PicoLog® 1000 シリーズ
多目的なデータ取得

最大16個の双極性アナログ入力チャンネル

最大12ビットの解像度で、精度0.5%ソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン最大4つ
最大サンプルレート1 MS/s
USB接続で電源供給
PicoLog 6データロギングソフトウェアを無料ダウンロード
PicoScope 6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード

www.picotech.com

PicoLog 1000 シリーズ

PicoLog 1000多目的DAQシリーズは、幅広い範囲の一般用途電圧、センサー、トランスデューサロギングアプリケーションなどの様々なニーズに対応する設計となっており、ソフトウェアで構成可能な独立したスケーリング、コントロール出力、カスタムフロントエンド電気回路用の外付けターミナルボード、10/12ビットの入力解像度などが特徴です。

拡張可能なマルチチャンネルデータ取得システム

予算モデルのPicoLog 1012には、12の入力チャンネルがついており、解像度は10ビットです。
強力なPicoLog 1216には、16のチャンネルがついており、解像度は12ビットです。
もっとチャンネルが必要ですか？
ご心配は無用です。
新しいPicoLogソフトウェアを使えば、1台のPCに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのPicoLog 1000 シリーズデータ取得システムを構築したり、TC-08熱電対データロガーなどの他の機器をPicoLog 1000ロガーと一緒に使用したりすることが可能です。

外付けターミナルボード

ロガーの25方向コネクタに接続可能な外付けターミナルボードには、スクリューターミナルがついており、はんだ付けを行うことなくセンサーのワイヤをデータロガーに接続することができます。
ターミナルボードには、抵抗器を取り付けてオフセットを行ったり、ロガーの入力範囲を拡大したりできるところもあります。

ターミナルボードのユーザーマニュアルには、簡単な回路図が載せられており、ロガーの入力電圧レンジを上げたり、4～20 mAのセンサーで電圧を測定したりすることができます。

下の画像は、ターミナルボードのユーザーマニュアルの掲載例で、分圧器接続を使って+2.5 V以上の電圧を測定する方法を示しています。
ターミナルボード（小）

PicoLogデータロガー

高速かつ正確PicoLog 1000シリーズロガーは、解像度が10/12ビットで複数のサンプルモードにも対応しているため、データロギングの様々なニーズを満たすことができます。
PicoLog 1000シリーズには、2つのサンプルモードがあります：• PicoLogソフトウェアを使うと、最大1 kS/sで測定値を連続してログすることができます。
お使いのPCの容量が上限となります。

ロガー内部の8000サンプルメモリバッファを使って1• PicoScopeソフトウェアを使うと、MS/s（有効なチャンネル間で分割）のフルサンプルレートが使用可能となります。

PicoSDKを使えば、これらサンプルモードやサンプルレートを使って独自のプログラムを書き込むことができます。
詳細は、仕様の表やPicoLog 1000シリーズのプログラマーガイドをご覧ください。

この回路は、アナログチャンネル1の分圧器です。
接続は、他のチャンネルと同様です。
ターミナ
ルボードのトラック1つを切断し、使用したい各チャンネルに対し0805表面実装（またはアキシャルリード）抵抗器2つを取り付けます。

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

PicoLogソフトウェア - 簡単に使用開始可能

PicoLogは、PicoLog 1000シリーズデータロガー用のデータ取得ソフトウェアパッケージで、Windows、macOS、Linuxに完全に対応しています。
マウスやタッチスクリーンに最適なわかりやす
く使いやすいレイアウトが採用されたPicoLogを使用すれば、データロガーの使用経験を問わずどなたでもマウスを数クリックするだけでロガーを設定し記録を開始できます。
簡易データの取得も詳細なデータの取得も速やかに設定でき、簡単にデータを記録、表示、分析できます。
機器の設定 / グラフ＆表1台または複数台のロガーで取得および演算チャンネルを簡単に設定、調整でき、各ロガーのスタータスを一目で確認できます。
ライブデータの傾向線を表示す
るにはグラフビューを、リアルタイムでデータを表形式で表示するには表ビューを選択します。

取得操作「記録」、「停止」、「リセット」ボタンが分かれているため、いずれかのボタンを誤って押してしまうことがなくなります。

保存＆エクスポートオプション
グラフをコピーし、PDFとして保存することや、生データとしてCSVファイルにエクスポートすることができます。
また、信頼性の高い.picolog
データベースファイルとしてデータと設定を保存することもできます。

アラーム
様々な事象を通知するアラームを設定できます。
アラームは音、表示による通知、グラフの注釈などの方法で行われます。

情報抽出パネル
レイアウトがわかりやす
いこのパネルでは、チャンネルと軸の設定、アラーム、メモの管理や、情報の取得を実行できます。
パネルを閉じると取得したグラフの表示範囲が広がります。
必要に応じていつでも開くことができます。

グラフビュー
データが収集された時点で、最大4本のY軸にデータがリアルタイムで表示され、右側の「チャンネル＆軸」
パネルでエントリーをドラッグアンドドロップすることでエントリーを設定できます。

複数の機器同時に最大20台の機器のデータをログすることができます。
ここでは、2台の別のデータロガー（PicoLog 1216マ
ルチチャンネルデータロガーとTC-08温度データロガー）を使用しています。

インスタントフィードバ
ックの送信
ご意見をお聞かせください！
ここをクリックす
るとPicoに問い合わせ、コメントを送信できます。

データビュー
その時点までに収集されたデータをすべて表示できます。
もしくはグラフの表示倍率を変えず、新しいサンプルが表示された場合に表示を動かすこと（パン）ができます。

メモ＆注釈
データセット全体に関する注記、またはグラフの特定の部分に関する注釈を追加することができます。

パン＆ズーム操作
ズームイン、ズームアウト、選択へのズーム、およびこれらのツールを使ったデータのパンなどを行うことができます。
操作を誤った場合は、「元に戻す」をクリックしてください。

カーソル＆注釈
グラフ上の点でデータ値や時間をハイライト表示する場
合はカーソルを使用してください。
点に印を付け、注釈を追加する場合は、「注釈を追加」をクリックしてください。

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

PicoScopeソフトウェア

ディスプレイは、必要に応じてシンプルにも高度にも設定することができます。
チャンネル1つの単一ビューで始め、複数のライブチャンネルを表示するようにディスプレイを拡張したり、演算チャンネルや基準波形を表示したりすることもできます。

ツール：シリアル
デコード、参照チ
ャンネル、
マクロレコーダー、
アラーム、
マスクリミット試験、演算チャ
ンネル。

波形再生ツール：PicoScopeは、最大10,000の最新の波形を自動で記録します。
素早くスキャンして間欠的イベントを探したり、バッ
ファナビゲーター を使って目視で探したりすることができます。

ズーム＆パンツール：
PicoScopeでは、数百万のズーム比を使用することができます。

自動設定ボタン：収集時間や電圧範囲を設定して、信号をクリアに表示します。

ルーラー凡例：
絶対および差動ルーラー測定がここにリストされます。

ルーラー：
各軸には、画面上でドラッグして振幅、時間、周波数を素早く測定できるルーラーが2本あります。

チャンネルオプション：フィルター、オフセット、解像度拡張、カスタムプローブなど多数。

ビュー：
PicoScopeは、ディスプレイ領域を有効活用できるよう、注意深く設計されています。
新
しいスコープ、ス
ペクトル、XYビュ
ーを自動レイアウ
ト、またはカスタムレイアウトで追加します。

移動可能軸：垂直軸は、上下にドラッグすることができます。
この機能は特に、1つの波形が別の波形を見にくくしている場合に便利です。
自動配置軸 コマンドもあります。

ズーム概要：
クリックしてドラッグすると、ズームしたビューを素早くナビゲートできます。

デジタル出力：出力を手動で切り替えるか、またはPWM波形を設定します

トリガーツールバー：メ
インコントロールに素早くアクセスします。

自動測定：算出した測定を表示して、トラブルシューティングや解析を行います。
各ビューには、測定を必要な数だけ追加できます。
各測定には、その変動を示す統計パラメーターが含まれます。

トリガーマーカー：黄色いダイ
アモンドをドラッグすると、トリガーレベルおよびプリトリガー時間を調整することができます。

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

演算チャンネル

算出されたパラメータをグラフ化および記録するため、1つ以上の測定チャンネルからのデータを使用する必要が生じる場合があります。
PicoLogの方程式エディターを使えば、A–Bなどのシンプルな演算チャンネルや、log、sqrt、abs、round、min、max、mean、medianなどといった複雑な関数を設定することができます。
PicoLogは、演算チャンネルを他のチャンネルと同様に扱う
ため、アラームを設定したり注釈を付けたりすることも可能です。

アラーム

PicoLogでは、様々なイベントを通知するアラームを設定できます。
アラームは希望に合わせて簡易アラームにすることも複雑なアラームにすることもできます。
閾値の限界に達した場合や、データロガーの接続が切断された場合、アラームがトリガされます。
もしくは、アラームをトリガする論理式をご自身で設定することもできます。
アラーム
は、サウンドの再生、アラーム通知の表示、アプリケーションの実行、イベント発生時にグラフにマーキングなど、様々な形式で行うことができます。

直感的なロガーとチャンネル設定

機器ビューでは、最大20台のPicoデータロガーを同時に使用するオプションを使用して、マルチチャンネル取得システムを簡単に設定できます。
PicoLogは、接続された各機器の画像を表示するため、チャンネルの有効化/無効化やプロパティの設定などを素早く簡単に行うことができます。
右は、PicoLog 1216およびTC-08温度データロガーの機器設定です。

強力なファイル形式

単一のファイルへの保存はファイルの破壊やデータ損失の影響を受けやすいため、PicoLogの中核を成すファイルシステムは、取得したデータを単一のファイルではなく、リアルタイムで堅牢なデータベースに直接保存します。
PCがシャットダウンされ、再起動された場
合、PicoLogではPCが停止していた間のデータのみが失われ、保存した内容はソフトウェアを再起動すると復元されます。

このファイルシステムにより、キャプチャできるデータセットのサイズは事実上無制限となります。
お使いのPCのハードディスクのサイズが上限です。

ファイル形式.picologは、すべてのオペレーティングシステムと互換性があり、取得が完了する前に保存するファイルを設定する必要がありません。
それまでに収集したデータを共有したい場合は、キャプチャの途中で保存することができます。
PicoLogはどなたでも無料でダウンロードし、インストールできるため、オフラインでの事後解析用に保存したデータを同僚、顧客、サプライヤーと共有できます。

PicoSDK®

Windows用のPicoソフトウェア開発キットであるPicoSDKは、無料でご利用いただくことができます。
このソフトウェアを使うと、サードバーティ社製ソフトウェアパッケージにソフトウェアやインターフェースを書き込むことができます。

さらにPicoはGitHub（github.com/picotech）上でサンプルコードのリポジトリを管理しており、MicrosoftのExcel、National InstrumentsのLabVIEW、MathWorksのMATLABなどのソフトウェアパッケージや、C、C++、C#、Visual Basic .NETなどプログラミング言語と組み合わせてPicoSDKを使用する方法を紹介しています。
PicoSDK、およびPicoLog 1000シリー ズプログラマーガイド
は、www.picotech.com/downloadsからダウンロードしてご利用いただくことができます。

PicoLogソフトウェアを今すぐお試しください！

PicoLogの内蔵デモモードにより、仮想機器を選択し、シミュレーションされたライブデータを使用して、ソフトウェアのすべての機能をお試しいただけます。
また、機器が接続されていなくても、PicoLogを使って以前に保存したデータを表示することができます。
www.picotech.com/downloadsにアクセスし、「PicoLog Data Loggers」（PicoLogデータロガー）を選択してコピーを入手してください。

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

仕様
入力モデル
PicoLog 1012
12
アナログ入力
10ビット
解像度
フルスケールの1%
精度
最大サンプルレート：
1 MS/s[1]PicoScope
1 kS/s[2]PicoLog
1 MS/s[1]PicoSDK（ブロックモード）
100 kS/s[1]PicoSDK（ストリーミング）
キャプチャメモリ
PicoScope（およびPicoSDKブロックモード）
8000 サンプル [1]
サンプルレート100 kS/s以上：
100万サンプル [1]
サンプルレート（低）：PicoLog（およびPicoSDKストリーミングモ
最大でPCの容量を利用可能ード）：
DC～70 kHz
アナログ帯域幅（–3 dB）
シングルエンド、双極性
入力タイプ
0 ～ +2.5 V
入力電圧レンジ
アースに対し±30 V
過電圧保護
DC
入力カップリング
1 MΩ
入力インピーダンス
出力
デジタル出力（D0…D3）
デジタル出力（PWM）
周期
デューティサイクル
デジタル出力（すべて）ロジック低電圧
ロジック高電圧電流制限
センサー用電源出力
環境

2なし

一般動作温度

0～70 °C

100 mV（代表値）
3.3 V
1 kΩ抵抗器（出力と直列）
2.5 V @ 10 mA、電流制限

温度範囲（規定精度）

20～50 °C

相対湿度（動作時）

5 ～ 80 %RH

PicoLog 1216
16
12ビット
フルスケールの0.5%4[3]1100 µs ～ 1800 µs
1%ステップで0% ～ 100%で調整可能

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

保管温度
保管湿度
物理特性

-20～+80 °C

5 ～ 95 %RH

寸法

45 x 100 x 140 mm（ 1.77 x 3.94 x 5.51 インチ）

PicoLog、PicoScope、PicoSDK

www.picotech.com/downloadsからご利用いただけます。

PicoLog ユーザー インターフェイス言語

英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、日本語、中国語 (簡体字)、
ロシア語
中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ後、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語

重量
ソフトウェアPicoSDK コード例

PicoScope ユーザー インターフェイス言語

PC要件

PicoLog
PicoScope[4]PicoSDK[4]PCインターフェイス
一般事項<200 g（7.05ポンド）

PicoのGitHubページ（github.com/picotech）からご利用いただけます。

Microsoft Windows 7、8、10（32ビット＆64ビット）/ macOS 10.9（Mavericks）以降（64ビットのみ）/ Linux*（64ビットのみ）。
OSのハードウェア要件* Linux用PicoLogはAppImageとして配信されるため、スーパーユーザー権限がなくてもインストールすることができます：詳細はappimage.org を参照してください。
ソフトウェアのテストは、OpenSUSEおよびUbuntu上で行われました。
PicoScope安定版：
Windows 7、8、10（32ビットまたは64ビット）
PicoScopeベータ版：macOS 10.9（Mavericks）以降、64ビットのみ、Linux（OpenSUSEおよびUbuntu）。
OSのハードウェア要件
Windows でのみお使いいただけます。
64ビットLinuxおよびmacOS用のドライバもご用意しています。
USB 2.0フルスピード（USB 1.1およびUSB 3.1に対応）

同梱アクセサリUSB 2.0ケーブル、クイックスタートガイド

I/Oコネクタ

25方向Dメス

PCインターフェイス
電力要件

地絡電流保護
適合
保証

USB 2.0フルスピード

USBポートから電源供給

0.9 Aセルフリセット機能付きサーマルフューズ
EMC指令＆LVD指令（欧州）FCC規則パート15サブパートB
RoHS適合5年

アクティブなチャンネル間で共有。
アクティブなチャンネル毎[3]
ADC-11互換モードは除外。
PicoLog 1000シリーズユーザーガイドを参照してください。
[4]
PicoScope R6.11およびPicoSDK 10.6.11は、Microsoft Windows XP（SP3）およびVista SP2に対応している最後のバージョンで、それ以降のWindowsバージョンにも対応しています。
[1][2]

PicoLog 1000 シリーズデータロガー

注文情報

製品名
PicoLog 1012 データロガー
PicoLog 1012（ターミナルボード付き）
PicoLog 1216 データロガー
PicoLog 1216（ターミナルボード付き）

説明
12の入力チャンネルを持つ解像度10ビットのデータロガー。
12の入力チャンネルを持つ解像度10ビットのターミナルボード付きデータロガー。
16のチャンネルを持つ解像度12ビットのデータロガー。
16のチャンネルを持つ解像度12ビットのターミナルボード付きデータロガー。

製品名
PicoLog 1000用ターミナルボード（小）
キャリブレーション：電圧ロガー
USB 2.0ケーブル（1.8m）*
USB2.0ケーブル（0.5 m）*

説明
PicoLog 1012および1216データロガーへの簡単な接続が可能。
電圧入力データロガーのPicoによるキャリブレーションサービス。
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/1.8m）交換用
Pico USB 2.0ケーブル（ブルー/0.5 m）

アクセサリ（オプション）*

Pico USBケーブル（ブルー）は、電圧降下と騒音を最低限に抑えるため、Pico Technologyのオシロスコープおよびデータロガー専用に設計、製造されています。
PicoLog 1000シリーズデータロガーには、Pico USBケーブル（ブルー）のみを使用してください。

英国グローバル本社：

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

北米支社：

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
Texas 75702
米国

+1 800 591 2796
sales@picotech.com

アジア太平洋地域管轄支社：
Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

+86 21 2226-515
pico.china@picotech.com

www.picotech.com

誤字脱字があれば訂正いたします。
Pico Technology、PicoLog、PicoScope および PicoSDKはPico Technology Ltd.の国際登録商標です。

LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
macOSは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
Windows およびExcelは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
MM020.ja-9.Copyright © 2004–2019 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico@picotechnologyltd

Pico Technology@picotech