恒温培養器 TVN／TVAシリーズ

約750INCUBATOR

180°
750

685

0300301,560

1,000300■設置図（単位：㎜）

1,000300

1,00030000

1,00001,TVN380DC・480DC・680DC／TVA360DC・460DC・660DC

70TVN680TC

品

名型

架 台（キ ャ ス タ ー 付）Ｃ

架 台（ア ジ ャ ス タ ー 付）

積

重ね

棚板（棚金具受25付）

80

細 目 棚 板（棚 受 付）

床用

固定

金具

壁用

固定

金

具

式

適応製品

仕様

DR000061

W650㎜×D650㎜×H760㎜￥ 50,800

DR000091

TVN680DC、
TVA660DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜￥ 57,800

DR000071

TVN380DC・480DC、
TVA360DC・460DC

W650㎜×D650㎜×H760㎜￥ 50,800

DR000081

TVN680DC、
TVA660DC

W800㎜×D705㎜×H760㎜￥ 57,800

TV000071

TVN480DC、
TVA460DC

TV000081

TVN680DC、
TVA660DC───￥ 14,300

DR001040

TVN380DC、
TVA360DC

DR001050

TVN480DC、
TVA460DC

DR001060

TVN680DC・680TC、TVA660DC

DR00131040

耐荷重15kg/枚

TVN380DC、
TVA360DC
TVN480DC、
TVA460DC

耐荷重10kg/枚

DR001330

TVN680DC・680TC、TVA660DC

DR001610

TVN380DC・480DC・680DC
TVA360DC・460DC・660DC

DR001421

TVN680TC

DR001351

全製品

11095

価格（税抜き）TVN380DC・480DC、
TVA360DC・460DC

DR00132070

INCUBATOR

Ｂ

■別売品

恒温培養器
TVN380DC・480DC・680DC・680TC
TVA360DC・460DC・660DC￥ 10,300￥ 13,800￥ 16,000￥ 10,300￥ 13,800￥ 16,300￥ 3,200───

￥ 7,300￥ 7,400● 高さの低い架台も製作可能ですので、ご照会ください。

■用途例
細菌の培養、食品保存試験などの恒温槽として使います。

● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先● 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

TVN480DC
TVN680TC

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-12-24040

アドバンテック東洋株式会社

恒温培養器 TVNシリーズ

恒温培養器 TVAシリーズ

庫内温度の均一性に優れた培養器。

実用タイプの培養器。

INCUBATOR

INCUBATOR

特長

特長●プログラム運転を簡便に設定できます。
●エアジャケット方式での加熱のため、庫内温度の均一性に優れています。
●強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、庫内温度を乱すことなく庫内を観察できます。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

●タイマー運転を簡便に設定できます。
●エアジャケット方式での加熱のため、庫内温度の均一性に優れています。
●強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、庫内温度を乱すことなく庫内を観察できます。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

TVA460DC

TVN480DC

■仕様型

式

対流方

TVN380DC

TVN480DC

式

TVN680DC性±0.2℃at 37℃

能

温 度 分 布 精 度±1℃

at 37℃

温 度 上 昇 時 間

約70分

使 用 周 囲 温 度
温運度

調

転節形

ッ300

400

キ装シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
W310×D310×H300

W460×D460×H450

W610×D510×H500

W610×D510×H995

外形

寸法（㎜）

W440×D485×H660

W590×D635×H810

W740×D685×H860

W750×D685×H1,560

庫内容積（約L）

2995

156

310

5段・48㎜

9段・45㎜

9段・48㎜

18段・48㎜

格φ28㎜
AC100V 1.5A

AC100V 3A

3050

必 要 電 源 設 備量（約㎏）
属価格（税抜き）AC100V 4A

AC100V 6.5A

60105

品

￥231,000■温度調節器●表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上。
●PID制御方式で高い温度調節精度を実現。
●最大100ステップ（1パターンの場合のみ99ステップ）のプログラム運転を行えます。

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）
定値運転、タイマー運転（オートストップ）1分〜99時間59分
白金測温抵抗体 Pt100Ω
鉄 - クロムコイルヒーターーター

ヒ ー タ ー 容 量（W）
内100225

装パッ

棚板4枚、棚受8本、車輪止め2個￥290,000￥462,000

300

SUS304二重扉（内扉強化ガラス）

キ装ン

シリコーンゴム ※2

置自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー

安

全

庫

内寸法（㎜）

W310×D310×H300

W460×D460×H450

W610×D510×H500

外形

寸法（㎜）

W440×D485×H660

W590×D635×H810

W740×D685×H860

庫内容積（約L）

2995

156

5段・48㎜

9段・45㎜

9段・48㎜

AC100V 1A

AC100V 2.3A

棚 段 数・ピ ッ チ
排気口源（50㎐/60㎐）

質

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個￥187,000

器
態

φ28㎜

必 要 電 源 設 備付

室温→37℃

ヒ電2個

AC100V 15A※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 別売品につきましては、最終頁をご参照ください。

TC-SⅥシステム

格法（㎜）

規規

寸

口

節形

扉

ン源（50㎐／60㎐）

調

転TVA660DC

5℃〜35℃

温 度 セ ン サ ー扉

内気度

SUS304庫質約70分

二重扉（内扉強化ガラス）

棚 段 数・ピ ッ チ付

650

全電

温 度 上 昇 時 間

運安排at 37℃

温鉄 - クロムコイルヒーター
150

装パat 37℃±1℃

使 用 周 囲 温 度

白金測温抵抗体 Pt100Ω

扉扉±0.2℃

温 度 分 布 精 度

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ）1分～99時間59分

ー内

室温＋5℃〜60℃

温 度 調 節 精 度成成タ

TVA460DC
エアジャケットによる自然対流式

使 用 温 度 範 囲構

構ー

室温→37℃

TVA360DC式※1

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）態

ヒ ー タ ー 容 量（W）

ヒ方

5℃～35℃器

温 度 セ ン サ ー

式

流能

室温＋5℃～80℃

温 度 調 節 精 度型
対性

使 用 温 度 範 囲様

TVN680TC

エアジャケットによる自然対流式※1■仕量（約㎏）
属価格（税抜き）AC100V 3A

AC100V 15A
30

品

5060

棚板2枚、棚受4本、脚キャップ4個￥164,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
● AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
● 別売品につきましては、最終頁をご参照ください。

■温度調節器TC-EⅥシステム

2個●表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上。
●PID制御方式で高い温度調節精度を実現。
●オートストップタイマー運転を行えます。

￥187,000￥220,000