超純水製造装置
RFU400 series

Ultrapure Water System

ヒューマン・センタード・デザイン ～ 人 が中 心の研 究 環 境 へ～
研究環境で、いかに効率よく気持ちよくはたらけるか。
装置の構成を根本から見直し、未来の研究スタイルを築くため、ヒューマン・センタード・デザインを採用しました。
あくまで人が中心の設計を実現しています。
大型液晶搭載フリーアドレス・インターフェース
あなたが最も楽な姿勢で研究しやすい場所に歩み寄ってくれる採水ユニット。
大 型 液 晶 と タ ッ チ ホ イ ー ル・ イ ン タ ー
フェースで研究効率を格段にアップしてくれます。

大切な情報をきちっと把握し、機器を操作するには情報画面の大きさが大切です。
まさにこの超純水製造装置の顔とも言える大型液晶はあなたと、機器とを繋げる大切な役割を果たします。

インフォ・センタード・デザイン
操作時に一番必要な情報を、センターに配置するユーザー・インターフェース設計です。
遠目に見ても起動状況が一目で認識できるように情報のレイアウト、サイズを詳細に設計しています。

お好みテイストセレクト画面イージーオペレイトアングル
傾 斜 し た タ ッ チ ホ イ ー ル・ イ ン タ ー
フェース部は、操作時の手首や指への負担を軽減します。

自分の気分にあった装置との付き合いが、研究効率もアップさせます。
サイエンスシンプル、エモーショナル
フィーリング、キャラクターの 3 タイプ
から画像テイストをセレクト出来ます。
エモーショナルフィーリングの背景画像は季節で変わり、研究に集中されていても春夏秋冬を感じることができます。

タッチホイール・インターフェース
シームレスなセレクトスイッチは、直観的なアナログ操作を実現します。溝に指を沿わせ、旋回させると、採水量を設定でき、センターを押すと採水します。
また、隙間のないインターフェースです
ので、水が入り込む心配もなく、濡れてもさっとふきとれます。

状態表示 LED（ドット・インジケーター )本体の稼働状態を遠くからでも確認できるインジケーターです。
6 つの LED が様々なカラーで光り、またその点滅パターンで、機器の状況を区別してお知らせします。

〈仕様〉
型式

RFU414TC原水→ RO →複合カート
リッジ→濾過性RFU424TC
RFU464TC
原水→ RO → UV ランプ
精製
方法→複合カートリッジ→濾過給水
方法
水道直結式
精製
水
超純水
精 製 水 水 質
比抵抗 18.2M Ω ･cm、TOC ≦ 10ppb
超 純 水 採 水 速 度※1
約 1.0L/min（採水速度可変機能付）
超純水採水量設定範囲
0.1L ～ 99.9L（0.1L 単位）または 10mL ～ 9,990mL（10mL 単位）
使 用 周 囲 温 度
5℃～ 35℃
タンク
ポリエチレン 約 4L（エアフィルター付）着脱可能
原 水 フ ィ ル タ ー
RO 前処理カートリッジ 1 本
RO 膜 カ ー ト リ ッ ジ
スパイラル型（合成薄膜）1 本
複合カートリッジ
蒸留水・RO 水用 1 本
最 終 フ ィ ル タ ー中空糸フィルター（0.04 μ m）1 個
U V ランプ—○TOC計—○水質計※3 デジタル表示（比抵抗：温度補正前・後表示、TOC（TOC 計搭載機種のみ）、温度）
外部入出力信号用端子
RS-232C、無電圧接点信号用
外形
寸法
W350㎜× D300（採水ユニット含む：465）㎜× H650㎜
電源
AC100V 50Hz/60Hz 約2A
質量 ( 約㎏ )
31.5
32.5
33.5
原 水 圧 力 範 囲
49kPa ～ 490kPa
原 水 必 要 水 量
2L/min ※4

能構
成● 大型液晶を搭載した可動型採水ユニット。

マグネット装着により、用途や設置場所に合わせた自由な位置で採水できます。

格スマート採水を実現。

規

7 インチタッチパネルと静電タッチダイヤルで高い視認性と複合カートリッジ（蒸留水・RO 水用）1 本、中空糸フィルター 1 個、中空糸フィルターキャップ 1 個、外部信号コネクター 1 個、洗浄 / 採水用プラグ１個、採水チューブホルダー（110㎜、50㎜）各 1 個、電源コード (2m) 1 本、UPW採水シール 1 枚、ダイヤル操作説明シール 1 枚、● コンパクト＆メンテナンス。
弊社従来製品と比較して奥行きを小さくすることで設置面積の省スペース化を実現し、パーソナルユースに適しています。

付属品

フロントアクセスの採用とメンテナンス方法のディスプレイ

表示で、消耗品や交換頻度の高い部品も簡単に交換可能です。
価格（税抜き）型
精式
製

方法性給水方法
精製
水精 製 水 水 質
超 純 水 採 水 速 度※1
超純水採水量設定範囲
使 用 周 囲 温 度タンク
複 合 カ ー ト リ ッ ジ※2
最 終 フ ィ ル タ ーU V ラン
プ
TOC計
水質計※3
外部入出力信号用端子外形寸法
電源
質量 ( 約㎏ )供 給 水 圧 力 範 囲

能構
成規格付属品価格（税抜き）RFU414BC
処理水→複合カートリッジ→濾過

RFU424BC

RFU464BC

処理水→ UV ランプ→複合カートリッジ→濾過バッチ式

RO 前処理カートリッジ 1 本、RO 膜カートリッジ 1 本、給水ホース（接続ユニット付、内径 9㎜×外径 17㎜、2m）、排水チューブ（内径 6㎜×外径 8㎜、2m）1 本、元口（化学水栓用元口パッキン取替手順書付）1 本、タンクプラグ用キャップ 4 個—
UV ランプ 1 本¥661,000¥723,000¥992,000
RFU414CC
処理水→複合カートリッジ→濾過

RFU424CC

RFU464CC

処理水→ UV ランプ→複合カートリッジ→濾過
バッチ式・自動給水式

超純水
比抵抗 18.2M Ω ･cm、TOC ≦ 10ppb
比抵抗 18.2M Ω ･cm、TOC ≦ 10ppb
約 1.0L/min( 採水速度可変機能付き )0.1L ～ 99.9L（0.1L 単位）または 10mL ～ 9,990mL（10mL 単位）
5℃～ 35℃
ポリエチレン 約 4L（エアフィルター付）着脱可能
蒸留水・RO 水用 1 本
中空糸フィルター（0.04 μ m）1 個
—
○—
○—
○—
○
デジタル表示（比抵抗：温度補正前・後表示、TOC（TOC 計搭載機種のみ）、温度）
RS-232C、無電圧接点信号用
W350㎜× D300（採水ユニット含む：465）㎜× H650㎜
AC100V 50Hz/60Hz 約 1A
21.522.523.5222324—
2.94kPa ～ 490kPa
複合カートリッジ（蒸留水・RO 水用）1 本、中空糸フィルター 1 個、中空糸フィルターキャップ 1 個、外部信号コネクター 1 個、洗浄 / 採水用プラグ 1 個、採水チューブホルダー（110㎜、50㎜）各 1 個、電源コード (2m) 1 本、UPW採水シール 1 枚、ダイヤル操作説明シール 1 枚
タンクプラグ用キャップ 4 個、蒸留器接続用信号コード 1 本、タンクプラグ用キャップ 2 個蒸留器接続用給水ホース（内径 6㎜×外径 8㎜、2m）1 本—
UV ランプ 1 本—UV ランプ 1 本¥497,000¥537,000¥817,000¥518,000¥550,000¥881,000※1 採水ユニットを装置正面、左右中央、採水ユニットの天面と装置天面が水平になるよう取り付けた場合。

※2 イオン交換水用の複合カートリッジもご用意していますので、純水（処理水）にイオン交換水をご利用の場合は、ご照会ください。

純水（処理水）がイオン交換水であっても、精製工程で RO 膜を通過していれば、蒸留水・RO 水用の複合カートリッジをご利用ください。

※3 水質計の単位は、μS /cm または M Ω・cm で切替えが可能です。

安全に関する注意※4 装置が正常に作動するために必要な供給水量です。

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

303-K-11-24040