NobelPearl™
Kit d’extraction de vis de pilier

Protocole pour les connexions implant-pilier
vissées après une fracture de vis

le Rescue Shell XT Regular ou Wide sur l'implant et s'assurer qu'il est
1. Placerbien en place. Un composite photopolymérisable (par ex. primopattern LC)
peut être utilisé pour fixer le Rescue Shell via les dents adjacentes.

d'un contre-angle bague verte, percer petit à petit le centre
2. Àdul'aide
fragment de vis à l'aide du foret Rescue Pilot Drill (réf. Komet

H1SE.205.010) à une vitesse de 2 000 tr/min en exerçant une pression
aussi faible que possible. Le trou de guidage doit avoir une profondeur de 2
à 3 mm. Retirer le Rescue Shell, puis aspirer et nettoyer le trou. Remarque :Utiliser une digue dentaire si aspirer les particules ne suffit pas.

le foret à rotation inversée (foret d'extraction Rescue Drill « left »,3. Fixer
réf. Komet H1L.204.014) à l'adaptateur de clé. Ne pas utiliser de contre-angle ! Placer le foret verticalement sur le trou de guidage et le pousser
légèrement dedans. Tourner l'adaptateur manuellement vers la gauche(sens antihoraire) tout en maintenant une pression sur le foret. Le foret
doit s'engager dans le fragment de vis afin que celui-ci puisse être retiré
avec un minimum d'effort. Si le fragment se détache du foret après
rotation, il peut être retiré avec une précelle adaptée.
S'il est impossible d'engager le foret dans le fragment ou si ce dernier nedévisse pas, répéter le protocole en vous assurant que le trou de guidagesoit centré et d'une profondeur suffisante. Le trou de guidage peutégalement être créé sans le Rescue Shell si celui-ci semble être un obstacle
et que vous avez une vue dégagée du fragment.*

l'intérieur de l'implant avec la brosse de nettoyage sur contre4. Nettoyer
angle. S'assurer de l'absence de résidus noirs à l'intérieur de l'implant.
Attention : nettoyer l’intérieur de l’implant à l’aide d’une brosse(p. ex. : brosse parodontale, air sous pression...)contacter nos consultants spécialisés si vous souhaitez examiner
5. Veuillez
la raison de la fracture de la vis.

* Si le fragment ne peut pas être retiré à l'aide du foret à rotation inversée, le foret Rescue Pilot Drill peut êtreutilisé en dernier recours pour percer/fraiser tout le fragment. S'assurer d'utiliser une irrigation suffisante.

www.nobelbiocare.com/pearl

GMT 78467 FR 2202 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tous droits réservés. Distribué par : Nobel Biocare. Avis : Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres
marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d’un cas particulier. Pour plus d'informations, consulter
nobelbiocare.com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l’échelle réelle. Toutes les images des produits sont fournies à titre
d'illustration uniquement et ne représentent pas nécessairement exactement le produit. Il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous lespays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète de produits et les disponibilités. Attention : la loi
fédérale américaine ou la loi de votre juridiction peut réserver la vente de ce dispositif sur prescription d'un dentiste ou d'un médecin. Consulter les instructions d'utilisation
pour toutes les informations de prescription, notamment les indications, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde. NobelPearl™ est fabriqué pour/par
Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5, CH 8957 Spreitenbach, Suisse et distribué par Nobel Biocare Services AG.