真空定温乾燥器／コールドトラップ
DRV220DD・320DD・422DD
220DE・320DE・422DE
DRT150F B・250F B・180FA・280FA
VACUUM DRYING OVEN／COLD TRAP

DRV320DD

DRT150FB

DRT250FB

アドバンテック東洋株式会社

真空定温乾燥器 DRV220DD/DE・320DD/DE・422DD/DE
VACUUM DRYING OVEN

高機能型を選択できる、温度特性に優れた角型の真空定温乾燥器。
特長●真空状態での温度分布性能に優れています。
●標準型（DDタイプ）は、シリコーンゴムパッキン、銅配管、真鍮継手を採用し、タイマー運転を簡便に設定できます。
●高機能型（DEタイプ）は、耐薬品性に優れたフッ素ゴムパッキン、ステンレス配管、ステンレス継手を採用し、プログラム運転を簡便に設定できます。
●温 度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

DRV320DD

■仕様型式

加熱

方DRV220DD

DRV320DD

DRV422DD

40～250

温 度 分 布 精 度±10℃

能温 度 上 昇 時 間

約60分 室温→250℃

性※1

温 度 調 節 精 度

40～210at 250℃

0.13kPa±1℃ at 210℃ 0.13kPa

運転節形

at 250℃

0.13kPa

約85分 室温→250℃

構
成真ー

タ

0.13kPa±1℃ at 210℃ 0.13kPa±10℃ at 210℃ 0.13kPa±10℃

at 250℃

0.13kPa±10℃ at 210℃ 0.13kPa

約100分 室温→210℃

約60分 室温→250℃

約85分 室温→250℃

約100分 室温→210℃

100kPa～0.13kPa（真空基準）※25℃～35℃

器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

態

定値運転、タイマー運転（オートストップ）
1分～99時間59分

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）
1分～99時間59分

ヒ ー タ ー 容 量（kW）

安

マイカプレートヒーター
1計

内扉

K熱電対ー

空1.2

ッ

全キ
装

11.2

2.4

ブルドン管式（SUS304）（0kPa～－100kPa）
SUS304ン

シリコーンゴム

フッ素ゴム

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

規格

庫 内 寸 法〔有効寸法〕（㎜）※3

W210×D250×H210〔H179〕

W310×D310×H310〔H265〕

W460×D470×H460〔H419〕

W210×D250×H210〔H179〕

W310×D310×H310〔H265〕

W460×D470×H460〔H419〕

外形

寸法（㎜）W470×D450×H615

W570×D510×H715

W750×D680×H880

W445×D450×H615

W545×D510×H715

W725×D680×H880

庫内容積（約L）

1130

100

1130

100

窓（㎜）※4

W180×H180
強化ガラスt12

W250×H250
強化ガラスt12

W250×H250
強化ガラスt19

W180×H180
強化ガラスt12

W250×H250
強化ガラスt12

W250×H250
強化ガラスt19

5段・48㎜

8段・50㎜

4段・40㎜

5段・48㎜

8段・50㎜

観察

棚 段 数・ピ ッ チ

4段・40㎜バ キ ュ ー ム 口（㎜）パー電源（50㎐/60㎐）

ジ

外径20～外径23×L40（真鍮）

口質量（約㎏）
属価格（税抜き）品

NW25（SUS304）

Rc1/2（真鍮）AC100V 10A

必 要 電 源 設 備付

2.4

ブルドン管式（真鍮）（0kPa～－100kPa）

装パ

40～210at 250℃

温 度 セ ン サ ーヒ

DRV422DE±1℃

使 用 周 囲 温 度
調

40～250±1℃

使 用 真 空 度 範 囲
度DRV320DE

輻射

使 用 温 度 範 囲（℃）

温DRV220DE

式

AC100V 12A

AC100V 15A
45

AC100V 10A

AC200V 単相 15A
70

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個、ゴム製エルボ1個￥462,000

Rc1/2（SUS304）
AC200V 単相 12A￥578,000

150
棚板3枚、棚受6本、ゴム製エルボ1個￥969,000

AC100V 12A

AC100V 15A50

AC200V 単相 15A
75

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個￥577,000

AC200V 単相 12A￥696,000

150
棚板3枚、棚受6本￥1,082,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、無試料、真空状態（0.13kPa）の場合です。
※2 真空ポンプの性能により、異なります。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
※4 ポリカーボネート保護板付きです。
電源プラグは、付属しておりません。
● 真空ポンプは、付属しておりません。排気量50L/min以上（DRV220DD、220DE）、排気量100L/min以上（DRV320DD、320DE）、排気量150L/min以上（DRV422DD、422DE）のものを別途ご用意ください。
● 低真空は保持できません。

真空定温乾燥器 DRV220DD/DE・320DD/DE・422DD/DE
VACUUM DRYING OVEN

DRV320DD

DDタイプ バキューム口，パージロ

DEタイプ バキューム口，パージロ

1,000■設置図（単位：㎜）

吸気口変換アダプター

DR001570

300DR001540

吸気口変換アダプター

030

30000

1,0DR001590

■別売品
品

名型

真空ポン
プ
接 続 口 変 換 継 手※式DR001510

DRV220DD･320DD･422DD

NW25

バリデーションポート
測 定 用 セ ン サ ー（ 継 手 付 ）DR001530

ス

棚（棚真ター板付）

受
空台付）

ホース

吸気口変換アダプター

床用

固定金具具

￥ 33,100

K熱電対￥ 16,500

DRV220DD･220DE･320DD･320DE

W580㎜×D630㎜×H760㎜￥ 78,800

DRV422DD･422DE

W730㎜×D730㎜×H760㎜￥ 84,000

DR001560

DRV220DD･220DE

DR001040

DRV320DD･320DE

DR001050

DRV422DD･422DE

DR001380

全製品

内径18㎜×外径42㎜

DR001570

コールドトラップ用別売品
ガラスコンデンサー
DR002010、DR002030

外径23㎜→内径6㎜
真空ホース：内径6㎜×外径15㎜ 長さ100㎜
ホース口：外径20㎜～外径23㎜

DR001580

コールドトラップ用別売品
ガラスコンデンサー
DR002020

外径23㎜→内径9㎜
真空ホース：内径9㎜×外径24㎜ 長さ100㎜
ホース口：外径20㎜～外径23㎜

DR001590

コールドトラップ
DRT150FA･180FA

外径23㎜→内径12㎜
真空ホース：内径12㎜×外径30㎜長さ100㎜
ホース口：外径20㎜～外径23㎜

DR001350

金ステンレス継手

DR001550

DR000690

定￥ 11,100

DR001540

壁固価格（税抜き）

全製品

真 空 ポ ン プ オ イ ル
用様

ホース口

DR001520

ャ仕DRV220DE･320DE･422DE

バリデーションポート※（測 定 用 セ ン サ ー 別）架（キ適応製品

DR001500

全製品

DR001610

DRV220DD･220DE･320DD･320DE

DR001630

DRV422DD･422DE※ ご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。

￥ 8,200
耐荷重15kg/枚￥ 10,300￥ 13,800￥ 9,200 /m￥ 13,300

1.8L￥ 3,500――――￥ 7,400――――￥ 3,200￥ 7,000

コールドトラップ DRT150FB・250FB・180FA・280FA
COLD TRAP

トラップ温度のデジタル表示など、豊富な新機能を搭載。
特長●D RT150FB、250FBは、使用冷媒に温室効果の小さい低GWP冷媒を採用しました。
●ト ラップ温度を表示しますので、真空ポンプの運転開始のタイミングがわかり、真空乾燥器や凍結乾燥器などの装置庫内水分の吸引を防止します。
●ト ラップ槽内は、缶体冷却方式を採用し、トラップ液の排出がしやすく、槽内の洗浄が容易です。
●真 空ホース固定金具を標準装備しているため、ホース荷重や配管によるストレスがなく、配管接続がコンパクトにまとめられます。
●除 湿容量4L、最低到達温度-80℃のDRT280FAは、大型エバポレーターや真空乾燥器などとの接続に威力を発揮します。
DRT250FB

DRT150FB

■仕様型

性能※1式

構成規格

トラップ冷却温度（℃）※2
ト ラ ッ プ 除 湿 容 量（L）
使 用 周 囲 温 度
冷凍機
冷媒
内装
安全装
置
ト ラ ッ プ 内 寸 法（㎜）
外形寸法（㎜）
ト ラ ッ プ 内 容 積（約L）
真 空 ホ ー ス 接 続 口（㎜）※3
バ キ ュ ー ム 口（㎜）※3電源（50㎐/60㎐）
質量（約㎏）

DRT150FB

DRT250FB－45最大1（水系）

DRT180FA－50最大4（水系）－80

最大1（水系）

DRT280FA
最大4（水系）

5℃～35℃
空冷式450W

空冷式
HFC650W

R452A

空冷式 450W×2
HFC 一元側R404A

空冷式 450W×2
二元側 R23SUS
自己診断機能（温度センサー断線）、冷凍機過負荷防止装置、冷凍機高圧スイッチ、過電流・漏電ブレーカー
φ153×Ｈ225
φ200×Ｈ310
φ153×Ｈ225
φ200×Ｈ310
W300×D350×H838
W340×D370×H835
W330×D470×H838
W340×D520×H835
3.99.1
3.99.1価格（税抜き）外径17.3外径21.7外径17.3外径21.7AC100V 7A
33

AC100V 10A
42

AC100V 13A
60

AC100V 15A
65￥387,000￥518,000￥621,000￥748,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 トラップ槽内の壁の温度です。
※3 別売品のふたの真空ホース接続口、バキューム口の外径です。
● 本体には、ふたが付属しておりません。用途に適したふた、ガラスコンデンサーを別途ご購入ください。

■別売品
型式 適応製品 ふた材質 ホース口（㎜） 付属品

DR002070
ノズル付透明ふたDRT150FB
DRT180FA

DR002080

DRT250FB
DRT280FA

DR002090

DRT150FB
DRT180FA

DR002100

DRT250FB
DRT280FA

ノズル付ふた￥ 47,700

外径17.3
透明アクリル価格（税抜き）ふた押え金具￥104,000

外径21.7200

名1,000※品■設置図（単位：㎜）

DRT180 FA
COLD TRAPⓇ￥ 27,700

外径17.3―――外径21.7

ふた押え金具 ￥105,000

SUS

Alarm

PVSV

Refrigerator℃

DefrostVac. pump Vacuum
PumpDefrost

Set / Clear

Run / Stop

Trap Monitor

2002001,000● 仕様については、ご照会ください。

DRTシリーズ※ 取り付ける付属品により寸法が異なります（最高1,000㎜）。

コールドトラップ用別売品
ACCESSORY FOR COLD TRAP

■ガラスコンデンサー●低 温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、－100℃の環境下にも耐えられます。
●標 準型、大容量型、低沸点有機溶媒用の3種類をラインナップし、用途に合わせて選択可能です。
●低沸点有機溶媒用ガラスコンデンサーは、ベーパー（蒸気）がはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触面積が大きくなり、回収率がアップします。

DR002010■仕DR002020

DR002030

様品

名型式

適応製品

ガ ラ ス コ ン デ ン サ ー（把 手 付 き）

DR002010

DRT150FB
DRT180FA

トラップ除湿容量（mL） ホース口（㎜）

外形寸法（㎜）価格（税抜き）500

外径10外径80×H332￥38,300

大 容 量 ガ ラ ス コ ン デ ン サ ー

DR002020

DRT250FB
DRT280FA

1,800

外径13

外径150×H375￥76,700

低沸点溶媒用ガラスコンデンサー（把手付き）

DR002030

DRT150FB
DRT180FA

外径80×H340500

外径10￥38,300

ガ ラ ス コ ン デ ン サ ー セ ッ ト※

DR002040

大容量ガラスコンデンサーセット

DR002050

DRT250FB
DRT280FA

1,800

外径13

低沸点溶媒用ガラスコンデンサーセット

DR002060

DRT150FB
DRT180FA

500

外径10

￥60,200￥98,500――￥60,200※ ガラスコンデンサーセットの構成は、ガラスコンデンサー、ポール、クランプ、ムッフ、塩ビ製槽ふたとなります。

■水系のベーパートラップ
ノズル付きふたをして、減圧によって生じた水系のベーパーは、冷却コイルや缶体内壁で凝縮され捕集されます。
水系ベーパー

真空ポンプへ

●水系のベーパー（蒸気）のトラップに使用する場合は、ノズル付ふたを、有機溶媒系のベーパーのトラップに使用する場合は、ガラスコンデンサーをご使用ください。
●ガラスコンデンサーは、低沸点溶媒用として冷却能力に重点を置いたものと、トラップ容量に重点を置いたものをご用意しました。

ドレイン
トラップ槽
（SUS）
気槽
水系のベーパーを直接トラップし、真空ポンプへの混入を防ぎます。

■酸・有機溶媒系のベーパートラップ■低沸点有機溶媒系のベーパートラップ

トラップ槽にエタノールなどの不凍液を入れて、ガラスコンデンサーを冷却、減圧によって生じた酸系や溶媒系のベーパーが、コンデンサー内壁で凝縮されて捕集されます。

トラップ槽にエタノールなどの不凍液を入れて、ガラスコンデンサーを冷却、減圧によって生じた低沸点有機溶媒系のベーパーが、コンデンサー内で凝縮されて捕集されます。
真空ポンプへ真空ポンプへ

トラップ槽
（SUS）
液槽
酸系や有機溶媒系ベーパーをガラスコンデンサー内にトラップし、真空ポンプへの混入を防ぎます。

酸・有機溶媒系ベーパー

低沸点有機溶媒系ベーパー

ドレイントラップ槽（SUS）
液槽
低沸点有機溶媒系ベーパーをガラスコンデンサー内にトラップし、真空ポンプへの混入を防ぎます。

ドレイン

真空ポンプVACUUM PUMP

空冷式ドライ真空ポンプ
Neo Dryシリーズ

樫山工業株式会社

ロングライフを実現し、トータルコストの低減を追求した空冷式ドライ真空ポンプ。
特長●ポンピング部に接触部がないため、長期の使用による性能劣化がありません。
●空冷方式を採用。冷却水が不要ですので設置場所を選びません。
●ガ ス バ ラ ス ト 機 構 の 採 用 に よ り、水 蒸 気 お よ び 溶 剤 排 気 が 可 能です。
●排気口位置の選択が可能です。

■仕様

最排仕様／型式
大到
電気達源

電速度（L/ｍｉｎ）※１

圧力（Pa）※１

Neo Dry Series

NeoDry15E

NeoDry30E

NeoDry36E

NeoDry60E

250500600

1,000

1.0
AC100V～120V 単相AC200V～240V 単相AC200V～240V 三相圧（50Ｈｚ/60Ｈｚ）※2

AC200V～240V 三相

大気導入 or N2導入

ガ ス バ ラ ス ト 機 構 ※3最 大 水 蒸 気 処 理 量（g/h）※4250350600

騒≦56≦58≦60

音値（dB［A］）※5

質23255456￥748,000￥1,045,000￥1,166,000￥1,540,000

量（kg）

価格（税抜き）※1 ガスバラスト機構未使用時の数値です。
※３ 凝縮性ガス排気時のオプション仕様となります。
※５ 吸気口全閉時の値です。  ※２  ※４

本電源以外のご要望につきましては、別途ご相談ください。
ガスバラストバルブ（オプション仕様）開時の最大処理量です。

直結型油回転真空ポンプ
ラムダ＜P＞シリーズ

佐藤真空株式会社特長●大型油面計・脱着式ハッチ・オイルドレインコックを採用した新シリーズです。

■仕様型

排P165D（モーターカバーは、付属しておりません）

式気P65D量

到
達圧
力 ※1型
式・段数
モ ータ ー（W）
吸気口
使用
油量（L）
外形
寸法（㎜）
質 量（オ イ ル 含 む）
（約 ㎏）

価 格 AC100V単相（税抜き） AC200V単相

65L/min（50㎐）
80L/min（60㎐）

200
1.5
W466×D134×H247
26￥218,000──P100D

ラムダ＜P＞シリーズ

100L/min（50㎐）
120L/min（60㎐）

6.7×10－1Pa
回転翼型・2段

1.8
W495×D165×H311
28￥240,000￥248,000

NW25※1 到達圧力は、ピランゲージで測定した数値です。
電源プラグ、ケーブルは、付属しておりません。
● 油面計は、アクリル製です。有機溶剤などをポンプに吸引する場合は、ガラス製に変更可能ですので、ご照会ください。

P135D

135L/min（50㎐）
160L/min（60㎐）

P165D

165L/min（50㎐）
200L/min（60㎐）

400￥248,000￥256,000

2.0
W520×D165×H311
30￥254,000￥262,000真空定温乾燥器 DRVシリーズ 接続例■接続例 １■接続例 ２真空定温乾燥器
DRV320DD
架台
DR001540
コールドトラップ
DRT150FB
ノズル付透明ふたDR002070
真空ポンプ
P100D
配管
DR001380（真空ホース内径18㎜）
吸気口変換アダプター（2個）
DR001590（外径23㎜→内径12㎜）
継手
アルミクランプALR-25（NW25用）
センタリングALO-25B（NW25用）
真空ホース継手ALK-2225A（NW25→外径22㎜）

真空定温乾燥器
DRV320DE
真空ポンプ
NeoDry15E
配管
フレキシブル配管
継手
アルミクランプALR-25（NW25用）
センタリングALO-25B（NW25用）

DRV320DE＋真空ポンプNeoDry15E

DRV320DD＋DR001540＋DRT150FB＋真空ポンプP100D● これらはすべて接続例です。  すべてフェルール接続（NW）での配管接続を希望される場合は、ご照会ください。

■仕様品

名型式

ア ル ミ ク ラ ン プ

ALR-25セグ

ALO-25B

真 空 ホ ー ス 継 手

ALK-2225Aン

タリン

フ レ キ シ ブ ル 配 管

仕様

NW25
NW25

ステンレスキャリア

NW25 → 外径22㎜

25A250接続形状：NW25

全長： 250㎜

25A500接続形状：NW25

全長： 500㎜

25A750接続形状：NW25

全長： 750㎜

25A1000

接続形状：NW25

全長：1,000㎜

材

質価格（税抜き）

アルミニウム￥ 2,300

FPM／ステンレスキャリア￥ 2,000

SUS304￥ 6,600￥14,000

SUS304￥15,000￥16,000￥17,000真空定温乾燥器 DRVシリーズ 接続例
ACCESSORY FOR VACUUM DRYING OVEN

■接続例 ３■接続例 ４真空定温乾燥器
DRV320DD
架台
DR001540
コールドトラップ
DRT150FB
ガラスコンデンサーセット
DR002040
真空ポンプ
P100D
配管
DR001380（真空ホース内径18㎜）
吸気口変換アダプター（2個）
DR001570（外径23㎜→内径6㎜）
継手
アルミクランプALR-25（NW25用）
センタリングALO-25B（NW25用）
真空ホース継手ALK-2225A（NW25→外径22㎜）

真空定温乾燥器
DRV320DD
架台
DR001540
真空ポンプ
P100D
配管
DR001380（真空ホース内径18㎜）
継手
アルミクランプALR-25（NW25用）
センタリングALO-25B（NW25用）
真空ホース継手ALK-2225A（NW25→外径22㎜）

DRV320DD＋DR001540＋DRT150FB＋真空ポンプP100D

DRV320DD＋DR001540＋真空ポンプP100D● これらはすべて接続例です。  すべてフェルール接続（NW）での配管接続を希望される場合は、ご照会ください。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-08-24040