Product Information

PIＸ線フラットパネルイメージャ

FDXA3543RPS
有効視野寸法: 345 (H)×425 (V) mm(14″×17″)<特 徴 >● 高解像度● 高コントラスト● ショートサイクルタイム● AED 搭載● DC 駆動－ 高解像度・高コントラスト ＣｓＩ蛍光膜 －本製品は当社において長年培われた技術による微細なファイバ状構造からなる厚膜 CsI 蛍光面を採用することにより、高解像度、高コントラストな画像表示を可能としました。
－ 低ノイズＲＯＩＣ・アナログ回路 －高感度エックス線変換層に対応した ROIC とアナログ回路を設計・採用しました。

<用 途 >FDXA3543RPS は一般Ｘ線撮影用Ｘ線平面検出器です。
本装置はＸ線発生装置と組み合わせて使用し、人体を透過したＸ線情報を検出しデジタル信号として出力します。
Ｘ線画像診断をおこなうには、ソフトウェアによる画像処理が必要となりますが、本装置の構成には含まれません。また、Ｘ線発生装置を制御する機能は有しません。
本装置はマンモグラフィーおよびアンギオグラフィーへの使用は意図していません。

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

FDXA3543RPS

構成および性能
センサユニット：
センサ部保護板 ................................................. カーボンファイバー樹脂
冷却方法 ..................................................................... 自然空冷
入力 ........................................ DC24V（インターフェースボックスより供給）
外形寸法 .......................................... 383.5×459.5×15mm（W(H)×D(V)×H）
質量 ........................................................................ 約 3.2 kg
インターフェースボックス：
入力 ......................................................................... DC17-26V
出力 ................................................................. DC24V，1.2A(MAX)
外形寸法 .............................................. 198×100×25mm（W(H)×D(V)×H）
質量 ........................................................................ 約 0.5 kg

周囲条件
保管輸送環境条件（備考参照）

使用環境条件

備考
保管条件範囲温 度-20～70℃+10～35℃

湿 度

10～90％(結露なきこと)10～85 ％
(結露なきこと)

注意
・使用、輸送、および保管いずれの場合にも結露させな
いでください・開梱は十分に環境に馴染んだ後に行ってください
・環境慣らし時間は 8 時間以上行ってください

気 圧50～106kPa

70～106kPa-分類
電撃に対する保護分類 ....................................................... クラスⅠ製品
装着部分類 ............................................................... タイプ B 装着部*FPI の裏面はタイプ B 装着部ではありません。
*Ｘ線システム全体の安全性を確保するため、上記規格を満たす保護手段および絶縁性能を確保して使用してください。

-2-

FDXA3543RPS

付属品
ケーブル：
DC ケーブル .................................................................. 1.8 m×1
GND ケーブル ................................................................... 3 m×1CD：
CD（欠点マップ） .................................................................. 1×1
SDK

センサユニットケーブル
センサユニット － インターフェースボックス ............................... 4m，9m 及び 14m-3-

FDXA3543RPS

主特性
画像フォーマット：
Ｘ線検出方式 .................... ﾖｳ化ｾｼｳﾑ（Csl）ｼﾝﾁﾚｰﾀ ＋ ｱﾓﾙﾌｧｽｼﾘｺﾝ（a-Si）ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
有効視野寸法 ....................................... 346mm (水平方向)×426mm (垂直方向)（13.6×16.8 インチ）
有効画素数 ........................................... 2466 (水平方向)×3040 (垂直方向)
画素ピッチ ..................................................................... 140μm
サイクル時間 ...................................... シングル撮影(EXP 期間 500msec) 6 秒
ダブル撮影 (EXP 期間 500msec) 6 秒（サイクル時間）
サイクルタイムは X-ray Exposure から画像転送が完了するまでの時間です。サイクルタイムには画像処理時間は含まれていません。画像処理時間は画像処理仕様より決まります。
特性：
限界解像度 .............................................................. 3.7Lp/mm typ.
MTF ................................................ 45 % typ.（2.0Lp/mm，70kVp、1×1）
DQE（0） .................................................................... 65 % typ.
A/D 変換 .................................................................... 16 ビット
絶対最大定格：Ｘ線管管電圧範囲 ............................................................ 40-150kVp
最大Ｘ線入射線量（出力リニア領域） ............................................. 35μGy
インターフェース：
入力電圧 ..................................................................... DC17-26V
16 ビットデジタル出力 ................. 16 ビットデジタル出力イーサネット（1000BASE-T）
コマンド制御 .................................................. イーサネット 1000BASE-T
Ｘ線同期制御 ................................................................. 外部同期
画像取得：
Ｘ線照射期間 ................................... 標準：500ms（調整範囲 500ms～4000ms）-4-

FDXA3543RPS

製品構成及びインターフェース図センサユニット
X 線コントロールユニット（ユーザ）

コントロールボード

センサユニットケーブル

X 線制御信号インターフェースボックス
・DC24V 供給･画像出力＆制御
ゲートドライバ

DC 電源
(ユーザ)
DC17～26V 供給

イーサネットROI ユニット

ＰＣ （ユーザ）

TFT パネル

注意：DC24V がセンサユニットへ供給されている時はイーサネットの接続は切らないでください。
接続を切ると回線切断エラーになります。イーサネットが切断されると撮影動作は行えませんので、システム側で X 線照射を停止し、再接続してください。
LED 表示モード;<POWER LED>
緑点灯：正常起動
オレンジ点滅 HEALTHY エラー＜LAN LED＞
緑点灯：接続正常
オレンジ点灯：接続待ち
緑点滅：通信エラー
オレンジ点滅：MAC アドレスエラー-5-

FDXA3543RPS

画像取得通信ブロック図
センサユニット
X 線ジェネレータ

デジタルユニット

画像データ

パネルユニットX 線制御信号
DC 電源

PC

画像データ

画像データ
インターフェースボックス
DC 電源

駆動電源

DC 電源

DC 電源入力

通信方法の詳細及び使用可否:
信号名

入出力

コマンド制御(PC)D-Sub シグナル制御(X 線コントローラ)

EXP_REQ

入力

可可

EXP_OK

出力不可可-6-FDXA3543RPS

外形図(センサユニット)
単位：ｍｍ-7-

FDXA3543RPS

外形図(インターフェースボックス)
単位：ｍｍ4 ｘΦ4.5

営業部 応用技術課〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJA-FDXA3543RPS 2020-10 Rev.0