ＣＯ２れんら君

UNC-WM01-CO2 (-H/HM2)

かんたんセットアップガイド Ver1.6
パッケージ内容の確認必要なものℚ

1台※モニタセットに付属□AC アダプタ

1個

□モニタ

1台

□LAN ケーブル(設定用)

1本□モニタ用 AC アダプタ

1個

「みまもりれんら君」アプリやメール送信機能を使用したい場合□かんたんセットアップガイド（本紙）1枚□HDMI ケーブル1本

●メールアドレス（Gmail や Yahoo!メールなどのフリーメール可）

□製品情報

1枚

□ＣＯ２れんら君本体●インターネット接続環境※HDMI ケーブルはモニタの箱内に同梱されています。

STEP 1 接続と起動
ＨＤＭＩ接続使用の場
２

1 ＣＯ２れんら君にＡＣアダプタを接続し本体を起動させます。

※設定を行いたい場合は LAN 接続にて下記の手順で行ってください。

ＨＤＭＩ接続使用の場

２ ＣＯ２れんら君に HDMI ケーブルを挿し、モニタ等のディスプレイ機器と接続します。

2 ＣＯ２れんら君に LAN ケーブルを挿し、ルータ等のネットワーク機器と接続します。
※初期設定時は有線ＬＡＮでの接続が必須となります。

※このとき、本体の『平常』LED が点灯します。
完全に起動するまで十秒程度かかります。

STEP 2

LAN 接 続 使 用 の 場

設定画面のアクセス

1 ＣＯ２れんら君と同じネットワークに接続できる端末（PC、スマートフォン、タブレット等）を用意し接続します。

有線無線 or 有線

2 WindowsPC の場合

弊社 HP から「れんら君サーチソフト(最新版 簡易設定バージョン)」をダウンロードします。
URL：https://nke.co.jp/product/index.html#section_network※「ＣＯ２れんら君を直接ＰＣと 1 対 1 通信 固定ＩＰの設定方法を行う場合」や「固定ＩＰで運用したい場合」
または、「設定画面にアクセスできない場合」
はこちらをご確認ください。

2 Android、iOS 端末の場合

Google Play ストアまたは App Store で「れんら君サーチ」と検索し、アプリをインストールします。

3 れんら君サーチを起動し、『呼び出し』ボタンをクリックします『IP アドレス取得』、『れんら君呼び出し』の順
3 アプリを起動し、にボタンをタップします

4 しばらく待つと IP アドレスが表示されますので、それをクリックして『接続』をクリックします※このとき何も表示されない場合、端末と CO2 れんら君が通信できていません。ネットワーク構成、ケーブルの接続、CO2 れんら君が起動していることを確認してください。

5 ブラウザが立ち上がり、設定画面が開きます

4 しばらく待つと IP アドレスが表示されますので、それをタップします※このとき何も表示されない場合、端末と CO2 れんら君が通信できていません。ネットワーク構成、ケーブルの接続、CO2 れんら君が起動していることを確認してください。

5 ブラウザが立ち上がり、設定画面が開きますSTEP 3

ネットワーク設定（有線 LAN 設定）※有線 LAN の IP アドレスは自動取得（DHCP）で良い場合、この STEP を読み飛ばしてください。

１ メニューから『ネットワーク設定』をクリックします

2 有線 LAN 設定の IP アドレス、DNSサーバ等の設定をします

3 『保存して適用』をクリックします※IP アドレスを変更した場合、現在の画面にアクセスできなくなります。れんら君サー
チアプリを使うか、URL を変更後の IP アドレスにしてブラウザを更新してください。

STEP 4

ネットワーク設定（無線 LAN 設定）※無線 LAN で運用しない場合、この STEP を読み飛ばしてください。
※固定 IP で運用する場合のみ ６⃣ も設定してください。固定 IP で運用しない場合は、６⃣ を読み飛ばして ７⃣ へ進んでください。

1 メニューから『ネットワーク設定』をクリックします

3 接続したい SSID をクリックします

６ 【固定 IP で運用する場合】

無線 LAN 設定の IP アドレス、DNSサーバ等の設定をします

4 SSID、セキュリティ、パスワードを入力し、『接続』をクリックします

多くのルータのセキュリティは WPA 方式のため、「WPA/WPA2-PSK(TKIP,AES)」を選択してください。

※接続できない場合は、ルータのセキュリティ方式を確認してください。

2 無線 LAN 設定の『スキャン』をクリックします

７ 『保存して適用』をクリックします周辺のアクセスポイントの SSID を表示します。

STEP 55 接続先 SSID と IP アドレスが表示され※IP アドレスを変更した場合、現在の画面にアクセスできなくなります。れんら君サーチ
アプリを使うか、URL を変更後の IP アドレスにしてブラウザを更新してください。ていることを確認してください。

メール送信設定

設定方法に関して詳しい情報は設定画面の「メール送信設定について詳しく知る」を参照ください。

1 メニューから『メール送信設定』をクリックします2

メールアドレス、メールアカウント、パスワード、SMTP サーバ名等の設定をします4

テストメールを送信します

宛先アドレスを入力し、『テストメール送信』をクリックします。

メール設定情報がわからない場合は、メールプロバイダから提供される資料などから情報を入手してください「テストメール送信成功しました」という表示が出たら、実際にメールが届いているか確認してください。

3 『保存』をクリックします「エラーコード～」の表示が出た
ら、設定を見直してください。

STEP 6

イベント設定イベントとは？やイベントに関しての詳しい情報が知りたい場合は設定画面の「イベントについて詳しく知る」を参照ください。

１ メニューから『イベント設定』をクリックします

2 使用するイベントの発生条件を設定します

4 イベント発生時に送信するメールを作成します

定期通知ベントでは、条件として「何時にメールを送信するか」を設定します。

3 『保存』をクリックします

STEP 7

5『保存』をクリックします

コマンドメール設定

コマンドメールとは？やコマンドメールに関しての詳しい情報が知りたい場合は設定画面の「コマンドメールについて詳しく知る」を参照ください。
※コマンドメール機能を使用しない場合、この STEP を読み飛ばしてください1

メニューから『コマンドメール設定』をクリックします2

メールアドレス、POP3 サーバ名、コマンドメール用パスワードなどを設定します4

POP3 接続テストをします『接続テスト』をクリックします。

「接続成功しました」という表示が出たら、メールの受信設定は完了です。
設定情報を用いて、コマンドメール機
能を使用できます。

※「エラーコード～」という表示が出たら、設定を見直してください。

3

STEP 8『保存』をクリックします

システム設定時間設定やユニット名の変更をしたい場合は下記に従い設定を行ってください。
※システム設定の変更が不要な場合はこのＳＴＥＰは読み飛ばしてください

1 メニューから『システム設定』をクリックします

3 『保存して適用』をクリックします4「ユニット名」とは、れんら君サーチ
時に表示される表示名のことです『ユニット情報』から画面表示名とユニット名を設定します

5 『保存して適用』をクリックします2

日付と時間が合っていない場合、『時間設定』から設定できます「画面表示名」とは、ホーム画面の左上に表示される表示名のことです設置について設定が完了したら、以下の設置に関しての注意事項を確認してから設置を行ってください。
● 人感センサについて
本製品では人感センサを用いて、人の動きを検知しています。
センサの検出距離は約１２ｍ、検出角度は縦方向、横方向ともに約９０°となっています。距離や高さを考慮して設置してください。

● 温湿度センサ、CO2 センサについて
本製品ではセンサを用いて、周囲の温度と湿度、二酸化炭素濃度を測定しています。
エアコンや外からの風が直接当たるような場所や、ヒーターの近くなど環境変化の大きい場所へは設置しないでください。
正しく測定ができなくなります。また、電源投入時は温度、湿度、二酸化炭素濃度の値が安定するまで３０分程度かかります。

エアコンや外からの風が直接当たるような場所へは設置しないでください。正しく温度や湿度が測定できなくなります。

ヒーターの近くなど温度変化の大きい場所へは設置しないでください。正しく温度や湿度が測定できな
くなります。

センサ部に衝撃を加えると測定値が正しく測れなくなる恐れがあります。測定値が平常ではないと思われたら、校正作業を行ってください。

● 音センサについて
本製品では音センサを用いて、周囲の物音を検知しています。目安として、500Hz/70dB の音であれば検知します。
直接振動が起こるような場所には設置しないようにしてください。誤検知の原因になります。
不安定な場所など、本体に直接振動が起こるような場所には設置しないようにしてください。誤検知の原因になります。

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
EUNCWM01CO2-802B