ｈ－ＨＡ－Ｌ＆ｈ－ＨＳ－Ｌはハイダンピング機構装着型

共通仕様
形式
仕様
h型
標準型
h型
制振方式
標準型
ベンチ上下材質

防振方式

共通

ハニカムコア材質
ベンチ上面仕上架台

形式末尾の〝Ｌ〟は架台を表します。
〝Ｌ〟を外すとベンチのみとなります。

ＨＡ－Ｌ＆ＨＳ－Ｌは標準型

共通
共通

h-ＨＡ-１０７Ｌ ～ h-ＨＡ-６０１５Ｌ（個別仕様ご参照）
ＨＡ-１０７Ｌ
ＨＡ-６０１５Ｌ（個別仕様ご参照）～
h-ＨＳ-１０７L ～ h-ＨＳ-６０１５Ｌ（個別仕様ご参照）
ＨＳ-１０７L
ＨＳ-６０１５Ｌ（個別仕様ご参照）～
防振ゴム（搭載重量をお知らせください） ※ご希望によりベンチと架台を直結します。
防振ゴム（搭載重量をお知らせください） ※ご希望によりベンチと架台を直結します。
ハイダンピング構造機能による質量ダンピング
上面板材：着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材：熱間圧延軟鋼板4.5t ※非磁性ステンレス鋼板使用可①h-ＨＡ-Ｌ＆ＨＡ-Ｌ・・・アルミハニカムコア使用 ②h-ＨＳ-Ｌ＆ＨＳ-Ｌ・・・スチールハニカムコア使用③非磁性ステンレスハニカムコアの製作可タップM6-25mmマトリックスに標準加工（シールドタップ加工はオプション） 表面：無塗装 （※黒色塗装仕上は有料）
防振ゴム式又はリジット式（架台直接固定式） ＳＳ製 ※非磁性ステンレス使用可

個別仕様
形式
仕様
ベンチ寸法
外形寸法
搭載可能重量
h-HA
h-HS
全体重量
HA
HS
形式
仕様
ベンチ寸法
外形寸法
搭載可能重量
h-HA
h-HS
全体重量
HA
HS
形式
仕様
ベンチ寸法
外形寸法
搭載可能重量
h-HA
h-HS
全体重量
HA
HS
形式
仕様
ベンチ材質
ハニカムコア材質
ベンチ上面仕上
ベンチ寸法

Ｈｉｇｈ Ｄａｍｐｉｎｇ

ano

NT

防 振
防 音

able

測定環境の測定環境の創造

はスチールハニカムベンチ使用
h-ＨＡ-１０７L
h-ＨＳ-１０７L
ＨＡ-１０７L
ＨＳ-１０７L
1000×700×100T
1000×700×750Ｈ
150kg
160kg
170kg
110kg
120kg

h-ＨＡ-１２７L
h-ＨＳ-１２７L
ＨＡ-１２７L
ＨＳ-１２７L
1200×700×100T
1200×700×750Ｈ

h-ＨＡ-１２９L
h-ＨＳ-１２９L
ＨＡ-１２９L
ＨＳ-１２９L
1200×900×100T
1200×900×750Ｈ

h-ＨＡ-１５１０L
h-ＨＳ-１５１０L
ＨＡ-１５１０L
ＨＳ-１５１０L
1000×1500×150T
1000×1500×800Ｈ

175kg
185kg
125kg
135kg

205kg
215kg
150kg
160kg

325kg
350kg
220kg
245kg

360kg
390kg
255kg
285kg

h-ＨＡ-１８９L
h-ＨＳ-１８９L
ＨＡ-１８９L
ＨＳ-１８９L
1800×900×150T
1800×900×800Ｈ

h-ＨＡ-１８１２L
h-ＨＳ-１８１２L
ＨＡ-１８１２L
ＨＳ-１８１２L1800×1200×150T
1800×1200×800Ｈ

h-ＨＡ-２０１０L
h-ＨＳ-２０１０L
ＨＡ-２０１０L
ＨＳ-２０１０L
2000×1000×150T
2000×1000×800Ｈ

h-ＨＡ-２０１２L
h-ＨＳ-２０１２L
ＨＡ-２０１２L
ＨＳ-２４０２L
2000×1200×150T
2000×1200×800Ｈ

340kg
365kg
230kg
255kg

400kg
435kg
285kg
320kg

380kg
415kg
275kg
310kg

425kg
465kg
310kg
350kg

h-ＨＡ-２４１２L
h-ＨＳ-２４１２L
ＨＡ-２４１２L
ＨＳ-２４１２L
2400×1200×250T
2400×1200×800H
500kg
585kg
685kg
420kg
520kg

h-ＨＡ-３０１２L
h-ＨＳ-３０１２L
ＨＡ-３０１２L
ＨＳ-３０１２L
3000×1200×330T
3000×1200×800Ｈ

h-ＨＡ-３０１５L
h-ＨＳ-３０１５L
ＨＡ-３０１５L
ＨＳ-３０１５L
3000×1500×330T
3000×1500×800Ｈ

h-ＨＡ-３５１５L
h-ＨＳ-３５１５L
ＨＡ-３５１５L
ＨＳ-３５１５L
3500×1500×330T
3500×1500×800Ｈ

h-ＨＡ-４０１５L
h-ＨＳ-４０１５L
ＨＡ-４０１５L
ＨＳ-４０１５L
4000×1500×400T
4000×1500×800Ｈ

725kg
860kg
545kg
680kg

840kg
1,015kg
640kg
815kg

1,050kg
1,260kg
820kg
1,030kg

1,160kg
1,425kg
960kg
1,225kg

200kg

h-ＨＡ-１５１２L
h-ＨＳ-１５１２L
ＨＡ-１５１２L
ＨＳ-１５１２L
1500×1200×150T
1500×1200×800H
300kg

300kg

500kg

ＦＢ-３６

ＦＢ-４６

300×600×50t

ＦＢ-５６

ＦＢ-６６

h-ＨＡ-６０１５L
h-ＨＳ-６０１５L
ＨＡ-６０１５L
ＨＳ-６０１５L
6000×1500×400T
6000×1500×800H
1,000kg
1,660kg
2,065kg
1,355kg
1,760kg

ＦＢ-７６

上面板材：着磁性ステンレス鋼板5t 下面：熱間圧延軟鋼板4.5t
アルミ材
タップM-6・25mmマトリックスに標準加工 表面：無塗装 （※黒色塗装仕上げは有料）
400×600×50t
500×600×50t
600×600×50t
700×600×50t

ｈ-ＨＡ-Ｌｈ-ＨＳ-Ｌ
ＨＡ-Ｌ
ＨＳ-Ｌ
ＦＢ

ハイダンピング
アルミハニカムフラットベンチ
ハイダンピングスチ－
スチ－ルハニカムフラットベンチ

アルミハニカムフラットベンチ
スチ－
スチ－ルハニカムフラットベンチ

フラットボ－
フラットボ－ドＦＢ-８６

800×600×50t*ナノテーブルは当社の登録商標です。

※非磁性ステンレスを選択した場合、形式末尾に〝NM304B〟（ベンチのみ非磁性）又は、〝NM304BL〟（ベンチと架台が非磁性）が付きます。
※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
※本カタログ記載内容は、性能および機能の改善向上のために予告なく、記載の仕様を変更することがあります。

営業ご案内● 振動対策● 空気擾乱対策

大形空気ばね式防振台
超高性能三次元空気ばね式防振台
アクティブ微小振動制御システム
アクリル製ブース● 音響対策アコースティックエンクロージャー● 測定業務

振動測定・音響測定※アクティブ微小振動制御システムのデモンストレーションのお問い合わせは、下記にご連絡ください。

ヘ ル ツ 株 式 会 社
神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１ 横浜クリエーションスクエア（ＹＣＳ）１８階
ＴＥＬ：０４５－４５０－２２１１
ＦＡＸ：０４５－４５０－２２２１
Ｅ-ｍａｉｌ：ｓａｌｅｓ＠ herz-f.co.jp
ＵＲＬ：www.herz-f.co.jp

ヘ ル ツ 株 式 会 社

フラットベンチ（アルミハニカムベンチ＆スチ－ルハニカムベンチ）と架台の組み合わせ

概 要
フラットベンチ（アルミハニカムベンチ・スチ－ルハニカムベンチ）は光学定盤として鋳鉄定盤などの大重量定盤に変って二十数年がたちました。ハニカムベンチに搭載する測定評価機器の分解能の高度化や機器の重さも増えて、ハニカムベンチを選択しなければならない時代となりました。ヘルツでは、実験や製造過程の内容によってハニカムベンチをお選びいただくようにしました。また、床の荷重制限に対処するために軽量高剛性を特徴とするアルミハニカムベンチの機能を向上いたしました。

実験目的や床の荷重制限などにより、ハイダンピング型ベンチおよび架台またはハイダンピング型ベンチと標準架台の組み合わせ。または、アルミハニカム型またはスチ－ルハニカム型をお選びできます。

フラットベンチ＆フラットベンチ＆フラットボ－
フラットボ－ドの特徴
ドの特徴
アルミハニカムベンチやスチ－ルハニカムベンチまたは非磁性材料など、お客様指定の材料を使用したカタログ標準外寸法で製作します。
ハニカムベンチの共振周波数をご指定の場合もご相談に応じています。
ハニカムベンチ内部の温度安定化が必要な場合、ご相談に応じます。
ハニカムベンチ上のタップ穴に液体が流れ込んだ後に吸出したり、小部品が落ちた場合に取り出すことができるよう袋タップ構造も製作します。
ハニカムベンチ内部に、ハイダンピング（高度な制振性）を目的にした構造で製作します。
ハニカムベンチ側面にコンセントボックスを埋め込み、コ－ドの処理をスッキリできます。
非防振の状態でハニカムベンチを使用したのちに、防振架台を組み合わせることもできます。防振架台も標準型のほかに、ハイダンピング方式の架台を製作します。
アルミハニカムフラットベンチ＆アルミハニカムフラットボ－ドは当社のみが製造しています。

床の強度が強度が低い

床の強度は強度は高い

既存のテ－ブルを台として使う
アルミハニカムベンチ（軽量・高剛性）

既存のテ－ブルを台として使う
スチ－ルハニカムベンチ（高剛性）

床の強度が強度が低い
高い制振性が必要な機器を搭載
ハイダンピング
アルミハニカムベンチ

床の強度は強度は高い
高い制振性が必要な機器を搭載
ハイダンピングスチ－ルハニカムベンチ++

ハイダンピング架台または標準架台（軽量・高剛性+高制振制）

ハイダンピング架台または標準架台（高剛性+高制振制）

ダンピング（制振）技術
ｈ－ＨＡ＆ｈ－ＨＳのハニカムベンチにハイダンピング機構を装着しています。ハイダンピング機構は、空気ばねによる防振と同様に制振作用を持つ重要な技術です。制振技術は振動変位に対する抑制効果を得ることができ、ベンチを叩いたときの「なき」は振動変位が生じたときに起きる現象ですが、このような「なき」に伴うベンチの動きを最小限にすることができます。

ダンピング効果測定例・・・ハニカムベンチ
ハニカムベンチ
下記デ－タは、アルミハニカムベンチの「ハイダンピング機構」を装着する前と装着後のダンピング状態をコンプライアンスデ－タによって、一定の力に対する変位の周波数ごとに減衰している状態を表わしています。また、加速度の減衰状態は時間で表わしています。
ハイダンピングアルミハニカムベンチの加速度減衰デ－タ

0.00010.00001
0.000001
0.0000001
10

100

10000.001
0.0001

2

コ ン プ ラ イ ア ン ス [m m / N]

コンプライアンス [mm/N]

0.0010.000010.000001
0.0000001「ハイダンピング機構」有り
使用ベンチ：ｈ－ＨＡ－２０１０20 00 020000

10 00 010000

0- 10 00 0- 20 00 010

周波数 [Hz]ベンチ「ハイダンピング機構」無し
使用ベンチ：ＨＡ－２０１０2「ハイダンピング機構」有り
使用ベンチ：ｈ－ＨＡ－２０１０
加速度 [mm/s ]「ハイダンピング機構」無し
使用ベンチ：ＨＡ－２０１０

加速度 [mm/s ]ハイダンピングアルミハニカムベンチのコンプライアンス曲線

100

1000

0-10000-200000

周波数 [Hz]50 010 00

1 50 02 00 00

時 間 [m s]

500

1000

1500

2000

時間 [ms]ジョイント型フラットベンチ

解析技術
ハニカムベンチの設計段階において搭載機器に求められるベンチの剛性、特に特定周波数の変位に留意しなければならないときに、モ－ダル解析や周波数応答解析や静的解析によって最適性の情報を得る手段として解析技術を使います。
解析を行うことは、高分解能機器を搭載する揺るぎない土台の部分を担うハニカムベンチの大切な条件です。
フラットボ－ド ＦＢ

ナノテクノロジ－ナノテクノロジ－時代のハニカムベンチの時代のハニカムベンチの選択のハニカムベンチの選択解析結果 （当社では、カタログ標準品のハニカムベンチについてすべての解析デ－タを保有しています。）
ハニカムベンチを実測し、そのデ－タをもとに解析を行うことで、より正確な変形の方向性と周波数を知ることができます。
また、周波数応答解析を行うことで、ハニカムベンチの最大変位量を知ることができます。

光学実験に最適機能を持つフラットベンチ＆フラットボ－ド１．概要 解析デ－タ蓄積の為標準サイズのハニカムベンチのモ－ダル解析を行い６次の固有振動数とモ－ドシェイプを求める。

機器搭載用ハニカムベンチや各種の定盤は、研究や実験または検査評価など搭載する機器の使用目的に適ったベンチを使用することが最も望ましい使い方です。ヘルツは次のようにハニカムベンチや定盤を分類しています。

２．解析条件 ①有限要素モデルを弾性支持 ②要素サイズ２５ｍｍ角 ③材質：上面ＳＵＳ４3０ ５ｔ 下面ＳＰＨＣ ４.５ｔ
３．使用ツ－ル ＡＮＳＹＳ ｖｅｒ．
ｖｅｒ．１０１０.０ ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ ＤＥＳＫＴＯＰ ６.０

アルミハニカムコアを芯材として使用しているために、軽量かつ高い剛性が特徴で、研究室など床荷重の制限があり、搭載機器が大変重いときなど、軽量アルミハニカムフラット
ベンチが威力を発揮します。
ハニカムベンチの中で最も高い剛性があります。解析モデルにスチ－ルハニカムベンチ
示されているように高い共振周波数が特徴です。
搭載機器に磁気の影響を与えたくない場合、非磁性※ 非磁性ステンレスハニカムベンチ ステンレス材をハニカムコアに加工して使用します。
上下面板も同様の材料を使用します。
アルミハニカムベンチ

フラットベンチ
フラットボード

ハニカムベンチの種類
ハニカムボードの種類

石 定 盤

一般的に搭載機器が定盤上を移動するなど、定盤の面に加工精度を求める場合に使用します。

鋳鉄定盤

一般的に搭載機器が定盤上を移動するときや、定盤の面に加工精度を求める場合、および長さが５ｍ前後に及ぶ作業面を必要とする場合に鋳鉄定盤が最適です。

定盤の種類

架 台・・・ハニカムベンチと搭載機器を支持するためにしっかりした剛性の高い構造設計になっています。

架台にも、ハイダンピング機構を装着して、脚部のダンピング強化をはかるなどナノテクノロジ－時代に適合しています。

解析モデル（二次元） １次 267.405Ｈｚ

２次 324.364Ｈｚ ３次 376.692Ｈｚ

４次 437.562Ｈｚ ５次 468.243Ｈｚ ６次 531.620Ｈｚ

２次 156.222Ｈｚ

３次 260.133Ｈｚ

４次 271.298Ｈｚ

５次 285.599Ｈｚ ６次 364.393Ｈｚ

２次 179.927Ｈｚ

３次 244.848Ｈｚ

４次 302.018Ｈｚ

５次 336.616Ｈｚ ６次 427.675Ｈｚ

アルミハニカムベンチ

1200*900*100ｔ
材質：上面 SUS430
下面 SPHC
解析モデル（二次元） １次 136.487Ｈｚ
アルミハニカムベンチ

4000*1500*400ｔ
材質：上面 SUS430
下面 SPHC
スチ－ル
ハニカムベンチ

解析モデル（二次元） １次 128.875Ｈｚ

4000*1500*400ｔ
材質：上面 SUS430
下面 SPHC