高純度純水製造装置
RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

RFV642HA＋RF003120（60Lタンク）

RF003100（30Lタンク）

RF003120（60Lタンク）

RF003140（100Lタンク）アドバンテック東洋株式会社

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

12L/h、24L/h（at水温 25℃）の精製速度で、使い勝手、操作性に優れた高機能の卓上タイプ。
ROとイオン交換法を組み合わせて、安価に高純度の精製水（JIS A4）を製造。
●大型で見やすい3.5型タッチパネル式カラー液晶ディスプレイを採用。
水質や運転状況などをアイコンやイラスト、グラフでわかりやすく表示し、タッチパネル上のボタンをタッチするだけで簡単に各種設定が行えます。
●カレンダー機能を搭載。
水質履歴や消耗品の交換時期を簡単に日時管理できます。

●プッシュスイッチ付ダイヤルで採水操作が簡単、採水時間を短縮。
ダイヤルを左右に回すだけで採水量が設定でき、押すと採水を開始、採水後は自動的に採水を停止します。
●採水速度可変機能付き。
ディスプレイに表示されるバーグラフにより、連続採水の速度を10段階（最大3L/min）から調節することが可能です。

●外部送水機構を標準装備。
超純水製造装置や外部貯水タンク、洗浄装置などに、精製水を送水することが可能です。

RO膜カートリッジ（機種によって本数は異なります。）

RFV642HA●別売品のリモートディスペンサーで、3mまでの遠隔採水、水質確認が可能。
●プッシュスイッチ付ダイヤルを採用し、操作が簡単。

●1波長式（254nm）のUVランプにより、精製直後のイオン交換水を殺菌し、微生物の繁殖を抑制。
●循環により、別置きタンクに貯水されたイオン交換水も殺菌。

高純度用イオン交換樹脂カートリッジ

RO前処理カートリッジ
RFV742HA

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

イオン交換水を貯水する別置きタンクは、高い遮光性を実現。
実容量30L、60L、100Lの3種類から、使用水量に応じて選択可能。
●1波 長 式（254nm）のUVラ ン プ に よ り 殺 菌、微 生 物 の繁殖を抑制（別売品）。
タンク内すべてを紫外線照射して、細菌、微生物の繁殖を抑制し、ぬめりの発生を防止します（別置きタンクは、タンク内殺菌用UVランプ付き、タンクのみから選択できます）。
RF003100
RF003120
RF003140（30Lタンク） （60Lタンク） （100Lタンク）●エアベントフィルターを別置きタンクに標準装備、タンク水の水質低下を防止。
活性炭、ソーダ石灰、メンブレンフィルターにより、揮発性有機化合物や二酸化炭素、微粒子や微生物などのタンク内への侵入を防ぎます。

■タンク内殺菌用UVランプによる微生物増殖抑制効果
1,000■精製フロー図ＲＯ膜
カートリッジ

RO前処理
カートリッジ

高純度用
イオン
交換樹脂
カートリッジ

別置きタンク＋（タンク内殺菌用ＵＶ）（254nm）

UV（254nm）

イオン
交換水採水

リモート
ディスペンサー（タンクの採水コック）

別売品
中空糸フィルター

100201510（個/mL） 50

1 2 3 5 8 9 10 11 12 15 16 18 19 25 39 46
経過日数（日）

タンク内殺菌用ＵＶランプなし
タンク内殺菌用ＵＶランプあり（照射前）
タンク内殺菌用ＵＶランプあり（照射後）

エアベント
フィルター

原水

別置きタンク内純水中の微生物数●別 置きタンク前面に採水コックを標準装備。
装置本体の採水口から採水しているときでも、イオン交換水が採水可能。
●別置きタンクを流し台などの近くに置けば、器具洗浄などに大変便利。

500■用途例	超純水製造装置の前処理装置、器具洗浄、一般化学分析、試薬調製、微量化学分析などに使います。

中空糸フィルター

外部送水機構
イオン交換水採水 イオン交換水採水■精製水の水質分析例
型式

精製

水

RFV642HA
イオン交換水RFV742HA
原水（大阪府水道水）

電気伝導率mS/m 25℃

全有機体炭素μgC/L（TOC）

亜鉛μgZn/L

シリカ
μgSiO2/L

塩化物イオン
μgCl－/L

0.005715.0＜0.01

＜0.1

＜0.1

＜0.01

A416.2700＜47,000

15,00012,600───● 原水に大阪府水道水を使用した例です。原水により精製水の値は変動することがあります。
●	電気伝導率測定は、空気中の炭酸ガスの影響を排除するために、精製直後のイオン交換水を電気伝導率計の検出器に直接導入して測定しています。

硫酸イオン
μgSO42－/L

JIS
種別

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

便利な機能のご紹介 1＜採水操作＞■プッシュスイッチ付ダイヤルを装備
プッシュスイッチ付ダイヤル一つで、採水量の設定、採水、採水速度の変更を行うことができます。
①ダイヤルを左右に回し、希望の採水量に合わせます。
イ オン交換水採水量設定範囲は、0．
1Lから100．
0L
ま た は 10mLか ら 9,990mLで、0．
1L単 位 と 10mL単位での設定が可能です。

②ダイヤルを押すと、採水を開始します。
③設定採水量を採水後は自動的に、採水中はもう一度ダイヤルを押すと、採水を停止します。

■スマート採水機能
タッチパネル上の採水設定量をタッチすると、スマート採水モード画面が表示されます。
4パターンの採水設定量と採水速度を登録することができ、希望の採水量の採水開始ボタンをタッチするだけで、任意量の採水が可能です。	他に使用される方が、ディスプレイに通常表示されているダイヤルによる採水設定量を変更していても、採水量を設定し直す必要がなく便利です。

タッチパネル上の採水設定量が表示されている部分をタッチします。

スマート採水モード画面が表示され、4パターンの採水設定量と採水速度、採水開始ボタンが表示されます。

スマート採水モード画面の採水設定量が表示されている部分をタッチすると、設定画面が表示され、採水量と採水速度が設定できます。

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

便利な機能のご紹介 2
＜採水操作

つづき＞

■採水速度可変機能
採水設定時および採水中に、タッチパネル上で連続採水の速度を10段階から調節することができます。
また、採水中はダイヤルを左右に回すことによって、採水速度が変更できます。
採水速度はディスプレイに、10段階のバーグラフで表示されます。

タッチパネル上の「＜（ゆっくり）」、「＞（速く）」ボタンをタッチすると、採水速度が変更できます。

採水中はダイヤルを左右に回すと、採水速度が変更できます。

＜水質履歴＞■水質履歴をグラフでわかりやすく表示

精製水の水質履歴は、データ表示の他に、グラフで表示することも可能です。
グラフ表示することで、カートリッジ消耗品の劣化度合を視覚的に確認できます（水質履歴は100週分のデータを記憶しています）。
●純 水水質のグラフでは、比抵抗、水温を表示します。
●RO水水質のグラフでは、RO水導電率、水温、原水導電率、除去率を表示します。

＜アラームの確認＞■アラーム表示機能を充実
アラームが発生したときに、その内容、原因、対策をディスプレイ画面上で確認できるようになりました。
装置にどのようなアラームが発生したのか、どのように処置すればよいのかを、装置上ですぐに確認することができます。

アラームの一覧表示画面で、内容を知りたいアラームに
タ ッチ す る と、そ の ア ラ ーム の 詳 細 内 容 が 表 示 さ れます。

アラームの詳細内容画面では、その内容、原因、対策をすぐに確認することができます。

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER

便利な機能のご紹介 3＜別置きタンク＞■タンク内殺菌用UVランプの点灯頻度を設定可能
タンク内殺菌用UVランプの点灯頻度は、1日に1回から最大3回まで設定することが可能です。
微生物試験などに使用する場合は点灯頻度を増やすことで、いつでも安定した水質の精製水をご使用いただけます。

RF003150（100Lタンク）■別置きタンクにレバー式採水コックを装備	別置きタンクには採水コックを装備しているので、装置本体の採水口から採水しているときでも、別置きタンクからイオン交換水が採水可能です。
また、別置きタンクを流し台などの近くに置けば、器具洗浄などに使用する場合に大変便利です。	レバー式採水コックは2種類の採水方法があり、レバーを手で倒し続けて採水する他に、レバーを倒しきった状態でロックして採水することもできます。

RF003150（100Lタンク）＜外部装置への給水＞■外部送水機構を装備	超純水製造装置や外部貯水タンク、洗浄装置などに、精製水を送水することが可能です。

超純水製造装置

送水外部貯水タンク

洗浄装置

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER■仕様（RFV642HA・742HA）
型式

精製

方精RFV642HA製

RFV742HA法

原水→RO→イオン交換→UVランプ→［タンク］→濾過水

イオン交換水性

イオン交換水精製速度（約L/h）（at 水温25℃）

能

イオン交換水採水速度

最大3L/min（採水速度可変機能付）

イオン交換水採水量設定範囲

0.1L～100.0L（0.1L単位）
または10mL～9,990mL（10mL単位）1224

使 用 周 囲 温 度

5℃～35℃

原 水 フ ィ ル タ ー

RO前処理カートリッジ

1本

スパイラル型（合成薄膜）

RO膜カートリッジ（本）12構

高純度用イオン交換樹脂カートリッジ

ワンタッチ接続式カートリッジ（混床式1.6L） 1本

最 終 フ ィ ル タ ー

中空糸フィルター（0.04㎛） 1個

成加圧

ポン

プ

U

V

ラン

プ

水

質400kPa
純水殺菌用UVランプユニット

計 ※11本（循環によりタンク水も殺菌）

デジタル表示（比抵抗：温度補正前・後表示、温度）
別置き

イオン交換水貯水タンク

高密度ポリエチレン（HDPE） 30L、60L、100Lから選択（エアベントフィルター付）［タンク内殺菌用UVランプ付タンク または タンクのみ］

イオン交換水貯水量表示

数値（1L刻み）およびバーグラフ表示

外部入出力信号用端子

RS-232C、無電圧接点信号用、タンクフロート接続用、タンク内殺菌用UVランプ接続用、リモートディスペンサー接続用規

原 水 圧 力 範 囲

49kPa～490kPa

格

外原 水 必 要 水 量 ※2形

寸電源

質量（約㎏）

付

約2.6L/min

法

属

W319㎜×D596㎜×H608㎜
AC100V 50㎐/60㎐ 約1.9A
33.534

RO前処理カートリッジ1本、高純度用イオン交換樹脂カートリッジ1本、UVランプ1本、中空糸フィルター1個、元口1個、給水ホース（接続ユニット付､内径9㎜､2m）1本、タンク送水チューブ（接続プラグ付､内径4㎜×外径6㎜､3m）1本、純水給水チューブ（接続プラグ付､内径6㎜×外径8㎜､3m）1本、排水チューブ（内径6㎜×外径8㎜､2m）1本、排水チューブ（内径4㎜×外径6㎜､2m）1本、バット1個、中空糸フィルターキャップ1個、外部信号コネクター（漏水センサー付）1個、外部送水ホース（3m）1本、電源コード1本品

RO膜カートリッジ1本

RO膜カートリッジ2本

装置本体のみ価格（税抜き）本体のみ¥740,000¥902,000
装置本体 ＋ 標準容量タンク（タンク内殺菌用UVランプなし）
60Lタンク
100Lタンク¥849,000¥1,040,000

価格（税抜き）本体+タンクのみ※1 水質計の単位は、原水・RO水はμS/㎝、イオン交換水はμS/㎝またはMΩ・㎝で切替えが可能です。
※2 装置が正常に作動するために必要な供給水量です。
● 初期消耗品は、付属しております。

■仕様（別置きタンク）型

式

容

RF003100量（ L ）

タンク内殺菌用UVランプ
外付形

寸法（㎜）

属品

価格（税抜き）RF003110

RF00312030
───RF003130

RF00314060○

W410×D410×H612

───RF003150
100○W410×D410×H832

───

○

W410×D410×H1,126

エアベントフィルター1個、エアベントフィルター取付ジョイント（Ｏリング付）1個、フロートスイッチ中継ケーブル（ケーブル固定用クランプ付、3m）1本、排水チューブ（内径9㎜×外径12㎜、2m）1本、タンク固定金具2個、スパナ1個───

タンク内殺菌用UVランプ1本───

タンク内殺菌用UVランプ1本───

タンク内殺菌用UVランプ1本￥73,500￥177,000￥109,000￥209,000￥138,000￥243,000

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA 別売品
ACCESSORY FOR HIGH PURITY WATER PURIFIER■別売品
RO前処理カートリッジ品

RF003200

ワンタッチ接続R O 膜 カ ー ト リ ッ ジ※

RF000580

スパイラル型（合成薄膜）価格（税抜き）￥ 34,000￥ 63,800

高純度用イオン交換樹脂
カ ー ト リ ッ ジ

RF000341

ワンタッチ接続￥ 27,200

U

純水殺菌用￥ 22,900

V

名プ

RF003300
RF003160

Uラン式

タ ン ク 内 殺 菌 用
U V ラ ン プ ユ ニ ッ トV

ラ型

ン

適応製品

仕様

タンク内殺菌用

プ

RF003170

エアベントフィルター

RF003000

中 空 糸 フ ィ ル タ ーRF0002200.04㎛

中空糸フィルターキャップ

RF000225

───

架台（本体と30Lタンク）

RF003400

W435㎜×D677㎜×H947㎜

架 台（本体と60L、100Lタンク）

RF003410

W893㎜×D677㎜×H947㎜

フ ッ ト ス イ ッ チ

RF000280

RS-232C接続コードRF002060

タンク水劣化防止用
全製品

───

RF003510
リモートディスペンサー（純水採水用）￥ 115,000￥ 37,700￥ 21,700￥ 11,600￥
700￥ 165,000￥ 231,000￥ 13,300￥ 12,100

パネル色：ライトベージュ

RF003511

パネル色：ライトブルー

RF003512

パネル色：ライトグリーン￥ 116,000

RF003513

パネル色：ライトピンク

リモートディスペンサー用拡 張 ス タ ン ドRF002010

W210㎜×D210㎜×H700㎜（スタンド取付棒RF002020付）￥ 66,200ス タ ン ド 取 付 棒

RF002020

市販のスタンドに取付可能
外径13㎜￥ 16,500

全製品（リモートディスペンサー用）※	カートリッジの交換後、すぐに安定した水質でご使用いただける洗浄品もありますので、ご照会ください。

■架台（装置本体と30Lタンク用）

RFV642HA＋RF003110（30Lタンク）＋RF003400■架台（装置本体と60L、100Lタンク用）

RFV742HA＋RF003150（100Lタンク）＋RF003410

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA 別売品
ACCESSORY FOR HIGH PURITY WATER PURIFIER

リモートディスペンサー
特長●純水製造装置本体に接続し、遠隔採水（3m）、水質確認（比抵抗）が可能です。
●ディスペンサー本体にカラー液晶ディスプレイおよび操作スイッチを内蔵し、手元ですべての操作が可能です。
●4色のパネル色から、お好みの色を選択できます。

■リモートディスペンサー用拡張スタンド	リモートディスペンサーをリモートディスペンサー用拡張スタンドに取り付けることにより、フットスイッチ（別売品）によるハンズフリーでの採水や、タンクやメスシリンダーなどの採水容器を置いたまま採水することができます。

■リモートディスペンサー＋リモートディスペンサー用拡張スタンド外形寸法（単位：㎜）■リモートディスペンサー＋標準スタンド（リモートディスペンサー付属品）外形寸法（単位：㎜）

最大520

430

380

最大895

70

最大177
最大436

外径220型

式

パ

ネ

ル

色

RF003510

RF003511

RF003512

RF003513

ライトベージュライトブルー

ライトグリーン

ライトピンク

純 水 採 水 速 度

最大2L/min（採水速度可変機能付）

能様性■仕純水採水量設定範囲

0.1L～100.0L（0.1L単位）
または10mL～9,990mL（10mL単位）規格

使 用 周 囲 温 度
外形

寸

質付

属

5℃～35℃法

W70㎜×D110㎜×H380㎜

量約0.5㎏品

中空糸フィルター1個、中空糸フィルターキャップ1個、リモートディスペンサー標準スタンド1個、ダイヤルリング１個 ※価格（税抜き）￥116,000※	リモートディスペンサーのダイヤルリング色と同色の純水製造装置本体用ダイヤルリングを付属しております。

■リモートディスペンサー用別売品
品

名型

式

仕様

価格（税抜き）リモートディスペンサー用拡 張 ス タ ン ド

RF002010

ディスペンサー上下範囲450㎜
W210㎜×D210㎜×H700㎜ 約8㎏（スタンド取付棒RF002020付）

ス タ ン ド 取 付 棒

RF002020

市販のスタンドに取付可能

外径13㎜￥66,200￥16,500

高純度純水製造装置 RFV642HA・742HA
HIGH PURITY WATER PURIFIER■外形寸法（装置本体）（単位：㎜）
33359631560866631969
バット（付属品）■外形寸法（別置きタンク）（単位：㎜）

51187

410

612 (832、1,126) ※41049※ 上図は30Lタンクで表記しています。60LタンクではH832㎜、100LタンクではH1,126㎜となります。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

303-K-04-24040