Upute za upotrebu

LCD monitor u bojiVažnoPročitajte pažljivo ove „Upute za upotrebu” i Priručnik za instalaciju(zasebno) kako bi se upoznali sa sigurnom i učinkovitom upotrebom.
• Za prilagodbu i postavke monitora pogledajte Priručnik
za instalaciju.
• Najnovije „Upute za upotrebu” dostupne su za preuzimanjena našem web-mjestu:
http://www.eizoglobal.com

SIGURNOSNI SIMBOLIU ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne
informacije. Pažljivo ih pročitajte.

UPOZORENJE

OPREZ

Nepridržavanje informacija označenih
kao UPOZORENJE može imati za
posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.

Nepridržavanje informacija označenih kao
OPREZ može imati za posljedicu ozbiljne
ozljede i ugroziti život.

Ukazuje da je potrebno obratiti pozornost. Primjerice, simbol
što je „rizik od strujnog udara”.
Ukazuje na zabranjenu radnju. Primjerice, simbol
što je „Zabranjeno rastavljanje”.

prikazuje vrstu opasnosti kao

prikazuje posebno zabranjenu radnju kao

Ukazuje na obveznu radnju koja se mora poštivati. Primjerice, simbol
o općoj zabrani kao što je „Uzemljenje jedinice”.

prikazuje obavijest

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako proizvod
radi izvan ovog područja možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi
u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja
korporacije EIZO.
Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim
ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve
kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije monitora
tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

2

﻿MJERE OPREZAVAŽNO• Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako
se ovaj proizvod koristi izvan područja za koje je isporučen možda neće raditi kako je navedeno u
specifikacijama.
• Pažljivo pročitajte ovaj odlomak i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne
zaštite i pravilnog održavanje.

Mjesto gdje su navedene Mjere opreza

Simboli na jedinici
SimbolOvaj simbol označava
Gumb napajanja:

Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.

Izmjenična struja
Upozorava na električnu opasnost
OPREZ:

Pogledajte „SIGURNOSNI SIMBOLI” (stranica 2).

WEEE oznaka:

Proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu
reciklirati.

CE oznaka:Oznaka sukladnosti s propisima Direktive Vijeća i/ili Uredbe(EU).

Proizvođač
Datum proizvodnje
Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi
ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.
Medicinski uređaj u EU
Uvoznik za EU
Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici

MJERE OPREZA

3

UPOZORENJE
Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka,
odmah isključite sve priključke za napajanje i kontaktirajte s lokalnim zastupnikom tvrtke EIZO.
Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.
Nemojte rastavljati jedinicu ni izvoditi preinake na njoj.
Otvaranje ormarića ili vršenje preinaka na jedinici može dovesti do požara, strujnog
udara i oštećenja opreme.
Prepustite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.
Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara,strujnog udara i oštećenja opreme.
Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice.
Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić, a prolijevanje
tekućine u ormarić može za posljedicu imati požar, električni udar ili oštećenje opreme.
Ako neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu. Prijeponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.
Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto.
Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.
Ako jedinica padne, odmah isključite struju i potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu
jedinicu nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara.
Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.
• Jedinicu nemojte držati vani.
• Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima,
automobilima i slično).
• Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon(kupaonica, kuhinja i slično).
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan doticaj sa zaslonom.
• Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinovima.
• Proizvod nemojte stavljati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid,
sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon).
• Proizvod nemojte stavljati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u
atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim.

Da biste izbjegli opasnost od gušenja držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba
i djece.
Koristite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u vašoj zemlji.
Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz
Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite.
Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.

Oprema mora biti spojena s uzemljenom mrežnom utičnicom.
U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.

4

MJERE OPREZAUPOZORENJE
Koristite ispravan napon.
• Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog
navedenom u ovim „Uputama za upotrebu” može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme.
Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz• Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Kabelom napajanja rukujte pažljivo.
• Ne postavljanje kabel ispod jedinice ili drugih teških predmeta.
• Nemojte vući ili vezati kabel.

Ako se kabel ošteti, prestanite ga koristiti. Korištenje oštećenog kabela može dovesti dopožara ili strujnog udara.
Operater ne smije dodirnuti pacijenta dok dira proizvod.
Ovaj proizvod nije namijenjen da ga diraju pacijenti.
Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti.
Dodirivanje može dovesti do strujnog udara.
Pri pričvršćivanju stalka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom
i instalirajte jedinicu na siguran način.
U protivnom može doći do odvajanja jedinice što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme. Prije
instalacije provjerite mehaničku čvrstoću stolova, zidova i drugih predmeta na koje će stalak s krakom biti
pričvršćen. Ako jedinica padne, potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu jedinicu
nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara. Pri
ponovnom pričvršćivanju stalka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.
Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama.
Tekući kristali, koji mogu iscuriti iz ploče, otrovni su ako dospiju u oči ili usta. Ako bilo
koji dio vaše kože ili tijela bude u izravnom dodiru s pločom, dobro ga isperite. Ako
primijetite neki od tjelesnih simptoma, obratite se svom liječniku.

MJERE OPREZA

5

OPREZ
Jedinicu pažljivo prenosite.
Pri premještanju jedinice odspojite kabel napajanja i druge kabele. Premještanje jedinice s uključenim
kabelom napajanje je opasno.
Može doći do ozljede.
Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima.
• Jedinicu pri prenošenju uhvatite čvrsto i držite kako je prikazano na slici ispod.
• Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu
uključene barem 2 osobe.

Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću.
• Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete.
• Jedinicu nemojte instalirati u zatvorenom prostoru.
• Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako.

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti dopožara, strujnog udara i oštećenja opreme.
Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama.
Inače može doći do strujnog udara.

Koristite pristupačnu strujnu utičnicu.
Time ćete osigurati brzo isključivanje napajanja u slučaju poteškoća.
Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora.
Prašina, voda ili ulje na utikaču mogu dovesti do požara.
Prije čišćenja isključite jedinicu iz struje.
Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.
Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite
kabel napajanja iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.
Za korisnike na području EGP-a i Švicarske:
Svaki ozbiljni incident u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države
članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6

MJERE OPREZAObavijesti uz ovaj monitor
Predviđena namjena
Ovaj Proizvod je namijenjen za prikazivanje radioloških slika za pregled, analizu i dijagnozu od straneosposobljenih medicinskih stručnjaka. Prikaz nije namijenjen za mamografiju.
Pažnja• Proizvod možda neće imati važeće jamstvo za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
• Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se koristi sljedeće:- Kabeli napajanja isporučeni uz proizvod- Signalni kabeli koje je navela naša tvrtka• Uz ovaj proizvod upotrebljavajte samo dodatnu opremu robne marke EIZO koju navodi društvo EIZO.

Mjere opreza za uporabu• Dijelovi (kao što je LCD ploča) se mogu pokvariti uslijed dugotrajne uporabe. Redovito provjeravajte da
normalno funkcioniraju.
• Kad se slika na zaslon promijeni nakon što je dulje vremena bila prikazana ista slike može se pojaviti
pozadinska slike. Upotrebljavajte čuvar zaslona ili funkciju „Power Save (Ušteda energije)“ da biste
izbjegli prikazivanje iste slike tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
• Ako monitor radi neprekidno ili tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti tamne mrlje ili se slika možetrajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito
isključujete monitor.
• Pozadinska slika može se pojaviti čak i nakon kratkog vremena u zavisnosti od prikazane slike. Ako se
to dogodi, promjena slike ili isključivanje napajanja nekoliko sati može riješiti problem.
• Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ako se zaslon zatamni, počne treperiti ili više
ne svijetli, kontaktirajte lokalnog zastupnika društva EIZO.
• Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka na zaslonu. Razlog tomu su
karakteristike same ploče, a ne kvar proizvoda.
• Nemojte čvrsto pritiskati ploču ili rub okvira jer to može za posljedicu imati neispravan prikaz, poput
uzoraka interferencije itd. Ako je ploča stalno pod pritiskom, moguć je nastanak kvara ili oštećenja ploče.
(Ako na ploči ostanu tragovi pritiska, monitor neko vrijeme ostavite s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom
će možda nestati).
• Ploču nemojte grebati ni pritiskati oštre predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja ploče. Nemojte
brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
• Ako je monitor hladan ili je bio na hladnom pa se unese u sobu ili sobna temperatura naglo poraste,na unutarnjim i vanjskim površinama monitora može se pojaviti kondenzacija. U tom slučaju nemojte
uključivati monitor. Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja monitora.

Obavijesti uz ovaj monitor

7Da bi monitor dugo radio● Kontrola kvalitete• Na kvalitetu zaslona monitora utječe razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda.
Provodite vizualne provjere i testove periodične konstantnosti kako bi sve bilo u skladu s
medicinskim standardima/smjernicama prema vašoj primjeni te po potrebi provodite kalibraciju.
Uporabom softvera za kontrolu kvalitete monitora RadiCS korisnik može provoditi kontrolu kvalitetekoja ispunjava medicinske standarde/smjernice na visokoj razini. Način provođenja različitih testova
i kalibracije potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS.
• Potrebno je oko 30 minuta da se stabilizira prikaz monitora. Nakon uključivanja monitora iliponovnog aktiviranja monitora iz načina rada za uštedu energije, pričekajte 30 minuta ili dulje prije
provođenja različitih testova kontrole kvalitete, kalibracije ili prilagođavanja zaslona monitora.
• Preporučujemo da monitore namjestite na preporučenu ili nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene
u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i da bi se zadržala stabilna svjetlina.
Pažnja• Status prikaza monitora može se neočekivano promijeniti zbog greške u radu ili neočekivane promjene
postavke. Upotreba monitora dok su kontrolni gumbi zaključani preporučuje se nakon prilagodbe zaslona
monitora. Informacije o postavljanju potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

● Čišćenje

Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled monitora i produljio njegov radni vijek.
Pažljivo obrišite ormarić i površinu ploče mekanom krpom navlaženom vodom ili sljedećim kemijskim
sredstvima.

Kemijska sredstva koja se mogu upotrebljavati za čišćenje
Naziv materijala

Etanol za dezinfekciju
Izopropilni alkohol
Klorheksidin-glukonat
Natrijev hipoklorit
Benzalkonijev klorid
Alkildiaminoetilglicin
GlutaralNaziv proizvoda

Etilni alkohol (etanol)
Izopropilni alkohol
Otopina Hibitane
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28Pažnja• Nemojte često upotrebljavati kemijska sredstva. Kemijska sredstva poput alkohola ili antiseptičkih sredstava
mogu prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili blijeđenje boje ormarića ili ploče, ali ikvarenje slike.
• Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti
ormarić ili ploču.
• Nemojte stavljati kemijska sredstva izravno na monitor.
Napomena• Preporučuje se uporaba pribora ScreenCleaner (opcionalno) za čišćenje ormarića i površine ploče.

Za ugodno korištenje monitora• Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
• Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

8

Obavijesti uz ovaj monitor

POGLAVLJE
MJERE OPREZA..................................................... 3VAŽNO........................................................................ 3

Obavijesti uz ovaj monitor.................................... 7
Predviđena namjena ................................................ 7
Mjere opreza za uporabu.......................................... 7
Da bi monitor dugo radio......................................... 8● Kontrola kvalitete.............................................. 8● Čišćenje........................................................... 8

Za ugodno korištenje monitora............................... 8

POGLAVLJE............................................................ 9
Poglavlje 1 Uvod.................................................. 10
1-1.
1-2.

●

1-3.

Značajke.........................................................10Sadržaj paketa...............................................10
EIZO LCD Utility Disk......................................10
Kontrole i funkcije.........................................11

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje.................. 12
2-1.

Prije instalacije uređaja................................122-2.

Spajanje kabela.............................................13

2-3.

Uključivanje napajanja.................................14

2-4.

Prilagodba visine i kuta zaslona.................14● Instalacijski uvjeti............................................12

Poglavlje 3 Nema slike........................................ 15
Poglavlje 4 Specifikacije..................................... 16
4-1.

Popis specifikacija........................................16

4-2.

Kompatibilne razlučivosti............................17

4-3.

Dodatna oprema............................................18● Za ulaz digitalnog signala (DisplayPort / DVI)....17● Za ulaz analognog signala (D-Sub)................17

Dodatak................................................................. 19
Medicinski standard................................................19
EMK podaci.............................................................. 20

POGLAVLJE

9

Poglavlje 1 Uvod
Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1-1. Značajke
• 19,0 inča
• Podržava razlučivost od 1 M piksela (1280 točaka × 1024 linije)• VA ploča s vodoravnim i okomitim kutovima prikaza od 178˚
• Podržava sustav s trostrukim ulazom (DisplayPort, DVI i D-Sub)• Opremljen sa šest načina rada CAL Switch, uključujući DICOM način rada sa karakteristikama sivih
tonova u skladu s normom DICOM ® Dio 14
Način rada CAL Switch može se prebacivati u skladu s prikazanom slikom. Za pojedinosti pogledajte Priručnik
za instalaciju (na CD-ROM-u).

• Softver za kontrolu kvalitete „RadiCS LE“ priložen je uz uređaj.
- Provodi kalibraciju, dnevne provjere i upravlja poviješću.
- Zahvaljujući njemu korisnik može upravljati monitorom na način da, primjerice, mijenja odabir
načina rada CAL Switch i ulaznog signala koristeći miš ili tipkovnicu.
• Ima stalak s velikim rasponom kretanja.
Zahvaljujući njemu možete namjestiti monitor u optimalan položaj za lako upravljanje i minimalni zamor.
(Nagib: 30˚ gore / 0˚ dolje, zakrenutost: 35˚ desno /35˚ lijevo, prilagodljiva visina: 100 mm)

1-2. Sadržaj paketa
Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja od ovih stavki nedostaje, kontaktirajte svog
dobavljača ili lokalnog zastupnika društva EIZO.
Napomena• Sačuvajte kutiju pakiranja i materijale u slučaju budućeg premještanja ili prijevoza monitora.
• Monitor• Kabel napajanja• Kabel digitalnog signala: PP300
DisplayPort - DisplayPort• USB kabel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Upute za upotrebu• VESA vijci za montažu (M4 × 12 mm, 4 kom.)● EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) sadrži sljedeće stavke. Postupke pokretanja softvera ili referentne
postupke datoteka potražite u datoteci Readme.txt na CD-ROM-u.
• Datoteka Readme.txt• Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS LE (za Windows)• Korisnički priručnik- Priručnik za instalaciju monitora- Korisnički priručnik za RadiCS LE• Vanjske dimenzije
Napomena• Informacije o ugradnji i upotrebi softvera RadiCS LE potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE. Kada
koristite RadiCS LE, povežite monitor s računalom pomoću priloženog USB kabla.

10

Poglavlje 1 Uvod

1-3. Kontrole i funkcije

9
10

8

1

2

1. Senzor sobnog
svjetla2. Kontrolni gumb3.
gumb
4. Pokazivač napajanja

5. Priključnica
napajanja
6. Priključnica ulaznog
signala7. Gornji ulaz za USB
8. Utor za sigurnosnu
bravu
9. Stalak
10. Držač kabela

3

4

5

6

7

Ovaj senzor mjeri osvjetljenje s pomoću funkcije RadiCS / RadiCS LE koja prati
promjene u osvjetljenju. Pojedinosti potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS /RadiCS LE.
Budući da je senzor pojednostavljen, vrijednosti mjerene njime ne odražavaju se na
osvjetljenje u okolini softvera RadiCS.
Prikazuje funkcijski vodič. Postavite izbornike u skladu s funkcijskim vodičem.
Pojedinosti o funkcijskom vodiču i izbornicima potražite u Priručniku za instalaciju (naCD-ROM-u).
Uključuje ili isključuje napajanje.
Ukazuje na radno stanje monitora.
Zelena žaruljica: Rad monitora narančasta žaruljica: Način rada za uštedu energije
Isključen: Napajanje isključeno
Spaja kabel napajanja.
Spajanje signalnih kabela.
Lijevo: DisplayPort priključnica
Sredina: DVI-D priključnica
Desno: D-Sub mini 15-pinski priključak
Spaja USB kabel za korištenje softvera koji zahtijeva USB spoj.
U skladu sa sigurnosnim sustavom Kensington’s MicroSaver.
Upotrebljava se za prilagođavanje visine i kuta (nagib, zakrenutost) zaslona monitora.
Pokriva kablove monitora.

Poglavlje 1 Uvod

11

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje
2-1. Prije instalacije uređaja
Pažljivo pročitajte „MJERE OPREZA“ (stranica 3) i uvijek pratite upute.
Ako ovaj proizvod smjestite na lakirani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume. Prije
upotrebe provjerite površinu stola.

● Instalacijski uvjeti

Ako monitor montirate na stalak, osigurajte dovoljno prostora na bočnim stranama te iznad i iza
monitora.

Pažnja• Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.

12

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

2-2. Spajanje kabelaPažnja• Provjerite jesu li monitor i računalo isključeni.
• Kada zamjenjujete trenutačni monitor ovim monitorom, prije spajanja računala sukladno „4-2. Kompatibilnerazlučivosti“ (stranica 17) obavezno promijenite računalne postavke za razlučivost i frekvenciju vertikalnog
skeniranja na one koje su dostupne za ovaj monitor.

1. Spajanje signalnih kabela.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele.
Nakon spajanja DVI kabela ili D-Sub kabela s monitorom, zategnite učvršćivače kako biste osigurali
priključnicu.

MD-C87 (opcionalno)

DD300 (opcionalno)

PP300 (priloženo)2. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.
Potpuno umetnite električni kabel u električnu priključnicu na monitoru.

3. Prilikom uporabe softvera RadiCS / RadiCS LE, spojite USB kabel između
uzlazne priključnice USB-a monitora i računala.

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

132-3. Uključivanje napajanja
1. Pritisnite

za uključivanje monitora.

Pokazivač napajanja monitora svijetli zeleno.
Ako pokazivač ne zasvijetli, pogledajte „Poglavlje 3 Nema slike“ (stranica 15).

2. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.
Ako se nakon uključivanja ne pojavi slika, pogledajte „Poglavlje 3 Nema slike“ (stranica 15) za
dodatni savjet.
Pažnja• Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da gumb napajanja bude isključen. Isključivanje iz strujne
utičnice u potpunosti prekida potrošnju energije kada se ne koristite monitorom.
Napomena• Kada po prvi put uključujete monitor i osobno računalo s analognim signalom, funkcija Automatska prilagodba
će automatski prilagoditi sat, fazu i položaj zaslona.
• Da bi se maksimalno produžio vijek trajanja monitora smanjenjem degradacije svjetline te da bi se smanjila
potrošnja energije, obavite sljedeće:- Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu.
- Isključite monitor i računalo nakon upotrebe.

2-4. Prilagodba visine i kuta zaslonaDržite lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u položaj
koji je najbolji za rad.

Pažnja• Nakon završetka podešavanja, provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.

14

Poglavlje 2 Instalacija / PovezivanjePoglavlje 3 Nema slike
ProblemMoguć uzrok i rješenje

1. Nema slike• Pokazivač napajanja ne svijetli.

• Provjerite je li električni kabel ispravno spojen.
.
• Pritisnite• Pokazivač napajanja svijetli zelenom bojom.

• Povećajte „Brightness (Svjetlina)“, „Contrast (Kontrast)“ ili„Gain (Pojačanje)“ u Izbornik za podešavanje. Za pojedinosti
pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

• Pokazivač napajanja svijetli narančasto.

• Prebacite ulazni signal pomoću. Za pojedinosti pogledajte
Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Pomaknite miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Taj se problem može pojaviti kada je računalo spojeno s
pomoću priključnice DisplayPort. Ponovno spojite kabelnapajanja monitora ili ponovo podignite sustav računala.

2. Pojavljuje se poruka ispod.

Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz čak i
ako monitor radi ispravno.

• Ova poruka pojavljuje se kada nema ulazasignala.
Primjer:• Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala
nemaju izlaz signala odmah nakon uključivanja.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen.
• Prebacite ulazni signal pomoću. Za pojedinosti pogledajte
Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

• Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan
navedenog frekvencijskog raspona.
Primjer:• Provjerite je li računalo konfigurirano tako da ispunjava
zahtjeve razlučivosti i frekvencije vertikalnog skeniranja
monitora (pogledajte „4-2. Kompatibilne razlučivosti“(stranica 17)).
• Ponovo podignite sustav računala.
• Promijenite na odgovarajuću postavku s pomoću uslužnog
programa grafičke kartice. Pojedinosti potražite u
Korisničkom priručniku grafičke kartice.

Poglavlje 3 Nema slike

15Poglavlje 4 Specifikacije
4-1. Popis specifikacija
LCD ploča

Videosignali

USB
Napajanje

Fizičkespecifikacije

Okolni uvjeti
rada

16

Vrsta

VA

Pozadinsko osvjetljenje

LED

Veličina

48 cm (19,0 inča) (48,1 cm dijagonalno)

Razlučivost

1280 točaka × 1024 linije

Veličina prikaza (H × V)

376,3 mm × 301,0 mm

Razmak piksela (H × V)

0,294 mm × 0,294 mm

Boje prikaza

Maks. 16,77 milijuna boja

Kutovi prikaza(H / V, tipično)

178˚ / 178˚

Kontrastni omjer(tipično)2000 : 1

Vrijeme odgovora (tipično)

20 ms (crno -> bijelo -> crno)

Ulazni terminali

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1,
D-Sub mini s 15 pinova × 1

Frekvencija horizontalnog
skeniranja

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHz

Frekvencija vertikalnog
skeniranja

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)

Sinkronizacijski signal

Odvojeno

Točkasti sat (maks.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Ulaz

Gornji × 1

Standard

USB Specification Revision 2.0

Ulaz

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 0,50 A - 0,30 A

Maksimalna potrošnja
energije

28 W ili manje

Način rada za uštedu
energije

0,6 W ili manje *1

Način rada pripravnosti

0,6 W ili manje *2

Vanjske dimenzije(širina × visina × dubina)

405 mm × 406,5 mm - 506,5 mm × 205 mm (nagib: 0˚)
405 mm × 438,8 mm - 538,8 mm × 227,7 mm (nagib: 30˚)

Vanjske dimenzije(bez postolja)(širina × visina × dubina)

405 mm × 334 mm × 61,5 mm

TežinaPribl. 6,0 kg

Neto Težina (bez postolja)

Pribl. 4,2 kg

Raspon prilagodbe visine

100 mmNagib

Gore 30˚, dolje 0˚Zakretanje

Gore 35˚, lijevo 35˚

Okretanje

90˚ (u smjeru kretanja kazaljke na satu)

Temperatura

0 ˚C - 35 ˚CVlažnost

20 % - 80 % R.V. (bez kondenzacije)

Zračni tlak

540 hPa - 1060 hPa

Poglavlje 4 Specifikacije

D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

Okolni uvjeti
prijevoza/
skladištenja

Temperatura-20 ˚C - 60 ˚CVlažnost

10 % - 90 % R.V. (bez kondenzacije)

Zračni tlak

200 hPa - 1060 hPa*1 Kada se upotrebljava DVI ulaz, gornji ulaz za USB nije spojen, „Auto Input Detection (Automatska detekcija
ulaza)“: „Off“, „Power Save“: „On (Uključeno)“ i „DP Power Save (DP ušteda energije)“: „On (Uključeno)“*2 Gornji ulaz za USB nije povezan i „DP Power Save (DP ušteda energije)“: „On (Uključeno)“

4-2. Kompatibilne razlučivosti
Monitor podržava sljedeće razlučivosti.

● Za ulaz digitalnog signala (DisplayPort / DVI)
Razlučivost

Frekvencija vertikalnog
skeniranja

640 × 480

60 Hz

720 × 400

70 Hz

800 × 600

60 Hz

1024 × 768

60 Hz

1280 × 1024 *1

60 Hz*1 Preporučena razlučivost.

● Za ulaz analognog signala (D-Sub)
Razlučivost

Frekvencija vertikalnog
skeniranja

640 × 480

~75 Hz720 × 400

70 Hz

800 × 600

~75 Hz1024 × 768~75 Hz1152 × 864

75 Hz1280 × 960

60 Hz1280 × 1024 *1~75 Hz640 × 400

70 Hz

*1 Preporučena razlučivost.

Poglavlje 4 Specifikacije17

4-3. Dodatna oprema
Sljedeća dodatna oprema prodaje se odvojeno.
Za najnovije informacije o opcionalnoj dodatnoj opremi koja se prodaje zasebno i informacije okompatibilnoj grafičkoj kartici pogledajte našu web stranicu.
http://www.eizoglobal.com

18Štitnik ploče

EIZO „FP-702“

Nosač, stalak

EIZO „LS-HM1-D“: Dvostruki stalak podesive visine
EIZO „LA-011-W“: Zidni nosač
EIZO „AAH-02B3W“: Zidni nosač

Komplet za kalibraciju

EIZO „RadiCS UX2“ Ver. 4.6.3 ili novija

Softver za mrežno QC upravljanje

EIZO „RadiNET Pro“ Ver. 4.6.3 ili novija
EIZO „RadiNET Pro Lite“ Ver. 4.6.3 ili novija

Pribor za čišćenje

EIZO „ScreenCleaner“

Signalni kabel (Display Port - Display Port)

PP200

Signalni kabel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Signalni kabel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87Signalni kabel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16

USB kabel

FD-C93Poglavlje 4 Specifikacije

DodatakMedicinski standard• Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
• Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor,ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju ukojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme-

Vrsta zaštite od strujnog udara : Klasa I
EMK klasa: IEC60601-1-2 Grupa 1 Klasa B
Klasifikacija medicinskog uređaja (EU) : Klasa I
Način rada : Neprekidno
IP Klasa : IPX0

Dodatak

19

EMK podaci
Serija RadiForce posjeduje performanse koje prikazuju medicinske slike na odgovarajući način.

Okruženja za predviđenu namjenu
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u okruženjima navedenim u nastavku.
• Stručne zdravstvene ustanove, kao što su klinike i bolnice
Sljedeća okruženja nisu prikladna za seriju RadiForce:• kućna zdravstvena okruženja
• okruženja u blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
• okruženja u blizini kratkovalnih instrumenata za liječenje
• prostorije zaštićene od RF zračenja u kojima se nalazi medicinska oprema za MR• zaštićena posebna okruženja
• vozila, uključujući vozila hitne pomoći• druga posebna okruženjaUPOZORENJE
Serija RadiForce zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora biti ugrađena. Morate pažljivo
pročitati dijelove „EMK podaci“ i „MJERE OPREZA“ u ovom dokumentu te se pridržavati sljedećih
uputa prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.
Serija RadiForce ne smije se upotrebljavati u blizini ili zajedno s drugom opremom. Ako su upotreba
u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se potvrdio
normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.
Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili
više od svih dijelova, uključujući kabele, serije RadiForce. U suprotnom može doći do pogoršanja
performansi ove opreme.
Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze i konfigurira medicinski sustav
odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima IEC60601-1-2.
Ne dirajte priključnice signalnih ulaza/izlaza tijekom upotrebe serije RadiForce. U suprotnom, tomože negativno utjecati na prikazanu sliku.
Obavezno koristite kabele pričvršćene za proizvod ili kabele prema specifikacijama EIZO.
Ako se koriste kabeli koje nije odobrila ili isporučila tvrtka EIZO s ovom opremom, može doći dopovećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti i nepravilnog rada.
KabelaNamjenski kabeli
tvrtke EIZO

Maks. duljina
kabelaZaštita

Feritna jezgra

Signalni kabel (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

Signalni kabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

Signalni kabel (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

USB kabel

UU300 / MD-C93

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

Kabel napajanja(s uzemljenjem)-

3m

Nezaštićen

Bez feritnih jezgra

20

DodatakTehnički opisi

Elektromagnetske emisije
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test emisije

Usklađenost

Elektromagnetsko okruženje – uputeRF emisije
CISPR11

Grupa 1

Serija RadiForce upotrebljava RF energiju za svoju internu funkciju.
Stoga je njezina RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju sobližnjom elektroničkom opremom.

RF emisije
CISPR11

Klasa B

Harmonijske emisije
IEC61000-3-2

Klasa D

Serija RadiForce pogodna je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne
prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja
opskrbljuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.

Kolebanja napona /treperenje
IEC61000-3-3

U skladu

Elektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za stručne
zdravstvene ustanove definiranim u standardu IEC60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja (T) Razina usklađenosti(C)

Elektromagnetsko okruženje – upute

Elektrostatičkopražnjenje (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani
keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim
materijalom, relativna vlažnost treba biti
najmanje 30 %.

Brze električne
prijelazne pojave /kratki impulsi
IEC61000-4-4±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Udarni prenaponi
IEC61000-4-5±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Padovi napona,kratki prekidi ivarijacije napona na
električnim ulaznim
vodovima
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa pri 50 Hz
0 % UT (100 % pad u UT)
250 ciklusa pri 50 Hz

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa pri 50 Hz
0 % UT (100 % pad u UT)
250 ciklusa pri 50 Hz

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje. Ako je korisniku serije RadiForcepotreban neprekidan rad tijekom prekida umreži, preporučuje se da se serija RadiForcenapaja iz izvora napajanja ili baterije koji
nemaju prekida.

30 A/mMagnetska polja frekvencije napajanja trebaju
biti na razinama koje su tipične za lokaciju utipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju.
Proizvod se mora držati na udaljenosti odnajmanje 15 cm od izvora magnetskih polja
frekvencije napajanja tijekom upotrebe.

Magnetska polja
30 A/mfrekvencije napajanja (50 / 60 Hz)
IEC61000-4-8

Dodatak

21

Elektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za stručne
zdravstvene ustanove definiranim u standardu IEC60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja (T)Razinausklađenosti (C)Elektromagnetsko okruženje – upute
Prenosiva i mobilna RF komunikacijska opremane smije se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu
serije RadiForce, uključujući kabele, nego što je
preporučena udaljenost izračunana jednadžbom
primjenjivom na frekvenciju prijenosnika.
Preporučena udaljenostVođene smetnje koje
uzrokuju RF polja
IEC61000-4-6

Zračena RF polja
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM a) pojasevi između
150 kHz i 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga
prijenosnika u vatima (W) u skladu s
proizvođačem prijenosnika, a „d“ je preporučena
udaljenost u metrima (m).
Jačine polja fiksnih RF prijenosnika, kako suutvrđene elektromagnetskim ispitivanjem lokacijeb), trebaju biti manje od razine usklađenosti u
svakom frekvencijskom rasponu c).
Može doći do smetnji u blizini opreme označene
sljedećim simbolom.

Napomena 1 UT predstavlja mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testiranja.
Napomena 2 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.
Napomena 3 Ove smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim
slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.
a)

ISM (industrijski, znanstveni i medicinski) pojasevi između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od
13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b)

Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske mobilne
radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski predvidjeti s preciznošću.
Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog
mjesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava serija RadiForce premašuje primjenjivu razinu RF
usklađenosti iznad, serija RadiForce treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično
ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje serije RadiForce.

c)

Iznad frekvencijskog raspona od 150 KHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.

22

DodatakPreporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i serije RadiForce
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje
kontrolirane. Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju elektromagnetske interferencijeodržavanjem minimalne udaljenosti (30 cm) između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i
serije RadiForce.
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za
otpornost na blizinska polja sljedećih RF bežičnih komunikacijskih usluga.

Mjernafrekvencija(MHz)Širina pojasa a)(MHz)

Usluga a)

Modulacija b)

RazinaRazinatestiranja (T) c) usklađenosti (C)
(V/m)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Modulacija pulsa b)
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
28
odstupanje od ±5
kHzsinusni val od 1 kHz

28

710

704 – 787

LTE pojas 13, 17

Modulacija pulsa b)
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pojas 5

Modulacija pulsa b)
18 Hz

28

28

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pojas 1, 3, 4,
25;
UMTS

Modulacija pulsa b)
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pojas 7

Modulacija pulsa b)
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacija pulsa b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Za neke usluge su uključene samo odlazne frekvencije.

b)Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

c)Razine testiranja izračunate su koristeći maksimalno napajanje i udaljenost od 30 cm.

Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju interferencije od magnetskih polja u blizini održavanjem
minimalne udaljenosti (15 cm) između RF prijenosnika serije RadiForce.
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za
otpornost na magnetska polja u blizini navedena u tablici u nastavku.

Mjerna frekvencija

Modulacija a)

Razina testiranja (T)(A/m)

134,2 kHz

Modulacija pulsa a)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Modulacija pulsa a)
50 kHz7,5a)Razina usklađenosti (C)
(A/m)

65

7,5

Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

Dodatak23

Za drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) minimalna udaljenost između prenosive imobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce kako je preporučeno u nastavku, u skladu s
maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalnaizlazna snaga
prijenosnika(W)

Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika(m)
150 kHz do 80 MHz
80 MHz do 800 MHz
800 MHz do 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost „d“ u metrima (m) može seprocijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika
u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.
Napomena 1 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se udaljenost za veći frekvencijski raspon.
Napomena 2 Ove smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim
slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.

24

Dodatak153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023