Product Information

PIＸ線フラットパネルイメージャ

FDXA4343R-HD
有効視野寸法: 426 (H)×425 (V) mm(16.8″×16.7″)<特徴>● 高ＤＱＥ● 高コントラスト● ショートサイクルタイム● ＡＥＤ搭載－ 高ＤＱＥ・高コントラスト ＣｓＩ蛍光膜 －本製品は当社において長年培われた技術による微細なファイバ状構造からなる厚膜 CsI 蛍光面を採用することにより、高 DQE、高コントラストな画像表示を可能としました。
－ 低ノイズＲＯＩＣ・アナログ回路 －高感度エックス線変換層に対応した ROIC とアナログ回路を設計採用しました。

<用途>
FDXA4343R-HD は一般Ｘ線撮影用 X 線平面検出器です。
本装置はＸ線発生装置と組み合わせて使用し、人体を透過したＸ線情報を検出しデジタル信号として出力します。
Ｘ線画像診断をおこなうには、ソフトウェアによる画像処理が必要となりますが、本装置の構成には含まれません。また、Ｘ線発生装置を制御する機能は有しません。
本装置はマンモグラフィーおよびアンギオグラフィーへの使用は意図していません。
本装置は移動させることを意図していません。特定の場所に恒久的に取り付けるか、又は、工具を使わなければ取り外せないように，機械的に固定してください。

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

FDXA4343R-HD

構成および性能
センサユニット：
センサ部保護板 ................................................. カーボンファイバー樹脂
冷却方法 ..................................................................... 自然空冷
消費電力 ..................................................................... 最大 15W
外形寸法 ......................................... 459.5×459.5×15.8mm（W(H)×D(V)×H）
質量 .......................................................................... 約 4.5kg
インターフェースボックス：
入力 ............................................................. AC100-240V，50／60Hz
出力 ........................................................... DC24V，1.3A 30W（MAX）
外形寸法 ...................................................

280×100×50mm（W×D×H）

質量 ......................................................................... 約 1.1kg
周囲条件：
保管輸送環境条件（備考参照）

使用環境条件

備考
保管条件範囲温度-20～70℃+10～35℃

湿度10～90％(結露なきこと)10～85％(結露なきこと)

注意
・使用、輸送、および保管いずれの場合にも結露させないでください
・開梱は十分に環境に馴染んだ後に行ってください
・環境慣らし時間は 8 時間以上行ってください

気圧50～106kPa

70～106kPa－-2-FDXA4343R-HD

付属品：
ケーブル：
AC ケーブル ................................................................... 1.8m×1
GND ケーブル ................................................................... 3m×1
別売り：
センサユニットケーブル（インターフェースボックス － センサユニット）
品名

長さ

備考

1ECB- F044A-R05/G

5m

コネクタ部含む

2ECB- F044A-R10/G

10m

コネクタ部含む

3ECB- F044A-R15/G

15m

コネクタ部含む* 詳細につきましては弊社へお問い合わせください。

-3-

FDXA4343R-HD

主特性
画像フォーマット：
Ｘ線検出方式 ..................... ﾖｳ化ｾｼｳﾑ（Csl）ｼﾝﾁﾚｰﾀ ＋ ｱﾓﾙﾌｧｽｼﾘｺﾝ（a-Si）ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
有効視野寸法 ...................................... 426mm（水平方向）×425mm（垂直方向）（16.8×16.7 インチ）
有効画素数 .......................................... 3040（水平方向）×3036（垂直方向）
画素ピッチ ...................................................................... 140μm
サイクル時間 ......................... ショット間隔（シングル撮影、EXP 期間 500msec）6 秒
特性：
限界解像度 ............................................................ 3.7Lp/mm（max.）
MTF ........................................................ 36％ typ（2.0Lp/mm，70kVp）
ｾﾞﾛ

DQE（0 ） .................................................................. 75％（Typ）
A/D 変換 ..................................................................... 16 ビット
絶対最大定格：Ｘ線管管電圧範囲 ............................................................. 40-150kVp
最大Ｘ線入射線量（出力リニア領域） .............................................. 35μGyインターフェース：
16 ビットデジタル出力 ................. 16 ビットデジタル出力イーサネット（1000BASE-T）
コマンド制御 .................................................. イーサネット 1000BASE-T
Ｘ線同期制御 ................................................................. 外部同期
入力電源 ................................... DC24V 1.3A（インターフェースボックスより）-4-

FDXA4343R-HD

製品構成及びインターフェース図

センサユニット

Ｘ線コントロールユニット(ユーザ)

コントロールボード

Ｘ線制御信号
センサユニットケーブル

DC24V

インターフェース

AC電源ボックス

画像出⼒＆制御
ゲートドライバ

イーサネットROIC

ＰＣ(ユーザ)

TFTパネル

注意：DC24V がセンサユニットへ供給されている時はイーサネットの接続は切らないでください。

LED 表示モード：
表示状態
PWR
電源 ON 時に点灯
イーサネットとの接続正常時に点灯
LAN-5-FDXA4343R-HD

画像取得通信ブロック図：
Ｘ線コントロールユニット

センサユニット
デジタル回路

(ユーザ)

画像データ

TFTパネルユニット

Ｘ線制御信号
DC電源インターフェースＰＣ

画像データボックス

(ユーザ)

DC電源

電源回路
DC電源
AC電源

通信方法の詳細及び使用可否：
信号名

入出力

コマンド制御（PC）

D-Sub シグナル制御（X 線コントローラ）

EXP_REQ

入力

可可

EXP_OK

出力

不可

可-6-

FDXA4343R-HD

外形図（センサユニット入射面）
単位：ｍｍ-7-

FDXA4343R-HD

外形図（センサユニット取り付け面）
単位：ｍｍ5-M4 深さ 5-8-

FDXA4343R-HD

外形図（インターフェースボックス）
単位：ｍｍ4-φ4.5-9-

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-FDXA4343R-HD 2019-11