循環恒温槽／ラボ用チラー
Vol. 2

全モデル安心の２年保証。
クラス最高レベルの温調精度。
FisherScientific のバスサーキュレーター＆チラーであなたのラボをより生産的に。

ニッコー・ハンセン株式会社

冷却機能付き恒温槽
Model 6200 シリーズ
Isotemp シリーズのハイエンドモデル
温度範囲は 200℃まで、USB 出力コネクターを装備、外部温度センサーが接続可能
吐出吸引ポンプを装備しており、開放系の接続にも使用可能。

・ 温度範囲に応じた冷却用バス
R20＝～－20℃、R28＝～－28℃、R35=～－35℃

Model 6200 R35

広い温度範囲で高性能な Isotemp シリーズの循環恒温槽とラボ用チラー。
様々なアプリケーションに使用できる、温度範囲と温度精度を実現。
計測機器の温度制御、物理物性試験、生化学分野での培養、冷凍サンプルの解凍、反応容器の冷却、加熱・冷却、温度衝撃試験、石油関連製品の温度試験、環境試験など様々な分野での使用を目的とし設計されています。

特徴・ 安心の２年保証。
・ ポンプ出力を 50%と 100%の２段階に調整が可能。
・ 温度制御は PID 制御により±0.025℃の温度精度を実現。
・ 省エネモードを搭載しており、効果的なヒーター制御。
・ 見易い LCD ディスプレーと、７個のキースイッチにより直感的な操作が可能。
・ 過昇温、水位低下防止機能を搭載し異常時にはアラーム音でお知らせします。
モデル名6200 R20

6200 R28

6200 R35

温調範囲-20℃～200℃-28℃～200℃-35℃～200℃

温調精度±0.025

ヒーター容量

1.2kW

冷却容量

250W at 20℃

500W at 20℃

800W at 20℃

R134a

冷媒
槽容量 (L)

5.4～6.5

外寸法 (W×D×Hmm)

203×417×640

作業域 (W×D×Hmm)

135×122×150

電源1.2kW

最大 21L/min・750mbar（吐出・吸引）

ポンプ能力

重量 (kg)

1.2kW

27.2
AC100V 11.4A
50/60Hz

6.8～8.6
259×490×655

371×528×706
173×183×150

36.3AC100V 11.5A
50/60Hz

55.8
AC100V 15.3A
50/60Hz※R35 のモデルのみ電源は AC100V 20A 用のコンセントをご用意ください。

Model 4100 シリーズ
温度範囲が 100℃までの標準タイプのヘッドを搭載

Model 5150 シリーズ
温度範囲が 150℃までの標準タイプのヘッドを搭載（※60Hz 時）

モデル名

4100 R20

4100 R28

4100 R35

温調範囲-20℃～100℃-28℃～100℃-35℃～100℃

温調精度±0.05℃
1kW

ヒーター容量250W at 20℃

冷却容量500W at 20℃

ポンプ能力

最大 17L/min 310mbar（吐出のみ）

冷媒R134a

槽容量 (L)

5.4～6.5

外寸法 (W×D×Hmm)

203×417×622

作業域 (W×D×Hmm)

135×122×150

重量 (kg)26.3
AC100V 11.4A
50/60Hz

電源

6.8～8.6
259×490×650
35.8AC100V 11.5A
50/60Hz

モデル名

5150 R28

温調範囲-28℃～150℃

54.9
AC100V 15.3A
50/60Hz

5150 R35-35℃～150℃±0.05℃

ヒーター容量1kW

冷却容量500W at 20℃

ポンプ能力

最大 17L/min 310mbar（吐出のみ）

冷媒

R134a

槽容量 (L)

6.8～8.6

外寸法 (W×D×Hmm)

259×490×650

作業域 (W×D×Hmm)
重量 (kg)
電源・

371×528×688
173×183×150

温調精度

・

800W at 20℃

371×528×688
173×183×150

35.8
AC100V 11.5A
50/60Hz

54.9
AC100V 15.3A
50/60Hz

外部循環に便利な 8mm 径と 12mm 径のホース用ノズルを標準装備。外部循環時にはホースの内径に合わせて背面の接続口に取り付けてご使用いただけます。
設定温度は、任意に 5 種類の温度を記憶することができ、簡単に呼び出して設定できます。

ステンレス槽付きモデル
高温・低温領域の広い範囲でも安心して使用できるステンレス製バスは、つなぎ目のない一体型で水漏れを防ぐ構造となっています。槽上部のカバーは標準装備しています。

特徴・ ポンプは強弱２段切り替えが可能です。
・ 1.2kW（4100, 5150 は 1kW）のヒーター能力で迅速な昇温が可能
・ 外部循環用の外径 8mm と 12mm のホース用のニップルを標準装備
・ オプションのクーリングコイルを使用することで、常温付近の温度制御にも対応

モデル名

6200 H7

温調範囲

環境温度+10℃～200℃

温調精度±0.025℃

ヒーター容量1.2kW

ポンプ能力

最大 21L/min 750mbar（吐出のみ）

6200 H24

槽容量 (L)

5.1～6.5

7.5～9.5

15.4～19.6

外寸法 (mm) (W×D×H)

213×363×396

302×363×396

363×561×396

作業域 (mm) (W×D×H)

163×112×150

239×112×150

312×295×150

重量 (kg)1011.315.9

AC100V 10.1A

電源
モデル名

4100 H750/60Hz

4100 H11

温調範囲

環境温度+10℃～100℃

温調精度±0.05℃

ヒーター容量1kW

ポンプ能力

最大 17L/min 310mbar（吐出のみ）

4100 H24

槽容量 (L)

5.1～6.5

7.5～9.5

15.4～19.6

外寸法 (mm) (W×D×H)

213×363×396

302×363×396

363×561×396

作業域 (mm) (W×D×H)

163×112×150

239×112×150

312×295×150

重量 (kg)1011.315.9

AC100V 10.1A

電源
モデル名

5150 H750/60Hz

5150 H11

温調範囲

環境温度+10℃～150℃

温調精度±0.05℃

ヒーター容量1kW

ポンプ能力

最大 17L/min 310mbar（吐出のみ）

5150 H24

槽容量 (L)

5.1～6.5

7.5～9.5

15.4～19.6

外寸法 (mm) (W×D×H)

213×363×396

302×363×396

363×561×396

作業域 (mm) (W×D×H)

163×112×150

239×112×150

312×295×150

重量 (kg)1011.315.9電源・

6200 H11

AC100V 10.1A

50/60Hz

加温用のバスは、温度範囲、槽の大きさ、また予算に合わせてステンレス製、アクリル製、ポリプロピレン製など豊富に取り揃え。

ラボ用小型チラー（外部循環専用）
Isotemp 加温／冷却チラーは、高機能ながら設置スペースが少なく騒音の少ない運転ができ、ご使用方法も簡単。わずか 2.8 リットルのタンク容量で効率の良い温度制御が可能です。アプリケーションに応じ、ポンプは吐出タイプと吐出吸引タイプからお選びいただけます。また冷却容量も 250W（20℃時）と 500W（20℃時）の２機種からお選び頂けます。

特徴・ 外部循環用の外径 8mm と 12mm のホース用のニップルを標準装備
・ 作業の邪魔にならない静かな運転音
・ 加温／冷却は－10℃～80℃と大変広い温度範囲。
・ 外部タンクは必要としないため素早い加温／冷却が可能。
・ ラボでの設置スペースを最小限に抑える事の出来るコンパクトなデザイン。
吐出タイプ
モデル名

250LCU

500LCU

温調範囲-10℃～80℃-10℃～80℃

温調精度

±0.1℃
1kW

ヒーター容量
冷却容量

250W at 20℃

500W at 20℃

ポンプ能力

最大 15L/min 300mbar（吐出のみ）

タンク容量 (L)2.8

外寸法 (mm) (W×D×H)

229×419×635

重量 (kg)29.9

電源AC100V 12A 50/60Hz

吐出／吸引タイプ
モデル名

250LCSU

温調範囲-10℃～80℃

温調精度

ポンプ能力

冷却容量特性(※60Hz 時)-10℃～80℃±0.1℃
1kW

ヒーター容量
冷却容量

500LCSU

250W at 20℃

500W at 20℃

最大 21L/min 805mbar（吐出／吸引）

タンク容量 (L)2.8

外寸法 (mm) (W×D×H)

229×419×635

重量 (kg)29.9

電源AC100V 12A 50/60Hz

250W モデルによる冷却特性 (※60Hz 時)

500W モデルによる冷却特性(※60Hz 時)

循環用槽液
常温付近で使用する場合（5℃～90℃）：蒸留水
低温下で使用する場合（－30℃～90℃）：エチレングリコール+水の混合液
低温下で使用する場合（－35℃～+40℃）：シリコンオイル（25℃における動粘度が 2mm2/s 程度のもの）
高温下で使用する場合（90℃～200℃）：シリコンオイル（25℃における動粘度が 50 mm2/s 程度のもの）
注：シリコンオイルのデータは、参考値です。ご使用になる場所での規制に準じて選択してください。

汎用取り付け型コントロールヘッド
お手持ちのバスに取り付けて使用できる投げ込み型コントロールヘッドです。
外部装置への循環にご使用いただける循環ノズルは背面に装備しており、クーリングコイル（オプション）を使用して環境温度に近い温度での制御が行えます。クランプ付きのモデルは、最大厚 25mm までの取り付けに対応しています。
★ 小型ながら最大 17L / 分
310mb のポンプを装備。
（吐出のみ）★ 1kW のヒーター能力★ 大きくて見やすいデジタルディスプレー

★ 最大 21L / 分, 750mbarのポンプを装備。（吐出 /吸引）解放系の循環に対応。
★ 1.2kW のヒーター能力★ 外部温度センサー（オプションが接続可能。
★ USB ポートを装備

4100 / 5150

6200

モデル名4100 ヘッド

5150 ヘッド取り付けのタイプクランプ/ブリッジ

クランプ/ブリッジ

6200 ヘッド
ブリッジ

温調範囲

環境温度+10℃～100℃

環境温度+10℃～150℃

環境温度+10℃～200℃

温調精度±0.05℃±0.025℃

ヒーター容量1kW

1.2kW

ポンプ能力（最大）17L/min, 310mbar（吐出のみ）

21L/min, 750mbar（吐出吸引）

外寸法 (mm) (W×D×H)

112×206×320

145×218×340

重量 (kg)4.1

電源ポンプ性能 4100, 5150

5AC100V 50/60Hz

ポンプ性能 6200

加温特性 4100, 5150

外部装置への循環にご使用いただける循環ノズルは背面に装備しており、クーリングコイル（オプション）を使用して環境温度に近い温度での制御が行えます。クランプ付きのモデルは、最大厚 25mm までの取り付けに対応しています。
外部循環ノズル
クーリングコイル用ノズル（オプション）
クランプ（クランプまたはバスブリッジのいずれかより選択）
クーリングコイル（オプション）
保護ケージ（オプション）

様々なアプリケーション例
粘度計・計測機器サンプルや細胞などの温度管理に反応容器などの冷却に凍結サンプルの解凍、サンプル培養

密閉系ジャケット

4100, 5150, 6200 H シリーズ
250, 500 シリーズなど

4100, 5150, 6200 R シリーズなど

開放系の循環槽での制御に加熱恒温槽の冷却、レーザー装置など冷却水を必要とする装置に温度センサー
クーリングコイルへ

開放槽
6200 R シリーズ

開放槽など

4100, 5150, 6200
R シリーズなど

MaxQ4450 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄｼｪｰｶｰ

様々なシステム設置例
画像提供：株式会社 旭製作所
画像左：薄膜式蒸発装置(Model No. TFE100-10J)
画像中：ショートパスエバポレーター(Model No. SPE100-10J)
画像右：ショートパスエバポレーター(Model No. SPE60-05J)
左記システム販売元
株式会社 旭製作所
本社：熊本県荒尾市高浜 1978
Tel.0968-68-2121
Fax.0968-68-2125
東京オフィス：東京都台東区東上野 4-21-3
Tel.03-5827-4515
Fax.03-5827-4516
大阪オフィス：大阪府吹田市垂水町 3-28-10 水川ビル
Tel.06-6310-7330
Fax.06-6310-7331

オプション・Part No.3330292 : Tubing Insul 50cm M16X1 SS（断熱ステンレスホース

長さ 50cm M16 ネジ式フィッティング 使用温度範囲：-50℃～300℃）

・Part No.3330293 : Tubing Insul 100cm M16X1 SS（断熱ステンレスホース

長さ 100cm M16 ネジ式フィッティング 使用温度範囲：-50℃～300℃）

・Part No.3330294: Tubing Insul 150cm M16X1 SS（断熱ステンレスホース

長さ 150cm M16 ネジ式フィッティング 使用温度範囲：-50℃～300℃）

・エチレングリコール
・シリコン 180 オイル

19L To -30℃
5L and 8L -40℃～200℃

※性能データは「+5℃〜+90℃の水」もしくは「2.3kJ/kg-K or 0.55BTU/lb-F（5℃以下）の比熱の液体」を 1 気圧の下で循環水として用い、室温 20℃で装置に適切な電圧・周波数を条件として得られたものです。

NIKKO HANSEN & CO.,LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社
ハンセン事業部（営業部） 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580
本社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961