スマート・セーバー キャリアー溶媒回収装置取扱説明書<ご注文・お問い合わせ>株式会社バイオニック
www.bionikinc.com〒 417-0801
静岡県富士市大渕3397-19
TEL 0545-38- 9125 FAX 0545-38-9126 Email info@bionikinc.com

Operators ManualUSB 接続キャリアー溶媒回収装置スタートアップガイド
USB 接続溶媒回収
USB 接続溶媒回収装置は、アイソクラティッ
クモードのHPLCで使用できます。ご使用になっている溶媒の、およそ約90%の回収が可能です。通常、多くの移動相は汚染されていないため、破棄される必要はありません。SmartSaverは常に検出器を監視しているため、汚染されていない移動相を回収・リサイクルでき、コスト削減を実現します。
入力シグナルにより、３方切替バルブは廃液かリサイクルに切り替わります。この切替バルブは検出器の移動相出力に接続されています。
シグナルレベルがThresholdより大きかった
場合、バルブは廃液の位置に切り替わります。液体が検出器のセルから３方切替バルブに移動する時間がかかるため、バルブのリサイクル位置への切り替えは遅延されることになります。（下記図参照）

仕様
入力範囲: ± 1000 mVolts
Threshold: 1 - 1000 mVolts(ポジティブピーク・ネガティブピークともに検出)
遅延: 0 – 255 秒
オートゼロ: 入力範囲の50%
バルブ: 3 方電磁弁、¼ - 28” 平底フィッティング、最高圧30 psi.
接液部部材: PEEK (バルブ本体)、PTFE (バルブメンブレン、チューブ)
入力: アナログ、TTL (接点閉接)
インジケータ: ready (黄色) LED, recycle (緑) LED
PC接続: USB
電力: 5 V/100mA (USB 接続)

チューブ接続ソフトウェア インストール

1/16” PTFE チューブとフランジなしのフィッティングを用いてください。
フェラルはナットの前につけてください（下記図参照）。検出器の移動相出力は、３方電磁弁の共通端子に接続してください（ DETECTOR と 記 載 が あ り ま す ） 。 RECYCLE
ポートを移動相リザーバーに、WASTEポートを溶媒廃液ボトルに接続してください。

キャリアー溶媒回収装置を PCに接続する前にソフトウェアCDをインストールしてください。
ソフトウェアCDをコンピュータのドライブに入れ、自動インストールが開始されるまでお待ちください。自動的に開始されなかった場合は、ソフトウェアCDのrootフォルダーにあるsetup.exe からインストールしてください。そしてインストーラの説明に従ってください。

Operators Manual
電気系統接続SmartSaverのSIGNAL入力を、検出器のインテグレータ出力(1V FS)に接続します。
START入力はオートサンプラーの接点閉接に接続します。この接点閉接は注入時に作動しなければなりません。デフォルト機能はオートゼロです。オートサンプラーの出力が極性ならば(例: オープンコレクター出力)、START入力の極性に注意をしてください (プルアップ抵抗が内蔵されています)。
Smart SaverのUSBケーブルを、ソフトウェアがインストールされたPCに接続してください。

THERMO UV6000 PDA Detectorへの接続“OUTPUT”端子ねじをUV6000の背面に設置し ます 。SmartSaverの青いワイヤーをCH1 +positionに、そして黒いワイヤーをCH1 –positionに接続します。Channel 2 へも接続可能です。

SmartSaverを使用する前に、アナログ出力をソフトウェア内でセットアップしなければなりません。汎用アナログ入力ケーブルを使用してください (P/N 29-0362)

SURVEYOR PDA Detectorへの接続
SmartSaverの青いワイヤーをCHA – 1V出力へ、そして黒いワイヤーをGND A に接続してください。Channel Bも使用できます。
SmartSaverを使用する前に、アナログ出力をソフトウェア内でセットアップしなければなりません。汎用アナログ入力ケーブルを使用してください (P/N 29-0362)

AGILENT Detectorsへの接続
アジレント検出器の背面にあるアナログシグナル出力を、アジレントアナログ入力ケーブル(P/N 29-0363)を使用してSmartSaverに接続してください。 アナログ出力を1 Volt FSに設定してください。

Waters PDA 2996への接続

SmartSaverの黒いワイヤー（Universal Analog Cable）を “5 (‐)”に, 青いワイヤーを”6”(+)に接続してください。オペレーティング・パラメータを”Millennium Workstation"に設定してください。

Shimadzu SPD M20AVP & SPD M10AVP PDA detectorsへの接続
注記: SmartSaverのご使用には、SPD M10AVP に、オプションのアナログボード（４チャ
ネルアナログボード = P/N 228-33060-91)がインストールされていることが条件となります。
その４つのチャネルのうち１つを利用し、SmartSaverを接続できます。下記の手順に従ってください。
1) SmarSaverのアナログケーブル (P/N 29-0362)で、PDA アナログ (INTEGRATOR, pos. 6)
出力とSmartSaverの入力を接続してください。

2) 島津のコ ント ロールソフト ウェア 内で 、ベ ースラインモ ニタ リングに使用する ①
Wavelength(波長)を設定しください。②Bandwidth(帯域幅)はSmartSaverのパフォーマンスにほとんど影響を及ぼしませんので 、初期設定のままにしておいてください 。③Range(範囲) は1 AU/Vに設定してください。（下記図参照） SmartSaverアプリケーションのミリボルトはmAUと同等です。極性は” +”にしてください。

No.
名称
1 Wavelength
2 Bandwidth
3 Range
4 Polarity

機能
アナログ出力の波長設定
アナログ出力の帯域幅設定
アナログ出力の範囲設定
アナログ出力の極性設定

設定範囲
190 - 800 (nm)1 - 50 (nm)0.5, 1, 2, 4, 1.25, 2.5 (AU/V)
プラスまたはマイナス

Operators Manual
初期設定
SmartSaverはUSB インタフェイスが内蔵されています。
PCとのコミュニケーション(OS: MS Window)は 簡易なテキスト・プロトコールを使用し、“仮想COMポートドライバ”で行われます。 コミュニケーションはどのようなターミナルプログラム(例 Windows Hyperterminal)やソフトウェアを使用しても可能です。
SmartSaverをPCに接続すると、OSがハードウェアを認識し、必要な”仮想COMポートドライバ”をインストール
し ま す 。 Windows デ ィ バ イ ス マ ネ ジ ャ を 開 き 、 “USBSerial Port”があるか確認します。このCOMポートナン
バーは後ほどのSetupで必要となります。
SmartSaverアプリケーションをスタートさせてください。
“Invalid port number” というメッセージが表示されますが、無視して、OKをクリックしてください。新しいアイ
コン「 」 がWindowsのタスクバーに表示されます。
そのアイコンにマウスを移動させ右クリックし、localmenuの中のSetupを選んでください。COMポートを選択し、保存 (Save)ボタンをクリックしてください。(もし適切なCOMポートがなければ、切断(Disconnect)をクリックしてください)
これでSmartSaverのコントロール・アプリケーションが利用できます。

First Steps
SmartSaverをご利用いただく前に、ご利用の分析装置に従い、ThresholdとDelay（遅延）のパラメータが正しく設定されていなければなりません。
Smart Saver Task Barアイコンを右クリックし、右図のSmartSaver Watch Dogを開きます。
Threshold値を “Threshold “(右図の例では200mV )に入力し、”Threshold button 「 」をクリックします。これでThreshold値はSmartSaverに記憶されました。
次にDelay value （遅延値）を”Delay”に入力し「 」を、クリックします(通常の遅延値は 0 – 5秒の間で設定されますが、これはチューブの長さと流量に依存します)
検出器のベースラインが落ち着くまで待ちます。そして検出シグナルをゼロにし、”Auto Zero “「 」のアイコンをクリックします。

２重安全装置SmartSaverはスウィッチがオンになっているときにしか移動相を回収しません。３方切替
バルブは通常廃液に位置しています。したがって、停電などの時には、バルブは廃液のままになっており、リザーバの中の移動相は汚れることはありません。