Product Information●医用無線機器

医用ワイヤレスシステム
モダリティ（医用画像診断装置）周辺機器のケーブルレス化を実現するワイヤレスソリューションとして、各種医用ワイヤレスシステムを提案いたします。

概要

本システムを使用することにより、ケーブル接続の課題を解消します。
● 面倒なケーブルマネジメントが不要です。
● 配線が無いので床上がスッキリし、つまずく危険がありません。
● 機器間のケーブルやコネクタの故障がゼロになります。
● モダリティは機動性が向上します。
更に、安全規格上の絶縁対応が不要となり、スリム化が実現できます。

ケーブル接続の課題
ケーブルマネジメントが面倒

移動が面倒、安全規格上の絶縁が必要

モダリティ

ワイヤレスソリューション
ケーブルマネジメントが不要

サブモニター

モダリティ

機動性向上
絶縁不要
スリム化の実現

小型化、省スペース化で周辺機器を置けない

UHT-114
ワイヤレス カラープリンタ
プリントシステム

UHT-116
ワイヤレス
フットスイッチシステム

カラープリンタ

白黒プリンタケーブルは邪魔、つまずく
緊急な移動でケーブル・コネクタが破損 ⇒ 故障

フットスイッチ

UHT-113
ワイヤレスディスプレイ
システム

UHT-115
ワイヤレステレメトリ
システム

課題解消

心電用ケーブル

サブモニター

床上配線がなくスッキリ、ケーブル関連の故障ゼロ

システム概要● 各種ワイヤレスシステム（ディスプレイ、プリンタ、テレメトリ、フットスイッチ）の構築が可能● システム毎に最適で高信頼な無線方式を採用（UWB, 2.4GHz帯 BLE, 2.4GHz 帯SRD）● 医用電気機器の安全規格に対応（IEC 60601-1 基礎安全、IEC 60601-1-2 電磁妨害）● 日本、北米、欧州の無線法規制に適合、BLE機器のBluetooth SIG認証取得

無線法規制対応免許不要で世界的に利用可能な2.4GHz帯無線とUWB無線
北米

欧州：CEマーキング
無線機器指令適合宣言
ETSI規格適合

カナダ：IC認可取得
RSS規格適合米国：FCC認可取得
FCC規格適合日本：工事設計認証取得
ARIB規格適合

Bluetooth SIG 認証取得

（BLE機器：DTF-251, DTF-255）

他諸外国対応可能※（ETSI規格, FCC規格ベース）※UWBは、一部の国で利用できません。

■システム構成

UHT-113 ワイヤレスディスプレイシステム
モダリティ

DTG-108 UWB無線機（ディスプレイ用、ケース色：ホワイト）
DTG-113 ワイヤレスディスプレイアダプタ

DTG-113

DTG-108■主な仕様

周 波 数 帯：6.336GHz〜8.448GHz（Band #7〜10）欧州
7.392GHz〜8.976GHz（Band #9〜11）日本、北米
送 信 出 力：−41.3dBm/MHz以下 ＊パワーが小さく院内に最適
通 信 方 式：UWB, MB-OFDM, Wireless USB
伝 送 速 度：53.3Mbps〜480Mbps（使用環境により変化）
通 信 距 離：見通し約10m（使用環境により短縮）（ペアリング不要）
無 線 接 続：オートリンク
表 示 仕 様：最大1920 × 1080（フルHD）
電 源 入 力：DC 5V/0.5A
U S B I F：Hi-Speed USB（DTG-108）
ビ デ オ I F：DVI-IまたはDVI-D（DTG-113）
使 用 制 限：屋外使用禁止

UWB無線
オートリンクサブモニター●特長
ペアリング不要なオートリンク機能により、移動先で簡単にサブモニターに無線接続できます。
●利用シーン
DisplayLink社
ベットサイド診断等でサブモニターへ伝送できます。
USBグラフィック
移動式モニターの配置変更が容易です。
ソフトをインストール■システム構成

UHT-114 ワイヤレスプリントシステム

DTG-108 UWB無線機（プリンタ用、ケース色：グレー）
DTG-114 ワイヤレスプリンタアダプタ
SONY製メディカル用プリンタに適合

モダリティ
DTG-114

DTG-108

プリンタ用
ドライバーソフトをインストール■主な仕様

周 波 数 帯：6.336GHz〜8.448GHz（Band #7〜10）欧州
7.392GHz〜8.976GHz（Band #9〜11）日本、北米
送 信 出 力：−41.3dBm/MHz以下 ＊パワーが小さく院内に最適
通 信 方 式：UWB, MB-OFDM, Wireless USB
伝 送 速 度：53.3Mbps〜480Mbps（使用環境により変化）
通 信 距 離：見通し約10 m（使用環境により短縮）（ペアリング不要）
無 線 接 続：オートリンク
電 源 入 力：DC 5V/0.5A
U S B 0 I F：Hi-Speed USB（DTG-108, DTG-114）
使 用 制 限：屋外使用禁止

UWB無線
オートリンク●特長
ペアリング不要なオートリンク機能により、移動先で簡単にプリンタに無線接続できます。
●利用シーン
モダリティ本体と別に設置のプリンタを容易に利用できます。

■システム構成

UHT-115 ワイヤレステレメトリシステム

DTF-251 テレメトリ送信機
DTF-255 ワイヤレスベースユニット

モダリティ■無線システム仕様

2.4GHz帯BLE

周 波 数 帯：2400MHz〜2483.5MHz
通 信 方 式：BLE（Bluetooth Ver. 4.2 Single mode）
通 信 距 離：見通し約10 m（使用環境により短縮）

DTF-251■DTF-251テレメトリ送信機仕様

DTF-255●特長
生体信号をセンシングし、リアルタイムに伝送します。
●利用シーン
四肢誘導（Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ）心電波形を伝送できます。
超音波エコーと心電波形同期表示、ベットサイドモニ
タリング等

主 な 機 能：DTF-251の受信と生体信号の出力
信 号 出 力：RS-422/485 シリアル出力
ホ ス ト I F：USB 2.0 タイプB
電 源 入 力：DC 5V/0.5A（USBバスパワー）
DTF-253 ワイヤレスフットスイッチ
DTF-255 ワイヤレスベースユニット

モダリティ

2.4GHz帯SRD■DTF-255ワイヤレスベースユニット仕様（DTF-251用途）※■システム構成

UHT-116 ワイヤレスフットスイッチシステム

DTF-253

信 号 入 力：アナログ4CH, 14mVp-p max.
漏 れ 電 流：100uA以内
信 号 処 理：16bit ADC, 500Hzサンプリング
電池：リチウムイオン充電池
保 護 等 級：IP33（2.5mm以上の固形物と降水の保護）■無線システム仕様

周 波 数 帯：2400MHz〜2483.5MHz
通 信 方 式：１対１ 単信通信
自動再送信、CH変更干 渉 軽 減：独自方式（ACK返送、通 信 距 離：見通し約10m（使用環境により短縮）
応 答 時 間：20ms以下（スイッチ検知・送信〜受信出力）

DTF-255■DTF-253ワイヤレスフットスイッチ仕様●特長
独自な2.4GHz帯通信方式（干渉軽減機能等）
により、ロバストネスな高速伝送ができます。
●利用シーン
両手を使う医療現場の機器操作に最適です。
IP38対応により手術室で使用できます。

主 な 機 能：左右各フットスイッチON時及びOFF時に送信
電池：リチウム一次電池
保 護 等 級：IP38（2.5mm以上の固形物と水深1m・1hの保護）■DTF-255ワイヤレスベースユニット仕様（DTF-253用途）※
主 な 機 能：DTF-253の受信とフットスイッチON/OFF状態出力
信 号 出 力：トランジスタオープンコレクタ
ホ ス ト I F：USB 2.0 タイプB
電 源 入 力：DC 5V/0.5A（USBバスパワー）※DTF-255 ワイヤレスベースユニットは、2.4GHz帯BLE（DTF-251との通信機能）とSRD（DTF-253との通信機能）が有り、同時に通信できます。
また、USB HUB機能により、DTG-108 UWB無線機（プリンタ用）を最大2台実装できます。
UWB: Ultra Wide Band, BLE: Bluetooth Low Energy, SRD: Short Range Device, Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●お問い合わせURL http://www.ujrc.co.jp
本社
東京営業所

２０1806〒386-8606 長野県上田市踏入2-10-19 TEL 0268-26-2112〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-26-13 Daiwa荻窪ビル5F
無線通信ビジネスユニット 無線通信営業部 情報通信営業課 TEL 03-5397-6511

FAX 03-5397-6513※記載内容は、予告なく変更する場合が有りますのでご了承ください。