新登場 4シリーズB MSO

ミックスド・シグナル・オシロスコープ

あらゆるアプリケーションと測定環境のニーズに適応
4シリーズ B MSO オシロスコープは、高い性能、機能に加え、革新のユーザ・インタフェースを備えています。高度で豊富な解析／アプリケーション機能、充実のプローブ・ラインアップにより、現在または将来における様々な測定ニーズに対応します。動作／処理／応答速度も大幅に向上し、さらに使いやすくなりました。
◦周 波数帯域200MHz〜1.5GHz◦４
 、６アナログ・チャンネルまたは最大48デジタル入力チャンネル◦1
 2ビット AD コンバータと最高16ビットの高垂直分解能◦直 感的操作性に優れた革新のタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース◦パ ワー解析／スペクトラム解析／シリアル・バスなどの豊富な解析機能

https://www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/4-series-mso
デモ・ビデオ、データシート、お見積り等はこちらからご覧ください ➡

4シリーズ B MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

4シリーズ B MSO オシロスコープ概要ご紹介
統合スペクトラム解析

強 力な解析◦トレンド、ヒストグラム、スペクトラム・プロットなどの自動測定機能◦パワー測定解析オプション

ユーザ・インタフェース◦タッチとマウス両方の操作に最適化

大型タッチ・スクリーン
HDディスプレイ（1,920×1,080）

周波数帯域
◦2
 00MHz～1.5GHz◦すべてのモデルは購入後にアップグレード可能

レコード長◦標準31.25M、オプションで
62.5M
最大12ビット垂直分解能
（HiRes モードで最大16ビット）

入力チャンネル◦4
 /6ch＋AUX外部入力

USBホストポート2.0/3.0
（前面／背面）プロトコル解析オプション◦シリアル・バス・トリガと解析◦同 時に解析するバスの数は無制限
デ ジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ◦製品登録で無料追加可能

タッチ操作に最適化された
ユーザ・インタフェース

50MHzの任意波形／
ファンクション・ジェネレータ

自由自在のチャンネル構成
ー FlexChannel®

豊富なプローブ・ラインナップ

TLP058型
ロジック・プローブ◦設 定バーのバッジをタップすることで、入力、トリガ及び波形をコントロール可能◦ド ラッグによる波形の位置調整◦ピ ンチ／ズーム／スワイプでスケール変更◦対 応するプローブを自動認識し、アナログ1chまたはデジタル8chとして使用可能◦ア ナログ4/6ch、またはデジタル最大48ch での構成が可能

受動プローブヒストリ・モード

12ビットADC

12ビットADC、HiResモード12ビットのADCが搭載されており、より詳細な信号観測が可能。HiResモードを使用すれば、最高16ビットの垂直分解能が実現可能

eScope®
ネットワーク経由で遠隔操作

TekScope
どこでもいつでも波形解析◦オ シロスコープ本体と全く同じ操作をPC 上で実現
◦波
 形の観測／解析、測定の実行◦U SB／イーサネット・ケーブル経由での波形データの取得

Web ブラウザを使用してネットワーク内でオシロスコープに接続、制御可能（無料）光アイソレーション型
差動プローブ◦低 入力容量（3.9pF）高帯域の TPP シリーズプローブ
が ch 数分標準付属◦高 性能の IsoVu 光アイソレーション型差動プローブを使用可能

最大16ビットの垂直分解能

8ビットADC

追加表示◦設定可能なMath（波形演算）の数は無制限◦表 示可能のリファレンス波形の数は無制限

シリアル・バスのデコード、ジッタ解析、マルチスコープ解析など様々な機能が追加可能

拡張メモリを使用して数千のイベントを取込み、過去の取込み波形を簡単に表示可能

TekDriveクラウド・ベースのデータ管理
共同作業がもっと簡単に

ユーザは接続されたデバイスからあらゆる種類のファイルをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロード、共有することが可能※TekScopeとTekDriveはオプション

4シリーズ B MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

豊富なアプリケーション
アプリケーション・ソフトウェア・オプションにより様々なアプリケーションに対応できます。

パワー解析

三相インバータ解析

ダブル・パルス・テスト

電力品質、入力容量、突入電流、高調波、スイッ
チング・ロス、安全動作領域、変調、リップルなどの電源自動測定に加え、磁気測定、制御ループ応答、電源電圧変動除去比の機能も提供。

入力、出力、リップル、3つの主要な三相電気測定を自動化。画期的なオシロスコープベースの位相図に加え、同時にドライブの入力／出力電圧と電流信号を時間軸で観測可能。

AFG31000シリーズ任意波形／ファンクション・ジェネレータと自動測定ソフトウェアを組み合わせることで、ダブル・パルス・テストを簡単に短時間で実施し、再現性のある結果を得ることが可能。

自動車シリアル解析

組込み・産業用シリアル解析

CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5などの車載バス解析・トリガに対応。自動車のシリアル解析に便利なアプリケーションをまとめたソリューション・バンドルもご用意。

I 2 C、SPI、I3C、RS-232、422、485、UART、USB2.0、Ethernet などシリアル・バス・デコードやトリガ、検索機能等で、迅速なデバッグに対応。

スペクトラム解析 RF- 時間トリガ

自動計測・制御の構築

自動計測お役立ち情報
計測器を自動制御することで、測定の再現性・正確性の向上、長時間測定の実現、運用の簡素化、工数削減による業務効率アップなどのメリットがあります。

●初めての自動計測ノウハウ

自動計測をはじめるにあたり、どのように計測器と接続するのか？
といった最初の手がかりとなる解説動画やスクリプトをご紹介●自動計測ソリューション

Spectrum View のオプション、RF 対時間のハードウェア・トリガ。RF 信号の挙動を簡単に分離、捕捉、検査可能。RF 振幅対時間や RF 周波数対時間のエッジ、パルス幅、およびタイムアウト
でもトリガ可能。

機器制御ソフトウェア KickStart や無料のプロ
グラミング言語 python を用いて、より迅速に再現性のある測定を実施するための自動計測ソリューションの構築も可能。

PIトランスレータ、TSP スクリプト、pythonといった計測器の制御・自動化を実現する方法や技術情報をご紹介

オプション／アクセサリ
レコード長拡張

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

アクセサリ

レコード長を62.5M ポイントに拡張することで、数千のシリアル・パケットでも1回で取込むことができ、高い分解能のままズーム表示して詳細に信号を観測可能。

周波数50MHz（正弦波）、5Vpp 出力の内蔵 AFG機能の追加。正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、三角波、DCレベル、ガウシアン、ローレンツなどのファンクション波形＋任意波形。

運搬／取付用のアクセサリとして、前面パネル保護カバー付きキャリング・ケース（ハード／ソフト）、ラックマウント・キットをご用意。

※アプリケーション・ソフトウェア・オプション、内蔵機器オプションの一覧は、弊社ウェブサイトから、製品データシートをご確認ください。

基本仕様

MSO44BMSO46B

FlexChannel 数／アナログ・チャンネル数46

デジタル・チャンネル数（オプション）

最大32

最大48

周波数帯域

200MHz、350MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz

ADC 分解能

12ビット（ハイレゾモードで16ビット）

垂直分解能

8ビット @ 6.25GS/s
12ビット @ 3.125GS/s
16ビット @ 125MS/s 以下（ハイレゾ）
全チャンネル6.25GS/s（アナログ／デジタル）

サンプル・レート

標準31.25M 最大62.5M（オプション）

レコード長500,000wfms/s

波形取込みレート50MHz

任意波形／ファンクション・ジェネレータ（オプション）

DVM4桁／周波数カウンタ8桁（製品登録で無料）

DVM／周波数カウンタ

13.3インチ HD（1,920×1,080）

ディスプレイClosed LinuxOS

HDMI×1/Ethernet ×1/USB2.0ホスト×3/USB3.0ホスト×2/USB2.0デバイス×1

Aux 外部トリガ入力

TPP0250（200MHz、3.9pF）、TPP0500B（350/500MHz、3.9pF）、TPP1000（1GHz/1.5GHz、3.9pF）

標準プローブ※チャンネル数分が付属

本体サイズ

高さ286.99×幅405×奥行155mm

本体重量

MSO44B：7.3kg 未満／MSO46B：7.5kg 未満

保証期間

1年間

ベース・モデル

推奨ソフトウェア

MSO44B∙∙∙∙∙∙∙∙4FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープ
MSO46B∙∙∙∙∙∙∙∙6FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープ◦用途に応じてパッケージングされたソフトウェア・バンドル
Opt. 4-STARTER-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙スターター・バンドル、1年間
Opt. 4-STARTER-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙スターター・バンドル、永続※
Opt. 4-PRO-SERIAL-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シリアル・デコード・プロ・バンドル、1年間
Opt. 4-PRO-SERIAL-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シリアル・デコード・プロ・バンドル、永続※
Opt. 4-PRO-POWER-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙パワー・プロ・バンドル、1年間
Opt. 4-PRO-POWER-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙パワー・プロ・バンドル、永続※
Opt. 4-PRO-AUTO-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙自動車プロ・バンドル、1年間
Opt. 4-PRO-AUTO-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙自動車プロ・バンドル、永続※
Opt. 4-PRO-MILGOV-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙航空／宇宙プロ・バンドル、1年間
Opt. 4-PRO-MILGOV-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙航空／宇宙プロ・バンドル、永続※
Opt. 4-ULTIMATE-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙アルティメット・バンドル、1年間
Opt. 4-ULTIMATE-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙アルティメット・バンドル、永続※

周波数帯域オプション（必須）Opt. 4-BW-200∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 200MHz 周波数帯域
Opt. 4-BW-350∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 350MHz 周波数帯域
Opt. 4-BW-500∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 500MHz 周波数帯域
Opt. 4-BW-1000∙∙∙∙∙∙ 1GHz 周波数帯域
Opt. 4-BW-1500∙∙∙∙∙∙ 1.5GHz 周波数帯域サービスオプション
Opt. T3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年トータル保証サービス
Opt. T5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年トータル保証サービス
Opt. R3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年保証期間
Opt. R5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年保証期間
Opt. C3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年標準校正（納品後2回実施）
Opt. C5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年標準校正（納品後4回実施）
Opt. D1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 英文試験成績書
Opt. D3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）
Opt. D5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年試験成績書（Opt. C5と同時発注）◦個別機能の追加（単品ソフトウェア・オプションの種類、詳細については別途データ・シートをご確認ください）◦P C 上で動作するオフライン・ソフトウェア（TekScope）（プロ・ライセンス／アルティメット・ライセンスについては担当営業にご確認ください）

Opt. TEKSCOPE-STARTER-1Y∙∙∙∙∙∙TekScope スターター・バンドル、1年間
Opt. TEKSCOPE-STARTER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙TekScope スターター・バンドル、永続※機器オプション
Opt. 4-AFG∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 任意波形／ファンクション・ジェネレータ出力追加Opt. 4-RL-1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ レコード長拡張アクセサリ※永続ライセンス：ソフトウェアの使用権は無期限です。ただし、2年目以降のバージョンアップには毎年保守費用が必要です。詳細は営業担当にお問合せください。

SC4∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ソフト･キャリング ･ ケース（フロントカバー含む）
HC4∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ハード ･キャリング ･ ケース（フロントカバー含む）
RM4∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ラックマウント・キット※他オプションについては別途データ・シートをご確認ください。

www.tek.com/ja

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
各種お問い合わせ先 ： https://www.tek.com/ja/contact-tek
技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2023, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2023年12月

44Z-MSO4B-0