Totalizing Counter
ME / MCU / MCF Series INSTRUCTION MANUAL Electromagnetic
電磁カウンタThank you for purchasing our product. Please read this instruction manual carefully beforeCustomer Serviceusing to ensure the correct usage of this product.
Please keep this instruction manual for future reference.
この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
Address: 2-37-7 Chuo-cho,
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになってください。
Meguro-ku,Tokyo
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。
152-0001 Japan

LINE SEIKI CO., LTD.

Please note that misuse of this device may lead to injury to the useror damage to the device.
Please observe all safety precautions and warnings in this instruction manual.
取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

WARNING
ご注意Attention〒152-0001
東京都目黒区中央町2-37-7

Contact : Please visit our company
website for contact details

お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい

E-mail : webtrade@line.co.jp
Web: https://www.lineseiki.com

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ : webtrade@line.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : https://www.line.co.jp

ご使用上の注意

・ Do not drop or subject this device to strong impact.
・ Do not use or store this device where it will be expose todirect sunlight, dust, high temperature and high humidity.
・ Do not use this device where it will be exposed to vibration
to avoid incorrect counting or fault.
・ Do not use organic solvents such as thinners etc. to clean thefront panel.
・ Do not attempt to disassemble or modify this device.
・ Internal parts may be destroyed if a voltage outside the rated
voltage is applied.
・ Do not touch the conductive part of leadwires while power isbeing supplied. The metal surface may become hot.

・ 本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・ 本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。

・ 振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因にもなりますので、避けてください。

・ フロントパネルの清掃にシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
・ 本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
・ 定格電圧外の電圧を印加すると故障の原因となりますので、おやめください。
・ 通電時はリード線の導電部に触れないでください。
金属表面が熱くなることがあります。

■Product Type / 種類・形式
Models Digits

MountingWeight

Models Digits

形式
桁数
取付方法
重量形式
桁数
ME-6000
6Rear
50g
MCU-6S
6ME-70007
底面[1.76oz.] MCU-7S
7ME-6020
6Base(Horizontal)
60g
MCU-6C
6ME-7020
7ベース(横位置) [2.12oz.] MCU-7C
7ME-6030
6 Behind Panel (Screw) 52g
MCU-6CY 6ME-7030
7[1.83oz.] MCU-7CY 7
前面(ネジ)
ME-6040660g
MCU-6P
6Base(Vertical)
ME-704077ベース(縦位置) [2.12oz.] MCU-7P
ME-6070655g
Panel(Snap-in)
ME-70707
パネル(クリップ) [1.94oz.]

Mounting

Weight

取付方法
重量Rear85g
底面[3.00oz.]Base(Horizontal) 100g
ベース(横位置) [3.53oz.]Base(Vertical)
105g
ベース(縦位置) [3.70oz.]
Panel(Screw)
100g
パネル(ネジ)[3.53oz.]

Models Digits

形式
MCF-4X

桁数
4MCF-6X

6MCF-4P

4MCF-6P

6Mounting
取付方法

Weight

重量100g[3.53oz.]
Panel(Clip)
120g
パネル(クリップ)[4.23oz.]
100g
Panel(Screw) [3.53oz.]
120g
パネル(ネジ)[4.23oz.]■Specifications / 仕様
Model
Rated voltage
Voltage range
Power consumption
Continuous energizing

形式
定格電圧
許容電圧変動消費電力
通電時間定格Reset

リセット**Count speed
Pulse width
Test Voltage
Insulation ResistanceVibration

最高計数速度
パルス幅
耐電圧
絶縁抵抗
耐振動

Shock
耐衝撃
Operating temperature 使用温度範囲
Operating humidity
使用湿度範囲Altitude
高度
Installation environment 設置環境

MCU
ME
MCF
5VDC, 6VDC, 12VDC, 24VDC, 100-120VAC(50/60Hz), 200-240VAC(50/60Hz) *-10% - +10%
-15% - +10%
-15% - +10%
1.7W(DC),3.2-4.3VA(AC)
1.2W(DC), 1.1-2.1VA(AC)2.0-2.1W(DC), 2.8-3.6VA(AC)Permissible(DC) / 5min max.(AC)Permissible
Permissible
連続(DC) / 連続通電5分以内(AC)
連続連続
None
None
Manual Reset (Push Button)
リセット無しリセット無し手動リセット(押ボタン式)
10Hz max.
50msec. min. (duty 1:1 / メーク比 1:1)
1,500VAC for 1 Minute / 1分間
50M min. (500VDC Megger)
Endurance (耐久): 16.7 Hz, Double Amplitude (複振幅) 4mm [0.16inch]
Malfunction (誤動作) : 10-55 Hz, Double Amplitude (複振幅) 0.5mm [0.02inch]
Endurance (耐久) : 300m/s²(30G) / Malfunction (誤動作) : 50m/s²(5G)-5 - +40℃ [23-104°F] (Non-freezing / 氷結しないこと)
85%RH max. (Non-condensing / 結露しないこと)
2000m max.
Over-voltage category II, Pollution degree 2, Indoor use (IEC61010-1)
過電圧カテゴリⅡ, 汚染度2, 屋内使用 (IEC61010-1による)Rated voltage is designated per model number. Each model number includes a voltage value, which is the rated voltage of the product. Electromagnetic counter with reset cannot be reset while counting.
* (Ex. MCF-4XUL AC100V) There are products that do not accept some rated voltages in the data sheet above.
** リセット付き電磁カウンタはカウント中にリセットはできません。
製品毎で定格電圧が決まっております。型式に記載されている電圧値が定格電圧です。(例 : MCF-4XUL AC100V)
上記の定格電圧のうち、型式によって対応していない電圧もございます。

■Connection / 接続
Voltage 電圧
AC / DCAC / DC

5-6VDC

Gray (灰色)White (白)12VDCBlack (黒)White (白)Lead wire connection リード線の接続
24VDC
100-120VAC 200-240VAC
Brown (茶色)White (白)Blue (青)Blue (青)Red (赤)Red (赤)■Conformance to EN/IEC standards / EN/IEC規格 適合について
・ When conforming to EN/IEC standards, refer to the information
・ EN/IEC規格適合のための条件については本取扱説明書のprovided in this instruction manual.
記載内容を参照してください。
・ Use a switch to turn off the input voltage instantaneously.
・ すぐに入力を遮断できるようスイッチを設置してください。
The switch shall be in close proximity to the
スイッチは、本器の近く及び作業者が操作できる範囲に設置
equipment and within easy reach of the operator. (AC input type)
してください。(ACタイプ)
・ input voltage should be protected with an overcurrent protection
・ 入力保護の為にEN/IEC規格に準拠した過電流保護素子を
device that conforms to the EN/IEC standards.
設置してください。(ACタイプ)
Recommended fuse : T16A, 250VAC, Time-lag fuse (AC input type)
推奨ヒューズ：T16A, AC250V, タイムラグヒューズ

Totalizing Counter
ME / MCU / MCF Series INSTRUCTION MANUAL Electromagnetic
電磁カウンタMCU Series
4.5
34.4[1.35]
55.4[2.18] 1[0.04] [0.18] 26[1.2]±0.2[0.01]

22.8[0.9]*

13[0.51]

2- 3.4[0.13]hole(穴)

2- 6.0[0.24]countersink(サラモミ)

24.5[0.96]

11.5[0.45]

35.6[1.4]±0.2[0.01]

27[1.06] +0.5[0.02]
022.2[0.87]
46[1.81]

3.5[0.14]

7 Digits (7桁)3.5[0.14]

25.5[1] +0.2[0.01]
035.6±0.2 [1.40]

6 Digits (6桁)

1.4[0.06]

MCU Series

4.3[0.17]

2.6[0.10]

50.5[1.99] +0.2[0.01]
0MCF Series*

63.5[2.50]

4.5[0.18]*

2.0[0.08]

4 / 6 Digits (4 / 6桁共通)
4.0[0.16]

64.7[2.55]

4.3[0.17]*Screw Hole is P Type Only
ネジ穴はPタイプのみ

7 Digits (7桁)
4.3[0.17]

6 Digits (6桁)35.6±0.2 [1.40]

14.8[0.58]
29[1.14]3.8[0.15] 2.4[0.09]

23.2[0.91]
45.7[1.80]
2.4[0.09]

13.8[0.54]

9.5[0.37] 3[0.12]

MCF-6P

MCF-6X35.6±0.2 [1.40]

13[0.51]44[1.73]
55.9[2.2]

9.5[0.37] 2[0.08]

44[1.73] +0.5[0.02]
0PANEL CUTOUT(パネルカット寸法)

1.8[0.07]

PANEL CUTOUT(パネルカット寸法)

2- 3.4[0.13]hole 2- 6.0[0.24]countersink(サラモミ)(穴)
56.0[2.2]

5.05[0.2]

25.5[1] +0.2[0.01]
03.8[0.15] 2.4[0.09]

4.5[0.18]

9.5[0.37]

1.6[0.06]

ME Series* 5.05[0.2]63.5[2.50]

53.2[2.09]■Digit Size / 文字高37[14.6] +0.2[0.01]
03[0.12]3.3[0.13]

2- 3.6[0.14]hole 2- 7.5[0.3]countersink(サラモミ)(穴)
31[1.22] 7.3[0.29]

4.3[0.17]

2.4[0.09]

23.2[0.91]
45.7[1.80]

64.7[2.55]

35.6[1.4]±0.2[0.01]
6.2[0.24]

3[0.12]29[1.14]14.8[0.58]
29[1.14]13.8[0.54]

MCF-4P

35[1.38]+0.2[0.01]
0PANEL CUTOUT(パネルカット寸法)45.7[1.80]

46[1.81]37.5[0.15]±0.2[0.01]

t = 1-2[0.04~0.01]

9.5[0.37] 2[0.08]

13[0.51]

1[0.04]10.3[0.41]±0.2[0.01]
26[1.02]+0.2[0.01]
02.5[0.10] 52.9[2.08]

13[0.51]30[1.81]5[0.2]

31[1.22]4[0.16]25.5[1.0]

35.6±0.2 [1.40]

6.2[0.24]

60[2.36]47.2[1.86]±0.2[0.01]

19.7[0.78]
47.2[1.86]±0.2[0.01]
60.5[2.38]

1.6[0.06]

MCU-6P • 7P

42[1.65]

56.3[2.22]

31[1.22]7[0.28]4.5[0.18]
19.7[0.78]

11.2[0.44]±0.2[0.01]
4.5[0.18]

ME-6040 • 7040

7[0.28]58.8[2.31]

4[0.16]

4.5[0.18]

ME-6070 • 7070

24.8[0.98]

39[1.54]

5[0.2]

4- 3.4[0.13]hole(穴)41.4[1.63]
41[1.61]
28.6[1.13]±0.2[0.01]

41.4[1.63]
34.6[1.36]
28.6[1.13]±0.2[0.01]

24.8[0.98]

56.3[2.22]

MCU-6CY • 7CY

MCF Series
MCF-4X

1[0.04]55.8[2.20]
47.8[1.88]±0.2[0.01]
41[1.61]
11.5[0.45]
24.5[0.96]

25.6[1.01]
17.6[0.69]±0.2[0.01]
6.2[0.24]

5.5[0.22] 24.8[0.98]
2- 2.6[0.1]
deep 7[0.28]
55.4[2.18](深さ)10[0.39]9[0.35] 2-M3

MCU-6C • 7C

1.6[0.06]

4.5[0.18]
19.7[0.78]

58.8[2.31]

41.4[1.63]
18.1[0.71]
8.2[0.32]

1.6[0.06]

5.3[0.21]

M3

56.4[2.22]

31[1.22]57[2.24]
46.4[1.83]±0.2[0.01]
34.6[1.36]

34.6[1.36]
25.4[1]±0.2[0.01]

41[1.61]
11.5[0.45]
24.5[0.96]

3[0.12]24.8[0.98]

MCU-6S • 7S
6.2[0.24]

19.5[0.77]

4.5[0.18]

19.7[0.78]

34.6[1.36]

16[0.63]±0.2[0.01]
18.5[0.73]
24.8[0.98]

ME Series

3.5[0.14]

ME-6030 • 7030 ME-6020 • 7020 ME-6000 • 7000

■Dimensions / 外形図 mm[inch]

2.4[0.09]

PANEL CUTOUT(パネルカット寸法)*Screw Hole is P Type Only
ネジ穴はPタイプのみ

This manual was last revised Aug. 24, 2023. 4MF001E
Specifications and printed contents are subject to change without prior notice.
All Rights Reserved,Copyright © 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.

本紙は2023年08月24日現在のものです。4MF001E
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

All Rights Reserved,Copyright © 2023,LINE SEIKI CO.,LTD.