送風定温乾燥器 DRE320DB
FORCED CONVECTION OVEN

水平方向に加熱空気を送風、循環することで迅速かつ均一な加熱を行えるコンパクトな乾燥器。

送風定温乾燥器
DRK432DC・632DC
DRE320DB特長●コ ン パ ク ト な 乾 燥 器 な の で、限 ら れ た ス ペ ース に 収 納 で き ま す。
3台まで積み重ねての使用も可能です。内容積が小さく、迅速かつ高精度の加熱が実現できます。
●タイマー運転を設定できます。運転終了後にクーリングを用いることで、冷却を迅速に行うことも可能です。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

■仕対性

※1

様

■積み重ね例型式

流方式

送風式（右吹き出し、水平）40℃～200℃

能温 度 調 節 精 度±0.3℃

at 200℃

温 度 分 布 精 度±2℃

at 200℃

温 度 上 昇 時 間

約30分

使 用 周 囲 温 度
度

調

運転構ー器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

形

態

定値運転、タイマー運転（オートストップ、クーリング）1分～99時間59分

ター成ヒ ー タ ー 容 量
送室温→200℃

5℃～35℃節

温 度 セ ン サ ー
ヒK熱電対
ステンレスシーズヒーター
600W

風フ

ァ

ン
装

SUS304扉

パッキン

シリコーンゴム ※2

安全装自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、置 周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー

内

庫内寸法〔有効寸法〕※3

プロペラファン（アルミニウム）

W300㎜×D300㎜×H200㎜〔H177㎜〕

規外形

寸法

W670㎜×D440㎜×H375㎜

庫内容積

約18L

棚段数・ピッチ格

排気電質

φ28㎜

源

AC100V 50Ｈｚ/60Ｈｚ 7A

量属価格（税抜き）2段・90㎜（棚受固定）

口

必 要 電 源 設 備
付FORCED CONVECTION OVEN

DRE320DB

使 用 温 度 範 囲

温DRE320DB

品

AC100V 15A
約25㎏
棚板1枚

￥251,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
● 温度調節器TC-SⅥシステム（プログラム）仕様も対応可能ですので、ご照会ください。

DRE320DB

■別売品
品

名

棚型式板

DR000530

壁用固定金具

DR001350

床用固定金具

DR001620仕様

耐荷重10㎏/枚――――価格（税抜き）￥9,100￥7,400￥3,800

DRE320DB■用途例
電子部品などの熱処理、試料などの乾燥、塗料の焼付などに使います。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

DRK432DC

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

321-K-03-24040

アドバンテック東洋株式会社

送風定温乾燥器 DRKシリーズ

送風定温乾燥器 DRKシリーズ

FORCED CONVECTION OVENFORCED CONVECTION OVEN

水平方向に加熱空気を送風、循環し、300℃までの熱処理が可能な乾燥器。
特長●水平方向に加熱空気を送風し、迅速にかつ高温での加熱が可能です。
●使 用目的に合わせて、ダンパーを切り替えることで排気と循環を選択できます。
●タイマー運転を設定できます。運転終了後にクーリングを用いることで、冷却を迅速に行うことも可能です。
●温 度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

DRK430DB■仕型式

流方

DRK432DC

温度

範

囲度

調

節

精度

±0.2℃

at 300℃

動±1℃

at 300℃度±3℃

at 300℃

配6℃

at 300℃

能用

温温度
度

変分

布度

精

勾

空 間 温 度 偏 差（℃）

50℃～300℃

4 at 300度

上昇時

間

使用

周

囲

温度

温度

節器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

態定値運転、タイマー運転（オートストップ、クーリング）1分～99時間59分

温度

ヒ形

セン

ー

ヒ ー
送調

転サ

タタ ー

約60分

ー

K熱電対ー

ステンレスシーズヒーター

容 量（kW）

室温→300℃

5℃～35℃

2.1

3フ

ァ

ン
装SUS304パッキン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、インバーター異常、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

安

全

装

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3寸法（㎜）

内容積（約L）

庫格形

規外排気口 ※4

測定孔

棚 段 数 ・ ピ ッ チ

電必室温→300℃

風内扉

約55分

5 at 300

温運成

DRK432DC 2台＋DR001220

送風式（左吹き出し、水平）

温温構

DRK432DC+DR001200

DRK632DC式

使※1性DR001240様対源（50㎐/60㎐）
要電質付

DR001251

源設

価格（税抜き）W450×D450×H450〔H397〕

W600×D600×H600〔H547〕

W1,085×D675×H785

W1,235×D825×H965

91

216

7段・50㎜

10段・50㎜
φ72㎜（上面） 二段積みの場合φ65㎜（左側面）
φ28㎜

左側面1か所

AC200V 単相 13.5A
備量（約㎏）
属

シロッコファン（アルミニウム）

AC200V 単相 18A
AC200V 単相 20A

115

品

165
棚板2枚、棚受4本￥470,000※ 1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
※4 標準品の排気口は上面です。排気口を左側面にご希望の場合または二段積みの場合は、ご注文時にご指定ください。
電源プラグは、付属しておりません。
● 温度調節器TC-SⅥシステム（プログラム）仕様も対応可能ですので、ご照会ください。

￥530,000■別売品
式適応製品価格（税抜き）品

架台 DR001200（キャスター付） DR001270

品

名DRK432DC

W1,070㎜×D640㎜×H650㎜￥78,800

通 信 機 能 ※2DR001071

DRK632DC

W1,220㎜×D790㎜×H650㎜￥90,300

記録計出力 ※2DR001081

架台 DR001210（アジャスター付） DR001280

DRK432DC

W1,070㎜×D640㎜×H650㎜￥54,600

警報接点出力 ※2DR001091

DRK632DC

W1,220㎜×D790㎜×H650㎜￥66,200風量可変装置 ※2DR001251

棚板 DR001181（棚 受 付） DR000371

DRK432DC

床用固定金具

DR001630

枠 付 棚 板 DR001230（棚 受 付） DR001300

DRK432DC

DR001220

DRK432DC

W1,070㎜×D650㎜×H50㎜￥26,000

DR001290

DRK632DC

W1,220㎜×D800㎜×H50㎜￥26,500

DR001240

全製品

左側面 φ65㎜￥33,100

※1
積重ね架台
※2※2
排気ダクト
※3型

DRK632DC仕様￥13,800
耐荷重15kg/枚￥17,400￥21,800￥26,800

DRK632DC

名型式

適応製品

仕様

RS-232C
4mA～20mA
全製品————

価格（税抜き）￥ 19,900￥ 13,300￥ 13,300￥ 58,800￥ 7,000※1 二段積みの場合、下側には排気ダクトを装着することをおすすめします。
※2 ご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
※3 排 気 口 を 左 側 面 に 取 り 付 け た 場 合、排 気 ダ ク ト に よ り 排 気 方 向 を 上 方 排 気 に変えられます。
● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 記録計出力は、出力範囲DC1VからDC5Vも製作可能ですので、ご照会ください。