E60 Series
電子プリセットカウンタ
Electronic Preset Counter

取扱説明書

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

Instruction Manual

E60 Series

ATTENTION

Customer Service

この度は当社の電子プリセットカウンタをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全にご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

LINE SEIKI CO., LTD.
〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
37-7 Chuo-cho, 2-Chome, Meguro-ku,Tokyo 152-0001 Japan
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認下さい
Please visit our company website for contact details
メールアドレス webtrade@line.co.jp
Emailホームページ https://www.line.co.jp
Websitehttps://www.lineseiki.com

Thank you for purchasing our E60 Preset Counter.
Please read this instruction manual carefully before using toensure the correct usage of this device.
Please keep this instruction manual for future reference.

ご使用上の注意ATTENTION・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

形式

MODELS

形 式
Model

桁数
Digit

設定段数
Preset Level

E60 - 101

E60 - 201
E60 - 201K

電 源
Power Supply

1段
1 level preset

E60 - 101K

2段
2 level preset6

E60 - 301
E60 - 301K

1段+予報設定
1 level preset + prewarn

各部の名称

FRONT PANEL FEATURES①カウント表示Count display②設定値表示Preset/Programming setting display- Do not use this device near machines that emit strong electromagnetic
fields or objects that store static electricity.
- Do not drop or subject this device to strong impact.
- Do not use or store this device where it will be exposed to water or inplaces with wet conditions.
- Do not use or store this device where it can be exposed to direct
sunlight, dust, high temperature and high humidity.
- Do not attempt to disassemble or modify this device.

入力方式
Input

AC100 - 240V

IN Hz

×

×

○

○

×

×

○

○

×

⑤ ④

count speed

出力時間設定⑤キープロテクト表示

PS

プリスケール③

output mode
output time①②⑨

prescale⑥桁別キー （キー 1 - 6）DP

小数点位置設定⑦リセットキーW

書き込み⑧セレクトキー

KEY/P

キープロテクト

SET

プリセット値設定

PW

予報値設定

Select key

○

計数速度

OUT msReset key○

Program item display④外部リセット入力表示

Individual digit setting keys (Key 1 . . . . Key 6)

×⑨設定項目表示

出力方式設定Key lock indicator

入力禁止端子Count Inhibit Terminal

Contact / Open collector
Voltage input(SELECTABLE)

OUT

External reset input indicator

キープロテクト端子
Key Lock Terminal

接点/オープンコレクタ
電圧入力
（選択可）

③出力表示

Output indicator

Please note that misuse of this device may lead to
injury to the user or damage to the device.
Please observe all safety precautions and warnings inthis instruction manual.

decimal point position
write

key lock⑨⑥
SELECT

RESET

⑧

⑦

preset value setting
prewarn value setting-1-

■ 基本操作BASIC OPERATION

E60は動作モードとプログラムモードの2つのモードにて操作をします。
動作モードでは通常の計数及びプリセットを行い、プログラムモードでは計数速度、出力方式、
プリスケールなどの初期設定を行います。
動作モードとプログラムモードの切替えは SELECT キーの2秒以上の長押しで行います。

The E60 has 2 operation modes. Counting and Preset Values setting are done in the Run Mode. Settings such as selection of countspeed and output mode etc. aredone in the Program Mode. By pressing and holding the SELECT key for more than 2 seconds, selection of mode become possible.
動作モード
プログラムモード
RUN MODEPROGRAM MODE

1 段設定タイプ
1 Level Preset Type

カウント値
count value
設定値
preset value

SELECT

カウント値
count value

2 段設定タイプ
2 Level Preset Type

SELECT

1段目設定値
1st level preset value
カウント値
count value

1段+予報設定タイプ
1 + Prewarn Type

2段目設定値
2nd level preset value

長押し
Hold

出力時間
output time
SELECT

リセット時間reset time

動作方式
operation mode
書き込み (ﾘｾｯﾄ時の初期値の設定)write (setting of initialvalue at resetting)

SELECT

SELECT

小数点位置指定decimal point position

プリスケールprescale

SELECT

SELECT※ディップスイッチの設定状態により表示されない項目もあります。Displayed items depend on DIP Switch settings.

HOW TO PROGRAM PRESET VALUE● 2段目設定値または予報設定値PWを、現在値100から2500に変更。In case that 2 level preset value or prewarn value is changed from 100 to 2500.
1) SELECT キーを押して、2段目設定値SET2または予報設定値PWを表示させます。(SET2またはPW表示ランプ点灯)

1

5

〜

   Press SELECT key to make the lower display show 2 level preset value or prewarn value. (Indicator "SET 2" or "PW" turns on.)2) 桁別キーを押して、プリセット値を変更します。(下段全桁が表示され変更中の桁が点滅表示になります)
1 - 6で対応する桁の数値を変更します。数値は桁別キーを押すことにより右図の通り移動します。
Use digit key 1 - 6 to edit preset value. (all digits of the lower display turn on, and the digit to be edited is blinking.)
Change preset value key by using digit keys of 1 - 6 and the numerical value is shifted as shown on the right figure by pressing digit key.
※但し、6は右図のようになっており、-(マイナス)の数値を設定する際には、このキーを使用します。
As to the 6 key, the numerical value is shifted as shown on the right figure and the final - is used to edit minus (-) preset value.
3) 数値変更後3秒間キー入力が無い場合、数値が確定します。(数値の点滅が終了し、設定は終了となります)
Edited numerical values are memorized automatically if there is no key operation for 3 seconds.
(The digit stops blinking and this means the programming is completed.)※ 1段目設定値の設定・変更については、SELECT キーの操作は不要です。
The SELECT key is not used to set the 1 level preset value.

■ 設定内容SELECT

出力方式
output mode

キープロテクト
key lock

SELECT

予報設定値PW
prewarn value

SELECT

SELECT

SELECT

カウント値
count value

SELECT

設定値
preset value■ プリセット値の設定方法

長押し
Hold

カウント値
count value

計数速度
count speed

2)

 

6

(マイナス)   

  

1)

3)
RESET

SELECTPROGRAMMING

設定は、
ディップスイッチとプログラミングモードにより行います。
まず始めに、
ディップスイッチによる設定を行ってください。
ディップスイッチでは、入力方式、計数速度、計数方式、リセット時間などを設定します。
プログラムモードでは、出力方式、出力時間、動作方式、
プリスケール値、小数点位置、書き込み値などを設定します。

The setting of the unit is configured using the DIP switch and the Program mode. Set the DIP switch first. The DIP switch enables to set the Input mode,
Count speed, Count mode, Reset time, etc. The Program mode enables to set the Output mode, Output time,Operation mode, Prescale, Decimal point, etc.
● 計数速度

低速 (30Hz)・高速 (1kHz, 5kHz または 10kHz ）より選択します。
Low Speed (30Hz) or High Speed (1kHz, 5kHz or 10kHz ) selectable.

● 入力方式
Input Mode

接点／オープンコレクタ、電圧入力のいずれかを選択します。
Contact / Open collector or Voltage input mode is selectable.

● 計数方式Count Mode

加算/減算個別入力もしくは90°
位相差入力から選択します。
Individual Add/Subtract mode or 90° Quadrature input mode is selectable

Count Speed

加算/減算個別入力

ADD SUBTRACT INPUT( 6桁)( 6 Digit )入力 A※オープンコレクタ入力の例
The example shown is
open collector input mode.

-99999Input A

L

入力 B

H

Input B

090°
位相差入力(

999999Count value( 6 Digit )-999990999999H

Input A

L
H

※オープンコレクタ入力の例
The example shown is
open collector input mode.

L
3

カウント値

)

90°QUADRATURE INPUT

H

0

1

2

3
2

1

1

2

Input B

L
3
2

Count value

3
2

1

2

3
2

1

0

● 出力方式 Count Mode
下記の6つの出力設定が選択可能です（工場出荷時はスタンダード出力

表示：） One of the following 6 output modes can be selected. Default setting is

スタンダード出力

カウント値が設定値に達した時に出力します。
出力時間設定モードにてワンショットとホールド（2段設定の1段目と予報はホールド1、ホールド2）の選択が可能です。
Output occurs when count value reaches preset value.
Different output conditions can be set. ( One-Shot (10~9990ms), Hold, Hold1, Hold2 )一致出力カウント値と設定値が一致した時にのみ出力します。
各タイプの各出力が一致出力になります。
Output occurs as long as count value is equal to preset value.

下限出力

下限のコンパレーター出力です。
位置決め等に最適です。
1段設定の出力が下限出力になります。
Output occurs when count value reaches below the set value.

上限出力

上限のコンパレーター出力です。
位置決め等に最適です。
1段設定の出力が上限出力になります。
Output occurs when count value reaches above the set value.

上下限出力

上下限のコンパレーター出力です。
位置決め等に最適です。
2段設定の1段目が下限、2段目が上限出力になります。
Output occurs when count value reaches below (Lower) or above (Upper) the set value.

上上限出力

上限1、
上限2のコンパレーター出力です。
2段設定の1段目、2段目が上限出力になります。
Output occurs when count value reaches above the set value.

Standard Output

Equal Output

Lower Limit Output

Upper Limit Output

Upper - Lower Limit Output

Upper 1 - Upper 2 Limit Output.

● 出力時間 Output Time
出力方式がスタンダード出力の場合、出力時間はワンショットとホールド、ホールド1、ホールド2があります。
For Standard Output Mode, all the Output Time are available. ( One-Shot, Hold, Hold1, Hold2 )出力方式がスタンダード出力以外の場合、出力時間はHOLD（ホールド）に固定され、条件を満たしている間自己保持します。
For other Output Modes than Standard, only HOLD output time is available.
ホールド
Hold

設定値にて自己保持

ホールド1
Hold 1

OUT2の復帰タイミングまで自己保持

ホールド2
Hold 2

OUT2に関係なく自己保持

OUT1 of 2 Level Preset, PW or Prewarn + 1 Level Preset

10ms単位のセットが可能

各タイプの各出力に対応します。

ワンショットOne Shot

1段設定の出力、2段設定の2段目、
1段+予報設定のメイン出力に対応します。
1 Level Preset, OUT2 of 2 Level Preset, OUT of Prewarn + 1 Level Preset

Output is Latched until a Reset signal is sent.
Output is Latched until Output 2 stops.

2段設定の1段目、
1段+予報設定の予報出力に対応します。

Output is Latched until a Reset signal is sent, independent from Output 2.

ms

All Models for all standard output

Output time can be set at 10ms steps.

-2-

ディップスイッチ設定

CONTACT/OPEN COLLECTOR INPUT

OFF
接点/オープンコレクタ入力

1

COUNT SPEED

LOW_SPEED(30Hz)

低速 (30Hz)

2

加算/減算個別入力

ADD/SUBTRACT INPUT

3

自己保持
HOLD

4

オーバーラン
OVER RUN

5

DP4 & DP5 DISABLE

6

入力方式

DP2

計数速度

DP3

計数方式
出力時間

DP5
DP6

動作方式

OPERATION MODE

DP4 & DP5 有効/無効

DP4 & DP5無効

DP4 & DP5 ENABLE

リセット時間RESET TIME

キープロテクト操作

20ms
キープロテクト無効

8DP8

OUTPUT TIME

7DP7COUNT MODE

KEY LOCK DISABLE

KEY LOCK ENABLE

ON

INPUT MODE

DP1

DP4

DIP SWITCH SETTINGS
ON
電圧入力

VOLTAGE INPUT

高速 (1kHz, 5kHz or 10kHz) ※プログラムモードで選択

HIGH_SPEED(1kHz,5kHz,10kHz)

Operation mode and Output time can be set simply

AUTO_RESET

DP4 & DP5有効DP4 & DP5 ENABLE※DIP SW6 有効時はプログラムモードで出力時間と動作方式は表示されません
If DIP SW6 enables (ON), "Output Time" and "Operation Mode" are not displayed in the Program Mode.

2ms
キープロテクト有効 ※KタイプモデルではDIP SW8は無効です。(E60-101K / E60-201K / E60-301K)

KEY LOCK ENABLE

DP6(DP4 & DP5有効/DP4 & DP5 ENABLE)

DP4
(出力時間
/OUTPUT TIME)

Select in the Program Mode

90°位相差入力
90°QUADRATURE INPUT
100ms
簡易的に動作方式･出力時間をオートリセット 設定することができます

DIP SW8 is disabled for K- Type Models (E60-101K / E60-201K / E60-301K)

DP5(動作方式/OPERATION MODE)

ON

OFF(オーバーラン/OVER RUN)

A動作 MODE A
OFF
スタンダード出力 自己保持
(自己保持/HOLD)
STANDARD OUTPUT HOLD

ON(オートリセット/AUTO RESET)
D動作 MODE D
スタンダード出力 自己保持
STANDARD OUTPUT HOLD

A動作 MODE A
D動作 MODE D
ON(ワンショット100ms スタンダード出力 ワンショット 100ms スタンダード出力 ワンショット 100ms
STANDARD OUTPUT ONE SHOT
STANDARD OUTPUT ONE SHOT/ONE SHOT)

DP6(DP4 & DP5無効
OFF/DP4 & DP5 DISABLE)

DIP SW4 & DIP SW5の設定は無効となり、プログラムモードの出力時間と動作方式で選択された動作となります。
The settings of DIP SW4 and DIP SW5 are disabled, and the operation selected in"Output Time" and "Operation Mode" of the Program Mode is performed.

Note
注意Turn OFF the unit before changing the DIP switch settings.
・電源を切った状態で、ディップスイッチの設定変更を
Any changes in the DIP switch settings will not take effect
行ってください。
・ディップスイッチの設定変更は、本体の電源をOFFにし、 until the unit is turned OFF then powered ON.
Default of DIP switch is all OFF.
再び電源をONにするまで反映されません。
・工場出荷時、ディップスイッチは全てOFFとなっています。
● 動作方式

間違いではないですが、DIPスイッチのON／OFFの説明の中なので、本体電源オフの英訳は、…until the unit is switched OFF then powered ON. よりも「turned OFF」などの方が良いと思いました。
別箇所で、E60取説2頁目の冒頭「 SELECTキー」のように文字間が空きすぎているのでご修正ください。

Operation Mode

下記の7種類の動作方式があります。

There are 7 Operation Modes available.

下記の出力は1段設定の出力、2段設定の2段目出力、1段+予報設定のメイン出力に該当します。
出力方式がスタンダード出力以外の場合、動作方式はA動作に固定されます。
The output below refers to the 1 Level Preset Model, OUT2 of 2 Level Preset Model and
OUT in the Prewarn + 1 Level Preset Model. Default setting is Mode A.

A 動作

出力中カウント可能

B 動作

出力中カウントロック

C 動作

出力後カウントロック

D 動作

出力立上がりエッジリセット

E 動作

出力立下がりエッジリセット(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)

F 動作

出力立下がりエッジリセット出力中表示ラッチ(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)

G 動作

出力立下がりエッジリセット、
出力中カウントロック(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)

Mode A
Mode B
Mode C
Mode D
Mode E
Mode F
Mode G● プリスケール
Prescale

Unit counts during output signal duration.

オーバーラン(オートリセットなし)

Unit does not count during output signal duration.

Overrun(Without Auto-Reset)

Unit does not count during and after output signal duration.
Unit resets at rising edge of output signal.
Unit resets at falling edge of output signal. (For One-Shot Output time only)

オートリセット
Auto-Reset

Auto-reset at falling edge of output. Display is frozen during output although counting is available. (For One-Shot Output time only)
Auto-reset at falling edge of output. Does not count during output. (For One-Shot Output time only)

入力パルスと表示の関係を自由にセットできます。設定範囲は0.001 - 99.999。プリスケール値＝表示値／パルス数にて計算をして設定してください。
例)10パルスにて1表示の場合プリスケール値は0.1。1パルスにて2表示の場合プリスケール値は2。
Incoming pulses can be prescaled to display the desired measuring unit. The prescale can be set at any value within the range of 0.001 - 99.999.

Prescale Formula:● 小数点位置指定

Decimal Point Position

Desired Display Value (per unit)
PS =Pulse Number (per unit)<Examples>
1. To display 1 count per 10 pulses : PS value = 0.1
2. To display 2 counts per 1 pulse : PS value = 2

小数点なし、もしくは3ヶ所(0.0、0.00、0.000)の4つのうちのいずれか１つを指示します。
Decimal point position can be selected from the following settings: 0, 0.0, 0.00, 0.000.

● 書き込み (ﾘｾｯﾄ時の初期値の設定)表示上に任意の数値を書き込むことができます。書き込み値よりカウントすることができます。リセット動作を行うと、カウント表示値が書き込み値に置き換わります。

● リセット時間

リモートリセット信号の最小パルス時間を設定します。2msまたは20msのいずれかを指示します。

Write (Setting of initialvalue at resetting)Reset Time● キープロテクト
Key LockAny desired value can be set on the unit as the starting count value of the counter. The counter will add to or subtract from the set value.
Upon every reset, the set value will be displayed.

Reset time sets minimum pulse time of remote reset signal. Reset time can be set to 2ms or 20ms.

4つのレベルがセットできます。
There are 4 protection levels.

レベル 1

プログラム禁止

レベル 2

プログラム禁止、フロントリセット禁止

レベル 3

プログラム禁止、プリセット禁止

レベル 4

プログラム禁止、フロントリセット禁止、プリセット禁止

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4Lock program

Lock program & front key reset
Lock program & preset

Lock program, front key reset & preset-3-プログラムモードの操作図

出力方式

Setting Key

Setting Values

桁別キーNo.1にて設定項目を変更

IN Hz
ディップスイッチ2（DP2）がOFF（30Hz；ディップスイッチ
設定参照）のとき、「計数速度」は表示されません。

SELECT

Output Mode

設定キー

設定内容

Program Item Display

Program Item

計数速度

SELECT キーにてプログラム項目を選択し、桁別キーにてセットを行います。
Press and hold SELECT to select program menu items.
Press individual digit setting keys to change setting values.

表示プログラム項目Count Speed

PROGRAM MODE OPERATION

工場出荷の既定値
Default Value(Hz)

Key 1 will selectthe desired value

If DP2 is OFF(30Hz; see DIP switch setting), "Count Speed"
is not displayed.

OUT （1段設定）

SELECT(1 level preset)

桁別キーNo.1にて設定項目を変更（2段設定）(2 level preset)

Key 1 will selectthe desired value（1段設定+ 予報設定）(1 level preset + prewarn)
ディップスイッチ6（DP6）がON（ディップスイッチ
設定参照）のとき、「出力方式」は表示されません。
If DP6 is ON(see DIP switch setting), "Output Mode"is not displayed.

出力時間

Output TimeOUT ms(1段設定出力)(1 level preset output)

出力方式が

以外は

に固定

The output time will automatically become
if the output mode is different from

OUT1 ms

SELECT(2段設定の1段目出力)(1段+予報設定の予報出力)(Output 1 of 2 level preset or
prewarn output of 1 level preset +prewarn)

出力方式が

以外は

に固定

The output time will automatically become
if the output mode is different from

桁別キーNo.2 - 4にて対応桁の数値を変更
Keys 2 - 4 will change
digits
桁別キーNo.1にて設定項目を変更
Key 1 will selectthe desired value
桁別キーNo.2 - 4にて対応桁の数値を変更
Keys 2 - 4 willchange digits
桁別キーNo.1にて設定項目を変更
Key 1 will selectthe desired value
桁別キーNo.2 - 4にて対応桁の数値を変更

OUT2 ms(2段設定の2段目出力)(1段+予報設定のメイン出力)(Output 2 of 2 level preset or
output of 1 level preset + prewarn)

SELECT

出力方式が
以外は
に固定
The output time will automatically become
if the output mode is different from

Keys 2 - 4 willchange digits
桁別キーNo.1にて設定項目を変更
Key 1 will selectthe desired value

ディップスイッチ6（DP6）がON（ディップスイッチ
設定参照）のとき、「出力時間」は表示されません。
If DP6 is ON (see DIP switch setting), "Output Time"is not displayed.

動作方式

Operation Mode

出力方式が
以外は
設定E、F、GはOUTまたはOUT2がワンショット出力時のみ設定可
Only mode A can be set if the output mode isdifferent fromMode E, F, G, can only be set if OUT or OUT 2
is programmed to one shot output.

SELECT

桁別キーNo.1にて設定項目を変更(A動作)(Mode A)

Key 1 will selectthe desired value

ディップスイッチ6（DP6）がON（ディップスイッチ
設定参照）のとき,「動作方式」は表示されません。
If DP6 is ON (see DIP switch setting),"Operation Mode" is not displayed.

プリスケールPrescale

設定範囲は0.001 - 99.999
Prescaler setting range : 0.001 - 99.999

SELECT

小数点位置指定

Decimal Point Position

桁別キーNo.1 - 5にて対応桁の数値を変更

PS

桁別キーNo.1にて設定項目を変更

DP

Key 1 will select decimal
point position

SELECT

書き込み (ﾘｾｯﾄ時の初期値の設定)write (setting of initialvalue at resetting)

桁別キーにて任意に入力
Press corresponding
numeric keys

W

SELECT

リセット時間桁別キーNo.1にて設定項目を変更
Key 1 will selectthe desired value

RST msReset Time

SELECT

キープロテクトレベル
Key Lock Level

Keys 1 - 5 will change thecorresponding digit

桁別キーNo.1にて設定項目を変更
Key 1 will select the desired
protection level

KEY/P

- 4-

(ms)

(レベル1)(Level 1)

配線と端子 WIRING AND REAR TERMINALS
形

式

E60 - 101 / E60 - 101K

MODELS

E60 - 201 / E60 - 201K

1段

設定段数

1 levelPRESET LEVELS

2段

1 段 + 予報2 levels

1 level + prewarn

IN A IN B 12V

IN A IN B 12V
2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

GND RES INH/KP

6

1

2

3

4

5

6

PW

端子配列

O.C.

REAR TERMINALS

11

O.C. O.C.
PW OUT N.O. COM.
7
8
9
10

O.C.1 O.C.2 N.O.1 COM.1

7

8

9

10

12

13

14

15

COM. N.O. N.C. COM.

電

IN A IN B 12V
GND RES INH/KP

GND RES INH/KP
1

E60 - 301 / E60 - 301K

16

11

7

8

9

10

12

13

14

15

COM. N.O.2 N.C.2 COM.2

AC

15

源

16

POWER SOURCE

16

11

12

13

14

15

COM. N.O. N.C. COM.

AC

16
AC

OUT

端子15と16に AC100 - 240Vを入れてください。
Supply 100 - 240VAC to terminals 15 & 16.

加算減算個別入力（2入力）
Individual Add and Subtract Input (2 inputs)
接点入力
Contact Input

オープンコレクタ入力
Open collector Input

電圧入力
Voltage Input
加算
add

加算
add
加算 add

減算sub

減算 sub

入

1

2

4

1

2

4

1

2

4

IN A

IN B

GND

IN A

IN B

GND

IN A

IN B

GND

力
INPUT

減算
sub

90°位相差入力（2入力）
90°Quadrature Input (2 inputs)
ダブルパルスセンサー
Double Pulse Sensor

出

力

OUTPUT

RESET

2

3

IN B

12V GND

O.C. O.C.
OUT1 OUT2

O.C.
OUT

7

8

9

11

12

13

14

COM. N.O.

リセット

N.C. COM.
RELAY
OUT

COUNT INHIBIT(STANDARD MODEL)

キープロテクト(Kタイプモデル)
KEY LOCK(K-TYPE MODEL)

10
11

RELAY
OUT1

RELAY
PW
O.C. O.C.
PW OUT N.O. COM.
7
8
9
10

N.O. COM.

7

8

9

12

13

14

COM. N.O. N.C. COM.
RELAY
OUT2

10
11

12

13

14

COM. N.O. N.C. COM.
RELAY
OUT

端子4と5をマイクロスイッチやリレーで短絡させることによりリセットできます。
(短絡中はカウントされません)

4

5

GND

入力禁止
(標準モデル)

4

1
IN A

To reset remotely, short terminals 4 and 5 with a relay, microswitch, etc.
(The unit does not count while shorted)

標準モデル（E60-101/E60-201/E60-301）の場合、端子4と6をマイクロスイッチやリレーで短絡させることによりカウントを禁止します。
（短絡中はカウントされません）

4

6

GND

4
GND

6

For standard models ( E60 - 101 / E60 - 201 / E60 - 301 ), short terminals 4 and 6 with relay,
microswitch, etc., to activate count inhibit. (The unit does not count while shorted)

Kタイプモデル（E60-101K/E60-201K/E60-301K）の場合、端子4と6をマイクロスイッチやリレーで短絡させることによりキープロテクトが有効となります。
（DIP SW8は無効となります）
For K-Type models ( E60 - 101K / E60 - 201K / E60 - 301K ), short terminals 4 and 6 with relay,
microswitch, etc., to activate key lock. (DIP Switch 8 is not activated for this type of models)-5-

動作方式と出力方式の関係 OPERATION MODE AND OUTPUT MODE
プログラムモードにて動作方式（）と出力方式（ OUT ）の選択ができます。
One of the following Operation modeand output mode OUT can be selected.

機

種

Type

動作方式

Operation Mode

出力方式

動

Output Mode

スタンダード出力
Standard Output

作

Operation Example

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : HOLD
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : HOLD

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shotReset

In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2
SET1
W

一致出力

出力１

Output 1

出力２Output 2

リセット

Reset

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じです

SET2

Equal Output

SET1

Mode A

オーバーラン動作にて出力中カウント
counts during output in overrun

In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

W

A 動作

上下限出力
Upper andlower limit
outputs

出力１Output 1

出力２Output 2

リセット

Reset

1段設定の場合の出力動作は
出力1の動作と同じです

SET2

In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 1
operation.

SET1
W

上限1、
2出力
Upper limit
outputs 1 & 2

出力１Output 1

出力２Output 2

リセット

Reset

1段設定の場合の出力動作は
出力1の動作と同じです

SET2

In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 1
operation.

SET1
W

2段設定
(1段設定)
2 level(or 1 level)
preset

出力１Output 1

出力２Output 2

B 動作
Mode B

スタンダード出力

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じです

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : HOLD
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : HOLD

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

Reset

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですStandard Output
In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2

オーバーラン動作にて出力中
カウントロック

SET1
W

does not count during
output in overrun

出力１Output 1

出力２Output 2

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

C 動作
Mode C

スタンダード出力
Standard Output

リセット

オーバーラン動作にて出力後
カウントロック

In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2
SET1
W

does not count during andafter output in overrun

出力１Output 1

出力２Output 2

D 動作
Mode D

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですReset

スタンダード出力

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

Standard Output

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : HOLD
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : HOLD

Reset

SET1
W

auto-reset at rising edgeof output

出力１

Output 1

出力２Output 2

E 動作
Mode E

スタンダード出力

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

Reset

Standard Output
オートリセットにて出力立下がり
エッジリセット(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)
auto-reset at falling edge of output(fot one-shot output time only)

SET2
SET1
W

出力１ Output 1
出力２ Output 2- 6-

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですIn case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2

オートリセットにて出力立上がり
エッジリセット

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですIn case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

機

種

Type

動作方式

Operation Mode

出力方式

動

Output Mode

F 動作
Mode Fオートリセットにて出力立下がりエッジ
リセット。
出力中表示ラッチ

スタンダード出力

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

Auto-reset at rising edge of output.
Display is frozen during output
although counting is available.

2 level(or 1 level)
presetG 動作
Mode G

オートリセットにて出力立下がりエッジ
リセット。
出力中カウントロック

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

Reset

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですStandard Output
In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)

2段設定（1段設定）

作

Operation Example

SET1W

出力１ Output 1
出力２ Output 2

スタンダード出力

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

Reset

OUT1:HOLD2OUT2:ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

1段設定の場合の出力動作は
出力2の動作と同じですStandard Output
In case of 1 level presetmodels, operationis the same as OUT 2
operation.

SET2
SET1

(出力時間がワンショットの場合のみ設定可)W

Auto-reset at falling edge of output.
Does not count during output.

出力１ Output 1
出力２ Output 2

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot
リセット

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : HOLD
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : HOLDReset

SET + PW
SET

SET - PW

スタンダード出力
Standard Output

W

出力１

Output 1

出力２Output 2

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

A 動作
Mode A

リセット

Reset

SET + PW

オーバーラン動作にて出力中カウントSETSET - PW
W

counts during output in overrun

一致出力

出力１

Output 1

出力２Output 2

リセット

Reset

SET + PW

Equal Output

SET

SET - PW

1 段設定
+
予報設定

W

出力１

Output 1

出力２Output 2

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : ワンショット
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : one shot

1 levelpreset+prewarn

リセット

OUT1 : ワンショットまたはHOLD1
OUT2 : HOLD
OUT1 : one shot or HOLD1
OUT2 : HOLDReset

SET + PW

B 動作
Mode BSETSET - PW

スタンダード出力
Standard Output

W

出力１

Output 1

出力２Output 2

オーバーラン動作にて出力中カウントロック

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

does not count during
output in overrun

Reset

リセット

SET + PW
SET

SET - PWW

出力１Output 1

出力２Output 2

OUT1 : HOLD2
OUT2 : ワンショット
OUT1 : HOLD2
OUT2 : one shot

C 動作
Mode C

スタンダード出力

リセット

Reset

Standard Output
SET + PW

オーバーラン動作にて出力後
カウントロック

does not count during andafter output in overrun

SET

SET - PWW

出力１Output 1

出力２Output 2

D、E、F、G動作については、2段設定タイプの各動作（メイン出力はSET2、予報出力はSET1）
をご参照ください。
自己保持出力は、電断が発生した後電源が復帰すると電断発生時の状態に戻ります。
Modes D, E, F, & G in 1 level preset + prewarn models are similar to those in 2 preset level ones: the main output in these models corresponds to SET 2 and the prewarn corresponds to SET 1.
Latched (HOLD) output returns to the initial status of power interruption when the power is recovered after power interruption.

-7-

SPECIFICATIONS

MODEL

表

式

E60 - 101/ E60 - 101K

示

E60 - 201 / E60 - 201KDISPLAY
表 示 桁 数
NO.OF DIGITS
設 定 桁 数
NO.OF DIGIT SETTING KEYS
設 定 段 数PRESET LEVEL
設 定 範 囲SETTING RANGE
予報設定（PW)
PREWARN FEATURE
入 力 方 式INPUT MODE

6
6
2段
2 Levels

1段
1 Level0 - 999999
接点 / オープンコレクタ / 電圧入力 (選択可)Contact / Open Collector / Voltage (selectable)
オープンコレクタ入力 (流出電流約11mA) L : 0 - 4V
電圧入力 (入力インピーダンス7K ) L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ使用可
Open Collector (Sink current approx. 11mA ) L : 0 - 4V
Voltage (Input impedance 7K ) L : 0 - 4V H : 6 - 30V (Available to use 2-wire DC sensor)

計 数 速 度COUNT SPEED
計 数 方 式COUNT MODE
計 数 範 囲COUNT RANGE
プリスケールPRESCALE
小数点位置設定
DECIMAL POINT POSITION

30Hz, 1kHz, 5kHz , 10kHz (選択可/selectable)
加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力）
Add/Subtract (Add/Subtract individual input, 90° quadrature input)-99999 - +999999
0.001 - 99.999 (0 設定は不可)
0.001 - 99.999 (0 setting is not available)
0.0, 0.00, 0.000, または小数点なし
0.0, 0.00, 0.000, or No decimal point

書き込み (リセット時の初期値の設定)
WRITE (Setting of initial value at resetting)リ セ ッ ト
RESET
リモートリセット時間
REMOTE RESET TIME
動 作 方 式OPERATION MODE
メ モ リ
MEMORY
入力禁止
COUNT INHIBIT
キープロテクトKEY LOCKOUTPUT力-99999 - +999999
フロントパネルリセット、
リモートリセット、
オートリセット
Front panel reset, Remote reset, Auto-reset
2ms または 20ms (選択可)
2ms or 20ms (selectable )A, B, C, D, E, F, G動作が選択可 (スタンダード出力以外の出力の場合A動作に固定)
Any Operation Mode(A,B,C,D,E,F or G) can be selected for Standard Output mode. For other modes, only Mode A is available.

E 2PROM (10年、書き込み回数 : 100,000回 / 10 years, Overwrites : 100,000 times)
可能 (標準モデル)
Available (STANDARD MODEL)
ディップスイッチにて可能 (標準モデル) Available by DIP SW (STANDARD MODEL)
外部端子にて可能 (Kタイプモデル) Available by Terminal (K-TYPE MODEL)
リレー出力 (1C接点) : AC250V 5A / DC30V 5A MAX.
オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA MAX.
Relay output (1C) : load of AC250V 5A / DC30V 5A MAX.
Open Collector Output : load of DC30V 100mA MAX.

リレー出力 (1A接点，1C接点) : AC250V 5A / DC30V 5A MAX.
オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA MAX.
Relay output (1A,1C) : load of AC250V 5A / DC30V 5A MAX.
Open Collector Output : load of DC30V 100mA MAX.

出力遅れ時間OUTPUT DELAY

30Hz : 17ms ; 1kHz : 12ms ; 5kHz : 12ms ; 10kHz : 12ms
1段設定 :スタンダード、一致、下限、上限2段設定 : スタンダード、一致、上下限、上上限
1段設定+予報：スタンダード、一致

出 力 方 式OUTPUT MODE

出 力 時 間OUTPUT TIME
エラー表示
ERROR DISPLAY
電源
POWER SUPPLY
センサ電源
SENSOR POWER SOURCE
消 費 電 力POWER CONSUMPTION
使用温度範囲OPERATING TEMPERATURE
保 護 構 造DEGREE OF PROTECTION
適 合 規 格COMPLIANCE
質
量
WEIGHT

外形寸法図

1段+予報設定
1 level preset + prewarn-99999 - +999999

入 力 信 号
INPUT SIGNAL

出

E60 - 301 / E60 - 301K

バックライト付LCD 文字色 : 白色 ; 文字寸法 : 10mm x 5mm
Blue STN LCD display with white backlight ; Digit Size : 10mm x 5mm

1 Level Preset: Standard, Equal, Lower Limit, Upper Limit
2 Level Preset: Standard, Equal, Upper-Lower Limit, Upper-Upper Limit
1 Level Preset + Prewarn: Standard, Equal

スタンダード出力 : ワンショット (10 - 9990ms/10ms単位)とホールド (1段目と予報はホールド1、ホールド2)の選択可
スタンダード出力以外 : カウント値が設定値の条件を満たしている間ホールド
Standard output : One shot (10 - 9990ms / 10ms step) or HOLD (or HOLD 1 or HOLD 2 in E60-201 model and E60-301 model) (selectable)
For other output modes : HOLD while the count value meets the conditions
90° 位相差入力時、計数範囲を超えるとLCDにエラー表示されます。(オーバーフローエラー：
アンダーフローエラー :)In 90° quadrature mode, error message will be displayed on the LCD if the count range is exceeded (overflow error :underflow error :)AC100 - 240V
-15%, +10%
DC12V 100mA
約7VA（AC240V時）
Approx. 7VA for AC240V-10 - +50°C (但し、氷結しないこと) 45 - 85%RH (但し、結露しないこと)-10 - +50°C (non-freezing) 45 - 85%RH (non-condensing)
IP54 (表面パネル/panel surface)
RoHS
約 200gApprox. 200g

DIMENSIONS
7

60

9.5

89.5

53.5

1

51.5

60

6
7

11

パネルカット寸法 Panel cutout : 54 ( +0.7/0 ) x 54 ( +0.7/0 )

53.5

仕様

形

10

16

This manual was last revised Nov. 15, 2022. 4E60001G*Specifications and printed contents are subject to change without prior notice.
All Rights Reserved, Copyright 2022, LINE SEIKI CO.,-8-

本紙は2022年11月15日現在のものです。4E60001G
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright2022,LINE SEIKI CO.,LTD.