ナイロンカートリッジフィルター
TCNMタイプ／TCNタイプ

NYLON MEMBRANE CARTRIDGE FILTER／NYLON PLEATS CARTRIDGE FILTER■流量特性（水）■比抵抗回復特性

5018174016TCNM- 020

ナイロンカートリッジフィルター15

比抵抗圧力損失

30TCN- 1

141311

TCNM- 045
1010TCNM-020
TCNM-045

9001020308400

濾過速度（L/min）
250 ㎜タイプ当り≪試験条件≫
配管：3/4インチ
水温：20℃

名TCN －１●

50100150

NYLON MEMBRANE CARTRIDGE FILTER／NYLON PLEATS CARTRIDGE FILTER

200

濾過量（L）≪試験条件≫
試 験 液：水、比抵抗 17.9MΩ・cm～18.0MΩ・cm
濾 過 速 度：10L/min

ハウジング：1TWA-1S-FS■粒子捕捉性能（標準）品

TCNMタイプ（メンブレンタイプ）／TCNタイプ（不織布タイプ）（MΩ･cm） 12（kPa） 20■TOC回復特性
100

粒 子 径（Particle size）
0.5 ㎛

0.8 ㎛

1㎛

1.2 ㎛

84 ％

99 ％

99.9 ％＞ 99.9％標準ダスト分散水を10L/min（250 ㎜タイプ）で濾過したときの捕捉効率。

80

ΔTOC（ppb）■PGMEA抽出試験

60

40

TCNM-020
TCNM-045

20

TCNM-020

00

TCNM-045

100150200

濾過量（L）

02040

60

PGMEA 抽出液の蒸発残留物（㎎/ L）≪試験方法≫PGMEAへ250㎜ タ イ プ の カ ート リ ッジ フ ィル タ ーを 浸 漬 し、35℃、72時間抽出液を蒸発乾固

お問合先50≪試験条件≫
試 験 液：水、TOC 3ppb～4ppb
濾 過 速 度：10L/min

TCNタイプ販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

TCNMタイプ

東洋濾紙株式会社

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

121-T-04-24040

アドバンテック東洋株式会社

ナイロンカートリッジフィルター

ナイロンカートリッジフィルター

NYLON MEMBRANE CARTRIDGE FILTER／NYLON PLEATS CARTRIDGE FILTERNYLON MEMBRANE CARTRIDGE FILTER／NYLON PLEATS CARTRIDGE FILTERTCNMタイプ／TCNタイプ

TCNMタイプ／TCNタイプ〇 有機溶剤の濾過にご使用の際は、帯電防止対策のため、ステンレスハウジングを使用し、アースをとってください。

1特長

SDT

●親水性メディア

水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。

●高いクリーン性メディア自体が親水性のため湿潤剤を含んでおらず、クリーン性に優れています。
また、TCNMタイプは全製品出荷前に超純水によるフラッシングを実施していますので、溶出は低レベルで、電子工業界で使用されるPGMEAに対してもクリーン性に優れています。

コードF①①②②③②②④④⑤⑤コードM●高い信頼性

全 製 品 完 全 性 試 験 を 実 施 済 み で、信 頼 性 の 高 い カ ート リ ッジ
フィルターです（TCNMタイプ）。

コードR

■主要用途

70㎜
27㎜

③ガスケット〇-リング材質
エチレンプロピレン
F 各カートリッジ E（標準）フィルター形状
EPDM
M は、下の写真を Dクロロプレン
R ご参照ください。 NB
NBRPS
シリコーンVFPM
H（ガスケットのみ） PTFE
F（〇-リングのみ） FEPジャケット

250500750■ TCNタイプの構造
70㎜
26㎜

249㎜

0 2 00 4 5■ TCNMタイプの構造

249㎜

ナイロン製メンブレンフィルターまたは ■品 名
不織布を使用した、耐薬品性に優れたTCNM
クリーンなカートリッジフィルターです。
3
メディア自体が親水性のため、水溶液TCNの濾過にもアルコールなどによるプレカートリッジ
寸法
コード
孔径表示 孔径表示 コード （㎜） コード
ウェットの必要がありません。
フィルター形状

コードP■TCNMタイプの材質■TCNタイプの材質①エンドキャップ
②サポートメディア③メンブレンフィルター④コア⑤プロテクター①エンドキャップ
②サポートメディア③フィルター④コア⑤プロテクター： 高密度ポリエチレン： 高密度ポリエチレン： ナイロン66（支持材 ポリエステル）： 高密度ポリエチレン： 高密度ポリエチレン： 高密度ポリエチレン： ナイロン6： ナイロン6： 高密度ポリエチレン： 高密度ポリエチレン■フィルター表面（電子顕微鏡写真）●フォトレジストなどの機能性樹脂の濾過●エレクトロニクス分野における純水、超純水の濾過●高純度薬品の精密濾過●有機溶剤や極性溶剤の濾過■ TCNM タイプ（メンブレンタイプ）仕様		
品

名孔径（ ㎛ ）

有効 濾 過 面 積（㎠ /250㎜タイプ）■ TCN タイプ（不織布タイプ）仕様

TCNM-020

TCNM-045

0.20

0.45

9,300

9,000

公有品

名称孔TCN-1
径1㎛

効 濾 過 面 積（㎠ /250㎜タイプ）

3,600

最 大 使 用 差 圧 ※0.39MPa(25℃ )最 大 使 用 差 圧 ※0.39MPa(25℃ )最 高 使 用 温 度 ※50℃

最 高 使 用 温 度 ※40℃TCNM タイプ■価格（税抜き）本製品は、プラスチックで構成されていますので、経年劣化します。
特に、塩素などの酸化剤を含む流体に長期間使用しますと、フィルターやサポートメディアが酸化劣化して強度が低下する場合があります。
劣化の度合いは、温度、圧力などの条件や薬品の種類などにより変わりますので、過酷な条件でご使用の際は、定期的なフィルター交換をおすすめします。

 準ガスケット・O-リング材質以外でご用命の場合、標
下表ガスケット・O-リング単品価格が加算されます。

標準ガスケット、O-リングセット時の価格
カートリッジフィルター形状コード
品

名

寸法コード

F

M、R、P

標準ガスケット、O-リング材質
エチレンプロピレン（コードE）※ 最大使用差圧、最高使用温度は、水での試験結果をもとに設定しており、濾過する薬品や差圧、温度、時間の組合せによって異なりますので、ご使用前のテストをおすすめします。
●TCN タイプ

TCNM-020

M、R

D（500㎜）

P●

S（250㎜）
D（500㎜）
T（750㎜）
S（250㎜）
TCN-1F

S（250㎜）
T（750㎜）
TCNM-045

カートリッジ エチレン
FEP
EPDM クロロプレン
NBR
シリコーン
FPM
PTFE
フィルター プロピレン
ジャケット（コードD） （コードN） （コードB） （コードS） （コードV） （コードH）
形状コード （コードE）（コードF）

D（500㎜）
T（750㎜）

ご照会ください。

ご照会ください。

単品価格は、カートリッジフィルター1セット分の価格です。