送風定温乾燥器 DRMシリーズ／DRSシリーズ
FORCED CONVECTION OVEN

■安全装置
マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させるとともに装置の安全を確保するよう制御します。

自 己 診 断 機 能

独立過熱防止装置

温度調節器とは別回路で温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

制御回路保護ヒューズ

過大な電流によって生じる発熱や周囲温度の上昇により運転を停止します。

キ ーロ ック 機 能

温度調節器のキー操作を無効にし、誤操作を防ぎます。

過電流・漏電ブレーカー

過大な電流が流れたときと漏電時に電源を切ります。

ドアスイッチ

扉が開いているときに運転を停止します。

DRM620TA･DRX620TA

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

温度センサー異常

温度センサー異常（断線、短絡）を検知し、運転を停止します。

ヒーター断線

ヒーター断線を検知し、運転を停止します。

SSR短絡

SSR短絡を検知し、運転を停止します。

制御異常

ヒーター断線や制御部品の異常を検知し、運転を停止します。

周囲温度異常制御器の周囲温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

約740■設置図（単位：㎜）

300

FORCED CONVECTION OVEN

0685

30030

1,000

1,000

30000

DRM□□□DE／DRS□□□DC00

1,0A

755

1,560

1,000

500

170°

送風定温乾燥器
DRM320DE・420DE・620DE・620TE
DRS420DC・620DC

1,070

B

70

110

95

DRM620TE■用途例
C

電子部品などの熱処理、試料などの乾燥、塗料の焼付けなどに使います。

2580

40

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

DRM420DE
販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

DRS420DC株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-05-24040

アドバンテック東洋株式会社

送風定温乾燥器 DRMシリーズ
FORCED CONVECTION OVEN

送風定温乾燥器 DRSシリーズ

加熱空気を送風、循環することで、迅速かつ均一な加熱を可能にする高機能タイプの乾燥器。

加熱空気を送風、循環することで、迅速かつ均一な加熱を可能にする実用タイプの乾燥器。

FORCED CONVECTION OVEN

特長

特長

●プログラム運転を簡便に設定できます。運転終了後にクーリングを用いることで、冷却を迅速に行うことも可能です。

●操作が簡便です。

●プログラム運転中は、運転状況（温度上昇、下降、維持）を表示します。

●タイマー運転を設定できます。運転終了後にクーリングを用いることで、冷却を迅速に行うことも可能です。

●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

● 扉 は、左 開 き（標 準 仕 様）、右 開 き 選 択 可 能 で す の で、ご 注 文 時 にご指定ください。

●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。
DRM420DE

■仕様型式

対流方

DRM420DE

DRM620DE

使 用 温 度 範 囲

±0.5℃
±4
約45分

室温→270℃約80分

at 270±5室温→270℃

使 用 周 囲 温 度
温運度

調転節形
タフ

ァ

パッキ

内扉
安全装

室温→270℃器

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）
定値運転、プログラム運転（最大100ステップ、クーリング）1分～99時間59分
K熱電対
750W

1.1kW

ン

1.4kW

1.8kW

シロッコファン（アルミニウム）

装SUS304ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3

W460×D450×H450〔H418〕

W610×D500×H492〔H455〕

W610×D500×H995〔H950〕法（㎜）W440×D485×H660

W590×D635×H810

W740×D685×H860

W755×D685×H1,560

容積（約L）

2893

150

303

察

窓————

棚 段 数 ・ ピ ッ チ

5段・48㎜

格電気W200㎜×H250㎜
9段・45㎜

口源（ 5 0 ㎐ / 6 0 ㎐ ）φ28㎜
AC100V 8.5A

必 要 電 源 設 備
質AC100V 15A

量（約㎏）

付

属30

18段・48㎜

AC100V 15A

AC100V 20A

AC100V 20A

AC100V 30A

50

品価格（税抜き）9段・48㎜2個

AC100V 12A

65110

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個￥227,000

棚板4枚、棚受8本、車輪止め2個￥253,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

￥301,000￥565,000

電源プラグは、付属しておりません。
● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 安全装置の詳細は、最終頁をご参照ください。

名型式

適応製品

DR000061

DRM320DE・420DE

DR000091

DRM620DE

DR000071

DRM320DE・420DE

DR000081

DRM620DE

DR000121

DRM420DE

DR000141

DRM620DE

DR001040

DRM320DE

棚 板（棚 受 付） DR001050

DRM420DE

架 台（キ ャ ス タ ー 付）架台（アジャスター付）
ファン付積重ね架台

DR001060

仕様価格（税抜き）

W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800
W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800
W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800
W580㎜×D530㎜×H140㎜ ￥ 48,600
W730㎜×D580㎜×H140㎜ ￥ 50,800
耐荷重15㎏/枚

DRM620DE・620TE● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 記録計出力はDC1VからDC5Vも製作可能ですので、ご照会ください。

￥ 10,300￥ 13,800￥ 16,000

品

名式

適応製品

DR001310

DRM320DE

細 目 棚 板（棚 受 付） DR001320

DRM420DE

床 用 固 定 金 具型

DR001330

DRM620DE・620TE

DR001421

DRM620TE

DR001610

DRM320DE・420DE・620DE

壁 用 固 定 金 具 DR001351

DRM全製品

通信機

範

囲

節

精度±0.5℃

at 270℃

温度分

布精度±5℃at 270℃

温度

上

昇時

間使用周

囲

温度

温度

調

節転度

形

セヒン

ーー送サタター

容能※ DR001072

DRM全製品

記 録 計 出 力※ DR001082

DRM全製品

警 報 接 点 出 力※ DR001092

DRM全製品風 量 可 変 装 置※ DR000010

全製品※ ご希望の場合はご注文時にご指定ください。

約80分

ファパッキ

室温→270℃

室温→270℃器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

態

定値運転、タイマー運転（オートストップ、クーリング）1分～99時間59分

ー

K熱電対ー

ステンレスシーズヒーター
1.1

1.4

ン

装約90分
5℃～35℃

量（kW）

風全40℃～270℃

シロッコファン（アルミニウム）

装SUS304ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー

庫 内 寸 法〔有 効 寸 法〕（㎜）※3

W460×D450×H450〔H418〕

W610×D500×H492〔H455〕

外形寸法（㎜）

W590×D635×H810

W740×D685×H860

庫内容積（約L）

93150

9段・45㎜

9段・48㎜

棚段数・

排ピッ気電
必要電

チ口

φ28㎜
AC100V 12A

AC100V 15A

源

AC100V 15A

AC100V 20A

質設

備量（約㎏）

付2個源（50㎐/60㎐）

属

5065

品

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個価格（税抜き）￥202,000※ 1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

￥240,000● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 安全装置の詳細は、最終頁をご参照ください。

■別売品

■別売品
品度調

安格寸内排温度

ヒ規規形

庫

送風式（背面吹き出し、垂直）用扉

W310×D300×H300〔H259〕

DRS620DC式

内外観

DRS420DC

方温温ステンレスシーズヒーター

ー式

使運成

成

風約95分

室温→270℃態

ヒ ー タ ー 容 量
送約90分

at 270構

構ー※15℃～35℃

温 度 セ ン サ ー
ヒ型
流能

能

温 度 分 布 精 度（℃）

at 270℃

DRS420DC様対

40℃～270℃

温 度 調 節 精 度
温 度 上 昇 時 間DRM620TE

送風式（背面吹き出し、垂直）性性※1

DRM320DE式■仕仕様価格（税抜き）￥10,300
耐荷重10㎏/枚 ￥13,800￥16,300￥ 7,300──￥ 3,200￥ 7,400
RS-232C￥19,900
4mA～20mA ￥13,300
──￥13,300
──￥33,100

品

名架台（キャスター付）
架台（アジャスター付）
ファン付積重ね架台
棚 板（棚 受 付）

型

仕様品

式

適応製品

DR001320型

DRS420DC

適応製品
DRS420DC

W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800

DR000091

DRS620DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800

DR000071

DRS420DC

W650㎜×D650㎜×H760㎜ ￥ 50,800

床 用 固 定 金 具 DR001610

DRS420DC・620DC

DR000081

DRS620DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜ ￥ 57,800

壁 用 固 定 金 具 DR001351

DRS全製品

DR000121

DRS420DC

W580㎜×D530㎜×H140㎜ ￥ 48,600

通能※ DR001071

DRS全製品

DR000141

DRS620DC

W730㎜×D580㎜×H140㎜ ￥ 50,800

記 録 計 出 力※ DR001081

DRS全製品

DR001050

DRS420DC
DRS620DC￥ 13,800 警 報 接 点 出 力※ DR001091￥ 16,000 風 量 可 変 装 置※ DR000010

DRS全製品

DR001060

耐荷重15㎏/枚● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。
● 記録計出力はDC1VからDC5Vも製作可能ですので、ご照会ください。

価格（税抜き）名式

DR000061

細 目 棚 板（ 棚 受 付 ）信機

DR001330

DRS620DC

全製品※ ご希望の場合はご注文時にご指定ください。

仕様 価格（税抜き）￥ 13,800
耐荷重10㎏/枚￥ 16,300￥ 3,200──￥ 7,400
RS-232C￥ 19,900
4mA～20mA ￥ 13,300
──￥ 13,300
──￥ 33,100