iDEA GENIE® ブロッティング装置
Idea Scientific 社が提案するＧＥＮＩＥ®ブロッター（ウェットタイプ）

高分子のブロッティングに最適
バックノイズの少ない転写
気泡を防ぐバブルスクリーン

ニッコー・ハンセン株式会社

主な特徴● ウェスタンブロット（タンパク質），サザンブロット（ＤＮＡ），ノ ー ザ ン ブ ロ ッ ト （ Ｒ Ｎ Ａ ） の処 理 が で き ま す● カ セ ッ ト 式 の た め ゲ ル や 転 写 膜 ， バ ッ フ ァ ー のセ ッ ト が 簡 単● ゲ ル の 大 き さ に 合 わ せ ４ 機 種 をラ イ ン ア ッ プ● バ ブ ル ス ク リ ー ン の 採 用 に よ り 気 泡 の な い 処 理を 実 現● 別 売 の 白 金 コ ー ト の 電 極 を 使 用 す る 事 で 腐 食 を大 幅 に 軽 減● 6V～30VDC までの低電圧処理で熱の発生を防ぎます
ＧＥ ＮＩＥは優れた均 一性で高品質の電 極プレートを使用 した実績ある電気 泳動転写装置です。
３０V 以下の低電圧電源を使用して V/cm の高い電場を作る接近した電極の配置ができます。その結果、非常に迅速で正確な電気泳動転写ができます。
・ ＧＥＮＩＥを使用すれば、アガロースまたはアクリルアミドゲルからノーザンブロットを電圧 12V で1.5 時間の処理が可能。
・ ウェスタンブロットの場合、電圧 24V わずか 30 分で優れた転写が得られます。
・ サザンブロットでは、ゲルの前処理を必要とせず高速での処理が可能です。
・ 限られた量の配列を検出する為に高い感度を必要としたり、ライブラリクローンのデータ確認のために多くのサザンブロットを実行する研究室にも最適です。
・ CHEF ゲルからのメガベースの DNA でさえも１時間でブロッティングが可能です。
・ GENIE によるブロットは、真空法，加圧法，毛細管法よりも背景ノイズが低くなっています。
・ 均一な電場により、定量的なサザンブロット，ウェスタンブロット，ノーザンブロットが簡単です。

A Ten Minute Western Blot

A 30 Minutes Southern Blot

29kD to 205kD Markers, Amido Black Stained

ヒト DNA 検査の放射線写真

kD = キロダルトン ダルトンは質量の単位

Mb = メガベース= 100 万塩基

１時間でメガベースＤＮＡのサザンブロット
アガロース CHEF ゲルを 12 ボルトで１時間の処理時間でIdea Scientific 社の ROYAL GENIE を使用してブロッティングを行いました。
ブロットは 10 分間 0.4N の NaOH に浸けて処理を行いました。
Dr. Robert Haire, All Childrens Hospital, St Petersburg, Floridaの提供データ

従来のタンクタイプのブロッターは処理速度が遅く「バッファを浪費する」だけでなく、エッジで保持するタイプのブロッティングカセットでは処理の間にゲルが滑り落ちる事がありました。
セミドライブロッターは、電極周辺にガスのポケットを作り、電場を分散させ耐久性の低い電極の頻繁な交換が必要でした。
気泡なくバッファを満たすことのできるトレーが設計された GENIE はこれらの問題を解決する唯一のブロッターです。
カセットを水平な位置にして、陰電極，バブルスクリーン，パッド，ブロッティング濾紙，ゲル，ブロッティング膜，ブロッティング濾紙，パッド，バブルスクリーン，陽電極，プラスチック電極カバーの順にセットし、トレーをトレーホルダーにスライドさせます。
それをそのまま垂直に立ててブロッティングを開始します。広いプレート電極はゲルをしっかりと保持し均一な電場を供給します。

ブロッターの内部構成

トレーホルダー

陽電極板

陰電極板

トレー

パッド

バブルスクリーン

電極板カバー

濾紙、ゲル、ブロッティング膜など

GENIE によるブロット条件例
ゲル

メンブレン

バッファー

時間と電圧
12V で 60 分
24V で 30 分
6V で 30 分の後
24V で 90 分

備考

SDS-PAGE またはNative ゲル（20kD～200kD）

ニトロセルロース膜またはPVDF 膜25nM Tris-Glycine
20% MeOH小さなタンパク質（5kD～20kD）

0.2u ニトロセルロース膜または小さいポアの PVDF
膜

同上

6V で 30 分ペプチド（5kD 未満）

0.05u ニトロセルロース膜

同上

6V で 10 分間

大きなタンパク質（200kD 以上）

ニトロセルロース膜またはPVDF 膜12.5mM Tris-Glycine /10% MeOH
もし転写が悪いときはバッファーを調整する

24V で 1～2 時間

0.01～0.05%の SDS をブロッティングバッファーに加える、または MeOH を除去する。

酸性尿素ゲル、IEF または Native ゲル

ニトロセルロース膜

0.7%酢酸12V で 1 時間

メンブレンは必ずゲルの陰極（－）側にする。

直接塩基配列決定のためのタンパク質

小さいポアの PVDF 膜

10mM
MeOH

12V で 30 分
6V で 1 時間

CAPS は一部タンパク質を沈殿させる。

CAPS//10%

PVDF 膜は少なくとも 15分間ブロッティングバッファーに浸ける。

ゲル
RNA アクリルアミドゲル

メンブレン

バッファー
89 mM TBE

時間と電圧
12V で 30 分

備考
帯電していないナイロンでは働かない。

同上

12V で 1.5 時間

同上

MOPS アセテート

6V で 2 時間

同上

DNA アクリルアミドゲル

89 mM TBE

12V で 30 分

同上

DNA アガロースゲル

同上

12V で 1 時間

1/2X TBE がしばしば使用される 11RNA アガロースゲル
RNA アガロースゲル+帯電したナイロン

ユーザーからの声「私は結果に驚嘆しました。背景ノイズがなくはっきりと転写され、セットアップは信じられないほどに簡単です。私の研究所ではかなりの時間を節約できます。すばらしい装置に感謝。」（ケンタッキー大学 Mark Farman 教授）「私は、タンク式やセミドライ型含め過去 15 年にわたって多くのブロッティング装置を試しましたが最も気に入った装置は GENIE ブロッターです。」（デューク大学病院、Michael Campa 博士）
カタログ番号

構成内容

ＧＥＮＩＥ ブロッター ＭＩＮＩ
＃４００３

ＧＥＮＩＥブロッターＭＩＮＩセット サイズ 10 × 12 cm までのゲルをブロット。300mL のバッファーを使用。陽極は白金コートのチタン製。
＃４０１９のパワーサプライ付。

＃４００４

ＧＥＮＩＥブロッターＭＩＮＩ用、交換用アロイ製電極 10 × 15 cm＃４００５

ＧＥＮＩＥブロッターＭＩＮＩ用、交換用白金コートチタン製陽極＃４００７

ＧＥＮＩＥブロッターＭＩＮＩ用、交換用サポートパッド サイズ 10 × 12 cm ６枚入り

ＧＥＮＩＥ ブロッター＃４０１７

ＧＥＮＩＥブロッターセット サイズ 15 × 17 cm までのゲルをブロット。700mL のバッファーを使用。陽極は白金コートのチタン製。
＃４０１９（またはご要望により＃４９２４）のパワーサプライ付。

＃４０１０

ＧＥＮＩＥブロッター用、交換用白金コートチタン製陽極 15 × 20 cm＃４０１１

ＧＥＮＩＥブロッター用、交換用サポートパッド サイズ 15 × 17 cm ６枚入り

＃４０１４

ＧＥＮＩＥブロッター用、交換用アロイ製電極

ＲＯＹＡＬ ＧＥＮＩＥ ブロッター＃４０２１

ＲＯＹＡＬ ＧＥＮＩＥブロッターセット サイズ 20 × 21 cm までのゲルをブロット。1.2 L のバッファーを使用。陽極は白金コートのチタン製。
＃４０１９（またはご要望により＃４９２４）のパワーサプライ付。

＃４０２２

ＲＯＹＡＬ ＧＥＮＩＥ交換用サポートパッド サイズ 20 × 21 cm ６枚入り

＃４０２３

ＲＯＹＡＬ ＧＥＮＩＥ交換用アロイ電極 20 × 24 cm＃４０２７

ＲＯＹＡＬ ＧＥＮＩＥ交換用白金コートチタン製陽極

ＪＵＭＢＯ ＧＥＮＩＥ ブロッター＃４０４１

ＪＵＭＢＯ ＧＥＮＩＥブロッターセット サイズ 25 × 30 cm までのゲルをブロット。2.2 L のバッファーを使用。陽極は白金コートのチタン製。
＃４６１２のパワーサプライ付。

＃４０４２

ＪＵＭＢＯ ＧＥＮＩＥ交換用サポートパッド サイズ 25 × 30 cm ４枚入り

＃４０４３

ＪＵＭＢＯ ＧＥＮＩＥ交換用アロイ電極 25 × 34 cm＃４０４４

ＪＵＭＢＯ ＧＥＮＩＥ交換用白金コートチタン製陽極パワーサプライ＃４０１９

ウェスタン，ノーザン，サザンブロッティングを素速く処理する、0～19 V、0～2.2A のデュアルメーター付きパワーサプライ。定電圧または定電流のモードを使用することができます。下記の＃１００６ケーブルを別途購入頂くか、標準のバナナケーブルを使用してください。
AC110V/220V のユニバーサル電源入力＃４９１２

ＤＣ１２Ｖパワーサプライ。入力電源 AC100～240V 50/60Hz ウェスタン，ノーザン，サザンブロットに適します。

＃４９２４ＤＣ２４Ｖパワーサプライ。入力電源 AC100～240V 50/60Hz ウェスタンブロットの高速処理に適します。

＃４６１２

ＤＣ６Ｖ、ＤＣ１２Ｖ、１０amp 出力パワーサプライ。入力電圧 AC110V＃１００６

接続ケーブルペアセット

NIKKO HANSEN & CO.,LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社
天満事務所 ハンセン営業部 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580
本社〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961