高純度蒸留水製造装置
高純度RFD260ND・362ND・363ND

1

AUTOMATIC WATER DISTILLATION APPARATUS

高純度蒸留水（A4）2イオン交換水（A4）

3

高純度イオン交換水（A4/ 別売品）

高純度の蒸留水を精製可能。
タンク容量30Lと100Lタイプをラインナップ。
特長● 高純度蒸留水精製機構を搭載（特許技術）。
蒸留水製造装置内で大気中の不純物を除去した清浄な空気を精製し、蒸留精製時に接触する空気を清浄な空気のみとすることで、大気中の不純物による水質低下を防止します。
● 大型液晶の可動型採水ユニットを搭載。
７インチタッチパネルと静電タッチダイヤルで高い視認性とスマート採水を実現。
採水ユニット部は、マグネット装着により、用途や設置場所に合わせた自由な位置で採水できます。

■ 仕 様型式

製

方精精RFD260ND

製

水蒸 留 水 精 製 速 度 (約 L/h)
蒸留水

採RFD362ND水速高純度蒸留水・イオン交換水（・高純度イオン交換水：別売品）
1.85度 ※1性 イ オ ン 交 換 水 採 水 速 度 ※1
能蒸 留 水 採 水 量 設 定 範 囲Max. ３ L/min ( 採水速度可変機能付 )約 0.5 L/min ～ 1 L/min
0.1 L ～ 30 L（0.1L 単位）
または 10mL ～ 9,990mL(10mL 単位 )イオン交換水採水量設定範囲
使用

周囲

温

0.1 L ～ 100 L（0.1L 単位）または 10mL ～ 9,990mL(10mL 単位 )0.1L ～ 100.0 L（0.1L 単位）

度

5℃～ 35℃

ボ イ ラ ー・ 冷 却 器
蒸 留 器 ヒ ー タ ー ･ 容 量
高純度蒸留水精製機構
原水フィ

ルタ

超硬質ガラスセラミックヒーター ・ 1.4 kW 1 本ー

前処理カートリッジフィルター 1 本
ワンタッチ接続式カートリッジ（混床式 4.2L）1 本

構 蒸留水・イオン交換水最終フィルター
成 タンク用エアベントフィルター
質留水貯水タンク

蒸留水貯水量表示

送水

外―圧力範

必寸電質

源

無電圧接点信号用
49kPa ～ 490kPa

2.32.6法（㎜） W600×D425( 採水ユニット含む 590)×H780

源 (50Hz/60Hz)
要〇

囲

原 水 必 要 水 量（約 L/min）※3形

ポリエチレン 100 L
数値（1L 刻み）およびバーグラフ表示

外 部 入 出 力 信 号 端 子
水機

デジタル表示（電気伝導率、比抵抗：温度自動補正式 25℃、温度）
ポリエチレン 30 L―

規 外格 電付

エアベントフィルター ( 活性炭、ソーダ石灰、PTFE メンブレンフィルター ) 1 個

構原部

中空糸フィルター（0.04㎛） 各 1 個

計 ※2

蒸セラミックヒーター ・ 1.5 kW 3 本

エアベントフィルター（活性炭、ソーダ石灰、PTFE メンブレンフィルター）1 個、エアチャンバー 2 個、エアポンプ 1 個

イオン交換樹脂カートリッジ

水設

備量（約㎏）
属価 格（税抜き）品

RFD363ND

イオン交換→蒸留→ ( イオン交換：別売品 ) →濾過法

AC100V 15A

W600 × D490( 採水ユニット含む 655) × H1,640
AC200V 単相 19A

AC100V 20A
47

AC200V 三相 11A

AC200V 単相 30A

AC200V 三相 ２0A
90

前処理カートリッジフィルター 1 本、イオン交換樹脂カートリッジ 1 本、中空糸フィルター 2 個、エアベントフィルター 2 個、元口 1 個、給水ホース ( 接続ユニット付、内径 9㎜×外径 17㎜、2m)1 本、中空糸フィルターキャップ 2 個、洗浄 / 採水用プラグ 2 個、カートリッジ接続ホース ( ワンタッチジョイント付き )1 本、採水チューブホルダー（240 ㎜、50 ㎜）各 1 個、スパナ 1 本、ダイヤル操作説明シール（IEW 採水シール /DSW 採水シール）各 1 枚¥654,000※1 採水ユニットを装置正面・左右中央、採水ユニットの天面と装置天面が水平になるよう取り付けた場合。
※2 水質計の単位は、μS/cm または MΩ･cm で切替えが可能です。
※3 装置が正常に作動するために必要な供給水量です。
電源プラグは付属していません。

¥1,001,000

ADVANTEC TOYO KAISHA, LTD.

■ 採水スタンド■ ステンレス採水台

RF002190■ 流し台

RF004100

RF004160■ 別売品品名
前処理カートリッジフィルター
イオン交換樹脂カートリッジ
高純度イオン交換水採水ユニット※1
高 純 度 イ オ ン 交 換 樹 脂 カ ート リ ッジ
採水ス
タン
ド採 水 ユ ニ ッ ト ア ー ム（ク ラ ン プ 型）
採 水 ユ ニ ッ ト ア ー ム（壁 固 定 型）

別置きタン

ク ※1※2

別 置 き タ ン ク フ ロ ー ト 接 続 端 子 ※1※2
タンク内殺菌用ＵＶランプユニット ※1
ＵＶラン
プエ ア ベ ン ト フ ィ ル タ ー
中 空 糸 フ ィ ル タ ー
中 空 糸 フ ィ ル タ ー キ ャ ッ プ
採 水 チ ュ ー ブ （1m）
採 水 チ ュ ー ブ （3m）
採 水 チ ュ ー ブ （5m）
外部
送水機
構 ※1
接続キットス テ ン レ ス 採 水 台
排 水 ポ ン プ ユ ニ ッ ト※1
架台

流二し水路

給水台
方式Ａ ※1

二 水 路 給 水 方 式 Ｃ ※1
1 P A 用 接 続 ユ ニ ッ ト
1 P A 用ス
タンド
落 下 防 止 ス ト ラ ッ プ
採 水 チ ュ ー ブ ホ ル ダ ー
リモートウォーターディスペンサー ※1
フットス

イッチ

型 式
RF000142
RF000134
RF004150
RF004190
RF000342
RF002190
RF002200
RF002210
RF003100
RF003110
RF003120
RF003130
RF003140
RF003150
RF004031
RF004040
RF004170
RF003170
RF003000
RF000220
RF000225
RF002110
RF002120
RF002130RF004051
RF004060
RF004100
RF004130RF004111
RF100171
RF004160
RF004200
RF004210
RF004220
RF100140
RF100181
RF002170
RF002140
RF002160
RF004021
RF004180
RF000281

適応製品

仕様価格（税抜き）￥ 27,800￥ 44,000

全製品

ワンタッチ接続

RFD260ND
RFD362ND・363ND

イオン交換水採水口を高純度イオン交換水採水口に変更￥

全製品

ワンタッチ接続（高純度イオン交換水採水ユニット付用）
採水ユニットを取り付ける卓上型スタンド
採水ユニット用クランプ型モニターアーム
採水ユニット壁固定型モニターアーム
30L
30L（UVランプ付）
60L
60L（UVランプ付）
100L
100L（UVランプ付）
別置きタンク接続用￥ 32,400￥ 43,000￥ 49,600￥ 53,600￥ 73,500￥ 177,000￥ 109,000￥ 209,000￥ 138,000￥ 243,000￥ 155,000

RFD260ND
RFD362ND・363ND

タンク内殺菌用￥ 113,000

外部送水機構のない蒸留水製造装置と超純水製造装置の接続用
タンク水劣化防止用0.04㎛
──￥ 37,700￥ 21,700￥ 11,600
￥
700
￥
7,300
￥ 10,000￥ 13,300￥ 59,900￥
5,300￥ 54,600￥ 121,000

全製品

装置本体｜採水ユニット間延長用
RFD260ND
全製品

超純水製造装置と連動運転可能
外部送水機構のない蒸留水製造装置と超純水製造装置の接続用
耐荷重5㎏
W180㎜×D250㎜×H275㎜

RFD260ND

蒸留水製造装置を架台天板、底板、どちらにも設置可能
W770㎜×D550㎜×H935㎜
ボックス式 W600㎜×D450㎜×H804㎜
W600㎜×D338㎜×H858㎜

RFD362ND・363ND
RFD260ND
RFD362ND・363ND

全製品

RFD260ND
RFD362ND・363ND
全製品￥88,200

93,500￥ 92,400￥ 124,000

純水が施設配管されている場合￥62,000

カートリッジ純水器を接続の場合
──1PAハウジング専用スタンド2連対応
採水ユニット落下防止用
50㎜
240㎜

￥
￥￥
￥
￥
￥

26,50027,60043,100
2,900
4,500
5,100

イオン交換水採水用￥76,700

蒸留水採水用、イオン交換水採水用￥13,300※1 高純度イオン交換水採水ユニット、別置きタンク、別置きタンクフロート、別置きタンクフロート接続端子、タンク内殺菌用UVランプユニット、外部送水機構、排水ポンプユニット、二水路給水方式、リモートウォーターディスペンサーをご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
※2 別置きタンクをご使用になる場合は、装置本体の改造が必要です。装置と別置きタンクの設置距離をご確認の上、ご照会ください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

303-K-17-24040