ウォーターバス スターラー用
WATER BATH FOR MAGNETIC STIRRER

■別売品品

名型

ス テ ン レ ス 棚 板

制 御 ユ（水加ニ ッ ト熱用）

液槽

ガ ラ ス 製 温 度 計
PPボール

式

TBS181SB・181FA

TB001410

TBS221SB・221FA

様価格（税抜き）￥ 6,100￥ 7,300￥ 8,600￥ 6,100￥ 7,300￥ 8,600

TBS271SB・271FA

TB001450

TBS201RA・201HA

TB001460

TBS241RA・241HA

TB001470

TBS281RA・281HA

TB001500

TBS181SB・201RA・181FA・201HA

液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 800W

￥ 28,700

TB001510

TBS221SB・241RA・221FA・241HA

液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 1.2kW￥ 33,100

TB001520

TBS271SB・281RA・271FA・281HA

液体膨張式 温度調節器
ヒーター容量 1.27kW￥ 38,600

TB001550

TBS181SB・201RA・181FA・201HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 800W

￥ 45,200

TB001560

TBS221SB・241RA・221FA・241HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 1.2kW￥ 50,800

TB001570

TBS271SB・281RA・271FA・281HA

マイコンPID制御 温度調節器
ヒーター容量 1.27kW￥ 53,600

TB001700

TBS181SB・181FA

角型

槽内容量：約3.8L

TB001710

TBS221SB・221FA

角型

槽内容量：約8L

TB001720

TBS271SB・271FA

角型

槽内容量：約12L

TB001750

TBS201RA・201HA

丸型

槽内容量：約3.7L

TB001760

TBS241RA・241HA

丸型

槽内容量：約7.6L

TB001770

TBS281RA・281HA

丸型

槽内容量：約10L

耐荷重5㎏

TB001801

アルコール

TB001820

φ10㎜500個

TB001830

φ20㎜

200個

TB001840

φ30㎜

100個

TB001850

缶

全製品

ステンレス製去剤

TB001860

柱TB001870

φ10㎜ × L400㎜型

ムッフ

TB001880―プ

TB001890―ン

主成分クエン酸

ウォーターバス スターラー用
TBS181SB・221SB・271SB
201RA・241RA・281RA
181FA・221FA・271FA
201HA・241HA・281HA
WATER BATH FOR MAGNETIC STIRRER￥ 5,600
￥￥￥
￥￥

3個

除ラ

￥ 9,500￥ 12,100￥ 19,900￥ 9,500￥ 12,100￥ 14,300￥900

0℃～100℃

石支ク

仕

TB001420

温 度 計 ホ ル ダ ー

角適応製品

TB001400

30g×5包1,200
1,700
2,000
1,800
2,300

■制御ユニット、液槽組合せ一覧表
温度調節器
液体膨張式

マ イ コ ンP I D 制 御お問合先

ヒーター容量

槽形状
槽内容量（約L）
型 式

3.8
TB001700

800W

TB001500○

1.2kW

TB001510

1.27kW

TB001520

800W

TB001550

1.2kW

TB001560

1.27kW

TB001570

角型
8TB001710

12
TB001720

3.7
TB001750丸型
7.6TB001760

10
TB001770○○○○○

TBS271SB

○
○

○

○
○

販売元

製造元

○

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

TBS281HA

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

316-K-01-24040

アドバンテック東洋株式会社

ウォーターバス スターラー用

ウォーターバス スターラー用

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるウォーターバス。

制 御 ユ ニ ッ ト と 液 槽（ 水 槽 ）は 、取 付 け ⇔ 取 外 し が 可 能 ！
液槽（水槽）の清掃、水の交換が容易！

WATER BATH FOR MAGNETIC STIRRER

WATER BATH FOR MAGNETIC STIRRER

特長●用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
●温度調節器は、液体膨張式タイプとマイコンPID制御タイプを選択できます。
●持ち運びに便利な把手付きです。
●制御ユニットは取外し可能で、液槽（水槽）の清掃が容易に行えます。
●耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
●安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

■仕※性槽

能構
成
規格付

TBS271SB

TBS281HA

制御ユニット様（液体膨張式 温度調節器タイプ）
型

式

TBS181SB形
状
使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間 約30分 室温→95℃
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
ヒ ー タ ーヒ ー タ ー 容 量
800W
槽材
質
安 全 装 置槽 内 寸 法（㎜） W180×D180×H120
外 形 寸 法（㎜） W260×D345×H165
槽 内 容 量（約L）3.8
電 源（50㎐/60㎐）
AC100V 8A
必 要 電 源 設 備
質量（約㎏）
2.6
属品価格（税抜き）￥43,400

TBS221SB
角型

TBS271SB

TBS201RA

TBS241RA
丸型

室温＋5℃～95℃±1.5℃ at 60℃（攪拌時）±1℃ at 60℃（攪拌時）
約55分 室温→95℃ 約95分 室温→95℃ 約30分 室温→95℃ 約55分 室温→95℃
5℃～35℃
液体膨張式
SUS316L パイプヒーター
1.2kW
1.27kW
800W
1.2kW
SUS304
過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
W220×D220×H170
W270×D270×H170
内径200×H120
内径240×H170
W300×D385×H215
W350×D435×H215
W270×D355×H165
W310×D400×H215
8123.77.6
AC100V 12A
AC100V 12.7A
AC100V 8A
AC100V 12A
AC100V 15A
3.13.52.42.9
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤（30g）1包￥46,600￥62,100￥43,500￥46,600

TBS281RA

約75分 室温→95℃

1.27kW

内径280×H170
W350×D445×H215
10AC100V 12.7A
3.1￥53,000※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
● 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽（水槽）外へのあふれを防止するため、液槽（水槽）内の水位は、槽上部より20㎜以下でご使用ください。

■仕槽
※性能構
成
規
格付様（マイコンPID制御 温度調節器タイプ）型

式

TBS181FA

形状
使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間 約30分 室温→95℃
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
温 度 セ ン サ ー
ヒ ー タ ーヒ ー タ ー 容 量800W
槽材質
安 全 装 置槽 内 寸 法（㎜） W180×D180×H120
外 形 寸 法（㎜） W260×D350×H165
槽 内 容 量（約L）3.8
電 源（50㎐/60㎐）
AC100V 8.1A
必 要 電 源 設 備質量（約㎏）2.8
属品価格（税抜き）￥59,600

TBS221FA
角型

TBS271FA

TBS201HA

TBS241HA
丸型

室温＋5℃～95℃±0.3℃ at 60℃（攪拌時）±1℃ at 60℃（攪拌時）
約55分 室温→95℃ 約95分 室温→95℃ 約30分 室温→95℃ 約55分 室温→95℃
5℃～35℃
マイコンPID制御
白金測温抵抗体 Pt100Ω
SUS316L パイプヒーター
1.2kW
1.27kW
800W
1.2kW
SUS304
自己診断機能（過熱、温度センサー断線）、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
W220×D220×H170
W270×D270×H170
内径200×H120
内径240×H170
W300×D390×H215
W350×D440×H215
W270×D360×H165
W310×D405×H215
8123.77.6
AC100V 12.1A
AC100V 12.8A
AC100V 8.1A
AC100V 12.1A
AC100V 15A
3.3
3.72.63.1
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤（30g）1包￥66,400￥75,400￥59,600￥66,500※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
● 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽（水槽）外へのあふれを防止するため、液槽（水槽）内の水位は、槽上部より20㎜以下でご使用ください。

TBS241RA●制 御ユニットと液槽（水槽）の取付け⇔取外しは、不安定な場所やスターラーの上で行わないでください。
●水垢などが付着すると、装置の性能が保てなくなり、故障の原因になります。
こ まめに槽内の水を交換し、1週間に1度、ヒーターやセンサーの清掃を行ってください。

TBS281HA
液槽（水槽）■昇温時間
約75分 室温→95℃

1009080701.27kW

内径280×H170
W350×D450×H215
10AC100V 12.8A

60

温度 50（℃）40

使用液：水室 温：20℃
TBS181SB･201RA･181FA･201HA(液量：3L)
TBS221SB･241RA･221FA･241HA(液量：6.5L)
TBS271SB･271FA(液量：10.5L)
TBS281RA･281HA(液量：9L)

3020103.3￥71,100

0020

4060

時間（min）

80100