フラクションコレクターCHFシリーズ
FRACTION COLLECTORCHF122SC

CHF100AA

アドバンテック東洋株式会社

フラクションコレクター CHF122SCFRACTION COLLECTOR

幅広い用途に対応でき、拡張性にも優れた高機能タイプ（RoHS指令対応製品）。
特長●前後（Y）、左右（X）方向に動くノズルにより、設定条件に従い下部の複数容器に液体を自動的に分画注入できます。
●オ ープンカラムからHPLCまでのすべての液体クロマトグラフに対応します。
●分 画ノズルが高精度で高速移動します。隣接試験管移動時間は0.1秒です［左奥→右奥]⇒手前の行へ移動［右→左]⇒・・・。
●多 彩な分画モードが搭載されていますので、最適な方法で必要な液量を分画できます。
●不 要部分はドレインに排出し、試験管を汚さず、効率的に利用できます。
●多くの別売品が用意され、拡張性に優れています。

■対応分画モード

CHF122SC■操作パネル、表示器

多彩な分画モードを搭載。

操作しやすい大型液晶表示器。	シ ン プ ル モ ード（タ イ ム、ド ロ ップ、ボ リ ューム、シ グ ナ ル）、 	◦40桁×8行のグラフィックタイプ大型液晶表示器を採用してピークモード、ウィンドーモード、マニュアルモード、サンプリングおり、全体把握が容易です。
モードを搭載していますので、最適な方法で必要な液量を分画 	◦9つの操作キーにより、各環境設定、動作設定が容易に行えできます。
ます。

■対応分画容器
多種多様な分画容器に対応。	◦標 準 試 験 管 ラ ック で は、外 径12㎜ か ら18.1㎜、長 さ105㎜から180㎜の試験管が最大120本まで使用可能です。	◦別 売品のラックやアダプターを使用することで、バイアル瓶や96穴マイクロプレート、エッペンドルフチューブも使用可能です。	◦別 売品の多量分取ユニットを使用することで、大容量の容器に分画することも可能です。	昇降ダイヤルにより、容易にノズルの上下位置調節が可能で、長さ105㎜から180㎜の試験管に対応可能です。

簡単なノズルの上下位置調節

大型液晶表示器と操作キー■クロマト信号のグラフ表示例■ノズルの上下機構●●●

昇降ダイヤル◦分画結果の表示や、ピークモード、ウィンドーモード、マニュアルモードではクロマト信号のグラフ表示が可能です。
◦500イベントまでの分画結果を表示します。
◦グラフを見ながら、マニュアル分画を行うことができます。

フラクションコレクター CHF122SCFRACTION COLLECTOR

■仕様型

式

CHF122SC
タイム
ドロップ
ボリューム
シグナル

分画方式および設定範囲
性
能分

画

試

験

作

ウ

ェ

ノズ

使用

周対

応

分

動
管イル

方式

本

数

120本

時

間

Max.999分0秒

時

間0.1秒（隣接試験管移動時間）

温度

2℃〜40℃（ただし結露しないこと）

ト
移

動
囲

画

Max.99分59秒
Max.9,999カウント
Max.999.9mL
Max.9,999カウント

容

シンプル、ピーク、ウィンドー、マニュアル、サンプリング

示

モード、ユーティリティー、選択メニュー、条件設定、作動状況、分画結果

表

成試験管（外径12㎜〜外径18.1㎜×L105㎜〜L180㎜）、任意ボトル、バイアル瓶、マイクロプレート、エッペンドルフチューブ

構器 ※ク ロ マ ト 信 号 入 力

10mV FSまたは1V FS
ピークレベル（Max.100%）
ピークスロープ（Max.99.99mV/minまたは9.999V/min）

外 部 入 出 力 信 号 用 端 子

入 力：スタート、エンド、カウント
出 力：イベントマーカー（接点信号、2回路）
入出力：RS-232C

規外法

W286㎜×D387㎜×H335㎜

格

電源

AC100V、115V、240V 50㎐/60㎐ 0.23A

質量

約7㎏

品

試験管ラック1個、ドレイン1個、ダストカバー1枚、サンプルチューブ（PTFE、内径1㎜×外径2㎜、1m）
1本、ドレインチューブ（シリコーン、内径5㎜×外径8㎜、0.5m）1本、I/Oターミナルコネクター1個、電源コード1本形付寸属価格（税抜き）￥408,000※ 分画容器は付属しておりません。

■ノズル先端部■材	ドロップをカウントするセンサーが働くように、チューブを3㎜から5㎜突き出して固定します。

質本 体 外 装 は 難 燃 性 のABS樹 脂、試 験 管 ラ ック お よ び ド レ イ ン は耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂を採用しています。

3㎜〜5㎜

■別売品品

■用途例名型式

試 験 管 ラ ッ ク

CH000670

ドンCH000680

ダ ス ト カ バ ーCH000691

標準ラック用ホルダー

CH000720●レイ価格（税抜き）￥ 33,100
ポリプロピレン樹脂￥ 3,400
塩化ビニル樹脂￥ 7,800
30個￥ 1,200

試験管ラックに試験管は付属しておりません。

仕様	オープンカラムやHPLCなど、各種液体クロマトグラフの分離成分の分画や、ポンプなどを接続しての液体の分配、一定時間ごとのサンプリングなどに使います。

分画確認ソフト CH000860

クロマトグラムの確認が容易。
特長●試 験管に分画された液がクロマトグラムのどのピークのものか確認できます。
●パソコンからピーク検出方法や分画方法が設定できます。
●分画結果の確認、印刷が容易です。

■仕様型式CH000860

対応O
S
適応製品
分 画 モ ー ド
対 応 ラ ッ ク
付属品

価格（税抜き）Windows®XP/Vista/7/8/10/11対応
CHF122SC
ピークモード、ウィンドーモード
120本仕様（試験管ラック、バイアル16.5㎜ラック、エッペンドルフチューブアダプター）
CHF122SC用ROM、
RS-232C接続コード ※CHF122SC＋パソコン■システム構成例
液体クロマトグラフ装置￥221,000

クロマト信号※ RS-232C／USB変換ケーブルは付属しておりません。

■分画設定

CHF122SC

スタート信号

パソコンによりピーク検出方法や分画方法を設定。

RS-232C

送液チューブピークモード、ウィンドーモードがパソコンより設定できます。

ピーク検出・
分画方法
クロマト信号・
分画情報■分画データクロマトグラムと試験管分画状態を表示。

■分画結果
分画結果の確認が容易。	どの試験管にどのピークが分画されたか、あるいはモニター分画されたか、また分画開始時間および分画時間を確認可能です。

[ネクスト]ウィンドー（右図）で[ピークNo.]が選択されていると、該当項目が緑色で塗り潰されます。
スクロールバーを上下移動させると、表示範囲外のデータを表示することができます。

◦選択された［ピークNo．］を表示します。
◦グ ラフ上部の帯部分の［ピークNo．］にマウスポインターを置き、クリックすると選択することができます。
◦選択された［ピークNo．
］に該当するクロマトグラム領域およびそのピークが分画された試験管、［分画結果］ウィンドー（左図）
内の該当項目が緑色で塗り潰されます。

スクロールバーを上下移動させると、表示範囲外の試験管の分画状態を表示することができます。

フラクションコレクター／モードの説明

独自の分画機能を豊富に搭載。

■絶対値設定例10mV（100％）■モードの説明

（2）

（3）

（4）

●シンプルモード	タイム（時間）、ドロップ（滴数）、ボリューム（容量）、シグナル（外部信号）で分画します。

●ピークモード	ピ ーク 判 別 さ れ た ピ ーク の う ち、最 大10ピ ーク ま で を 指 定 し て 分 画できます。	ピークの判別は、絶対値と傾きの組合せ（CHF122SC）で行います。

［絶対値設定例］	絶対値設定は100％を最大として、任意の％で設定できます。	設定した絶対値以上のピークが分画されます。

（8）

（6）

25％

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

■傾き設定例（2） （3）

（5）
（4）

（1）

（7） （8）（6）
絶対値mV

傾き［傾き設定例］	右図｢傾き設定例｣のようにベースラインドリフトがある場合、絶対値設定ではピーク（1）、ピーク（2）（3）、ピーク（4）から（8）の3分画になりますが、傾き設定では（1）から（8）のピークを8分画することができます。

（7）

（5）

（1）

TIME

■ウィンドーモード設定例●ウィンドーモード

ウィンドー1	ウィンドー（時間帯）
を設定し、ウィンドー内でピークの判別を行い、ピークのみの分画も可能です。
設定により、ピーク以外を試験管に分画することもできます。

ウィンドー2［ウィンドーモード設定例］	ウィンドー1は、11分後にスタート、17分後にエンド時間を設定し、この6分間の時間帯で3本の試験管に分画する設定です。	ウィンドー2は、32分後から46分後までの14分間に、7本の試験管に分画する設定です。
0［ウィンドー＋ピークモード設定例］	17分後にウィンドーモードをスタートし、ピークAの立ち上りから終端までを分画します。	再びピークBの立ち上りから終端までを分画します。	それ以外の部分は、ドレインに流します（ドレインに流さずに分画する設定も可能です）。

1020

ドレイン

3040

ドレイン50ドレイン

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10試験管No.

■ウィンドー＋ピークモード設定例
ウィンドー●マニュアルモード	クロマトグラムよりピークの出現を確認して、キー操作により手動で分画します。

B●サンプリングモードA	一定時間間隔で一定時間だけ分画します。同一試験管に繰返し分画することも設定でき、品質管理用途などに便利です。
0102030

ドレイン

40
ドレイン

123 4 5

試験管No.

50

フラクションコレクター CHF122SC 専用別売品
ACCESSORY FOR FRACTION COLLECTOR CHF122SC■各種ラックおよびエッペンドルフチューブアダプター
ラックおよびアダプター名型

96 穴 4 枚 マ イ ク ロ プ レ ー ト ラ ッ ク ※
バイアル
27.5㎜
ラック※
バ
イ
アル
16.5㎜
ラック※
試験管ラック（ホルダーなし）外径15㎜以上専用 ※試験管ラック（外径12㎜ホルダー）外径12㎜専用 ※エッペンドルフチューブアダプター ※式

適CH000754
CH000760
CH000770
CH000780
CH000790
CH000800

合容器

96穴マイクロプレート
外径27.5㎜×H57㎜シンチレーションバイアル
外径16.5㎜×H54㎜シンチレーションバイアル
外径15㎜〜外径18.1㎜×L105㎜〜L180㎜試験管
外径12㎜×L105㎜〜L180㎜試験管
1.5mL 外径11㎜×H40㎜エッペンドルフチューブ

最大架数
4枚56本

120本

価格（税抜き）¥ 72,500¥ 69,300¥ 28,700¥ 37,500¥ 69,300※ 各種ラックおよびエッペンドルフチューブアダプターには、96穴マイクロプレート、シンチレーションバイアル、試験管、エッペンドルフチューブは付属しておりません。

CH000754＋96穴マイクロプレート

CH000760＋シンチレーションバイアル

CH000780＋試験管

CH000800＋エッペンドルフチューブ■ラック用部品
ラック用部品名

12㎜

専用ラッホル

ク

中ダ型

式ーCH000730

板CH000740仕様

試験管ラック（外径12㎜ホルダー）外径12㎜専用の試験管ホルダー30個入試験管ラック（標準、外径15㎜以上専用、外径12㎜専用）の中に置くと、L35㎜〜L105㎜の試験管が使用できるようになります。

■接続コードパソコンとの接続コードです。
品

名R S - 2 3 2 C 接 続 コ ー ド型

式価格（税抜き）￥12,100CH000850■三方電磁弁	ノズル移動中に、サンプルが試験管外へ滴下するのを防止します。
また、付属のシールアダプターを使用することでストップバルブとしても活用できます。バルブ内に残った前のピークの一部が後の容器のピーク分画に混入することを防ぐ排液方法も、フラクションコレクターで設定できます。3WAYバルブ-Mは、少残留容量タイプで汚染を低減できます。

最接高残消●

品型

液

使用部留容
費名式圧力（kPa）
材質IN量（μL） NCNO
電力

価格（税抜き）3WAYバルブCH000700

3WAYバルブ-M
CH000710

300

CH000700

200PTFE2614667￥56,500

最大2.2VA￥58,900

3WAYバルブ-Mの流量は、3WAYバルブの約4割に減少します。

■冷却恒温ラック株式会社 サイニクス	アルミブロック恒温槽による温度調節機能により、サンプル温度を高い精度で安定に保ち、温度変化による変性を最小限に抑制します。
ご使用になる容器に合わせて製作いたします。容器の直径、全長、および容器挿入穴の深さなどをご確認の上、ご照会ください。
型式

恒温槽温度範囲
温度調節精度
温度分布精度温 度 調 節冷 却 装 置電源
質量価格（税抜き）●FCB-300

0℃～40℃（at 25℃）
±0.5℃～±1℃±1℃～±1.5℃
Pt100/デジタル表示PID制御
サーモモジュール 38W×6枚
AC100V 50㎐/60㎐ 3A
約11㎏

ご照会くださいご使用になる容器の外径、全長によっては、装置に取り付けられない物もございますので、事前にご照会ください。

CHF122SC＋FCB-300

価格（税抜き）¥ 1,200¥ 19,900

フラクションコレクター CHF100AA
FRACTION COLLECTOR

省スペースと実用性を実現したシンプルタイプ。
特長●省スペースと実用性を実現したシンプルタイプです。
●ドレイン液は、ラック内の捕集スペースに捕集します。
●ラックに傾斜があるので、視認性と操作性に優れています。
●別 売品のアダプターを使用することで、4mLバイアル瓶、96穴マイクロプレート、エッペンドルフチューブへの分画も可能です。

■仕様型式

CHF100AA

性タイム
ドロップ
ボリューム
シグナル

分画方式および設 定 範 囲Max.99分59秒
Max.999カウント
Max.99.9mL
Max.999カウント

能試 験 管 本 数

100本

分画本数設定1本～999本

ウェイト時間Max.99分59秒

ノズル移動時間

0.1秒（隣接試験管移動時間）

使用周囲温度2℃～40℃（ただし結露しないこと）

構

対応分画容器 ※試験管（外径12㎜～外径15㎜×L90㎜～L120㎜）、バイアル瓶、マイクロプレート、エッペンドルフチューブ

成表示

規法

W268㎜×D310㎜×H170㎜

格電源AC100V、115V、240V 50㎐/60㎐ 0.25A

質量約2.9㎏

品

試験管ラック1個、サンプルチューブ（PTFE、内径1㎜×外径2㎜、1m）1本、ドレインチューブ（シリコーン、内径5㎜×外径8㎜、0.5m）1本、I/Oターミナルコネクター1個、電源コード1本

付

属	ノズル移動中に、サンプルが試験管外へ滴下するのを防止します。

入力：スタート、カウント
出力：イベントマーカー（接点信号）

外寸■三方電磁弁作動状況、分画方式、時間、分画本数など

外 部 入 出 力
信 号 用 端 子形

CHF100AA＋試験管価格（税抜き）CH000011￥277,000※ 分画容器は付属しておりません。

■別売品
品

名型式

CH000540

価格（税抜き）￥ 33,100￥ 16,500￥ 45,200￥ 6,100￥ 6,700

試 験 管 ラ ッ ク（ポ リ プ ロ ピ レ ン 樹 脂）※1CH000020

ダス

3Wト
A

試

ババー

CH000030

ルブCH000011

験

異I

カY

径/ジO

接管 ※2CH000570

ョ

イン

ト

CH000260～CH000310

7頁をご参照ください。

続コー￥ 5,000￥ 59,900￥ 52,500￥ 33,100￥ 52,500

ドCH000080

I / O エ ク ス テ ン シ ョ ン ユ ニ ッ ト

CH000070

エ ッ ペ ン ド ル フ チ ュ ー ブ ア ダ プ タ ー ※1CH000320

96 穴 マ イ ク ロ プ レ ー ト ア ダ プ タ ー ※1CH000330４mL バ イ ア ル（外径15㎜×H45㎜）アダプター ※1CH000340

CH000320＋エッペンドルフチューブ※1 試
 験 管 ラ ック お よ び 各 種 ア ダ プ タ ーに は、試 験 管、エ ッペ ン ド ル フ チ ューブ、96穴 マ イ ク ロ
プレート、4mLバイアルは付属しておりません。
※2 試験管 CH000570、CH000540の仕様については、7頁をご参照ください。
CH000340＋4mLバイアル

CH000330＋96穴マイクロプレート

フラクションコレクター 別売品
ACCESSORY FOR FRACTION COLLECTOR■多量分取ユニット（CHF122SC専用）◦ファンネル（漏斗）にチューブを接続し、大容量の容器に分画するユニットです。
◦耐薬品性に優れたガラスファンネルと破損しにくい樹脂ファンネルを用意、架台も卓上型と移動可能なカート型を用意し、用途に合わせて4種の組合せからお選びいただけます。
◦ファンネルは最大90本まで分画可能です。
型式組合せCH000810

ガラスファンネル（10本）＋専用ラック（中板付）＋カート型架台

CH000820

ガラスファンネル（10本）＋専用ラック（中板付）＋卓上型架台

CH000830

樹脂ファンネル（30本×2個）＋専用ラック＋カート型架台

CH000840

樹脂ファンネル（30本×2個）＋専用ラック＋卓上型架台

価格
（税抜き）
￥108,000￥ 76,700￥108,000￥ 76,700● 多量分取ユニットには、フラクションコレクターおよびチューブ、分画容器は付属しておりません。

CH000130／CH000160■多量分取ユニット用部品（CHF122SC専用）
品

名型式

仕様

シリコーンチューブ

CH000140

内径7㎜×外径９㎜

PVC系チューブ

CH000180

P T F E チ ュ ー ブ

CH000190

ガラスファンネル

CH00013010本

樹脂ファンネル

CH000160

2個（30本/個）7m

内径6.35㎜×外径7.94㎜ 7.5m
内径8㎜×外径10㎜6m価格（税抜き）￥ 7,800￥ 4,500￥ 15,500￥ 11,100

CH000840■異径ジョイント◦オ ープンカラム（クロマト管など）とフラクションコレクターの接続に使用します。
◦接液部の材質はPTFEです。
型式寸法（㎜）
AB
C

CH000260
CH000270

3012CH000280

8CH000290
CH000300

34CH000310

17

接続部外径（㎜）価格（税抜き）カラム側 チューブ側
1.5￥10,000
26￥ 7,800
3￥ 6,100
1.5￥11,100
82￥10,000
3￥ 8,900● 接続部チューブ側に適合するチューブが1m付属しています。

CH000810■接続コード	インジェクター 、検出器、ポンプ、記録計などとの接続コードです（5本組 1セット）。
品名型I/O 接 続 コ ー ド式

CH000080

仕様1.5m5本価格（税抜き）￥5,000● インジェクター、検出器、ポンプ、記録計などとの接続部に、端子は付いておりません。

カラム側

BC

フラクションコレクター
チューブ側

■試験管型

式

CH000570

A
異径ジョイント仕様

外径12㎜×L105㎜

80本

CH000540

外径15㎜×L105㎜

120本

CH000550

外径17.5㎜×L130㎜ 100本価格（税抜き）￥6,100￥6,700￥8,300

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

301-K-01-24040