10000 シリーズ
ズ専用制御電電源
PA001S
取取扱説明書書・保証書
1

ご使用いただく前にこの度は「1000 シリーズ専用用制御電源 PA001S」をご購購入頂き、誠にありががとうございました。
ご使用になられる前に、この取取扱説明書をよくお読みの上上、正しくお使い下さい。また本書は大切に保管してくださいい。

注意① 本製品は、スイッチング方方式の電源を使用しているため、AC 電源投入
ュ電流が流れま入時にラッシュます。ブレーカカー、ヒューズをご使用の際にには、スローブブロータイプのの遮断器を使用して下さい。
② 本製品は、精密な電子、 機械部品で構構成されていまます。
落としたり強い衝撃を与 えないで下さい。
③ ノ イ ズ の発 生 し や す い 環 境 で ご使 用 に な る 場 合 はAC100V 入力ラインににノイズフィル
ルターをご使用用下さい。

42

付属品の確付
認10000 シリーズ専
専用制御電源 PA01S
Pの付属属品は、AC コ
コード・変換アダプター・取扱説明書です。
ご不明な点がござざいましたら、販売代理店又又は直接弊社へへご連絡下さい。

3

使用上のご使ご注意

この取扱説明書及び製品は、安安全にお使い頂頂くためにいろろいろな表示をしています。その内容を無視して誤った取り扱扱いをすることによって生じる内容容を、次のように区分していいます。内容をよく理解してから本本文をお読みになり、記載事事項をお守りください。
警告

人
人が死亡またはは重傷を負う 恐れが高い内内容をを示しています
す。

注意

人
人が怪我をしたたり財産に損 害を受ける恐恐れががある内容を示示しています。
本
本製品を、安全全・快適に使ううために理解しして頂頂きたい内容をを示していますす。

概要

1000 シリーズ
ズ専用制御電源源 PA01S は、1000はシリリーズの専用制御電源の源です。接続時
時は、1000 シリーズの取扱
シ扱い説明書を合わせて明てお読み下さい
い。

5仕様

型式型

PA01S

表示
表0.0～1999
9（F.S.レンジ
ジをご指定下ささい）

流量設定
流0.25～5V ：ポテンションメータにて可
可変

表示切替
表SET/OUT ：正面スイッチ
チにて切替

電源出力
電±15V：2550mA

入力電源
入

AC85～2664V

使用環境
使

温度 5～500℃
湿度 30％～～80％（結露露無き事）

接続コネクタ接D-sub9（ソソケットコネククタ）

背面出力端子背SET/OUT ：表示切換スイッチに連動

6+55V：500mA
A

外形図

z 本説明書の内容
本
容に関しては製製品改良のため、予告なししに変更することが変がありますのででご了承くだささい。
z 本説明書の内本
容につきまししては万全を期期しておりま すが、万一不備ながな点や記載もれれ等お気付きの点がございいましたら、販売代し代理店又は直接接弊社までご連連絡下さい。

警告① 供給電源電圧は供は必ず仕様に記記載された範囲内で使用しして下さい。
下② 分解、改造はし分しないで下さいい。
③ 電機配線（結線電線）に際してはは、本説明書に記載されてている内容を確認のるの上、正しく配配線（結線）しして下さい。
④ 本製品を本
100
00 シリーズ以以外で使用しなないで下さい。
⑤ 本製品は、防爆本
爆仕様ではありりません。可燃性ガス、爆爆発性ガス、腐食ガ
性ガスが発生、充充満している場所およびそその周辺では使用し周しないで下さいい。
⑥ 通風孔から内部通部に異物を入れれないで下さいい。
⑦ 動作周囲温度、動、湿度は仕様にに記載された範囲内で使用用して下さい。て⑧ 供給電源電圧
供（AC ライン）の接続は、必必ず非通電を確確認してから行ってして下さい。
⑨ 本製品の設置端
本端子は必ず設置置してご使用下下さい。

PS1160530

7ピン配列：D
ピD-sub9 コネクタ
コ9信号ケケーブル接続コネクタ
1. NC
N
2. 流量出力信号
流3. 供給電源
供+15V
V
4. 電源
電 0VDC（CCOMMON）
5. 供給電源
供-15V
V
6. 流量設定信号
流
7. 流量出力信号
流CCOMMON
8. 流量設定信号
流CCOMMON9. NC
N※未使使用端子（NCC）は、使用ししないで下さいい。
使用コネクタ 17
7JE-13090-02-D1-A
メーカ
カー
DD
DK適合コネクタ 177JE-23090-02-D1
メーカ
カー
DD
DK

流量設定/出力力表示（レンジ指定可可）

量設定/出力流量表表示切替ススイッチ

流量調整整用ポテンションメータ
タ

1. 表示切替スイ
イッチを OUT
T にし、流量設設定/出力表示示にて流量制御器のゼロ点を確確認します。流
流量制御器の取取扱説明書も合わせせてご参照下ささい。
2. 表示切替スイ
イッチを SETT にし、流量調調整用ポテンシ
ション
メータで流量量設定/出力表表示を確認しなながら、制御すする流量に設定しまます。
3. ガスを流すと設定した流流量で制御しまます。表示切替
替スイ
ッチで OUT
T と SET を確確認し、流量設設定/出力表示示の値が一致していいれば設定したた流量を制御しています。
4. 3.の表示が一一致しない場
場合は、流量制制御器の取扱説説明書をご参照下ささい。
をご参照の上、販売
5. 不具合が生じた場合は、 取扱説明書を代理店又は直直接弊社へご連連絡下さい。
有効です。メーータの6. 上記２～５は、コントロ ーラの場合有場合は、出力力表示のみ有効効です。

電気配線（結線）に際しては誤配線なきよう、配 線の確認を行行って下さい。
。誤配線（結線線）は本体の 故障だけでははなく、火災のの危険がありまます。

8ご使用方法接続
接専用信信号ケーブル：SC**（別売売）で接続して下さい。配線のの手間ががなく、簡単にに配線出来ますす。

① PA01P
背面図

100信号ケーブル
接続
続コネクタ（D-sub9）

流量設定定/出力
出力端端子（0～55V）② 接続図
接ＡＣコード接続端子（AAC85～264VV）
L：黒
N：白
COM：緑

信号ケーブル：SC***（別売）
AC1000V

保証書書
お買買い上げ日

製品保証証

1. 保証期間
通常のご使用用において万一一故障した場合
合は、弊社出荷
荷後 1年以内で下記記 4.項以外のの故障品についいて無償で修理理を致します。
2. 保証範囲は本体に限定しし、本体故障にによって生じたた損害の賠償は行いいません。
保証
3. 交換部品の保交換後 90 日あるいは、日
1 .項保証期間ままでのどちらかか長い期間としますす。
4. 免責事項① 火災・天天災等の災害ななど不可抗力にによって生じたた故障② 取り扱いいを誤ったためめ生じた故障③ 不適切なな環境で使用ああるいは保管さされた場合④ 本体の分分解や改造を加加えられたりしした場合⑤ 定格仕様様の範囲を超ええて使用されたた場合⑥ 弊社製品
品 1000 以外でで使用された場合⑦ その他、弊社の責任外外と判断されたた場合。
5. 連絡先の代理店又は直直接弊社へご連絡下さい。
お買い上げのFCCON
エフコン株式会社

本保証書は再発行行致しません。大切に保管しして下さい。

FCON
N.CO.,LTD.

〒7883-0060
高知
知県南国市蛍がが丘 1 丁目 1 番地
番 1
南国国オフィスパー
ークセンター109
TEL
L/088-855-7100
FAX
X/088-855-7166
E-m
mailcontactt@fcon-inc.jp
pURL
L

http://wwww.fcon-inc.jp

PS1160530