PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター
親水性PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター
PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTERHYDROPHILIC PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTER■コンパクトカートリッジフィルターMCF-G/MCFH-G
タイプ流量特性（水）■コンパクトカートリッジフィルターMCF-G/MCFH-G
タイプ流量特性（空気）660
MCF-G045
MCF-G100

405

圧力損失

圧力損失

MCF-G020

MCFH-G020(kPa)

MCF-G045

4(kPa)

20

PTFEメンブレン・親水性PTFEメンブレン
コンパクト/カプセルカートリッジフィルター(食品・一般用)MCF-G/MCFH-Gタイプ
CCF-G/CCFH-Gタイプ

MCF-G020
MCF-G100

32100510150200

濾過速度 (L/min)
条件1濾過速度サンプル：MCF-G/MCFH-G□-D10S ハウジング：PSF-1000P
MCF-Gタイプはエチルアルコールに浸漬、通水洗浄後測定

水温：25℃

条件2345(×102)〔L/min( 標準状態 )〕サンプル：MCF-G□-D10S
供給空気：0.29MPa

ハウジング：MTA-1000T■カプセルカートリッジフィルターCCF-G/CCFH-G
タイプ流量特性（水）
100

圧力損失

PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTERHYDROPHILIC PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTER

CCF-G020

80

CCF-G045
CCF-G10060

CCFH-G020(kPa) 40
20005101520

濾過速度 (L/min)
条件

サンプル：CCF-G/CCFH-G□-D1B 水温：25℃
CCF-Gタイプはエチルアルコールに浸漬、通水洗浄後測定■対象製品
MCF-G/MCFH-Gタイプ
CCF-G/CCFH-Gタイプ■対象製品
CCF-G/CCFH-Gタイプ

MCF-G／CCF-Gタイプ
お問合先販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

東洋濾紙株式会社

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

140-T-03-24040

アドバンテック東洋株式会社

PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター
親水性PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター

PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター
親水性PTFEメンブレンコンパクト/カプセルカートリッジフィルター

PTFE製メンブレンフィルター(MCF-G/CCF-G)および親水性PTFE製メンブレン
フィルター(MCFH-G/CCFH-G)を組み込んだコンパクト/カプセルカートリッジ
フィルターです。
食品用途に適合し、耐薬品性、クリーン性に優れています。

■コンパクトカートリッジフィルターMCF-G/MCFH-Gタイプ仕様

PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTERHYDROPHILIC PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTER特長PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTERHYDROPHILIC PTFE MEMBRANE COMPACT/CAPSULE CARTRIDGE FILTER品名C10S

有 効 濾 過 面 積（㎠）
孔770

径（ ㎛ ）MCF-G020D10S
E10S
1,560

3,120

C10S

MCF-G045D10S
E10S770

1,560

0.203,120■主要用途

疎 水 性・親 水 性● 酸、アルカリなどの腐食性液体の精密濾過● 各種有機溶剤の精密濾過● エアベント、各種ガスの精密濾過 (MCF-Gタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)○ PTFE 製メンブレンフィルターは疎水性であるため、表面張力 32mN/m 以上の液体は通常濾過できません。そのような液体を濾過する際は、前もってイソプロピルアルコールやエチルアルコールなどで湿潤させた後、濾過する液体で置換してからご使用ください ( 親水性 PTFE メンブレンフィルターは、この操作は必要ありません )。
○ 本製品は、プラスチックで構成されていますので、経年劣化します。特に、塩素などの酸化剤を含む流体に長期間使用しますと、フィルターやサポートメディアが酸化劣化して強度が材

MCF-G■MCF-G/MCFH-Gタイプの構造①10

MCFH- G
孔径表示

孔径表示

コード020045
100020CDE

寸法（㎜）4878145

コード 〇-リング材質
SVEF

シリコーン（標準）FPM
エチレンプロピレン
FEPジャケット■カプセルカートリッジフィルター品名CCF- G

1CCFH- G④ フィルター
⑤ 二次側サポートメディア⑥ コア⑦ プロテクター⑦80℃

質≧1.9×10−2≧0.11

フィルター：PTFE（MCFH-Gタイプは親水性PTFE）、サポートメディア：ポリプロピレン、O-リング：シリコーン（標準）、その他はポリプロピレン
疎水性

親水性

78

145

4878

145

4878

145

4878

145

価格（税抜き）¥7,990¥13,310¥19,970¥7,990¥13,310¥19,970¥7,990¥13,310¥19,970¥10,650¥17,310¥26,620

CCF-G100D1□
E1□C1□※1 蒸気滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※2 121℃ 30分間。
※3 126℃ 30分間（差圧0.019MPa）。
標準品以外のO-リングでのご用命の場合、下記の別売品価格（税抜き）が加算されます。

FPM（コードV）¥540

品

エチレンプロピレン（コードE）
¥540

名C1□

有 効 濾 過 面 積（㎠）
孔径（ ㎛ ）FEPジャケット（コードF）¥5,870770■CCF-G/CCFH-Gタイプの構造① ベント・ドレイン② ハウジング③ コンパクト
カートリッジフィルター

CCF-G020D1□
E1□
1,560
0.20

3,120

C1□
770

CCF-G045D1□
E1□
1,560
0.45

630

1,270
1.00

2,530

950

CCFH-G020D1□
E1□
1,890
0.20

3,780

0.39MPa（25℃）

最 高 使 用 温 度

60℃

菌 ※1

材C1□

3,120

最 高 使 用 圧 力滅●濾過に際しては、ハウジング(別売品)にセットして使用します。
●③一次側サポートメディアは、
MCF-G100は1層、その他のMCF-G・MCFH-Gタイプは2層です。
●⑤二次側サポートメディアは、2層です。

③−≧8.6×10−2≧0.12

オートクレーブ※2

バ ブ ル ポ イ ン ト（MPa）（イソプロピルアルコール）①3,7800.20■カプセルカートリッジフィルターCCF-G/CCFH-Gタイプ仕様③ 一次側サポートメディア

③④⑤

1,890

48

② O-リング⑥950

オートクレーブ※2、インラインスチーム※3① エンドキャップ②2,530

MCFH-G020D10S
E10S

寸 法（φ62㎜ × 全 長 ㎜）低下する場合があります。劣化の度合いは、温度、圧力などの条件や薬品の種類などにより変わりますので、過酷な条件でご使用の際は、定期的なフィルター交換をおすすめします。
○ MCFH-G、CCFH-G タイプは、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌はできません。
○ ご使用したカートリッジフィルターが乾燥すると、メンブレンフィルターが疎水化する場合があります。
この場合、ご使用前にイソプロピルアルコールやエチルアルコールで湿潤させた後、清浄水で洗浄してからご使用ください。

■コンパクトカートリッジフィルター品名

1,270

C10S

0.39MPa（25℃）

菌 ※1

バ ブ ル ポ イ ン ト（MPa）（イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ール）

MCF-G100D10S
E10S
1.00

最 高 使 用 温 度● コンパクトカートリッジフィルター MCF-G タイプは、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
カプセルカートリッジフィルター CCF-G タイプは、オートクレーブ滅菌が可能です ( インラインスチーム滅菌はできません )。
● 全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

630

0.45

最 大 使 用 差 圧
滅C10S≧8.6×10−2

≧0.12

質−
≧1.9×10−2≧0.11

フィルター：PTFE（CCFH-Gタイプは親水性PTFE）、サポートメディア：ポリプロピレン、その他はポリプロピレン

疎 水 性・ 親 水 性

疎水性

親水性

寸法（φ77㎜×全長㎜）※3102129201102129201

102129201102129201

価格（税抜き）¥13,310¥18,640¥26,620¥13,310¥18,640¥26,620¥13,310¥18,640¥26,620¥17,310¥23,960¥37,270※1 蒸気滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※2 121℃ 30分間。
※3 IN、OUTの形状がＨコード製品の寸法。
B¹⁄₄″NPTM（¹⁄₄インチNPTオスネジ）D¹⁄₂″NPTM（¹⁄₂インチNPTオスネジ）H³⁄₈″ホースロ（外径13㎜ホースノズル）
N1.5Ｓフェルール（1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続）● ただし、C1□/C1□Ｓタイプには、IN、OUTの形状コードD（¹⁄₂″NPTM）はありません。

②孔径表示

孔径表示

コード020045
100020CD
E* CCF-G寸法（㎜）形状コードB 形状コードD 形状コードH 形状コードN97
───102117
125130129144
196202201216
コード

IN、OUTの形状B
D*H
N¹⁄₄″NPTM¹⁄₂″NPTM³⁄₈″ホース口、外径13mm
1.5Sフェルール

■MCF-G/CCF-Gタイプフィルター表面（電子顕微鏡写真）①● CCF-G/CCFH-Gタイプは、気体の濾過には使用できません。
● 配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

■IN、OUTの形状-C1D、CCFH-G020-C1Dタイプはありません。

1⁄₄″NPTM

B

1⁄₂″NPTM

D

3⁄₈″ホースロ H（外径13㎜ホースノズル）

1.5Sフェルール N■MCFH-G/CCFH-Gタイプフィルター表面（電子顕微鏡写真）