PESメンブレンコンパクト / カプセルカートリッジフィルター
PES MEMBRANE COMPACT / CAPSULE CARTRIDGE FILTER■カプセルカートリッジフィルター CCSタイプ
■仕様品

名C1□

有 効 濾 過 面 積（㎠） 450
孔

D1□

E1□

CCS-020C1□S D1□S E1□S C1□R D1□R E1□R

900 1,800 450

900 1,800 450

径（㎛）

除菌性

能

最高

使用圧

最高使用

温菌

方価格（税抜き）900 1,800 450≧LRV7（S. marcescens ）900 1,800

60℃
未洗浄
EOG、オートクレーブ※3

洗浄済み※1
EOG滅菌済み

未洗浄

EOG、オートクレーブ※3

洗浄済み※1
EOG滅菌済み≧0.39

EOG、オートクレーブ※3≧0.29

質寸 法（φ77㎜ × 全 長 ㎜）※4900 1,800 450≧LRV7（P. diminuta ）バブルポイント（水）（MPa）
材

CCS-045C1□S D1□S E1□S C1□R D1□R E1□R0.45

度

法 ※2

E1□

0.39MPa（25℃）

浄滅900 1,800 450

D1□

0.20

力洗C1□

フィルター：PESU、その他はポリプロピレン
102

129

201

102

129

201

102

129

201

102

129

201

102

129

201

102

129

201

PESメンブレン
コンパクト/カプセルカートリッジフィルター
MCSタイプ / CCSタイプ
PES MEMBRANE COMPACT / CAPSULE CARTRIDGE FILTER￥9,320 ￥13,310 ￥19,970 ￥11,980 ￥15,980 ￥22,630 ￥9,990 ￥14,380 ￥21,300 ￥9,320 ￥13,310 ￥19,970 ￥11,980 ￥15,980 ￥22,630 ￥9,990 ￥14,380 ￥21,300※1 洗浄は、コンパクトカートリッジフィルターの状態で、寸法コードCの場合10L、寸法コードDの場合20L、寸法コードEの場合は40Lの超純水通水です。
※2 オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※3 121℃ 30分間。
※4 IN、OUTの形状がＨコード製品の寸法。
B1/4インチNPT（M）D1/2インチNPT（M）H3/8インチホース口（外径13㎜ホースノズル）
N1.5Ｓフェルール（1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続）◦ ただし、C1□/C1□Ｓ/C1□Ｒタイプには、IN、OUTの形状コードD（1/2インチNPT（M））はありません。
◦ C1□S/D1□Ｓ/E1□Sは、EOG滅菌済みです。

■流量特性（水）
圧力損失（kPa）

3002000200451000条件■濾過ユニット例

サンプル：CCS-5-D1B

1015（L/20 濾過速度）

水温：25℃◦ CCSタイプは、気体の濾過には使用できません。
◦ 配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

濾過ユニット一式でのご提案も可能です。
● 10L加圧タンク
型式：DV-10● スタンド● クランプ※ チューブは含まれておりません。

MCS タイプ /CCS タイプ
お問合先販売元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

140-T-05-24040

アドバンテック東洋株式会社

PESメンブレンコンパクト / カプセルカートリッジフィルター

PESメンブレンコンパクト / カプセルカートリッジフィルター

PES MEMBRANE COMPACT / CAPSULE CARTRIDGE FILTERPES MEMBRANE COMPACT / CAPSULE CARTRIDGE FILTER

ポ リ エ ーテ ル サ ル ホ ン（PES）製 メ ン
ブレンフィルターとポリプロピレンから
構 成 さ れ た、ク リ ーン 性 に 優 れ た
コ ン パ ク ト/カ プ セ ル カ ート リ ッジ
フィルターです。

■コンパクトカートリッジフィルター MCSタイプ■仕様品

名有 効 濾 過 面 積（㎠）孔●フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。

菌性大使用

差最高使用

温滅

MCS-020E10S C10SR D10SR

E10SR

C10S

D10S

MCS-045E10S C10SR D10SR

E10SR4509001,8001,800

4509001,8001,800方質法（φ62㎜×全長㎜）

価格（税抜き）●全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

≧LRV7（S. marcescens ）80℃
未洗浄洗浄済み※1法 ※2

寸

900

0.39MPa（25℃）

度材

4500.45≧LRV7（P. diminuta ）未洗浄洗浄済み※1

EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4

バブルポイント（水）（MPa）●メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。

900

圧

浄菌

4500.20

能最洗● コ ン パ ク ト カ ート リ ッジ フ ィル タ ーMCSタ イ プ は、オ ート
クレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
カプセルカートリッジフィルターCCSタイプは、オートクレーブ滅菌が行えます（インラインスチーム滅菌は行えません）。

D10S

径（㎛）除特長

C10S

≧0.39

≧0.29

フィルター：PESU、O-リング：シリコーン（標準）、その他はポリプロピレン
48￥6,000

78

145

48

￥7,990 ￥13,310 ￥6,660

78

145

4878

￥9,060 ￥14,650 ￥6,000

145

48

￥7,990 ￥13,310 ￥6,660

78

145

￥9,060 ￥14,650※1 洗浄は、寸法コードCの場合10L、寸法コードDの場合20L、寸法コードEの場合は40Lの超純水通水です。
※2 オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※3 121℃ 30分間。
※4 126℃ 30分間（差圧0.019MPa）。
標準品以外のO-リングでのご用命の場合、下記の別売品価格（税抜き）が加算されます。

■IN、OUTの形状■主要用途●超純水、高純度薬品の精密濾過

FPM（コードV）

エチレンプロピレン（コードE）￥490￥490●化粧品業界における粒子除去、濾過滅菌●組織培養液、培地の濾過滅菌◦ 一度ご使用したカートリッジフィルターを乾燥すると、フィルターが疎水化する場合がありますので、ご使用前にイソプロピルアルコールやエチルアルコールで湿潤させた後、清浄水で洗浄してからご使用ください。
◦ MCS、CCSをご使用して、オートクレーブ滅菌や完全性試験を行いますと、エアロック現象により、濾過速度が極端に低下することがあります。
このような場合は、フィルターのIN側圧力を0.1MPa程度に保ち、５分から10分通水することにより、濾過速度を回復させることができます。

1/4インチNPT（M） B

1/2インチNPT（M） D

3/8インチホース口 H（外径13㎜ホースノズル）

1.5Sフェルール N■流量特性（水）■流量特性（空気）300■カプセルカートリッジフィルター品名（kPa）

MCS-- 10 （R）

CCS-※1-孔径表示

コード寸法（㎜）コードO-リング材質

孔径表示

コード020045

CDE

4878145SVE

シリコーン（標準）FPM
エチレンプロピレン

020045CDE※1 洗浄済みタイプに限り、末尾にRを追加してください。

追加してください。
洗浄済みタイプに限り、末尾にRを追加してください。
ありません。

- C 1 D（1 （R）

寸法（㎜）
形状コードB 形状コードD 形状コードH 形状コードN97
───102117125130129144
196202201216※2 滅菌済みタイプに限り、末尾にSを※3 C C S -（S）※2）タ イ プ はコード

IN、OUTの形状

B
D ※3H
N

1/4インチNPT（M）
1/2インチNPT（M）
3/8インチホース口､外径13㎜
1.5Sフェルール

0201000

条件

圧力損失

圧力損失

■コンパクトカートリッジフィルター品名

200045510

サンプル：MCS-D10S
ハウジング：PSF-1000P 水温：25℃

1520

濾過速度
（L/（kPa））

045

543210

条件

020

6（×10 ）
2246

濾過速度［L/ （標準状態）］

サンプル：MCS-D10S ハウジング：MTA-1000T
供給空気：0.29MPa