電気マッフル炉 FUM300シリーズ 別売品
ACCESSORY FOR ELECTRIC MUFFLE FURNACE■ガス排気口	炉内で発生したガスを、ガス排気口を通してドラフトなどへ排気することができます。

ガス排気口
FU000030■温度センサー孔

電気マッフル炉
FUM300シリーズ

温度センサー孔FU000040	炉内の温度などを監視する目的で、各種センサーを挿入するための孔です。

ガス導入口
FU000020■ガス導入口ELECTRIC MUFFLE FURNACE	炉内に不活性ガスなどを導入することにより、一定の雰囲気炉として利用できます。

■観察窓
炉内の状態を、観察窓を通して監視することができます。

観察窓

FU000050

■別売品
品

名型式

適応製品

仕様価格（税抜き）￥85,100

独 立 過 熱 防 止 装 置 ※1FU000110

R熱電対用ガス導入口 ※1FU000020

外径10㎜（ホースニップルまたはガス管用継手）ガス

排気口 ※1FU00003032㎜×32㎜（バタフライダンパー付）

排 気 口 用 安 全 カ バ ー ※1FU000031

温 度 セ ン サ ー 孔 ※1FU000040

観窓 ※1FU000050

台

FU000061

W550㎜×D600㎜×H750㎜

器

FU000070

RS–232C→RS–485変換器
RS–232Cケーブルおよび通信増設ケーブル 各1本付 ※2
終端コネクター付属察架通信変換電 気 炉 通 信 ソ フ ト

FU000080

通 信 増 設 ケ ー ブ ル

FU000090

全製品

ガス排気口用

W140㎜×D120㎜×H325㎜

背面部
前面扉部

FUM332DA

内径10㎜

φ20㎜（石英ガラス付）￥22,100￥18,700￥22,100￥33,100￥66,200￥83,000￥54,600￥12,100

Windows®XP/Vista/7/8/10対応
増設ごとに1本必要※1 独立過熱防止装置、ガス導入口、ガス排気口、排気口用安全カバー（ガス排気口FU000030用）、温度センサー孔、観察窓は、ご注文時にご指定ください。
※2 通信変換器に付属するパソコンとの接続用RS–232Cケーブルは、パソコンの種類により使用できない場合があります。
ご注文の際は、事前にご確認ください。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

FUM322FB

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● Windowsは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● パイマロックスは、㈱リケンの登録商標です。

319-K-04-24040

アドバンテック東洋株式会社

電気マッフル炉 FUM300シリーズ

電気マッフル炉 FUM300シリーズ

高速昇温のできる電気マッフル炉。

■温度調節器ELECTRIC MUFFLE FURNACEELECTRIC MUFFLE FURNACE

定値タイプ（ＦＵＭ３１２ＦＢ・３２２ＦＢ・３３２ＦＢ）PID制御方式は高い温度調節精度を実現。

特長●ヒーターとセラミックファイバー製断熱板を一体成形した熱板ユニットを炉体の上下左右4面に配置しており、高速昇温が可能です。

○

操作の簡単なデジタル温度調節器を採用しています。

プログラムタイプ（ＦＵＭ３１２ＰＣ・３２２ＰＣ・３３２ＰＣ）
マイコン内蔵のプログラムコントローラーを採用。

●制御盤を炉体から分離し、炉体から離れた場所でも操作できます。
●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

FUM322FB■仕様型性※1式

FUM312FB

FUM322FBFUM332FB

FUM312PC

能400℃～1,300℃

温度調節精度±2℃

温度分布精度±5℃

温度上昇時間約30分

使用周囲温度FUM332PC

at 1,100℃
at 1,100℃
室温→1,100℃
マイコンPID制御＋ファジー制御（イージープログラムコントローラー）

マイコンPID制御

運 転 形 態

定値運転

プログラム運転（16パターン16ステップ、パターンリンク可能）

構

温度センサーR熱電対

ヒ ー タ ー鉄–クロム（パイロマックスⓇDS）成ヒ ー タ ー 容 量（kW）
炉

FUM332DA

常用最高温度1,200℃

5℃～35℃

温度調節器

1.8

3.2

4.6

1.8

3.2

安 全 装 置自己診断機能（過熱、温度センサー断線）、過電流・漏電ブレーカー

自己診断機能（過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SSR短絡、プロコン異常）、過電流・漏電ブレーカー―

RS–485

W150×D150×H150 W200×D250×H200 W200×D350×H200 W150×D150×H150 W200×D250×H200〔H120〕〔H170〕〔H170〕〔H120〕〔H170〕

規

炉外形寸法

○

パソコンによるデータ管理が可能。

格

 ージープログラムコントローラー付電気炉とパソコン（別売品
イの電気炉通信ソフト、通信変換器が必要）を接続することにより、パソコンでプログラム設定や温度データの保管を行うことができます。
○別 売品の通信増設ケーブルにより、複数台の電気炉の観測も可能です。
○

W200×D350×H200〔H170〕

W500㎜×D665㎜×H585㎜

制御盤外形寸法W500㎜×D640㎜×H245㎜

炉内容積（約L）

3.410143.41014電源（50㎐/60㎐）

AC200V 単相 9A

AC200V 単相 16A

AC200V 単相 23A

AC200V 単相 9A

AC200V 単相 16A

AC200V 単相 23A

必要電源設備

AC200V 単相 15A

AC200V 単相 20A

AC200V 単相 30A

AC200V 単相 15A

AC200V 単相 20A

AC200V 単相 30A質 量（約㎏）859095859095属

 型操作画面と少数のキーで、プログラム設定が簡単に行えます。
大10パターン20ステップのプログラム運転が可能です。
○グ ラフィック画面を見ながら設定内容を容易に確認できますので、誤操作がなくなります。運転状態もグラフィック表示で簡単に確認できます。
○4.6

セラミックファイバー

炉 内 寸 法
〔有効寸法〕（㎜）※2

イージープログラムタイプ（ＦＵＭ３３２ＤＡ）
プログラム設定をさらに簡単に。

プログラム運転（10パターン20ステップ、パターンリンク可能）体

外部入出力信号用端子付

FUM322PC

使用温度範囲品価格（税抜き）炉床板1枚￥585,000￥639,000￥706,000￥670,000￥724,000￥776,000￥850,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 有効寸法は、天井から炉床板までの寸法です。突起部分は含みません。
電源プラグは、付属しておりません。
● 炉体と制御盤を分離して設置できます。標準の接続コード（装置間約1m）以上に離して設置される場合は、別売品で長い接続コードを用意していますので、ご照会ください。

■安全装置
自 己 診 断 機 能マイコンによって装置の異常を検知し、異常を表示させるとともに装置の安全を確保するよう制御します。

過熱

温度の異常な上昇を検知し、運転を停止します。

温度センサー断線

温度センサー断線を検知し、運転を停止します。

ヒーター断線

ヒーター断線を検知し、運転を停止します。

SSR短絡

SSR短絡を検知し、運転を停止します。

プロコン異常温度調節器に異常が発生した場合、運転を停止します。

過電流・漏電ブレーカー

過大な電流が流れたときと漏電時に、電源を切ります。

■用途例●

成分分析試験

●

灰化試験

●

熱処理

●

焼成

○

16パターン16ステップのプログラム運転が可能です。