＊＊ 2023年 11月改訂（第8版）＊＊ 2013年10月改訂（第3版）
2022年 10月改訂（第7版）電子添文対応＊ 2012年 4月改訂（第2版）

体 外 診 断 用 医 薬 品
日本標準商品分類番号 877433＊ 製造販売届出番号 13A2X10073000002

この電子添文をよく読んでから使用してください。
この添付文書をよく読んでから使用してください。

血液検査用グルコースキット【警告】
1 . 実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には使用しないこと。［その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。］（【操作上の注意】の項参照）
・ キシロース吸収試験を実施中の患者・プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者【重要な基本的注意】
1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血す
ると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。
［アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。］
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあるため、静脈血等他の部位から採血した血液を用いて測定してください。
・脱水状態
・ショック状態・末梢循環障害4. 本品による測定結果が症状と一致しない場合は、新しい本品で測定をやり直し、それでも同じ測定結果が出るときはすぐに医師に相談し、そのまま使用しないでください。臨床的診断は担当の医師が臨床的な症状や他の検査結果とあわせ、総合的に判断してください。
5. 本品は、「グルテストミント」の専用センサーです。ほかの測定器では使用できません。
本品の取り扱いに際しましては、
必ずグルテスト
トミミンントの添付文書およびトの電子添文および6. 本品の取り扱いに際しましては、必ずグルテス取扱説明書も併せてお読みく取扱説明書も併せてお読みください。
ださい。

【全般的な注意】（4）
血漿浸透圧が350mOsm/L以上の場合、実際の血糖値より低値を示
パリンを除く抗凝固剤・解糖阻止剤を含む検体を測定した場合、測	ヘ（3）
すことがあります。
定値が異常値を示す場合があります。
＊（4）（5）
本品におけるグルコース測定において、以下に示す物質の各濃度閾値
	血漿浸透圧が350 mOsm/L 以上の場合、実際の血糖値より低値を示までほとんど影響を受けません｡
すことがあります。
（5）	本品におけるグルコース測定において、以下に示す物質の各濃度閾値までほとんど影響を受けません｡
濃度閾値
共存物質
共存物質濃度閾値
3 mg/dL
アスコルビン酸
アスコルビン酸
3 mg/dL
20 mg/dL
尿酸
尿酸
20 mg/dL
20 mg/dL
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
20 mg/dL
50 mg/dL
ビリルビン（遊離型・抱合型）
ビリルビン（遊離型・抱合型）50 mg/dL
50 mg/dL
イブプロフェン
イブプロフェン
50 mg/dL
50 mg/dL
サリチル酸
サリチル酸
50 mg/dL
600 mg/dL
コレステロール
コレステロール
600 mg/dL
1000 mg/dL
トリグリセリド
トリグリセリド
1000 mg/dL
60 mg/dL
クレアチニンクレアチニン60 mg/dL
200 mg/dL
マルトース
マルトース
200 mg/dL
200 mg/dL
ガラクトース
ガラクトース
200 mg/dL
700 mg/dL
イコデキストリン
イコデキストリン
700 mg/dL
7 mg/dL
L－ドーパ
L －ドーパ
7 mg/dL
7 mg/dL
メチルドーパメチルドーパ
7 mg/dL
13 mg/dL
ドーパミン
ドーパミン
13 mg/dL
0.5 mg/dL
テトラサイクリンテトラサイクリン
0.5 mg/dL
6トラザミドトラザミド
6 mg/dLmg/dL
100
トルブタミドトルブタミド100 mg/dLmg/dL
0ヘマトクリット
ヘマトクリット
0 %、20%、20 %%～～ 7070 %%
影響なし
酸素酸素
影響なし

3. 検体について
1. 本品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないでください。
2. 本書に記載の使用方法および使用目的以外での使用については、測定結（1）本品は、検体として全血または血漿をご使用ください。血清は使用しな果などを保証致しません。
いでください。
3. 次のようなときは、血糖値が急激に変化する可能性がありますので、（2）本品は、新鮮な検体を使用するように設計されています。採血後はすみ指先から採血をしてください。
やかに測定してください。すみやかに行われない場合、異常値を示す原因・運動の後など血糖値が急激に変化する可能性があるときとなります。
・発汗/冷や汗、浮揚感、震えなどの低血糖の症状があるとき（3）本品は、新生児血液での測定では、測定結果に影響を受ける場合があ・血糖低下状態において、すぐに低血糖かどうかを知る必要があるときります。
・かぜをひいたときなど、体調のすぐれないとき【用法・用量（操作方法）】※急激な血糖の変動が認められるとき、前腕の血糖変動は指先よりも ＊＊グルテストミントを用いた基本的な操作方法を以下に示します。
グルテストミントを用いた基本的な操作方法を以下に示します。
遅れる場合があるという報告があります。
詳しい操作方法については、グルテストミントの電子添文および取扱説明書
詳しい操作方法については、グルテストミントの添付文書および取扱説明書【形状・構造等（キットの構成）】
をお読みください。
をお読みください。
本品は1枚中に下記の成分を含有します。
注意 本品は、手を清潔にした状態または医療用手袋などを着用して取りフラビンアデニンジヌクレオチド-グルコースデヒドロゲナーゼ（FAD-GDH）……4 単位扱ってください。
9，10-フェナントレンキノン-2-スルホン酸ナトリウム塩……………………5.6 μg【使用目的】

全血または血漿中のグルコース濃度の測定【測定原理】

検体を本品の先端から吸引させると、本品中のフラビンアデニンジヌクレオチドグルコースデヒドロゲナーゼと血液中のグルコースが反応し、9，10-フェナント
レンキノン-2-スルホン酸ナトリウム塩（PQSA）が還元されて還元型PQSAを生成します。
この還元型PQSA量は、グルコース濃度に比例しており、電気化学的に酸化する
ことによって電流を生じ、これを測定したあと、得られた値をグルコース濃度に換算します。
ＦＡＤ-ＧＤＨ
β-Ｄ-グルコース＋PQSA
グルコン酸＋還元型PQSA
還元型PQSAPQSA＋ｅ-＊＊【操作上の注意】【操作上の注意】

1. 妨害物質・妨害薬剤
妨害物質・妨害薬剤
1.

LMQT00832.indd

1

ミントセンサーのアルミパックを開封口からはがし、指定のところまで開け、ミントセンサーをアルミパックから抜き取ります。
注意

ここまで開ける

以下のような取り扱いはしないでくださ
い。異常値を示したり、測定不能の原因となります。
（1）本品をよごれた手、またはぬれた手で取り扱う。
（2）本品を長時間、手の中で保持する。
（3）アルミパックを開封後、長時間放置する。

2. ミントセンサーの挿入

本品をグルテストミントのセンサー挿入口から、右図のようにおもて面を上にして奥までしっかり挿入します。ブザー音が鳴り、表示部が検体の点着待ちの画面になります。
注意 本品は正しく挿入してください。挿入が不十分な場合は測定不能の原因となります。
注意本品を裏向きに挿入した場合は表示部に警告画面が表示されてブザー音が鳴ります。正しい向きで挿入し直してください。

おもて面（1）	プラリドキシムヨウ化メチルにより、実際の血糖値より高値を示すことが（1）プラリ
ドキシムヨウ化メチルにより、実際の血糖値より高値を示すことがあります。
あります。
（2）	測定する検体にヨウ化物イオンを遊離するような物質が存在している
2. 測定値に影響を及ぼす因子
場合には、偽高値となる可能性があります。
キシロース吸収試験時（血中濃度8 mg/dL以上の場合）には実際の血2.（1）測定値に影響を及ぼす因子
糖値より高値を示します。
キシロース吸収試験時には使用しないでくだ（1）	キシロース吸収試験時（血中濃度8mg/dL以上の場合）には実際の血さい。
糖値より高値を示します。キシロース吸収試験時には使用しないでくだ（2）
高濃度アスコルビン酸療法中は、使用しないでください。
さい。
（3）
ヘパリンを除く抗凝固剤・解糖阻止剤を含む検体を測定した場合、
測（2）	高濃度アスコルビン酸療法中は、使用しないでください。
定値が異常値を示す場合があります。

1. アルミパックの開封

ミント
センサー

2023/07/20

10:07:57

3. 血液の吸引採血器具を使用し、血液を出します。
本品の先端を血液に接触させると、血液が吸引されて測定が開始されます。
表示部には測定結果が得られるまでの秒数が表示されます。
注意 血液を取り扱う場合は、感染防止のため医療用手袋などを着用してください。
注意

本品挿入後、3分以内に血液を点着しな
いとタイムアウトとなり、測定ができません。タイムアウトになった場合は、本品を排出し、再度、挿入してから血液を点着してください。

注意

血液の点着は、本品の先端から行います。本品表面に血液を滴下した場合は、異常値を示したり、測定不能の原因となります。

注意

血液は右図のように確実に吸引させてください。血液量が十分でない場合は表示部に「測定エラー」画面が表示されてブザー音が鳴ります。新しい本品で再測定してください。

注意

血液の継ぎ足しはしないでください。
異常値を示す原因となります。

注意

採血部位は洗浄して清潔に保ち、よく乾かしてから採血を行ってください。採血部位に汗・汚れ・水分が残っていると血液を吸引しなかったり、異常値を示す原因となります。

正しい血液の吸引量

2. その他の注意事項
血液の吸引量が少ない

4. 測定結果の表示

測定開始から7秒後に測定結果が表示されます。
血糖値が10 mg/dL未満のとき「10未満 mg/dL」
が、1000 mg/dLを超えたとき「1000超 mg/dL」が表示されます。血漿を用いて測定した場合、600 mg/dLを超えたとき「600超 mg/dL」が表示されます。
まれにヘマトクリットが低い全血で、血糖値が600mg/dLを超えたとき「600超 mg/dL」と表示されることがあります。
全血と血漿の判別は、自動的に行われます。

測定結果の表示（1）グルテストミントは15 ℃ ～ 40 ℃の室温で、結露していない状態で使用してください。結露は異常値、誤動作の原因となります。
グルテストミントを高湿度下に置いたとき、または急激に温度変化させたときに結露するおそれがあります。
（2）移動などにより測定する環境が変化した場合、使用場所に30分以上放置して、環境温度になじませてから測定を行ってください。
グルテストミントを移動した場合は温度差が大きい程なじむまでの時間が必要です。なじんでいない場合、温度補正が正常に行われず、異常値を示す原因となります。
（3）グルテストミントを長時間持ち続けないでください。手の温度が測定結果に影響を及ぼす場合があります。温度補正が正常に働かず、異常値を示す原因となります。
（4）テレビ、電子レンジ、携帯電話、低（高）周波治療器等、電磁波を発生する電子機器付近で測定しないでください。正しい測定結果が得られない可能性があります。

＊＊【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法

室温（1 ℃ ～ 30 ℃）にて保存してください。

【性能】
1. 性能

（1）測定範囲：［全血］10 mg/dL ～ 1000 mg/dL、［血漿］10 mg/dL ～ 600 mg/dL（2）感度・正確性・同時再現性：
低・中・高濃度の3種類の血液を用いて各36回測定した結果（平均値、S.D.、C.V.）と、GA-1151測定値（検定値）を示します。
検定値
平均値
Ｓ．
Ｄ．
Ｃ．
Ｖ．

（7）本品をグルテストミントのセンサー挿入口に差し込むときに、無理に力を入れて折り曲げたりしないでください。異常値を示したり、測定不能の原因となります。
（8）本品は使い捨てですので、再使用できません。測定済みおよび血液を少しでも吸引した本品を再使用すると、誤動作や正しい測定結果が得られない原因となります。
（9）使用後の本品は感染の危険性があるため、医療機関の所定の手順に従って、廃棄してください。
（10）採血部は感染の危険性があるため、採血後の処置を適切に行ってください。
（11）使用期限を過ぎた本品は使用しないでください。使用した場合、異常値を示す原因となります。使用期限は本品のアルミパックと包装箱に表示されています。
（12）本品および測定器具一式は、乳幼児の手に触れないところに保管し、飲み込まないように注意してください。
（13）本品は、本書に記載の貯蔵方法にしたがって保存してください。
それ以外での保存では異常値を示す原因となります。
特に、0 ℃以下での保存は絶対に避けてください。0 ℃以下で保存すると、試薬の凍結や室温へ戻した場合の融解により、異常値を示す原因となります。

試料Ⅰ
試料Ⅱ
試料Ⅲ
69 mg/dL
140 mg/d L
336 mg/d L
68．
8 mg/dL 139．
0 mg/d L 335．
4 mg/d L
1．
2 mg/d L
2．
3 mg/d L
5．
0 mg/d L
1．
7％
1．
6％
1．
5％

2. 相関性

グルテストミントと本品で指先採血および静脈採血による全血検体、静脈全血を遠心分離して得られた血漿成分を測定した場合と、同一人より採取した静脈全血を遠心分離して得られた血漿成分をGA-1151で測定した場合の相関係数および回帰式は以下のとおりとなりました。

2. 有効期間

製造後12ヶ月間
製造後15ヶ月間
使用期限は、アルミパックおよび包装箱に記載されています。

＊＊【包装単位】

アルミパック包装 50枚／1箱中【問い合わせ先】株式会社三和化学研究所 コンタクトセンター
0120-19-8130
受付時間：月 ～ 金 9：00 ～ 17：00（祝日は除く）
FAX 052-950-1305＊＊＊【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

GA-1151（x）対 グルテストミント（y）
Ｎ数
相関係数
回帰式
静脈全血270r＝0．
y＝0．
998
977x＋1．
507
静脈血漿270r＝0．
y＝0．
999991x－0．
159
指先全血270r＝0．
y＝0．
995
950x＋2．
966

3. 較正用の基準物質（標準物質）
NIST SRM917＊＊【使用上又は取扱い上の注意】

1. ミントセンサーについて（1）本品は「グルテストミント」のみに使用してください。
（2）アルミパックを開封するとき、力を入れて開けると本品が飛び出すことがありますので注意してください。
（3）本品をよごれた手、またはぬれた手で取り扱ったり、長時間手の中で保持しないでください。異常値を示したり、測定不能の原因となります。
（4）アルミパック開封後はすぐに使用してください。長時間放置すると異常値を示したり、測定不能の原因となります。
（5）本品は結露しないよう使用してください。本品を高湿度下に置いたとき、または急激に温度変化させたときに結露するおそれがあります。
結露すると異常値を示したり、測定不能の原因となります。
（6）本品は、手を清潔にした状態または医療用手袋などを着用して取り扱ってください。
LMQT00832-5
LMQT00832

LMQT00832.indd

22023/07/20

10:07:57