FCONCREATION OF NEW VALUE

製品カタログ

会社案内

エフコン株式会社

≪CREATION OF NEW VALUE≫
新たな価値と市場創造

弊社は、独自の技術と新たな価値創造による製品とサービスを提供し、社会に歓迎され続ける企業であることを目指します。

エフコン株式会社代表取締役 山中邦昭

【マスフローコントローラーとは】
マスフローコントローラーは、流体の質量流量を計測することにより流量制御を行うので、環境温度や使用圧力等の変化による補正を行う必要がなく、高精度で安定した流体計測・制御が可能な機器です。フローメータ
ーやニードルバルブなど体積流量による流量制御では、ある程度正確な流量を必要とする際は、温度や圧力等の変化による補正を行う必要があります。マスフローコントローラー／マスフローメーターは、半導体やフラットパネルディスプレイなどの高精度な流量計測・制御を要求される分野をはじめ、分析、燃料電池、液晶、有機ＥＬ、バイオ、培養、食品、環境計測、燃焼ガス制御、工場設備、実験設備等のあらゆるプロセス、設備装置に幅広く使用されています。エフコンのマスフローコントローラー／マスフローメーターは、幅広い分野でご使用頂けるよう基本性能を追求した独自技術によりコストを抑えると共に、製品の性能と信頼性を高める設計製造を目指しています。

【マスフローコントローラーの原理と構造】
マスフローコントローラーの基本構造は下図の通り、流量センサー、バイパス、バルブ、制御回路から構成されています。
一般的に使用されるのは熱式センサーと呼ばれるもので、ステンレス製毛細管の上流側と下流側に巻かれた抵抗体に電流を流し発熱させます。ガスが流れていない時は、上流側と下流側の抵抗体の熱は平衡状態に保たれ流量出力信号はゼロを示します。
入り口から入ったガスはセンサーとバイパスに分流されます。ガスがセンサーに流れ込むと上流側と下流側の抵抗体に温度差が生じ、熱バランスが崩れセンサーの温度分布に変化が起こります。この変化をブリッジ回路で捉え流量出力信号として取り出しています。これに、外部から入力された流量設定信号（0～5V）とセンサーの流量出力信号を比較して、それぞれの信号レベルが一致するように流量制御バルブが PID 動作（比例、積分、微分）し、自動的にバルブの開度を微調整するので、常に安定した流量を設定した条件で流量制御することが出来ます。

サーマル or ソレノイドマスフローコントローラーの基本構造

流量センサーの温度分布について

CREATION OF NEW VALUE

表示設定器付
デジタルマスフローコントローラー

2000 シリーズ≪特徴≫● 表示設定器の一体化により、本体のみで設定制御が可能● 駆動電源は、+24 VDC 単電源（500 mA 以上の AC アダプター利用可能）● 表示設定器一体化に加えて小型・省スペース化を実現したコンパクトサイズ● デジタル通信：RS 485 通信機能を標準搭載● アナログ入出力信号：0 - 5 V と 4 - 20 mA を任意に切替可能● 積算及び流量異常上下限アラーム機能を搭載● デジタル制御アプリケーションソフト
【仕様】
マスフローコントローラー

C2005

C2020

マスフローメーター

M2005

M2020

流量（N2 換算流量）

10SCCM ～ 5 SLM

10 SLM

対応ガス種

N2、Air、Ar、O2、H2、He、CO2 など（腐食性ガスはご相談下さい）

バルブタイプ

NC：ノーマルクローズ（メーターの場合は対象外）

制御流量範囲2～100％ F.S.（メーターの場合は対象外）

流量精度±1％ F.S.

流量設定

本体表示設定器・イベント入出力切替（メーターの場合は対象外）（メーターの場合は対象外）
流量出力信号

デジタル：RS 485

アナログ：0.1～5 VDC/4.3～20 mA（任意切替）
本体表示器：7 セグメントLED

デジタル：RS 485

アナログ：0～5 VDC/4～20 mA（任意切替）

再現性±0.2％ F.S.

応答時間

≦2 sec

必要差圧50～300 kPa

100～300 kPa

耐圧力

1 MPa(G)使用保証温度5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

外部リーク

1×10-7 Pa･m3/sec He

取付姿勢

指定なし（自由）供給電源電圧/消費電流
通信方式

20 SLM+24 VDC、500 mA 以上
デジタル：RS485

アナログ：0～5 VDC/4～20 mA（任意切替）

接ガス部/シール部材質

SUS316、PTFE、フッ素ゴム / フッ素ゴム

アクチュエータ方式

ソレノイド（メーターの場合は対象外）

表面処理

機械加工仕上げ

標準接続継手

1/4in.SWL（相当品）

1200～300 kPa

≪外形寸法≫≪品番表示≫

C 2005 – 4S2 – 1L – N2（例）①②③④⑤① タイプ C：コントローラー M：メーター② 流量レンジ 2005（10 SCCM ～ 5 SLM） 2020（10 SLM、20 SLM）
③ 継手（注 1）4S2：1/4in.SWL 相当品 KQ2：ワンタッチ継手など④ フルスケール（注 2） 例：50 SCCM→50 5 SLM→5L⑤ ガス種（注 3） N2、Air、Ar、O2、H2、He、CO2 など
注1.

その他の継手はお問い合わせ下さい。

注2.

上記フルスケールは一例です。流量単位「SCCM、SLM」は0℃，101.3kPa abs. (1atm) 校正となります。
20℃や 25℃での校正をご希望の場合は別途ご指定下さい。

注3.

上記ガス種は一例です。

≪信号ケーブル及び駆動電源用 AC アダプター≫ （別売）
●C2000 用駆動 AC アダプター：+24 VDC（DC22.8 ～ 25.2 V，500 mA 以上）（推奨）●C2000 用 RS485 通信交換ユニット（デジタル制御アプリケーションソフト付属）●C2000 用 RJ11 – RJ11 通信ケーブル●アナログ通信用ケーブル
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

2CREATION OF NEW VALUE

アナログマスフローコントローラー

1000 シリーズ≪特徴≫● マスフローコントローラーの基本機能に特化したローコストモデル● コンパクトサイズ● スタート時のフローサージ現象を抑制（30 秒以上のインターバルが必要、NC は対象外）● 入出力：アナログ（0 ～ 5 VDC）
● 制御電源と信号ケーブルが必要
制御電源は、据置型【PA01S】とパネルマウント型【PA01PS】の 2 種類より選択【仕様】（※）開発中マスフローコントローラー NO

C1005

C1020

C1030

C1050C1100

マスフローコントローラー NC

C1005 NC

C1020 NC（※）

C1030 NC（※）

C1050 NC（※）-M1005

M1020

M1030

M1050

-

10, 20 SLM

30 SLM

50 SLM

100 SLM

マスフローメーター
流量（N2 換算流量）

対応ガス種

10 SCCM～ 5 SLM

Air、N2、Ar、O2、H2、He、CO2 など

Air・N2（腐食性ガスはご相談下さい）

バルブタイプ

NO：ノーマルオープン、NC：ノーマルクローズ（メーターの場合は対象外）

制御流量範囲5～100％ F.S.（メーターの場合は対象外）

流量精度±2％ F.S.

流量設定信号

0.25～5 VDC（メーターの場合は対象外）

流量出力信号

0～5 VDC

再現性±0.2％ F.S.

応答時間

≦6 sec

必要差圧±0.5％ F.S.
≦10sec50～300 kPa

200～300 kPa

C1020NC：100～300 kPa

耐圧力

1 MPa(G)使用保証温度

5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

外部リーク

1×10-7 Pa･m3/sec He

取付姿勢

指定なし（自由）供給電源電圧/消費電流+15 VDC：60 mA / -15 VDC：150 mA

通信方式

アナログ：0～5 VDC

接ガス部/シール部材質

SUS316、PTFE、PEEK、/ フッ素ゴム

アクチュエータ方式

サーマル（メーターの場合は対象外）

表面処理

機械加工仕上げ

標準接続継手

1/4in.SWL（相当品）≪外形寸法≫
3≦15 sec≪品番表示≫C 1005 NC – 4S2 – 1L – N2（例）①②③④⑤⑥① タイプ C：コントローラー M：メーター② 流量レンジ 1005（10 SCCM ～ 5 SLM） 1020（10 ～ 20 SLM） 1030（30 SLM）
1050（50 SLM） 1100（100S LM）③ バルブタイプ ナシ：ノーマルオープン NC：ノーマルクローズ（1100 は対象外）④ 継手（注 1）4S2：1/4in.SWL 相当品 KQ2：ワンタッチ継手 など⑤ フルスケール（注 2） 例：50 SCCM→50 5 SLM→5L⑥ ガス種（注 3） N2、Air、Ar、O2、H2、He 、CO2 など
注1.

その他の継手はお問い合わせ下さい。

注2.

上記フルスケールは一例です。流量単位「SCCM、SLM」は0℃,101.3kPa abs. (1atm) 校正となります。
「LM」は 25℃,101.3kPa abs. (1atm)校正となります。その他をご希望の場合は別途ご指定下さい。

注3.

上記ガス種は一例です。

≪各種信号ケーブル≫ （別売）
マスフローコントローラーを購入される際に、ご使用中の制御電源をそのままご使用になられる場合の信号ケーブルや交換ケーブル等の製作が可能です。設備装置からの信号ケーブル接続コネクターの形状が違う場合など、コネクター形状やピンアサインの情報をお知らせください。
尚、
コネクターの種類によっては、製作が困難なものもございますので、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

4

CREATION OF NEW VALUE

制御電源

PA01PS
PA01S≪特徴≫●ローコスト＆簡単操作●パネルマウント型＆据置型●コンパクトサイズ● 流量表示ディスプレイ、流量設定機能● マスフローコントローラー供給電源：±15 VDC● 入出力：アナログ信号（0 ～ 5 VDC）
● 背面に設定及び出力電圧（0 ～ 5 VDC）の出力端子を標準装備

【仕様】
型式

PA01PS（パネルマウント型）/PA01S（据置型）

電源

AC100 - 240 V

電源出力

0～5 VDC：設定信号 +15 VDC：300 mA -15 VDC：200 mA

流量設定

0.25～5 VDC（背面端子にて出力可） 10 回転ポテンションメーターにて可変

流量出力

0～5 VDC（背面端子にて出力可）

流量設定／出力表示

0～100％ ※1

表示切替（設定／出力）

トグルスイッチ

信号ケーブル用コネクターD-sub9Pin コネクター（電源側メス）

使用環境

5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

出力端子（設定／出力）※10～5 VDC（表示切替トグルスイッチに連動）

流量表示設定へ変更することが可能です。

≪1000 シリーズとの接続≫
信号ケーブル（別売）
信号ケーブル（別売）≪外形寸法≫
5

PA01PS

PA01S≪信号ケーブル（別売）≫

信号ケーブル：MFC 側 D-sub9 メスコネクター ⇔ 電源側 D-sub9 オスコネクター
標準長さ 1 , 2 , 3 m（4 m 以上は、オーダーにて製作）

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

6

CREATION OF NEW VALUE

表示設定一体型
アナログマスフローコントローラー

CUBE MFC≪特徴≫● コンパクト設計の一体型ユニット● 簡単操作で、流量制御が可能● 流量表示：表示ディスプレイ（SET/OUT 切替スイッチ）● 背面に設定及び出力電圧（0 ～ 5 VDC）の出力端子を標準装備【仕様】
コントローラー（N.O）

CUBE MFC1005／1020／1030／1050／1100

コントローラー（N.C）

CUBE MFC1005NC（※ 開発中：020NC／1030NC／1050NC）

メーター（M）

CUBE MFM1005／1020／1030／1050

マスフローコントローラー※1

1000 シリーズ

流量（N2 換算流量）
使用保証温度10 SCCM～50 SLM・100LM（搭載MFC に準ずる）
5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

標準接続継手

1/4in.SWL 相当品

流量設定

0.25～5 VDC（背面端子にて出力可） 10 回転ポテンションメーターにて可変流量出力

0～5 VDC（背面端子にて出力可）

流量設定/出力表示

0～100％ ※2

表示切替（設定／出力）

トグルスイッチ

出力端子（設定／出力）AC100 V 及び 0～5 VDC 設定出力電圧（トグルスイッチに連動）

電源

AC100-240 V※1 マスフローコントローラーの仕様は、1000 シリーズに準じます。
※2 流量表示設定へ変更することが可能です。

縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。

≪外形寸法≫
7≪品番表示≫CUBE MFC 1005 NC – 4S2 – 1L – N2（例）①②③④⑤⑥① タイプ C：コントローラー M：メーター② 流量レンジ1005（10 SCCM～5 SLM） 1020（10～20 SLM） 1030（30 SLM）
1050（50 SLM） 1100（100S LM）③ バルブタイプ ナシ：ノーマルオープン NC：ノーマルクローズ（1100 は対象外）④ 継手（注 1） 4S2：1/4in.SWL 相当品 KQ2：ワンタッチ継手 など⑤ フルスケール（注 2） 例：50 SCCM→50 5 SLM→5L⑥ ガス種（注 3） N2、Air、Ar、O2、H2、He、CO2 など
注1.

その他の継手はお問い合わせ下さい。

注2.

上記フルスケールは一例です。流量単位「SCCM、SLM」は0℃，101.3kPa abs. (1atm) 校正となります。
「LM」は 25℃,101.3kPa abs. (1atm)校正となります。その他をご希望の場合は別途ご指定下さい。

注3.

上記ガス種は一例です。

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

ガスフローメーター8

CREATION OF NEW VALUE

GFM シリーズ≪特徴≫● サーマールセンサー搭載● コンパクトサイズで最大 200 LM に対応● 低圧損構造● 流量出力信号：アナログ 0～5 VDC● 専用電源と信号ケーブルが別途必要【仕様】
型式
最大計測流量GFM050

GFM100

GFM20050 LM

100 LM

200 LM

対応ガス種

空気 、窒素流量範囲／流量精度

0～19％±3％ F.S. 、 20％～100％±2％ F.S. (25℃)

再現性±0.5％ F.S.

応答性

10sec 以下

耐圧力

1 MPa(G)

流量出力信号

アナログ 0～5 VDC

使用温度範囲5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

取付姿勢

指定なし

供給電源電圧/消費電流±15VDC±5％ (DC 40mA)

通信方式

アナログ 0～5 VDC (D-sub9pin コネクタ)

シール部材質フッ素ゴム

接ガス部材質アルミ(A6061)、SUS316、SS(三価クローメートメッキ)、フッ素ゴム

継手

3/8R（オネジ） SS(三価クローメートメッキ)

重量

約 300ｇ≪GFM シリーズと各種オプション品との接続≫
信号ケーブル：［SC – M – ＊］［SC – DPM – ＊］AC100～240V

専用電源：PA02M

デジタルパネルメーター≪外形寸法≫9≪型式表示≫GFM050 – 3/8R – 50ＬＭ – N2 - 4①②

① 流量レンジ GFM050（50LM）③④⑤

GFM100（100LM）

GFM200（200LM）② ツギテ 3/8R（オネジ）③ フルスケール 50 LM 100 LM 200 LM④ ガス種 AIR（空気） N2（窒素）⑤ 接続配管径 (注 1.) 4：1/4 インチ 6：3/8 インチ 8：1/2 インチ
4M：4ｍｍ

6M：6ｍｍ 10M：10ｍｍ

注1. 設置するガスラインの配管径をご指定下さい。
※

流量単位「LM」は 25℃，101.3kPa abs (1atm) 校正となります。

≪アクセサリ≫ （別売）
専用電源及び信号ケーブルが別途必要です。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

GFM 専用電源
10

CREATION OF NEW VALUE

PA02M

≪特徴≫
●コンパクトサイズ（W：135ｍｍ ×Ｈ：60ｍｍ（突起部除く） Ｄ：60ｍｍ）●接続数最大 5 ライン※電源出力範囲内でご使用下さい。
● メーター（GFM）供給電源：±15 VDC● 表示器供給電源（＋5 VDC）
【仕様】
型式電源出力GFM 電源
表示器電源

接続可能数流量出力信号コネクタ
使用環境
電源

PA02M
＋15 VDC：0.3A －15 VDC：0.2A＋5 VDC：2A
最大 5 台アナログ 0～5 VDC （※ケーブル接続時に表示器へ出力）
B5B-XH-A(LF)(SN)：表示器 ／ B6B-XH-A(LF)(SN)：GFM
5～50℃
85％RH 以下（結露なきこと）
AC100 - 240 V≪外形寸法≫※固定用ネジ（M3）：筐体内へのねじ込み深さは2ｍｍまでとして下さい。

≪アクセサリ≫（別売）11

GFM – PA02M 間信号ケーブル
SC – M – ＊

PA02M-表示器間ケーブル

SC – PM – ＊

表示器付き信号ケーブル
SC – DPM – ＊※ 信号ケーブル標準長さ 1 , 2 , 3 ｍ（4 ｍ 以上は、オーダーにて製作）※ ＊にはケーブル長さが入ります。
例：SC – M – 1M

品番＊1M
2Ｍ3Ｍ

ケーブル長さ
1ｍ2ｍ3ｍ製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

12CREATION OF NEW VALUE

マニュアル式
ガス混合器

CUBE GM シリーズ≪特徴≫
●マスフローコントローラー・制御電源・バルブ・逆止弁・ガスミキサーをオールインワン●マスフローコントローラー C1000 シリーズと制御電源 PA01PS で構成したユニットタイプのガス混合器●マスフローコントローラーの搭載により、圧力・温度影響を受けにくい安定した混合ガスを供給

【仕様】
型式
搭載MFC

CUBE GM2（2 ガス）／CUBE GM3（3 ガス）／CUBE GM4（4 ガス）
C1000 シリーズ（エフコン製）or FCST1000 シリーズ（株式会社フジキン製）

流量レンジ ※1

≦50SLM（トータル流量）

流量制御範囲搭載MFC に準ずる

動作圧力範囲搭載MFC に準ずる

耐圧搭載MFC に準ずる

使用保証温度5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

シール部材質SUS316、PTFE、フッ素ゴム、その他搭載 MFC に準ずる

標準接続継手※2

1/4in.SWL 相当品

流量制御

制御電源 PA01PS に準ずる

流量設定/出力表示

0～100％ ※3

電源AC100-240 V※1 流量(SCCM、SLM)は 0℃、101.3kPa abs.(1atm)換算校正です。
※2 その他の継手はお問い合わせ下さい。
※3 流量表示設定へ変更することが可能です。

【フロー図（例：3 系統）】

≪外形寸法≫
13

CUBE GM2：W315×D298×H250(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM3：W415×D298×H250(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM4：W515×D298×H250(mm) ※突起部を含まず≪品番表示≫CUBE GM3①① 混合ガス数（注 1）
GM2 2 ガスGM3 3 ガスGM4 4 ガス
注1.
※

4 ガスを超える場合は、お問い合わせ下さい。
標準品以外にもご要望に応じて設計製作が可能です。

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

14CREATION OF NEW VALUE

タッチパネル式ガス混合器

CUBE GM-X シリーズ≪特徴≫
●マスフローコントローラー・制御電源・バルブ・逆止弁・ガスミキサーをオールインワン●プログラム運転：各ラインの流量と時間を設定することでプログラム運転が可能●アラーム機能：各ライン流量の上下限設定により、万が一流量異常が発生した場合は警報音でお知らせ●ユニットタイプのガス混合器●マスフローコントローラーの搭載により、圧力・温度影響を受けにくい安定した混合ガスを供給
【仕様】
型式
搭載MFC

CUBE GM-X2（2 ガス）／CUBE GM-X3（3 ガス）／CUBE GM-X4（4 ガス）
C1000 シリーズ／C2000 シリーズ(エフコン製)or FCST1000 シリーズ（株式会社フジキン製）

流量レンジ ※1

≦50 SLM（トータル流量）

流量制御範囲搭載MFC に準ずる

動作圧力範囲搭載MFC に準ずる

耐圧搭載MFC に準ずる

使用保証温度5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

シール部材質SUS316、PTFE、フッ素ゴム、その他搭載 MFC に準ずる

標準接続継手※2

1/4in.SWL 相当品

流量制御

タッチパネルにて設定

電源

AC100-240 V※1 流量(SCCM、SLM)は 0℃、101.3kPa abs.(1atm)換算校正です。
※2 その他の継手はお問い合わせ下さい。

【フロー図（例：3 系統）】≪外形寸法≫
15

CUBE GM-X2：W350×D400×H280(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM-X3：W430×D400×H280(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM-X4：W510×D400×H280(mm) ※突起部を含まず≪品番表示≫CUBE GM-X3①① 混合ガス数（注 1）
GM-X2 2 ガス
GM-X3 3 ガス
GM-X4 4 ガス
注1.
※4 ガスを超える場合は、お問い合わせ下さい。
標準品以外にもご要望に応じて設計製作が可能です。

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

16

CREATION OF NEW VALUE

タッチパネル式ガス混合器（バッファタンク仕様）

CUBE GM-Xαシリーズ≪特徴≫●マスフローコントローラー・制御電源・バルブ・逆止弁・ガスミキサーをオールインワン●プログラム運転：各ラインの流量と時間を設定することでプログラム運転が可能●アラーム機能：各ライン流量の上下限設定により、万が一流量異常が発生した場合は警報音でお知らせ●バッファタンクの圧力を常時モニタリングし、一定圧以下になると自動でバッファタンクへ設定した流量比率でガスを供給（自動停止、自動再開圧力は固定値）●ストッパー付キャスター標準装備で移動が簡単●マスフローコントローラーの搭載により、圧力・温度影響を受けにくい安定した混合ガスを供給

【仕様】
型式
搭載MFC

CUBE GM-Xα2（2 ガス）／CUBE GM-Xα3（3 ガス）／CUBE GM-Xα4（4 ガス）
C1000 シリーズ／C2000 シリーズ(エフコン製)or FCST1000 シリーズ（株式会社フジキン製）

流量レンジ ※1

≦50 SLM（トータル流量）

流量制御範囲搭載MFC に準ずる

動作圧力範囲搭載MFC に準ずる

耐圧搭載MFC に準ずる

使用保証温度5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85％RH 以下（結露なきこと）

シール部材質SUS316、PTFE、フッ素ゴム、その他搭載 MFC に準ずる

標準接続継手※2

1/4in.SWL 相当品

流量制御

タッチパネルにて設定

タンク容量※310 L、20 Lタンク使用圧力0.49 MPa 以下

電源AC100-240 V※1 流量(SCCM、SLM)は 0℃、101.3kPa abs.(1atm)換算校正です。
※2 その他の継手はお問い合わせ下さい。
※3 その他のタンク容量はお問い合わせ下さい。

17≪外形寸法≫

CUBE GM-Xα2：W350×D400×H1100(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM-Xα3：W430×D400×H1100(mm) ※突起部を含まず
CUBE GM-Xα4：W510×D400×H1100(mm) ※突起部を含まず≪品番表示≫CUBE GM-Xα3①① 混合ガス数（注 1）
GM-Xα2 2 ガス
GM-Xα3 3 ガス
GM-Xα4 4 ガス
注1.
※

4 ガスを超える場合は、お問い合わせ下さい。
標準品以外にもご要望に応じて設計製作が可能です。
製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。

18

会社案内
弊社はマスフローコントローラーをはじめとする流量制御機器のメーカーです。
標準品はもとよりカスタマイズ製品など設計から販売まで自社で行い、お客様の用途に応じてご提供させて頂いております。
マスフローコントローラーとは、気体の流量制御を行う機器であり、高精度な流量計測・制御を求められるプロセスには欠かせないものですが、高価な製品であるため、限られた分野でしか使用されておりませんでした。
弊社は、マスフローコントローラーの基本性能を追求した、独自技術によるリーズナブル価格の実現を目指してきました。これからもより多くのお客様のご期待に沿えるよう、市場ニーズに対応した製品開発をしていきます。
≪経営理念≫
 新たな価値と市場創造
既存の概念に拘らない発想と創造により、ユーザー目線で商品やサービスを作り出し、新たな市場を創造していく。
 顧客満足の大きさが存在価値の大きさ
お客様にとって価値ある商品やサービスを提供させて頂くことで、企業の存在価値を高めていく。
 夢と希望が持てる職場づくり
社員が常に向上心を持ち十分に能力を発揮し、将来に向かって夢と希望が持てるやりがいのある職場づくりを目指す。

≪会社概要≫
社名

エフコン株式会社

代表者

代表取締役 山中 邦昭

設立年月2013 年 7 月

資本金1,000 万円

事業内容

流量制御機器と応用製品の設計・製造・販売

所在地〒783-0060 高知県南国市蛍が丘 1 丁目 1 番地 1
南国オフィスパークセンター 109

TEL088-855-7100

FAX088-855-7166

E-Mailcontact@fcon-inc.jp

URL

http://www.fcon-inc.jp/

【MEMO】

230405

FCON

エフコン株式会社〒783-0060
高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター109
TEL: 088-855-7100
http://www.fcon-inc.jp/