エンジニアの声から生まれた
次世代オシロスコープ——
3シリーズ MDO
優れた汎用性4シリーズ B MSO
高度な波形観測／解析

5シリーズ B MSO
素早いデバッグ

6シリーズ B MSO
クラストップの低ノイズ次世代オシロスコープ

3
4

2

1

11

10

8

7

9

5
6

1) ユ
 ーザ・インタフェース5) 周 波数帯域10) プ
 ロトコル解析オプションタ ッチとマウス両方の操作に◦100MHz～10GHz◦1-Wire◦Manchester

最適化設計◦すべてのモデルは購入後に

◦8B/10B◦MDIO◦Automotive◦MIL-STD-1533/

Ethernet

ARINC 429

◦CAN / CAN FD◦MIPI CSI/DSI◦CXPI◦NRZ◦eSPI◦PSI5◦Ethernet◦RS-232/UART◦EtherCAT◦SDLC◦eUSB2◦SENT◦FlexRay◦SMBus◦I C / SPI◦SpaceWire2◦I S Audio◦SPMI◦I3C◦SVID◦LIN◦USB 2.02) 大
 型タッチ・スクリーン
HDディスプレイ（1,920×1,080）

3) 統 合スペクトラム解析
4) 強 力な解析
◦トレンド、ヒストグラム、
スペクトラム・プロットなどの
自動測定機能アップグレード可能6) 入 力チャンネル
◦2～8チャンネル（モデルによる）◦入力チャンネルごとに
低負荷のプローブが付属

7) 内
 蔵の任意波形／
ファンクション・ジェネレータ
（オプション）◦拡張ジッタ解析オプション◦単相／三相パワー測定解析オプション◦ユーザ定義のフィルタ作成機能8) レ コード長◦10M～1Gポイント（モデルによる）

9) 最 大12ビット垂直分解能
（HiResモードで最大16ビット）

2

11) デ
 ジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ
製品登録で無料追加可能
すべての機種ですべての機能が利用できるということではありません。

2 | jp.tek.com/innovative-scopesユーザビリティとディスプレイ
タッチ操作に最適化されたユーザ・インタフェース
これらの次世代オシロスコープは、業界初のタッチ操作のために設計されたユーザ・インタフェースを搭載しています。スマホやタブレットで使うのと同じ直感操作が大型HDディスプレイで働き、操作方法は
3/4/5/6シリーズ共通です。

• デ ィスプレイ下部の設定バーのバッジをタップすることで、入力、トリガ、
及び波形の取込みがコントロール可能• ドラッグによる波形の位置調整• ピ ンチイン／ピンチアウトによる水平スケールまたは垂直スケールの変更

最高のHDディスプレイ
5/6シリーズ MSOには15.6型のHD（1,920×1,080）ディスプレイが搭載されていて、一度で多くの信号が同時に観測可能です。また、広範囲でのシステム観測のために、重要なリードアウトやプロットも同時に見ることができます。
3シリーズ MDOは11.6型、4シリーズ B MSOは13.3型と、コンパクトでありながらいずれもクラス最大かつ最高の高解像度 HD（1,920×1,080）
ディスプレイを搭載しています。

1920 × 1080 pixels

1280 × 800 pixels

800 × 480 pixels

従来の標準的な800×480や1,280×800のディスプレイ解像度では、3/4/5/6シリーズの解像度（1,920×1,080）の20%未満、50%未満の表示エリアになり、表示情報は限定され、詳細観測も困難です。

jp.tek.com/innovative-scopes | 3

性能と測定より多くの入力とミックスド・シグナル解析
4/5/6シリーズ MSO では、従来の4チャンネル制限を超え、より多くの信号を見ることができ、最大8つのアナログ入力チャンネルが提供されます。
4/5/6シリー ズ MSO のFlexChannel® 入 力 に より、 将 来 の ア プリケ ーションにも対応でき、自由なチャンネル構成が可能です。より多くの信号を見る必要がある場合、TLP058ロジック・プローブを任意の入力に接続するだけで、アナログ１チャンネル入力からデジタル8チャンネルに変換されます。FlexChannel 入力は、既存の TekVPIプローブと互換性があります。
3シリーズ MDOは、専用のロジック・プローブを介して16個のデジタル・チャンネルを提供します。

トップレベルの垂直分解能
より詳細な信号観測が可能です。4/5/6シリーズ MSO には、12ビットの ADC が搭載されており、一般的な8ビット ADC の16倍の垂直分解能が提供できます。
新しい HiRes モードは、スマートフィルタリングにより、さらに垂直分解能を向上し、ノイズを低減します。
HiRes モードを使用すれば、最高16ビットの垂直分解能が実現できます。

8ビットADC

12ビットADC

12ビットADC、
HiResモード

スタック表示モード
従来のオシロスコープは、複数の波形を同じ垂直軸で重ねてオーバーレイ表示するため、個々の波形上の信号細部を区別することが困難です。各波形は ADCフル分解能のわず
かな一部しか使用できないので、測定確度の低下に繋がります。
新しいスタック表示モードでは、各波形をディスプレイの自身の「スライス」で見ることができます。各スライスは、フル ADC 分解能が使用できますので、波形のより正確な測定が可能です。
波形を容易に直接比較できるように、従来のオーバーレイ表示モードも利用可能です。

新スタック表示モード

従来のオーバーレイ表示モード

4 | jp.tek.com/innovative-scopes強力な測定機能
ディスプレイの右側の結果バーにより、下記のような分析ツールにワン
タップで素早くアクセス可能：• カ ーソル• 自動測定• 統計測定• 検索• バス・デコード・テーブル「FastAcq」高速波形取込み
FastAcqの高速の波形取込レートにより、ラント・
パルス、グリッチ、タイミング問題など、間欠的に発生する問題も確実に捕捉可能です。

測定統計へ簡単かつスマートなアクセスができることによって、より詳細な分析が可能です。結果バーの統計機能をオンにすることで、迅速に測定値のプロファイルを評価できます。

FastFrame セグメント・メモリ
シリアル・パケットやバーストの間のデッド・タ
イ ム を メ モ リ に 保 存 し な い こ と に よ っ て、
アクイジション・メモリを非常に効率的に使用でき ま す。1つ の レ コ ー ド に 数 多 く の ト リ ガ・
フレームを取込むことが可能です。

高度な測定、分析機能
結果テーブルにより、さらに詳細な観測ができます。結果テーブルは、
現在の取込み及びすべての取込みについての統計を示します。1回、100
回、または数百万回の測定結果を簡単に確認できます。
また、トレンドやヒストグラムなどのプロットにより、迅速な分析も可能です。

強力なトリガと検索機能
標準／高度なトリガ機能と検索基準の統合•ラ ント• ロジック• パルス幅• タイムアウト• 立上り／立下り時間•セ ットアップ／ホールド•シ リアル／

パラレル・バス• シーケンス• ビデオ• ビジュアル＊1• RF 対時間＊1• ウィンドウ＊1＊1 4、5、6シリーズのみ

jp.tek.com/innovative-scopes | 5

すべてのエンジニアのためのオシロスコープ

3シリーズ MDO

4シリーズ B MSO

100MHz、200MHz、350MHz、500MHz、1GHz

200MHz、350MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz

最大アナログ・チャンネル数4

6

最大デジタル・チャンネル数

1648

TekVPI入力

FlexChannel入力

2.5GS/s 全チャンネル、
5GS/s（1GHzモデル2ch使用時）

6.25GS/s、全チャンネル

10Mポイント

最大62.5Mポイント

8ビット

12ビット

シリアル・バス／パワー解析

シリアル・バス／パワー解析
三相パワー解析内蔵スペクトラム・アナライザ

Spectrum View

Linux

Linux

11.6型HD、静電容量式タッチ
1,920×1,080

13.3型HD、静電容量式タッチ
1,920×1,080

周波数帯域

入力

（4ページ参照）

最高サンプリング・レート
レコード長
ADC 分解能（4ページ参照）

高度な解析機能（オプション）（9ページ参照）

スペクトラム解析（8ページ参照）OS（8ページ参照）

ディスプレイ（3ページ参照）

6 | jp.tek.com/innovative-scopes

5シリーズ B MSO

6シリーズ B MSO

350MHz、500MHz、
1GHz、2GHz

1GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz、10GHz

8

8

最大アナログ・チャンネル数6464

最大デジタル・チャンネル数

FlexChannel入力

FlexChannel入力

6.25GS/s、全チャンネル

最高50GS/s

最大500Mポイント（オプション）

最大1Gポイント（オプション）

12ビット

12ビット

シリアル・バス／パワー解析／
コンプライアンス／ジッタ／
インバータ、モータ、ドライブ回路

シリアル・バス／パワー解析／
コンプライアンス／ジッタ／インバータ、モータ、ドライブ回路
DDR3、LVDS

Spectrum View

Spectrum View

Linux/Windows（オプション）

Linux/Windows（オプション）

15.6型HD、静電容量式タッチ
1,920×1,080

15.6型HD、静電容量式タッチ
1,920×1,080

周波数帯域

入力

（4ページ参照）

最高サンプリング・レート
レコード長
ADC分解能（4ページ参照）

高度な解析機能（オプション）（9ページ参照）

スペクトラム解析（8ページ参照）OS（8ページ参照）

ディスプレイ（3ページ参照）

jp.tek.com/innovative-scopes | 7

統合スペクトラム解析

内蔵の任意波形／
ファンクション・ジェネレータ

Spectrum View

内蔵の AFGを使用すれば、周波数応答試験、セン
サ信号のシミュレート、または信号にノイズを乗せたストレス試験などが簡単にできます。

従来の FFT 方式のオシロスコープは、アナログの時間軸の表示に使われる同じ波形取込みシステムによってコントロールされるので、時間軸と周波数軸の両方に同時に最適化された表示をすることは事実上不可能です。
Spectrum View はチャンネルごとに独立した専用の特許技術を使用する
ことで、時間軸表示と周波数軸表示を独立して調整することができます。
すべてのアナログ・チャンネルで Spectrum View 表示ができますので、マルチチャンネルでのミックスド・ドメイン分析が可能です。

• 1 3種類の波形と任意波形• 5 0MHz 正弦波／25MHz 方形波 & パルス（5シリーズ B

MSO では、100MHz 正弦波／50MHz 方形波＆パルス）• 128k メモリ長、250MS/s サンプル・レート

中心周波数、スパンおよび分解能帯域幅（RBW）などのスペクトラム・ア
ナライザ制御は直感的に操作でき、セットアップが簡単にできます。

接続
全シリーズには、遠隔制御のためのUSBポート及びLXI準拠のEthernetポートが付いています。完
全に文書化されたプログラミング・インタフェー
スは、カスタム・プログラミングをサポートします。
内蔵の e*Scope® 機能を使用すると、標準 Webブラウザを通じて、ネットワーク経由でオシロス
コープを制御することできます。

内蔵スペクトラム・アナライザ
3シリーズ MDOは、スペクトラム・アナライザ専用のハードウェアが内蔵されています。9kHz～1GHz（標準搭載）または3GHz（オプション）の周波数範囲に対応でき、IoT など、ほとんどのISM バンドをカバーできます。

選べるWindows OS
5/6シリーズ MSOは、オシロスコープのOSをオー
プンなWindows環境または専用のクローズ環境か選択できます。Windowsオプションをインストー
ル す ると、オ シロス コープ の デ ス クトップ がWindowsに変わります。
Windows 環境へのアップグレードは、SSD をイン
ストールするだけで簡単にできます。
スペクトログラム表示は、RFスペクトラムの時間変動を示す。ピークの周波数と振幅の時間変動を容易に観測可能。

8 | jp.tek.com/innovative-scopesアプリケーションと高度な解析機能
様々なビルトイン機能や豊富なプローブ、オプションの解析パッケージにより、広範囲のアプリケーションをサポートします。

SignalVu-PC PC用ベクトル・シグナル解析ソフトウェア

SignalVu-PC を お 使 い の5/6シ リ ー ズ MSO（Windows版）にインストールすることで、ワイドバンド・ベクト
ル・シグナル・アナライザになります。

シリアル・プロトコル・トリガ／解析オプション。ほとんどの標準的なシリアル・バス規格に対応• R F 測定の実行• RF 信号の復調と解析• レーダまたはパルスRF の検証• 5G NR 信号の測定
高度な解析

パワー解析パッケージ。高調波、スイッチング
損失その他の重要なパラメータの自動測定が可能

EMI トラブルシューティング。スペクトラム解析
ツールにより、予期せぬノイズの放射源を素早
く検出

ジッタおよびタイミング解析。オプションでアイ・
ダイアグラムやジッタ解析などの拡張解析機能も利用可能
パワー・インテグリティ。パワーレール・プロー
ブとオシロスコープの低ノイズ性能により、パワーレールの評価、解析を支援

フェーザ図でドライブ回路の入出力の電圧／電流を時間ドメインで同時に観測することにより、
モータ・ドライブ回路のデバッグが可能

TekExpress Ethernet
1000BASE-T Test Report
Setup Information
DUT ID
Date/Time
Device TypeTekExpress Ethernet Version
TekExpress Framework Version
Execution Mode
Compliance Mode
Overall Test Result
Overall Execution TimeDUT COMMENT:

Scope Information
Scope F/W Version
Return Loss Signal Generator
Jigmatch Signal Generator
DATA Probe Model
DATA Probe Serial Number
MCLK Probe Model
MCLK Probe Serial Number
SCLK Probe Model
SCLK Probe Serial Number

DUT001
2019-05-16 21:07:50
Ethernet
1.1.0.11
4.10.0.35
Live
True
Fail
0:30:36

MSO64, QU100043
1.14.13.6144
AFG31102
AFG31102
TCA-SMA
N.A
TDP3500
B012249
P6248
B021450

General comment

Test Name Summary Table
Template Point A
Template Point B
Template Point C
Template Point D
Template Point F
Template Point H
Peak Point A
Peak Point B
Peak Point C
Peak Point D
Droop Point G
Droop Point J
Transmitter Distortion Without TX_TCLKTransmitter Distortion With TX_TCLK
Template Point A (D)Template Point B (D)Template Point C (D)Template Point D (D)Template Point F (D)Template Point H (D)Peak Point A (D)Peak Point B (D)Peak Point C (D)Peak Point D (D)Droop Point G (D)Droop Point J (D)Transmitter Distortion Without TX_TCLK (D)Transmitter Distortion With TX_TCLK (D)Master Filtered Without TX_TCLK
Master Unfiltered Without TX_TCLKSlave Filtered Without TX_TCLKSlave Unfiltered Without TX_TCLK
Master Filtered With TX_TCLK
Master Unfiltered With TX_TCLKSlave Filtered With TX_TCLKSlave Unfiltered With TX_TCLKCM Voltage

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Inconclusive
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Fail
Fail

標準的なシリアル規格に対応する自動コンプライアン
ス・テストおよびデバッグ

Template Point A
Measurement
Measured Value
Details
TemplateA_Without 0_Disturber _Run1
COMMENTS

Test Result

MarginLow Limit

High Limit

Units

Comments

Pass

H:0

N.A

0

Hits

Hits in segments:
No Hits

Test Result

MarginLow Limit

High Limit

Units

Comments

Pass

H:0

N.A

0

Hits

Hits in segments:
No Hits

Test Result

MarginLow Limit

High Limit

Units

Back to Summary Table

Template Point B
Measurement
Measured Value
Details
TemplateB_Without 0_Disturber _Run1
COMMENTS

jp.tek.com/innovative-scopes | 9
Back to Summary Table

Template Point C
Measurement
Details

Measured Value

Comments

ソフトウェア

プローブ

TekScope PC 解析ソフトウェア

IsoVu光アイソレーション型差動プローブ
IsoVu 技 術 に よ り
完全なガルバニッ
ク絶縁を実現。大きなコモンモード
電圧下でも、高い周波数の差動信号を正確に測定可能
です。

型名

TIVP1

周波数帯域

1GHz

最大差動入力電圧

TekScopeは4/5/6シリーズ・オシロスコープの動作をPC 上でエミュ
レーションします。スターター・ライセンスでは、波形の観測、解析、
自動測定、オシロスコープのリモート制御、I2C、SPI、RS-232のデコードが可能です。
拡張ライセンスでは以下が実行できます。

• 複 数のオシロスコープの波形処理（4/5/6シリーズ）• シリアル・バスのデコード機能• パワー解析• オートモーティブ測定• 航空／宇宙測定
TekDrive

TIVP05

TIVP02500MHz200MHz±2500V

コモンモード電圧

60kV

CMRR

160dB（DC～1GHz)

ケーブル長

2m/10m

TLP058 ロジック・プローブ
1つのアナログ・チャンネルを 任 意 の FlexChannel 入 力 に
接 続 し、8つ の デ ジ タ ル・チャンネルに変更します。必要なチャンネル構成に合わせて自由に組合せが可能です。

TLP058仕様
入力チャンネル数8

入力抵抗100k Ω±1.0%

入力容量

3.0pF

最小検出可能パルス幅

1ns

最大入力トグル・レート

500MHz

ケーブル長

1.0m

パワーレール・プローブ

オシロスコープ ‐ クラウドのソフトウェア・ソリューションであり、オシロスコープ、PC、スマートフォン、タブレット間におけるデータの管理、コラボレーションが可能になります。4/5/6シリーズ MSOでは、
TekDriveは Save/Recall 機能から直接操作可能です。TekDriveは、自動化または解析のためのソフトウェア・アプリケーションとの統合を可能にするAPIも含んでいます。

10 | jp.tek.com/innovative-scopes

パワーレール上で正確なリップル測定を行うために設計されたプローブです。±60V の
大きな DC オフセット電圧レン
ジ、低ノイズ、4GHz までの周波数帯域に対応可能です。

TPR1000/TPR4000仕様
帯域

TPR1000：1GHz
TPR4000：4GHz

減衰比

1.25X

入力インピーダンス

50k Ω DC - 10kHz、
50Ω AC > 100kHz

ダイナミックレンジ±1V

オフセット電圧レンジ±60V

全シリーズのプローブの詳細については、jp.tek.com/accessoriesでご確認ください
受動プローブ
型名

TPP1000/TPP0500B

周波数帯域

減衰比

入力容量

最大入力電圧TPP1000

1GHz

10X

10MΩ || 3.9pF

300V rms（CAT II）

TPP0500B

500MHz

10X

10MΩ || 3.9pF

300V rms（CAT II）

TPP0502

500MHz2X

2MΩ || 12.7pF

300V rms（CAT II）

アクティブ・プローブ
周波数帯域

減衰比

入力容量

ダイナミックレンジ

オフセット電圧

最大
非破壊入力電圧

TAP1500

1.5GHz

10X

1MΩ || ≦1pF

±8V

±10V

±15V

TAP2500

2.5GHz10X

40k Ω || ≦0.8pF

±4V

±10V

±30V

型名

TAP1500

差動プローブ
型名

周波数帯域

立上り時間

減衰比

差動動作電圧

対地動作電圧

入力抵抗／入力容量

TDP0500

500MHz≦700ps5X / 50X±4.25V（5倍）±42V（50倍）±35V

1MΩ /1pF

TDP1000

1GHz≦350ps5X / 50X±4.25V（5倍）±42V（50倍）±35V

1MΩ /1pF

TDP1500

1.5GHz≦265ps1X / 10X±0.85V（1倍）±8.5V（10倍）±7.0V

200K Ω /1pF

TDP3500

3.5GHz≦140ps5X±2V+5～-4V

100K Ω /0.3pF

TDP4000

4.0GHz≦126ps5X±2V+5～-4V

100K Ω /0.3pF

TDP1500

高電圧プローブ

TPP0850型名

周波数帯域

最大入力電圧

減衰比

入力容量

補正範囲

P6015A

75MHz

20kV rms
40kVピーク

1000X

100MΩ || ≦3pF

7pF – 49pF

TPP0850

800MHz

1000V rms（CAT II）
2.5kVピーク

50X

40MΩ || 1.8pF

スコープによる
自動補正

高電圧差動プローブ

THDP0200

型名

周波数帯域

立上り
時間

TMDP0200

200MHz1.8ns

25X / 250X

THDP0200

200MHz1.8ns

50X / 500X

THDP0100

100MHz3.5ns

100X / 1000X±6000V

減衰比

最大差動電圧

最大対地電圧

差動入力容量差動入力抵抗

±750V

550V rms（CAT I）

2pF

5MΩ

±1500V

1000V rms（CAT II）

2pF

10MΩ

2300V rms（CAT I）

2.5pF

40MΩ

電流プローブ
型名

最大電流

最小電流

周波数帯域

立上り時間

30A DC；30A rms；50A ピーク

1mA

DC - 120MHz≦2.92ns

TCP0020

20A DC；20A rms；100A ピーク

10mA

DC - 50MHz≦7ns

TCP0150

150A DC；150A rms；500A ピーク

5mA

DC - 20MHz≦17.5ns

TCP0030A

TCP0030A

高帯域差動プローブ
周波数帯域

Tekflex アクセサリ

減衰比

入力容量

差動入力電圧

作動範囲

オフセット
電圧レンジ

TDP7704

4GHz

TDP7706

6GHz

P77STFLXA,P77STLFXB,
P77STCABL

4X

104k Ω || 0.4pF

5V p-p±5.25V±4V

TDP7708

8GHz

P77BRWSR

10X

144k Ω || 0.23pF

12V p-p

±10V

±10V

TDP7710

10GHz

P77C292MM

可変50Ω（SMA）

2V p-p

±4V

±4V

型名

TDP7708

jp.tek.com/innovative-scopes | 11

電源やジッタ解析から高速シリアル規格のコンプライアンス・テストまで様々な機能やオプションの解析パッケージにより、広範囲のアプリケーションをサポート

パワー解析／測定機能
4

series5

series6

4

series

電力損失や変換効率測定などはもちろん、安全動作領域
や高調波バーグラフなど対応可能

三相モータ・ドライブの解析

series5

series6

seriesスイッチング電源やパワーレーンの評価に重要な周波数応答特性（FRA）の解析

拡張ジッタ／
アイ・ダイアグラム解析
55seriesseries4

series5

series6

series

複数のパワーレールのリップル、オーバーシュート／アン
ダーシュート、シーケンス、電圧、タイミングを同時に測定、解析

DDR3/LPDDR3の
測定と解析
6

6

seriesseries6

series

産業用モータ・ドライブ、誘導ACモータ、永久磁石同期モータ（PMSM）、ブラシレスDCモータ（BLDC）の入力、出力、リップル解析

業界標準のDPOJET アイ・ダイアグラム、ジッタ、ノイズ、
タイミング解析パッケージをベースにした、拡張ジッタ／
アイ・ダイアグラム解析

DDR3およびLPDDR3に対応したJEDECコンプライアンスの自動テスト対応

コンプライアンス・テスト＆デバッグ
5series6

seriesUSB2.0コンプライアンス・テスト＆デバッグ。スクリーン
はDPOJETによるUSB2.0信号のジッタ、アイ解析例

6series5

series6

series10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-Tの自動コンプライアン
ス・テストに対応

5

series5

series6

series

車載用Ethernet 1000BASE-T1/100BASE-T1コンプライアン
ス・テスト＆デバッグ、100BASE-T1のTx/Rx信号分離、PAM3解析

6

series6

seriesMIPI D-PHY v1.2/C-PHY v2.0 仕 様 で 規 定 さ れ て い る
トランスミッタの適合性テスト／特性評価

12 | jp.tek.com/innovative-scopes

様々なLVDS規格のトランスミッタの自動テスト、評価

10GBASE-T、NBASE-T（2.5GBASE-T and 5GBASE-T）、およびIEEE802.3bz（2.5G/5G）の自動コンプライアンス・
テスト

製品／オプション一覧

詳細につきましては弊社 Web 製品ページ、または製品データシートをご参照ください。

ベース・モデル3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

2TekVPIチャンネル
4TekVPIチャンネル
4FlexChannel入力
6FlexChannel入力
8FlexChannel入力

MDO32
MDO34
－
－
－

－
－
MSO44BMSO46B－－－MSO54BMSO56BMSO58B－－
MSO64B
MSO66BMSO68B

3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

3-BW-100
3-BW-200
3-BW-350
3-BW-500
3-BW-1000
－
－
－
－
－
－
－

－
4-BW-200
4-BW-350
4-BW-500
4-BW-1000
4-BW-1500
－
－
－
－
－
－

－
－
5-BW-350
5-BW-500
5-BW-1000－
5-BW-2000
－
－
－
－
－

－
－
－
－
6-BW-1000－－
6-BW-2500
6-BW-4000
6-BW-6000
6-BW-8000
6-BW-10000

3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

周波数帯域
100MHz200MHz350MHz500MHz
1GHz
1.5GHz
2GHz
2.5GHz
4GHz
6GHz
8GHz
10GHz

機器オプション
デジタル・チャンネル（MSO）
任意波形／ファンクション・ジェネレータ
スペクトラム・アナライザ
最大62.5M/chレコード長最大125M/chレコード長最大250M/chレコード長最大500M/chレコード長最大1G/ch（4ch）／最大500M/ch（5ch以上）レコード長

シリアル・バス解析オプション
1-Wireシリアル解析
8B/10Bシリアル解析
航空機用シリアル・トリガ／解析（MIL-STD-1553、ARINC429）
デジタル・オーディオ・トリガ／解析（I2S、LJ、RJ、TDM）
車載用シリアル・トリガ／解析（CAN、CANFD、LIN、FlexRay）
車載用シリアル・トリガ／解析（SENT）
RS-232/422/485/UARTバス・トリガ解析
CXPIシリアル解析
組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI）
EtherCATシリアル・デコード／解析
SMBusシリアル・デコード／解析SpaceWireシリアル解析
eSPIシリアル解析
eUSB2シリアル解析
マンチェスタ・シリアル解析
MIPID-PHYCSI/DSIシリアル解析
NRZシリアル解析
PSI5シリアル解析
SLDCシリアル解析SVIDシリアル解析
MDIOシリアル解析
Ethernetシリアル・トリガ／解析（10Base-T、100Base-TX）
I3Cシリアル解析
SPMIシリアル・トリガ／解析
USBシリアル・トリガ／解析（USB2.0LS、FS、HS）

コンプライアンス・テスト・オプション
自動車用Ethernet（10Base-T1S）コンプライアンス・テスト
自動車用Ethernet（100Base-T1、1000Base-T1）コンプライアンス・テスト
DDR3/LPDDR3コンプライアンス・テスト
Ethernet（2.5G/5GBase-T）コンプライアンス・テスト
Ethernet（10GBase-T）コンプライアンス・テスト
Ethernet（1000Base-T、100Base-T、10Base-T）コンプライアンス・テスト
インダストリアルEthernet（10Base-T1L）コンプライアンス・テスト
MIPID-PHY1.2コンプライアンス・テスト
MIPIC-PHY2.0コンプライアンス・テスト
MIPID-PHY2.1コンプライアンス・テスト
マルチギガビット車載用Ethernet（2.5G/5GBase-T1）コンプライアンス・テスト
USB2.0（LS、FS、HS）コンプライアンス・テスト

各種解析オプション
三相インバータ／モータ解析（4シリーズは三相パワー解析）
DPOJET拡張ジッタ／アイ・ダイアグラム解析
デジタル・パワー・マネジメント解析
パワー測定／解析ソフトウェア
DDR3/LPDDR3解析、デバッグ
IMDADQ0解析機能
インバータ・モータ・ドライブのための機械測定
リムーバブルSSD（Windowsライセンス付）
ユーザ定義のフィルタ作成用ツール
ベクトル・シグナル解析（SignalVu-PC）

サービス・オプション
標準校正サービス3年／5年
保証期間3年／5年
トータル保証サービス3年／5年

3-MSO
3-AFG
標準（9kHz～1GHz）
3-SA3（9kHz～3GHz）
－
－
－
－
－

TLP58プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能
4-AFG
5-AFG
6-AFG
SpectrumViewによるスペクトラム表示／解析
4-RL1
－
－
－
－

－
5-RL-125M
5-RL-250M
5-RL-500M－－
6-RL-1
6-RL-2
6-RL-36-RL-43シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO－－
3-SRAERO
3-SRAUDIO
3-SRAUTO－
3-SRCOMP－
3-SREMBD
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

4-SRONEWIRE－
4-SRAERO
4-SRAUDIO
4-SRAUTO
4-SRAUTOSEN
4-SRCOMP
4-SRCXPI
4-SREMBD
4-SRETHERCAT
4-SRSMBUS
4-SRSPACEWIRE
4-SRESPI
4-SREUSB2
4-SRMANCH－
4-SRNRZ
4-SRPSI5
4-SRSDLC
4-SRSVID
4-SRMDIO
4-SRENET
4-SRI3C
4-SRPM
4-SRUSB2

5-SRONEWIRE
5-SR8B10B
5-SRAERO
5-SRAUDIO
5-SRAUTO
5-SRAUTOSEN
5-SRCOMP
5-SRCXPI
5-SREMBD
5-SRETHERCAT
5-SRSMBUS
5-SRSPACEWIRE
5-SRESPI
5-SEUSB2
5-SRMANCH
5-SRDPHY
5-SRNRZ
5-SRPSI5
5-SRSDLC
5-SRSVID
5-SRMDIO
5-SRENET
5-SRI3C
5-SRPM
5-SRUSB2

6-SRONEWIRE
6-SR8B10B
6-SRAERO
6-SRAUDIO
6-SRAUTO
6-SRAUTOSEN
6-SRCOMP
6-SRCXPI
6-SREMBD
6-SRETHERCAT
6-SRSMBUS
6-SRSPACEWIRE
6-SRESPI
6-SREUSB2
6-SRMANCH
6-SRDPHY
6-SRNRZ
6-SRPSI5
6-SRSDLC
6-SRSVID
6-SRMDIO
6-SRENET
6-SRI3C
6-SRPM
6-SRUSB2

3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

5-CMAUTOEN105-CMAUTOEN－－－
5-CMENET
5-CMINDUEN10－－－－
5-CMUSB2

6-CMAUTOEN10
6-CMAUTOEN
6-CMDDR3
6-CMNBASET
6-CMXGBT
6-CMENET
6-CMINDUEN10
6-CMDPHY
6-CMCPHY20
6-CMDPHY21
6-CMAUTOEN10G
6-CMUSB2

3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

－
－
－
3-PWR
－
－
－
－
－
－

4-3PHASE－－
4-PWR / 4-PWR-BAS
－
－
－
－
－
－

3シリーズMDO

4シリーズB MSO

5-IMDA
6-IMDA
5-DJA
6-DJA
5-DPM/5-DPMBAS
6-DPM
5-PWR
6-PWR
－
6-DBDDR3
5-IMDA-DQ0
6-IMDA-DQ0
5-IMDA-MECH

6-IMDA-MEC
5-WIN
6-WIN
5-UDFLT
6-UDFLT
CONFL-SVPC/CONNL-SVPC CONFL-SVPC/CONNL-SVPC

5シリーズB MSO

6シリーズBMSO

C3/C5
R5

R3/R5
T3/T5

jp.tek.com/innovative-scopes | 13

MSO58LP型
5シリーズMSO

ロー・プロファイル・オシロスコープ

LPD64型
6シリーズ

MSO58LP型

ロー・プロファイル・デジタイザ

高性能と高いチャンネル密度を両立

LPD64型• 高性能8ch/4ch を2U サイズにパッケージ• 最高周波数帯域8GHz、25GS/s サンプル・レート• 12ビット ADC 採用の高分解能測定• 複数ユニットの同期により多チャンネルの同時観測• 最高2GHz の RF DDC 周波数帯域

テクトロニクスのベンチ・ソリューション
任意波形／ファンクション・ジェネレータ

デジタル・マルチメータ

AFG31000シリーズ 任意波形／ファンクション・ジェネレータは、
最新のタッチ・スクリーン・インターフェースを搭載し、高度な波形生成及びプログラミング能力を提供する高性能 AFGです。

DMM6500は、トランジェント波形の捕捉、リアルタイムなデータの観察、分析を含め、様々な測定機能を備えた汎用性の高いタッチ・
スクリーン式 DMMです。

ソースメータ／ソース・メジャー・ユニット（SMU）

マルチ出力DC 電源

Keithley 2400シリーズ SMUは、タッチ・スクリーン・ユーザインター
フェースを備えた、４象限で動作する精密電圧／電流源（ソースとシンク）であり、さらに電圧、電流の印可と測定も同時に実行可能です。

2230シリーズのマルチチャンネル・プログラマブルDC 電源は、複数の電源を必要とする広範囲のデバイス、回路基板、モジュール、及び製品を試験するのに最適です。

www.tek.com/ja

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
各種お問い合わせ先 ： https://www.tek.com/ja/contact-tek
技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼〒108-6106 東京都港区港南2-15-2  品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2023, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2023年12月

48Z-61573-5