2024年 4月現在

フィットテスト面体を有する呼吸用保護具を使用させるとき、JIS T 8150：2021に定める方法又はこれと同等の方法により、1年以内ごとに1回、定期に、その呼吸用保護具が適切に装着されているかの確認（フィットテスト）を実施し、その結果を3年間保存することが義務付けられています。
（フード形・フェイスシールド形は対象外です。）

STEP

1STEP

JIS T 8150：2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」に定める方法、またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側・内側それぞれの測定対象物質の濃度を測定し、次の計算式により「フィットファクタ」を求めます。

フィットファクタ

呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度
呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度不合格だった場合は…

着用者・呼吸用保護具・測定方法等の原因を検討する他、別 の サ イズ、形 状、型 式 の 呼 吸 用 保 護 具 を 用 い て、再 度フィットテストを実施します。合格する面体がない場合は、フィットテストが不要なルーズフィット形（フード形・フェイスシールド形）の呼吸用保護具も検討します。

2「フィットファクタ」が以下の「要 求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認します。
呼吸用保護具の種類

要求フィットファクタ

全面形面体を有するもの

500

半面形面体を有するもの

100

フィットテストには、サンプリングアダプター又はサンプリングプローブを備える面体の使用が必要です。
対応するサンプリングアダプター等はこちら

使用例

JIS T 8150 : 2021 フィットテスト対応
短縮定量的フィットテスト対応

密着性を視覚化フィットテスト時間を短縮することができます。
微小粒子に対応
被験者0.1μm（100 nm）程度と言われている、溶接ヒューム等の微小粒子に対応しています。

リーフレットは、呼吸用保護具の内側と外側の大気じんの個数を測定する装置で す。
フィットテ スト用 として フィットファクタを求めることができます。
また、フィットファクタ又は漏れ率と面体内圧をリアルタイムで表示できるので、日常の装着訓練や呼吸用保護具の教育用としても使用できます。

フィットテストの使用例

実施者

1,500℃以上の高熱によって金属が蒸発・酸化・冷却され生成される溶接ヒュームを、作業者が吸入することで、肺の組織に影響し、正常肺じん肺（溶接工肺）正常な肺粉じんによって組織変化した肺じん肺の一種である溶接工肺を引き起こします。
じん肺は、現代医学でも治せない恐ろしい病気で、気管支炎や肺がんなどいろいろな病気にかかりやすくなります。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

また、溶接ヒューム中に含まれるマンガンは、神経障害等を引き起こすことが報告されています。
金属アーク溶接等作業で発生する溶接ヒュームによる健康障害を本社 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1 TEL 03（6903）7525（代表）

札仙熊東
千幌
台谷
京
葉011（743）6001
022（235）7733
048（529）756603（3915）8081
043（301）3004

横 浜
上 越名古屋
大 阪姫 路045（314）0921
025（545）4350
052（682）4798
06（6953）8521079（267）6788

防ぐには、作業環境の改善を進めた上で、適切な保護具を使用することが必要です。

倉 敷 086（450）2221
広 島 082（871）5510
新居浜 0897（33）8666
福 岡 092（431）1265※ じん肺：粉じんを吸入することによって肺の組織が変化するため、呼吸障害を起こす病気で、古くから「よろけ」と呼ばれ、不死の病として恐れられています。

2024.4.5B.KO/4

電動ファン付き呼吸用保護具

指定防護係数に合わせてフィルタは選択可※

X3A

指定防護係数 33

X2･5

指定防護係数 14X2

T2･5取付可能

指定防護係数 フィルタ なマスク

300
33T214

大風量形/PL3/S級

Sy28

大風量形/PL2/A級

呼吸が楽

T2･5 Sy28RF 通常風量形/PL2/A級

防じんマスクより安全性が高い

大風量形/PL1/B級

X2Sy28T2Sy28RF
通常風量形/PL1/B級
Sy28R

経済的大風量形

活性炭素繊維（ACF）
入りのフィルタ
呼吸連動形
シンクロX2･5Sy28Sy28R※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。

4点支持2本式しめひも

X3A

より安全に、より快適に。

区 分

伝声器

呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧（正圧）に保持するため、安全性が高いです。
面体がズレてもファンが作動しているので粉じん等を安心 吸入するリスクを低減します。

一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。

ACF：Activated Carbon Fiber
溶接時に発生する不快な臭気を除去します。

面体

炉前作業に！

FP-20③L

指定防護係数 300

EDインジケーター点滅

送気管①Sy28/Sy28RF/
Sy28R シリーズには、

BH-B1溶接面と併用可アルミ蒸着品もあります。
①〜⑤が、アルミ蒸着部分です。

送気管カバー#03553溶接面

伝声器■写真はSy28X2・5のアルミ蒸着品■写真はSy28X3A

4点支持2本式しめひも

通常風量形

②④⑤

面体や送気管が邪魔になりません。

又はSy20G2・5

区分 大風量形／ P L 2 ／ A級
型式検定合格番号 第TP115号

写真はフィルタG2
フィルタガード#02869付

隔離式

Sy20G2

区分 大風量形／ P L 1 ／ B級
型式検定合格番号 第TP25号

ファンユニット

伝声器

スリムデザイン

フィルタG2使用時

FU-185■写真はSy20G2・5

スリムデザイン

フィルタG2・5使用時

指定防護係数 14G2

空気

通常風量形

4点支持1本式しめひも

G2・5

送気管

隔離式

フィルタ交換時期をお知らせ

直結式

Sy28

指定防護係数 33

伝声器

指定防護係数 11フェイスシールドSH-S2

溶接面溶接面溶接面に接触しにくい

送気管

溶接面に接触しにくい

BH-C1

一定流量形
ウインディ

直結式

直結式

Sy28RF■写真はSy28RFX2・5

Sy28R

点灯
点滅

表示内容

赤

Sy28

Sy28R

満充電

8.0 V以上

4.0 V以上

紫点灯

使用可能

7.9 〜 7.4V

3.9 〜 3.7 V

赤点灯

要充電

7.3 〜 7.0V

3.6 〜 3.5 V

赤点滅

要充電

6.9 V以下

3.4 V以下

モーターロック

交互に点灯

ファンがロックしています。
確認してください。

フィルタ交換時期

青点滅

フィルタが目詰まりしています。
フィルタを交換してください。

バッテリー残存量

紫状態

青点灯（バッテリーセット時に、約10秒間表示）

青表示灯

保護帽 型式検定合格番号（飛来・落下）第TH3185号（交換可能）●遮光レンズは、付いていません。

ファンユニット

FU-07

隔離式

残存電圧

SH-S2

フェイスシール#03553■写真はSy28RX2

フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LEDインジケーター付LEDインジケーターが3色に点灯・点滅

送気管カバー

フェイスシールド（エアメット）W07D2S2

空気区分 大風量形／ PL 1 ／ B級
型式検定合格番号 第TP37号

吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO（一酸化炭素）を直接吸入しにくい構造です。
溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO（一酸化炭素）濃度の低減を期待できます。

フィルタカバーファンユニットの付属品

吸気口用W07
金属プレフィルタ

金属プレフィルタ

フィルタ

D2

ファンユニット

FU-07

バッテリーBA-L4TK

吸気口用押え枠

W07

座った状態での下方の溶接作業では、CO（一酸化炭素）が股下を抜けて、溶接作業者の背後に流れ、CO濃度が高くなる場合があります。
溶接の姿勢に注意することや、溶接作業者の背後を換気する等の対策をしてください。

防じんマスク

マスクの選定方法

指定防護係数 10

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場で、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用又は変更するときには、個人サンプリングによる空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その測定結果から有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられています。

フィットチェッカー 一体型
密着性の確認（シールチェック）が、簡単にできます。

小型･軽量

金属アーク溶接等作業

広視野

あかね いろ きら

茜色 雲母

なでしこいろ①金属をアーク溶接する作業②アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業③その他の溶接ヒュームを製造し又は取り扱う作業（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません。
）

みかん いろ撫子色

蜜柑色

継続して行う屋内作業場

建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り返し行わないものは含まれません。

溶接ヒュームの測定結果から「要求防護係数」を求め、その値を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選定します。
取替え式

白磁

TW01C

T2

区分 RL2る り こ んきら瑠璃紺 雲母

カラー 7種類から選べます。

なのはないろからすばいろ

菜の花色

烏羽色

【例】
伝声器

X2又はT2

X2

写真はフィルタX2付

又はT2

写真はフィルタX2付

マンガン濃度の測定値のうち最大の値が1.0mg/㎥の場合取替え式

TW02SF

TW08S

伝声器付きのTW08SFⅡもあります。

区分 RL2

区分 RL2オプション

通常品#50587

アルミ蒸着品#50589フィルタ

X3A
X2･5X2

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

Rメーター EXS6#50588#02869#50590#50580S6L S6LはS6の約3倍の長さ。

T2･5
T2

G2･5
G2

溶接作業等の火花、スパッタ等が発生する作業を行う際は、フィルタガードを併用してください。
Sy28/Sy28RF/Sy28R
シリーズは、伝声器ガード及びフィルタガードを併用してください。

● 防じんマスク用フィルタの吸気抵抗を測定し、交換時期を判別します。
● 交換基準の推奨値
フィルタ1個付きマスク： 50 Pa
フィルタ2個付きマスク：100 Pa

半面形面体

密着性の確認（シールチェック）に使用します。

PS3 又は PL3A級

PS2 又は PL290

A級 又は B級

PS1 又は PL119

S級

PS3 又は PL350

A級

PS2 又は PL233

A級 又は B級

PS1 又は PL114

S級

防じんマスクの種類
全面形面体取替え式
半面形面体

25

PS3 又は PL3A級

20

使い捨て式

S級 又は A級

PS2 又は PL220

S級、A級 又は B級

PS1 又は PL111

指定防護係数1,000

S級かつ PS3 又は PL3

半面形面体
フェイスシールドを有するもの

水洗再生回数

無制限

指定防護係数RS3 又は RL350

RS2 又は RL214

RS1 又は RL14

RS3 又は RL310

RS2 又は RL210

RS1 又は RL14DS3 又は DL310DS2 又は DL210DS1 又は DL14

一部例外があり、製造者が表3の指定防護係数を上回ることを明らかにする書面を、その呼吸用保護具に添付している場合に、表3の指定防護300

係数を適用することができます。

300

水洗再生リターナブルシステム

により、再利用することができます。
性能が低下した ろ過材は、負担で新品の ろ過材と交換します。
①水洗

マスク保管庫②消毒〔光葉スチール 製〕③乾燥

BM-120KC-T8

フィットチェッカー

S級

ろ過材は、水洗再生リターナブルシステム

外付け吸水カバー C

S11

要求防護係数（PFr）「20」を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を選定。

寸法：W280×H235×D183mm
質量：約5㎏

外付け吸水カバー Cと吸水マットS11を併用してください。

（1個入）

20

指定防護係数

フードを有するもの
吸気抵抗測定機0.05[マンガンに係るばく露の基準値]（mg/㎥）

表2 防じんマスク
1,000

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗等の水分を吸収します。

S6、S6Lが取付けられます。

0.05mg/㎥

表3 書面を添付する場合

吸水マット（10個入）

溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。

1.0 mg/㎥

PFr

表1 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

フード又はフェイスシールドを有するもの

関連製品

フィルタガードマーク

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。

溶接ヒューム中のマンガン濃度の測定値のうち最大の値（mg/㎥）

要求防護係数（PFr）■ 指定防護係数

全面形面体

取替え式

要求防護係数の求め方

金属アーク溶接等作業を屋内作業場で継続して行わない場合
又は屋外作業場で行う場合は、粒子捕集効率が95%以上のろ過材を有する防じんマスク又は防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具（P-PAPR）をお選びください。

はく じ

屋内作業場

次のいずれかに該当する作業場のことです。
・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板、その他のしゃへい物が設けられている場所
・ガス、蒸気又は粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

リユース
半面形マスク 24個収納
寸法：W458×H1,360×D410mm● 殺菌灯・除湿機能・ファン・タイマー付● 12個収納のBM-60KC-T8もあります。

お客様④ 外観検査

お預かりする数量についてフィルタ1種類につき100個以上お預かりできるもの●改溶接ヒュームを捕集したものに限ります。

水洗再生をお断りする場合について①ろ過材（ケース、フィルタ）が破損しているもの②ろ過材に油脂類が付着しているもの③ひ素、クロム等の有害性が高い粉じん等に対して使用した ろ過材

本⑤ 性能検査約1週間⑥包

装X2・5T2・5

G2・5X2

T2G2

札仙熊東千