高圧蒸気滅菌器 STH426FC・427FC
AUTOCLAVE

STHシリーズに大容量タイプが登場。
特長●コース選択、各種設定をカラータッチパネルで行えます。
また、メンテナンス情報もお知らせします。
●軽快なワンタッチレバーで、フタの開閉操作が簡単、確実にできます（特許）。
●缶内の圧力と温度を検知し、フタをロックするダブルインターロッ
ク機構を装備し、安全性を向上しました。
●事前に排気量（%）を設定することにより、自動微細排気を可能にしています。
●専用の培地溶解機構の採用で培地の作製が容易です。
●滅菌条件メモリー機能を装備、スタートスイッチを押すだけで簡単に操作できます。

高圧蒸気滅菌器STH426FC■仕様型性式STH426FC

STH427FC

滅 菌 温 度 設 定 範 囲（℃）

105〜128（可変式）

105〜123（可変式）

能保温温度範囲
0.196

0.157

培 地 溶 解 温 度 範 囲

60℃〜100℃（可変式）構缶体材

質

ステンレス（SUS304）

タイ

マー

減菌1分〜250分、溶解1分〜60分、保温24時間（固定）、予約1分後〜1週間後

温度計（デジタル表示）
（℃）

成選
安

力
択
全・警

5〜130

計

コー報

装5〜125
デジタル0MPa〜0.3MPa/アナログ表示0MPa〜0.4MPa

ス

液体、器具、廃棄物、寒天、溶解

置

圧力安全弁、漏電および過電流ブレーカー、空焚防止装置、警報表示（空焚、温度センサー断線、過温、過冷、過圧、フタ異常、開閉レバーロック異常）

圧 力 容 器 の 種 類
規外形

寸格

寸法（㎜）

缶

内

電源（ 5 0 ㎐ / 6 0 ㎐ ）消費

電質付法（容量）

小型圧力容器W667×D652×H1,026

W667×D652×H1,206

φ420㎜×H615㎜（約85L）

φ420㎜×H795㎜（約110L）

AC200V 単相 15A力（k W ）
量（約㎏）

属AUTOCLAVE

45℃〜60℃（可変式）

安 全 弁 動 作 圧 力（MPa）

圧STHシリーズ

STH427FC

品価格（税抜き）AC200V 単相 20A

3.04.08389
ステンレス製金網かご（2個）、スノコ、排気ホース、排水ホース、排気ボトル、キャスターストッパー（2個）、ドレイン回収ボトル、インシュロック￥840,000

電源プラグは、付属しておりません。
◦ 海抜800m以上（山岳地域などの低気圧状態）およびダーラム管（内径6mm未満）でご使用になる場合は、ご注文の際にご照会ください。
◦ 外形寸法のD寸法にフタ開閉スライドレバーは、含まれておりません。

￥965,000■別売品
品

STH364FA

名型式

適応製品

仕様（㎜）

価格（税抜き）ST001080 STH426FC

内径380×H285¥25,000

ST001090 STH427FC

内径380×H375¥29,000

滅 菌 缶 ST001120 STH426FC（穴 あ り） ST001130 STH427FC

内径390×H285¥40,500

内径390×H375¥46,500

滅 菌 缶 ST001140 STH426FC（穴 な し） ST001150 STH427FC

内径390×H285¥32,500

内径390×H375¥38,000

滅 菌 か ご◦ 滅菌かご、滅菌缶の材質は、いずれもステンレス製です。

■システムアップの別売品◦ 操作画面がひと目でわかるカラータッチパネル

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

強制冷却（空冷）………………… 滅菌後の取出し時間の短縮。
フローティングセンサー……… 品温で滅菌タイマー作動。
レコーダーまたはプリンター……… データ収集。
自動給水………………………… わずらわしい水入れを自動化。
フル装備………………………… 強 制冷却（空冷）、フローティングセンサー 、レコーダー（またはプリンター）、自動給水が装着されています。
販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

STH245FC

STH307FC

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

341-K-01-24040

アドバンテック東洋株式会社

高圧蒸気滅菌器 STH364FA・367FA

高圧蒸気滅菌器 STH245FC・307FC

フタの自動開閉＆自動ロックをはじめ、すべての機能性、操作性において進化。

カラータッチパネルでわかりやすく、より便利に。

AUTOCLAVEAUTOCLAVE

特長

特長● コース選択、各種設定をカラータッチパネルで行えます。
また、メンテナンス情報もお知らせします。
● 軽快なワンタッチレバーで、フタの開閉操作が簡単、確実にできます（特許）。
● 缶内の圧力と温度を検知し、フタをロックするダブルインターロック機構を装備し、安全性を向上しました。
● 事前に排気量（%）を設定することにより、自動微細排気を可能にしています。
● 専用の培地溶解機構の採用で培地の作製が容易です。
● 滅菌条件メモリー機能を装備、スタートスイッチを押すだけで簡単に操作できます。

●滅菌中はもちろん、途中で停止した場合でも、缶内圧力と温度を検知し、フタをロックするダブルインターロック機構を装備し、安全性を向上しました。
●フタのロック解除温度が、各コース、各メモリー番号で60℃から97℃の範囲で設定可能となり、滅菌物の取出し時の安全性確保と利便性を向上
しました。
●大 型操作パネルを採用し、進行状況が一目で分かる工程表示や滅菌物に
よ って 選 択 し た コ ース も、パ ネ ル 上 で ラ ン プ 表 示 さ れ ま す。
各スイッチやディスプレイが大きくなり、一段と使いやすくなりました。
●冷却時間短縮のため、冷却ファンを標準装備しています。

■用途例
STH364FA型
能■仕様型

式

STH364FA

STH367FA

力計

安 全・警 報 装 置
圧力容器の種類
外 形 寸 法（㎜）
缶 内 寸 法（容量）
熱 源（消 費 電 力）
電 源（50㎐/60㎐）
質量（約㎏）
付属

STH307FC
105〜135（可変式）

保温

温度

範

囲

45℃〜60℃（可変式）

安 全 弁 動 作 圧 力（MPa）

0.137

0.255

品

価格（税抜き）デジタル表示5～134.9（0.1単位）

デジタル表示 0MPa～0.3MPa／
アナログ表示 0MPa～0.4MPa
圧力安全弁、漏電・過電流ブレーカー、空焚防止装置
エラー表示（空焚、温度センサー断線、過温、過冷、過圧、フタ異常、排気弁異常、ヒーター異常）
小型圧力容器
W455×D691×H890
W455×D691×H1,030
φ364㎜×H482㎜（50.2L）
φ364㎜×H730㎜（76L）
電気ヒーター（2.0kW 20A） 電気ヒーター（3.8kW 19A）
AC100V 2.0kW（20A）
単相AC200V 3.8kW
（19A）
62
73
金網かご（STH364FA/2個、STH367FA/3個）、排水ボトル、スノコ、キャスターストッパー（2個）、設置サポートおよび固定ネジ（STH367FAのみ）￥735,000

60℃〜100℃
（可変式）

缶

体材

質

ステンレス（SUS304）

タイ

マー

減菌1分〜250分、溶解1分〜60分、保温20時間（固定）、予約1分後〜1週間後

温度計（デジタル表示）
（℃）
圧力択

コ

5〜123

計
ース

液体、器具、廃棄物、寒天、溶解
圧力安全弁、漏電および過電流ブレーカー、空焚防止装置、警報表示（空焚、温度センサー断線、過温、過冷、過圧、フタ異常、開閉レバーロック異常）

圧 力 容 器 の 種 類■滅菌コース

外形寸寸

内電源（ 5 0 ㎐ / 6 0 ㎐ ）消費

電質

液体、寒天、器具、溶解の4コースから用途に合わせて選択。
進行状況がひと目で分かる工程表示を採用しています。

付

簡易圧力容器

小型圧力容器

W485×D470×H949

W547×D532×H1,046

φ240㎜×H550㎜（25L）

φ300㎜×H710㎜
（50L）

法（㎜）

缶法（容量）

5〜137

デジタル0MPa〜0.3MPa/アナログ表示0MPa〜0.4MPa

安 全 ・ 警 報 装 置格

圧STH245FC
105〜121（可変式）

選規

デジタル表示5～137.9（0.1単位）

計（℃）

成

温構

105～135（可変式）
105～132（可変式）
1分～300分（5時間）、残時間表示方式
0.26
0.23
60℃～100℃（可変式）
1分～60分（1時間）、残時間表示方式
45℃～60℃（可変式）
ステンレス（SUS304）
1時間～99時間後、スタート時間設定方式

度式

滅 菌 温 度 設 定 範 囲（℃）

培 地 溶 解 温 度 範 囲

滅菌温度設定範囲（℃）
滅 菌 タ イ マ ー
安全弁動作圧力（MPa）
溶解温度設定範囲
溶 解 タ イ マ ー
保温温度設定範囲
缶
体材
質
予 約 タ イ マ ー

STH307FC

STH245FC■仕様性ガ ラス製、陶磁器製、金属製、ゴム製の器具、水、培地、試薬、試液または液状の医薬品などで、高温高圧水蒸気に耐えうるものの滅菌に使います（液体、寒天、器具コース）。  〇  培地の溶解に使います（溶解コース）。  〇  AC100V 15A

AC100V 20A

力（k W ）

1.5

2.0量（約㎏）4460

属品価格（税抜き）

ステンレス製金網かご（2個）、スノコ、排気ホース、排水ホース、排気ボトル、キャスターストッパー（2個）、ドレイン回収ボトル、インシュロック￥580,000

電源プラグは、付属しておりません。
◦ 海抜800m以上（山岳地域などの低気圧状態）およびダーラム管（内径6mm未満）でご使用になる場合は、ご注文の際にご照会ください。
◦ 外形寸法のD寸法にフタ開閉スライドレバーは、含まれておりません。
◦ STH307FC付属の金網かごは、高さ220㎜（型式ST001070）です。

￥680,000■別売品品

名

滅 菌 か ご￥875,000● 電源プラグは、付属しておりません。
● 海 抜800m以上（山岳地域などの低気圧状態）でご使用になる場合は、仕様変更が必要となります
ので、ご照会ください。

滅菌缶式

適応製品

ST001060

型

STH245FC

内径210×H255

仕様（㎜）価格（税抜き）¥13,000

ST001070

STH307FC

内径270×H220¥14,000

ST001020

STH307FC

内径270×H270¥15,000

ST001100

STH245FC

内径210×H255¥20,000

ST001110

STH307FC

内径270×H220¥23,000

ST001050

STH307FC

内径270×H270¥24,000◦ 滅菌かご、滅菌缶の材質は、いずれもステンレス製です。

■別売品
品

名ステンレス製
丸型金網かごステンレス製滅菌缶

ステンレス製丸型
底付金網かご要■システムアップの別売品価格（税抜き）強制冷却（空冷）………………… 滅菌後の取出し時間の短縮。

STH364FA・367FA型用 内径338㎜×H220㎜ ￥17,000￥32,500
STH367FA型用 内径330㎜×H690㎜￥46,000
STH364FA型用 内径330㎜×H185㎜穴なし ￥24,500
ス テ ン レ ス 製 STH367FA型用 内径330㎜×H270㎜穴なし ￥29,000
滅菌缶 STH364FA型用 内径330㎜×H185㎜穴あり ￥34,000
STH367FA型用 内径330㎜×H270㎜穴あり ￥37,000
ステンレス製丸型
底付金網かごステンレス製丸型
金網かご摘

STH364FA型用 内径330㎜×H450㎜

フローティングセンサー……… 品温で滅菌タイマー作動。
◦ 操作画面がひと目でわかるカラータッチパネル

レコーダーまたはプリンター …… データ収集。
自動給水………………………… わずらわしい水入れを自動化。
フル装備………………………… 強制冷却（空冷）、フローティングセンサ
ー 、レコーダー（またはプリンター）、自動給水が装着されています。