京都３.８ｍ新技術望遠鏡の進捗状況
国立天文台 岡山天体物理観測所
沖田喜一
望遠鏡建設グループ：柴田一成、長田哲也、岩室史英、太田耕司、嶺重慎
坂井道成（京都大学）
吉田道利、岩田生（国立天文台）
佐藤修二、栗田光樹夫、木野勝（名古屋大学）
舞原俊博、藤原洋（ナノオプトニクス研究所）
他ＷＧメンバー
２００６．８．６ 第２６回技術シンポジウム

進捗最新状況「産学連携による３.８ｍ新技術天体望遠鏡」
として、建設が正式に開始され、５年後（２０１１年）のファーストライトを目指す。
資金は民間会社（ナノオプトニクス研究所：藤原洋代表取締役）からの援助による。
８月１日に関係者間で覚書締結式が行われ、記者発表が行われた。現在建設体制を進めつつある。

計画の概要推進組織
京都大学大学院理学研究科 宇宙物理学教室・附属天文台
国立天文台 岡山天体物理観測所
名古屋大学大学院理学研究科 赤外線天文学研究室
ナノオプトニクス研究所

設置場所
岡山県浅口市鴨方町本庄３０３７－５
国立天文台 岡山天体物理観測所の隣接地（構内）

望遠鏡の特徴１）世界初の超精密研削技術による鏡の製作
２）国内初の分割鏡方式による望遠鏡
３）きわめて軽量な架台の採用＝＝＝＞将来の３０ｍ級の望遠鏡建設の基礎技術とその開発実験

京都３.８ｍ新技術望遠鏡概念図

設置場所
国立天文台岡山天体物理観測所内
観測時間の空白地帯を埋める
・日本の周辺には中大口径望遠鏡が無い
・重要な突発現象などの天体現象対応ができない
口径3m以上の望遠鏡の位置

ターンアラウンドを早くし、若手の育成を図る
・身近なところでの試験で早いフィードバッ
クが可能
・岡山は、国内最良の観測サイトであり、観測天文学の拠点で、施設やノウハウがある
・国内の各大学が小中規模のプロジェクトを通して新たな人材育成するのに最適

岡山天体物理観測所

188cm望遠鏡
本館

建設候補地

望遠鏡
機動性の高い駆動 ＝＞突発天体に迅速に対応
遠隔操作による観測 ＝＞インターネットを通じたリモート観測
望遠鏡仕様
口径3.78m（18枚合成鏡）

光学素子

主鏡：口径3.78m、F/1.32、重量1.5t（80kg×18）
副鏡：口径1.1m、凸面ハニカム鏡、重量120kg
第三鏡：楕円形平面鏡（1.1×0.8m）

タイプ

リッチィークレチアン式反射型、口径比 F/6
焦点スケール 9.1”/mm

焦点ナスミス（2箇所）

視野12’（可視～近赤外）、 1° （可視、補正光学系）

像質

直径0.5秒以内に80%制御

指向性能 2”/時、 追尾性能 0.2”/時
駆動速度 2°/秒

EL
角

変形(100倍表示)

変形(1000倍表示)

備考

90°

光軸方向の変形最大副鏡部 0.5mm
主鏡部 100μm弱45°

右図のカラーレンジは0～180μm(EL の値によらず固定)

0°

横ずれ方向の変形最大
副鏡部 1.3mm
主鏡部 180μm

補正レンズ無しの場合のサイズは 60μm(0.54“) で、視野中心から1.2‘(0.02°)ずつ離れて時のスポット

補正レンズ有りの場合のサイズは 60μm(0.54“) で、視野中心から 6‘(0.1°)ずつ離れた時のスポット

分割主鏡
主鏡は、1枚鏡ではなく、18枚の分割鏡（扇形）を使用。
、個々の分割鏡は研削技術を駆使し、研磨よりも早い完成を目指す。この技術は、次世代の口径30m以上の超大型望遠鏡を作るための必須技術である。
機上計測システム採用
ＣＧＨ方式

内周６枚

外周１２枚

主鏡支持部
鏡筒、セル、架台はトラス構造の採用＝＝＞望遠鏡の軽量化、高剛性化

主鏡セルトラス構造

プロトタイプアクチュエータ

アクチュエータ実験中のトラス構造

分割鏡制御機構開発
一枚の鏡に対する基本的な制御試験を実施。
アクチュエータの駆動精度向上＝＝＞ガタの無い無関節てこの使用駆動量を1/10に落とす
非接センサでフィードバック制御

セグメントの支持点解析 フローティング支持の場合の変形解析
・トラス節点間隔は 1mm 程度の精度が必要
・鏡と支持点の相対位置関係も 1mm以下の精度が必要
・反力分布補正機構は必須(おもり追加で行う)
設計値通りの状態
上部18点:27.296N
下部9点:26.918N
max: 54nm
min: -6nm

1個 70g のedge sensor を６個付けた場合

支持点移動なし
上部右側9点:27.457N
上部左側9点:27.466N
下部9点:27.0477N
max: 5nm
min: -35nm

回折限界
18枚の鏡を全体として１枚の鏡として機能させるためには、各分割鏡間の段差を約λ/10以内に、すなわち各分割鏡の光軸方向の位置と傾きを約λ/20(約50nm)の精度で制御する必要があります。

綺麗に並べられている時。

ずれて並べられている時。

位置センサー対向金属面との間の距離をLC発振の波数カウントで測定する（シグマ光機製の非接触センサー）

センサーヘッド内部でデジタル化されるため、安定性に優れる。
LC 発振で R が含まれないため、温度変化に強い。
間隔が広いときの分解能が悪い（～100nm）のが欠点。

固定して、10日間の安定性試験の結果、温度だけでなく水蒸気量にも相関があることが判明。また、ノイズの発生もある。製作メーカーと共に検討中。
５０ｎｍの精度は達成できそうである。

補正前

補正後

温度、水蒸気量の補正前と補正後。シグマ光機製
センサーは10日間で50nm以下の安定性が出た。

ドーム等概要
要求諸元
直径：１５ｍ
高さ：２０ｍ
ドーム上部：８角柱型回転部
左右スライド開閉スリット（開幅５ｍ）
ウインドスクリーンＸＹ走行天井クレーン（２トン）
通風窓
ドーム下部：１６角形（鉄骨構造、３階）
電動式開閉ハッチ（２階床、３階床）エレベータ（マシンルームレス）
ピア 直径：５.８ｍ径、高さ：８ｍ
望遠鏡不動点高さ：１２ｍ
観測棟：約１００ｍ２

５ｍ

１５ｍ

２０ｍ

2005.12.9改訂（沖田）マシンルームレス
エレベータ

８ｍ

１２ｍ

Floor Level
GL

2005.12.7改訂（沖田）

N
観測棟

ドーム

WS机

研究室

ドーム空調室外機

WS机

観測待機室

マシンルームレス
エレベータ

事務室
ピアフーチング

１５ｍ
大型搬入口

観測制御室

望遠鏡ピアUPＸＹクレーン（1.5ｔ）

観測棟

UP

女性便所
（兼身障者）
男性便所

ドーム空調室外機

１Ｆ

2005.11.21改訂（沖田）推進体制（分担）
望遠鏡班（トラス構造、架台、副鏡等、駆動制御など）
岩室、長田、太田、栗田、吉田、沖田、岩田、．．
．鏡面製作班（研削機、研削、干渉測定など）
長田、佐藤、栗田、木野、岩室、舞原、．．．
ドーム班（基本設計、埋文調査、環境測定など）
沖田、吉田、岩田、長田．．．
観測装置班（超高速測光・分光器、超高分散分光器）
嶺重、野上、太田、長田．．．
総括班（財務、渉外など）
舞原、藤原、柴田、長田、ナノオプトニクス、．．
．

建設の年次計画
FH18
2006

FH19
2007

FH20
2008

FH21
2009

FH22
2010

FH23
2011

ファーストライト超高速測光・分光
高時間分解能を武器に相対論的天体の活動を捉える
・突発天体現象の研究に威力を発揮する：
ガンマ線バースト、ブラックホール、超新星 …
・京大グループは超短時間ブラックホール新星を発見
・ガンマ線バーストの残光観測でも世界をリード・実績ある太陽フレア観測から恒星フレア観測へブラックホールに秒スケールの可視光変動を発見
・恐らくブラックホール近傍の高エネルギー電子によるシンクロトロン放射が起源
・ガンマ線バーストにも短時間変動がある。
可視光短時間変動の観測は一躍ブラックホール研究の最先鋒となった～50 秒

超高分散スペクトル
超高分散で星間分子の振動回転遷移を捉える!!
・双極子モーメントを持たない水素分子= 回転輝線で検出できない星間化学の主役→ 四重極放射(振動回転遷移)吸収線をさまざまな視線方向で初めて検出する
近赤外JHKバンドで１０万を超える波長分解能
・「分子」雲や星形成領域での H2 ・CO 比，オルソ・パラ水素比， ガス・ダスト比，温度，・・・→ 星形成の現場の物理状況が判明
ミリ波・サブミリ波データと合わせ星間現象の新しい理解の道が拓ける