01

<0.01

B

<0.01

<0.01

1,2-dichloropropane

<0.01

<0.01

toluene

<0.05

<0.05

Ag
Cd

<0.0001<0.0001<0.0001<0.0001

m ,p -xylene
o -xylene
p -dichlorobenzene

<0.01

<0.01

<0.01
<0.01<0.01<0.01

●陰イオン
項目

●シリカ
項目
SiO2

■UVランプユニット（RFU665DA・685DA)

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）

中空糸フィルター
あり 単位（ppb） なし 単位（ppb）<0.1■TOC測定例

UUVランプを搭載することにより、波長185nmと波長254nmを組み合せた紫外線を照射して、水中に含まれる有機物を酸化させ二酸化炭素のレベルまで分解し、右の「TOC測定例」のように、低TOCの超純水を製造することができます。

6050純水（処理水）：電気透析純水製造装置による精製水40

TO
C 30(ppb)
20
RFU655DA

10

RFU665DA (UVランプ搭載機種)

01,000

採水量 (L)■UF膜カートリッジ（RFU685DA)

膜様種

2,000

■RNaseフリー試験

エンドトキシンを除去し、パイロジェンフリーの超純水を製造することができます。

■仕<0.1類

電気泳動結果より、RFU685DAで得られた超純水を 加 え たrRNAは、DEPC（Diethylpyrocarbonate）処理水（RNaseフリー）を加えたrRNAと同様に、電気泳動パターンに変化は見られず、rRNAの分解は認められませんでした。

中空糸型UF膜

中空糸膜材質ポリエーテルサルホン

分画分子量6,000■水質分析例エ ン ド ト キ シ ン＜0.001EU/mL

パーティクル（0.2㎛）＜1個/mL

C：16S＋23S rRNA（no incubation）
1：16S＋23S rRNA＋DEPC treated Water 37℃ 16時間培養
2：16S＋23S rRNA＋RFU685DA超純水
37℃ 16時間培養〔純水（処理水）: 弊社電気透析純水製造装置による精製水〕

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM

用途によって選べる高機能の卓上タイプ。
■特長●用途に応じて標準型、有機物分解用UVランプ付き、UVランプおよびUF（限外濾過）膜カートリッジ付きの3種類を用意しています。また、純水（処理水）には、蒸留水・RO水が利用可能です。
●採水口が上下することにより、さまざまな容量の容器に対応します。
●TOC計は、連続測定方式を採用。汚染がなく、安定した精度で測定できます。
●使いやすさにこだわった設計です。大型のTFTカラー液晶ディスプレイを採用し、水質（比抵抗、TOC）、運転状況、タンク貯水量＊、運転履歴などを漢字でわかりやすく表示します。
また、採水量設定、採水操作はプッシュスイッチ付ダイヤルを採用。
採水に要する時間を短縮できます。
＊ タンク貯水量の表示には、別売品のタンクまたはRS-232C接続コード（前処理装置のタンク貯水量データ通信用）が必要です。

■仕精様型

式製

方精法

製

性
能エ ン ド ト キ シ ン（EU/mL）

O

RFU665DA

RFU685DA

処理水→複合カートリッジ→UVランプ→濾過

処理水→複合カートリッジ→UVランプ→UF膜→濾過水

最 高 純 度（比 抵 抗）T

RFU655DA
処理水→複合カートリッジ→濾過

超純水
18.2MΩ・㎝C（ppb）※1＜10≦1＜3───＜0.001

超 純 水 採 水 速 度

Max.2L/min（採水速度可変機能付）

超純水採水量設定範囲

0.1L～99.9Ｌ（0.1L単位）または 10mL～9,990mL（10mL単位）使 用 周 囲 温 度

5℃～35℃

複 合 カ ート リ ッジ ※2

蒸留水・RO水用

構

後段複合カートリッジ

極微量不純物除去用

成U

最 終 フ ィ ル タ ーVラン

質プ───○

計 ※3○

デジタル表示（比抵抗：温度補正前 ･ 後表示、TOC、温度）
RS-232C、無電圧接点信号用、外部タンクフロート接続用、リモートディスペンサー接続用

規原 水 圧 力 範 囲形寸格源

質量（約㎏）

付30kPa〜490kPa

法

電属品

W290㎜×D566㎜×H574㎜
AC100V 50㎐/60㎐ 1.6A
26.527.5

───

UVランプ1本

UVランプ1本、UF膜カートリッジ1本￥934,000￥1,073,000￥1,321,000※1 TOC値は、供給水質などにより変動します。
● 初期消耗品は、付属しております。
● 1次処理水に当社以外の装置をご使用される場合は、ご照会ください。

※2 イオン交換水用の複合カートリッジもご用意していますので、純水（処理水）にイオン交換水をご利用の場合は、ご照会ください。
純 水（処 理 水）が イ オ ン 交 換 水 で あ って も、精 製 工 程 でRO膜 を 通 過 し て い れ ば、蒸留水・RO水用の複合カートリッジをご使用ください。
※3 水質計の単位は、μＳ/㎝またはＭΩ・㎝で切替えが可能です。

■別売品
名

複合カートリッジ ※後段複合カートリッジ ※型式

適応製品

RF001001

全製品

RF001011

───

仕様価格（税抜き）¥ 64,800
イオン交換水用 ¥ 79,900
極微量不純物除去用 ¥ 45,200
蒸留水・RO水用

RF002030

全製品

RF001030

RFU665DA
RFU685DA

有機物分解用¥ 54,500

RF001040

全製品

TOC計用

UF膜カートリッジ ※RF002040

RFU685DA

───

中空糸フィルター

RF000220

中空糸フィルターキャップ

RF000225¥ 66,800¥ 121,000¥ 11,600¥
700

U V ラ ン プ

29.5

複合カートリッジ（蒸留水・RO水用）1本、後段複合カートリッジ1本、中空糸フィルター1個、蒸留器接続用信号コード1本、蒸留器接続用給水ホース（内径6㎜×外径8㎜、2ｍ）1本、排水チューブ（内径6㎜×外径8㎜、2ｍ）1本、バット1個、中空糸フィルターキャップ1個、外部信号コネクター2個（内1個は漏水センサー付）、電源コード1本価格（税抜き）品○

───

外部入出力信号用端子
外1本

中空糸フィルター（0.04㎛） 1個

UF膜カートリッジ
水1本

全製品

0.04㎛───

ご注意：お届けする製品には、使用上の警告事項を表示しています。
詳細は、取扱説明書をご覧ください。

品名型

接 続 キ ッ ト
架台式

RF001110
RF002080

タク

RF002090

フットスイッチ

RF000280

RS-232C接続コードRF002060

供給水水質電極

RF002100仕様価格（税抜き）

外部送水機構のない¥ 5,300
蒸留水製造装置との接続用
W600㎜×D730㎜×H800㎜¥ 66,200
前処理装置との組合せ用

RF002070

タンクユニットン

適応製品

RF004060

全製品

W350㎜×D730㎜×H800㎜ ¥ 56,700
W201㎜×D355㎜×H648㎜
前処理水の貯水・供給用 ¥63,000（タンク RF002090 付）
ポリエチレン 20L¥ 49,600
6点フロートスイッチ付
───
供給水の水質管理用¥ 13,300¥ 12,100¥ 44,100※ カートリッジの交換後、すぐに安定した水質でご使用いただける洗浄品もありますので、ご照会ください。

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■3種類の給水方法①前処理装置から給水（外部送水機構を利用）
弊社蒸留水製造装置または純水製造装置の外部送水機構を利用して、純水（処理水）を給水する方法です。
RFU600DAシリーズを前処理装置の横または下だけではなく、上に設置しても使用可能です。

接続例1●RFU600DAシリーズを前処理装置（貯水タンク）の横に設置する場合。

超純水製造装置

RFU655DA

高純度純水製造装置

RFV642HA●RFU600DAシリーズを前処理装置（外部送水機構付き）と接続する場合。

別置きタンク（30L） RF003110

超純水製造装置

RFU655DA

RF001110

蒸留水製造装置

RFD342ND

RF003400

架RF001110

架台セット価格（税抜き） ￥2,072,700台

セット価格（税抜き） ￥1,883,700②タンクから給水別売品のタンクや前処理装置（貯水タンク）から純水（処理水）を給水する方法です。
RFU600DAシリーズがタンクや前処理装置（貯水タンク）の横または下になるように設置して使用します。

接続例2●RFU600DAシリーズを前処理装置（貯水タンク）の下に設置する場合。

超純水製造装置

RFU655DA

蒸留水製造装置

RFD240ND

架台

RF002070

接 続 キ ッ ト

RF004060

セット価格（税抜き） ￥1,550,500

接続例3●RFU600DAシリーズをタンクユニットと接続する場合。

超純水製造装置
タンクユニット
架台

RFU655DA
RF002080
RF002070

セット価格（税抜き） ￥1,063,200	タンクユニットに付属している信号コードで、タンク貯水量を管理できます。

③純水配管から給水純水配管やカートリッジ純水器から、純水（処理水）を給水する方法です。供給水側の圧力が30kPaから490kPaの範囲で使用できます。

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ 別売品
ACCESSORY FOR ULTRAPURE WATER SYSTEM

リモートディスペンサー特長●RFU600DAシリーズ本体に接続することで、遠隔採水（約3m）、水質確認（比抵抗、TOC）が可能です。
●ディスペンサー本体にカラー液晶ディスプレイおよび操作スイッチを内蔵し、手元ですべての操作が可能です。
●一滴ずつの微量採水ができ、洗瓶を使用しないで直接メスアップができ、汚染も防げます。
●4種類のパネル色から、お好みの色を選択できます。

■リモートディスペンサー用拡張スタンド	リ モ ート デ ィス ペ ン サ ーを リ モ ート デ ィス ペ ン サ ー用 拡 張スタンドに取り付けることにより、フットスイッチ（別売品）によるハンズフリーでの採水や、タンクやメスシリンダーなどの採水容器を置いたまま採水することができます。

■リモートディスペンサー＋リモートディスペンサー
用拡張スタンド外形寸法（単位：㎜）■リモートディスペンサー＋標準スタンド（リモートディスペンサー付属品）外形寸法（単位：㎜）

最大520430

380最大89570

最大177
最大436

外径220

■仕様型

パ

ネ

性式

RF002000

RF002001

RF002002

RF002003

ル

ライトベージュ（本体色と同色）

ライトブルー

ライトグリーン

ライトピンク色能規格

超 純 水 採 水 速 度 ※1
超純水採水量設定範囲
使 用 周 囲 温 度
外形
寸法
質量付

属

Max2L/min（採水速度可変機能付）
0.1L～99.9L（0.1L単位）
または 10mL～9,990mL（10mL単位）
5℃～35℃
W70㎜×D110㎜×H380㎜
約0.5㎏
中空糸フィルター1個、中空糸フィルターキャップ1個、リモートディスペンサー標準スタンド1個───
ダイヤルリング1個 ※2

品価格（税抜き）￥116,000※1 採水速度は、供給水圧、最終フィルターの目詰りなどにより変動します。
※2 リモートディスペンサーのパネル色と同色の超純水製造装置本体用ダイヤルリングを付属しております。

■リモートディスペンサー用別売品
品

名型式

仕様価格（税抜き）

リモートディスペンサー用拡張スタンド

RF002010

ディスペンサー上下範囲450㎜
W210㎜×D210㎜×H700㎜ 約8㎏（スタンド取付棒 RF002020 付）

ス

RF002020

市販のスタンドに取付可能タン

ド取付

棒

外径13㎜

￥66,200￥16,500

超純水製造装置 RFU600DAシリーズ
ULTRAPURE WATER SYSTEM■外形寸法（単位：㎜）
566

304

280

280
70

70

566

574

290

574290

採水ユニット最下段位置
採水ユニット最下段位置

112

112

304

724

バット（付属品）
バット（付属品）

バット（付属品）

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

303-K-02-24040