Product Information

PIロータノード®
Ｅ７２３９ＸＥ７２３９ＦＸ
Ｅ７２３９ＧＸ

ロータノード E7239X，E7239FX，E7239GX は、2.0 と1.0 の多重焦点をもち、最高使用管電圧は 125kV の回転
陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 2.0
小焦点 ................................................................................. 1.0
公称陽極入力（照射時間 0.1s） .................................................. 最大入力図参照
60 Hz
50 Hz
大焦点 .................................................................... 47 kW
42.5 kW
小焦点 .................................................................. 22.5 kW
21 kW
公称撮影陽極入力:
60 Hz
50 Hz
大焦点 .................................................................... 47 kW
42.5 kW
小焦点 .................................................................. 22.5 kW
21 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7239X / E7239FX / E7239GX

駆動特性：ステータ：ＸＳ－ＡＶ
駆動周波数
電力
電圧 1)3)電流 2)
起 動 時 間 4)
分相コンデンサ容量

[Hz]
[W]
[V]
[A]
[s]
[μF]

起動時
50/60
1050
200
6.00.824270
100
3.01.524

定常時
50/60
43401.2－24

注 1) 主コイル－コモン間電圧。
2) コモン電流。
3) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
4) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
陽極回転数：
60Hz 電源 .................................................................... 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................... 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ..................................................................... 27.5 Ω
共通－補助コイル ................................................................... 58.0 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 479 mm
最大部直径 ........................................................................ 152.4 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 16 °直 径 ............................................................................... 74 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
ろ過：
固有ろ過 .................................................. 0.9 mm Al / 75 kV IEC60522:1999
追加する付加フィルターの許容厚さは 0.4mm から 1.5mm ........................ 2.4 mm Al / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 .............................................................. 125 kV, 4 mA
Ｘ線照射範囲 .................................................... SID 750 mm にて 354 × 354 mm
質 量 ............................................................................... 約 16 kg
高電圧端子 ...................................................... IEC60526 形 Corrigendum1:2010
冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
管容器型式：
E7239X .............................................................................. XH-121
E7239FX ............................................................................. XH-126
E7239GX ............................................................................. XH-150
使用位置 ................................................................................ 任意-2-

E7239X / E7239FX / E7239GX

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 63 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 570 mA
小焦点 ............................................................................ ．340 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.1 A
小焦点 ............................................................................... 5.1 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.1 A） .............................................................. 7.7 ～ 10.4 V
小焦点（5.1 A） .............................................................. 5.8 ～ 7.8 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 .................................................................. 60 W (85 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 100 kJ (140 kHU)
陽極冷却率 ................................................................ 475 W (667 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................. 900 kJ (1250 kHU)
公称連続入力:送風機無 .............................................................. 180 W (15 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 70 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa-3-

E7239X / E7239FX / E7239GX

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数６０Ｈｚ

公称焦点値：２．０570
550100kV

90kV

80kV 70kV 60kV 50kV

110kV

40kV

60kV

50kV

80kV
40kV

90kV

300125kV

100kV
250 110kV

管 電 流 [mA]400

管 電 流 [mA]

70kV340500450

公称焦点値：１．０350300
250200125kV
200150100150100505000.01

0.030.07
0.02
0.05 0.1

0.50.20.3

12300.01

5 7 10

0.7

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

負 荷 時 間 [s]0.20.50.3123

5 7 1023

5 7 100.7

負 荷 時 間 [s]動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数

５０Ｈｚ

公称焦点値：２．０570
55050045090kV80kV

公称焦点値：１．０70kV 60kV 50kV

100kV
40kV

110kV

30060kV50kV

80kV

40kV

90kV

125kV

250 100kV

管 電 流 [mA]400

管 電 流 [mA]

70kV

340350300250110kV
200 125kV

150200100150100505000.01

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.50.312300.01

5 7 10

0.7

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.5
0.3

10.7

負 荷 時 間 [s]負 荷 時 間 [s]-4-E7239X / E7239FX / E7239GX

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：２．０（代表値）
600

1880kV
16100kV
125kV

4001460kV

3001250kV
40kV

20010フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]

500

Ef
100

804.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

65.1

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.1A）

公称焦点値：１．０(代表値)350

1680kV
100kV
125kV

250

管 電 流 [mA]

141260kV

200

1050kV

150

840kV

1006Ef

50

402
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.84.9フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.1A)-5-5.05.1

フィラメント電圧 [V]300

E7239X / E7239FX / E7239GX

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線
900180W

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]800

冷却700600
500
400
300200
加熱
1000020406080100120140160180200

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]10090

冷却80706050403060W

20100

加熱
012345678

冷却（または負荷）時間 [min]注）加熱曲線は撮影時のＸ線管への平均最大入力の例を示します。

-6-

E7239X / E7239FX / E7239GXＥ７２３９Ｘ

外形図
単位：ｍｍ

φ1404-M5 深さ8479°
45

中心放射線かつ基準軸17011.190

φ9241.27

φ152.4125.4

4-M6 深さ8

陽極

16°

11.1

11.1

15690LS
陰極

2-M63.5, P=1.27121

低電圧端子板結線図

95311.1C876 512381

NC NC NC4ENC
Aφ69C1 M

ET
温度リレー（常時閉）注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点

焦点中心A

記号説明
陰極端子
Ｃ: 共通
Ｌ: 大焦点Ｓ: 小焦点B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１: 共通Ｍ : ステータ主コイル
Ａ : ステータ補助コイル
ＥＴ: 接地端子
ＮＣ: 接続線なし: 主放射線方向
陽極，陰極端子: IEC60526形-7-E7239X / E7239FX / E7239GX

Ｅ７２３９ＦＸ

外形図
単位：ｍｍ

72φ140

4-M6 深さ8陽極41.2792

φ90

125.4°
4511.1

4-M5 深さ89015647916°

S2-M63.5, P=1.27C9 8 7 6 512 3 4 E

NCNC NC12153

低電圧端子板結線図

11.181

陰極

NCφ69C1 M A
ET

温度リレー（常時閉）注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点

中心焦点A

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526形

-8-81

L

中心放射線かつ基準軸

170

11.1

φ152.4

E7239X / E7239FX / E7239GX

Ｅ７２３９ＧＸ

外形図
単位：ｍｍ

φ140156

φ152.4479

125.4

9011.1

4-M5 深さ817011.116°

9041.27

4-M6 深さ8中心放射線かつ基準軸陽極LS

陰極81121A中心焦点

2-M63.5, P=1.27C

低電圧端子板結線図
9 8 7 6 5

12 3 4 E
NC

φ69

NCNC NC

BET-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

温度リレー（常時閉）

53

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

C1 M A

焦点

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし-9-注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526形

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7239X/FX/GX 2018-11