207mm210mm仕様

U Vスケール 測 定 事 例
1●UVスケール仕様

UV塗料

積算光量に応じて3つの品種をラインナップしております。

自動車部品に当てる
UV光分布確認スマートフォンに当てる
UV光分布確認

UVスケール導入効果

種

製品サイズ

類

ロールタイプ■ 照度計で測定できない立体物や照度計が入らない場所、動きながら照射する場所での光量、光量分布確認が測定できる。
■立体物の影になるところが発色濃度で確認できるため、製品の置き方や光の当て方調整に役立つ。
UV光の当たりが弱い箇所がある。

測定結果

2

送り出し

巻き取り

UnwindingWinding

UVスケール■ 幅方向分布の測定も面で確認できるため一度の試験で実施完

メタルハライドランプ

UVスケール

低圧水銀ランプ

UV接着

UV-LEDランプ（365nm）

タッチパネルのOCR貼り合せ工程における、ベルトコンベア上のUV光分布確認

UVスケール導入効果■UVランプの照射ムラやランプの光量低下が発色の濃淡で確認可能。

UV-LEDランプ■設備導入時のUVランプの高さ、位置調整が可能。
■ランプ交換時期の確認が可能。

ベルトコンベア

測定結果

UVスケール

複数点光源の重なる部分の照射ムラが確認できた。

UV印刷
UVスケール導入効果

UV光の当たりが弱い箇所がある。

UVランプ

ランプが劣化して適切な光量になっていない成型の型を通過して樹脂が受ける
UV光量分野の確認
UVランプ

仕上がり製品イメージ型

測定結果

モノシートタイプ

0.1mm 2ツーシートタイプ

0.1mm 2ツーシートタイプ

UVスケール

面内でUV光の光量分布がある。
光量が大きい箇所は適切な範囲からはずれている。

4-200
50-2000

UVスケール H

800-40000

UVスケール L

6-200

UVスケール M

30-1000

UVスケール H

700-20000

UVスケール L

20-3000

UVスケール L

200-6000

UVスケール M

300-7000

UVスケール H

5000-10000●FUD-7010J仕様
製品名

紫外線光量分布解析システム

製品構成

専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、
キャリブレーションシート

適用ＵＶスケール

ＵＶスケールＬ、
ＵＶスケールＭ、ＵＶスケールＨ

適用ＵＶランプ種

高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、
UV-LED(365nm)

主な機能

ＵＶスケール画像解析（積算光量測定、光量分布表示／データ保存、CSVデータ出力）

読み取りサイズ

適用スキャナーに準ずる

読み取り解像度0.125mm●ソフトウエア推奨環境

ＦＵＤ−７０１０Ｊ●価格表

色濃度で簡単に確認できるため、ランプや反射板の交換時期のCPU

クロック2GHz以上

FUD-7010J確認、不良発生時の原因切り分けが可能。

メモリ

2GB以上

<オプション>

HDD

2GB以上の空容量

ディスプレイ1024 x 768 6万色以上の表示

際の幅方向のUV光量分布確認が可能。

■ 成型面全体の光量分布が可視化できるため、ランプ設置設計■型を通過して樹脂に照射される光量を測定できるため、実際の光量や光量分布を把握可能。

適用スキャナー

標準ユーザー渡し価格

1￥98,000

FUD-7010Jキャリブレーションシート

1￥30,000

専用カバー

1￥50,000※FPD-7010Jには、専用ソフト、キャリブレーションシート、専用カバーが同梱されています。
※各商品市況の変化に伴い、価格を改訂させていただく場合がございます。
※価格に消費税は含まれておりません。

●FUD-7010J 適用スキャナー

UVスケール導入効果

数量

品名

エプソン製 A4スキャナー GT-S640/GT-F740※スキャナーは別売となりお客様でのご調達となります。
UVスケー ル

http://fujiﬁlm.jp/business/material/uvscale/uvscale̲ﬁlm/index.html※Microsoft Oﬃce Excelは、米国マイクロソフト社の登録商標です。 ※GT-S640/GT-F740は、セイコーエプソン（株）の登録商標または、商標です。

産業機材事業部／〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
E-mail prescale-info@fujiﬁlm.co.jp
URL
http://fujiﬁlm.jp/business/material/uvscale/uvscale̲ﬁlm/index.html

NEW

UVスケールフィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化
紫 外 線 光 量 分 布 測 定 フィル ム / 解 析 シス テム※1:FUD-7010J利用時の測定範囲となります。
（目視確認での光量範囲は標準色見本における発色濃度（0.30〜0.75）となります。）※対応波長:200nm-420nm ※UV光量値の絶対値を保証するものではありません。

Windows7 32/64 bit■ 紙のロール幅方向に貼って紙を流しながら照射することで、
実測定光量範囲※1（mJ/c㎡）

UVスケール M

OSや判定を効率的に実施可能。
UVスケール類

0.1mm

UVスケール L■UVランプの劣化や反射板の汚れによる積算光量の減少が、
発UV成型

UVランプの成型面への光量分布測定

分さ種類

高圧水銀ランプ■照度計で測定できないロール搬送時の光量測定ができる。

幅方向でUV光の光量分布がある。光量としても少なく適切でない。

測定結果

270mm 200mm（5枚入）了でき、調整や判定の時間短縮が図れる。

UV照射

UV Exposure
Coating（UV測定時に塗布はなし）

測定結果

5m

UVスケール導入効果

調液

5UVスケール M

270mm

適用ランプ種Prepared liquid

4

UVスケール L

厚●測定光量範囲

UVコーティング

塗布

シートタイプ

UVスケール H

ランプが劣化して適切な光量になっていない

ロール搬送方式での塗布幅方向のUV光分布測定

3210mm

14・05-FFBX

210mm210mm

構 造と原 理UVランプ

発色剤と白色層が設けられています。
発色の濃さが受けた紫外線のU
V【解析システム FUD-7010J】

紫外線によりマイクロカプセル

UV光照射中の発色剤が反応することで発色します。

照射側/観察側（マット面）

専用解析ソフトと適用スキャナー※の組み合わせにより、UVスケールの発色解析

発色濃度の分解精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能

基準化

社内検査基準の設定が可能

共有化

解析結果の共有化を実現を読み取ることでUV光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能※スキャナーは別売となりお客様でのご調達となります。

支持体
白色層

データ保存（光沢面）

使 用方法
1

■数値化管理によるメリットにするシステムです。

感光層スケールができます。

■原理

マイクロカプセル

右図のように支持体に感光層光量分布を簡単に調べること【解析システム 測定機能】

確 認 方 法 2：解 析システムによる数 値化 管 理■構 造

光量に対応するため、受光面の207mm

分割バー設定測定光量を色別にマップ表示します。
測定条件に【Logスケール】【等倍スケール】

応じてスケール表示（Logスケール、等倍スケー
ル）、分割バーの上下限、間隔、色を任意に設定することができます。

デジタル化により、過去のデータとの比較が可能【解析システムの使用方法】
234

光量測定
取り込んだデータを数値化します。
全体領域と矩形もしくは円形で指定した部分の測定データを表示します。
必要な形（長さ）に切り取ったUVス
ケールを測定したい部位に置く。

装 置・機 器を稼 動させ、紫外 線を照射する。

紫外線 光量に応じてUVスケールが発色する。

UVスケールを取り出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で判定する。

※UVスケールのマット面側に照射する。

標準色見本【高圧水銀ランプ】
右図は高圧水銀ランプに対する発色特性です。
但し、この発色特性は弊社保有の光源や装置での値であり、個々のランプの違いや条件によっては同じ積算光量でも異なる発色濃度になる場合がありますのでご留意願います。

■目視確認によるメリット

1.10.75

10.65■色見本を作成しておくことで、始業時や露光対象の切換え時におけるUV光量確認時間を大幅に短縮可能②UVスケールを適用スキャナーにセットして、発色サンプルを読み取ります。

キャリブレーション

測定条件の設定

スキャナー機差や状態によるばらつき

新規作成画面より、ご使用したＵＶスケール品種/をできるだけ補正し、測定結果を安定

光源ランプ種/保存するサンプル名を選択します。

発色
濃度

補正機能

0.7

補正値を入力することにより、照度計差や温度などの測定条件による光量値の差異を補正し適切な値としての運用が可能です。

0.60.500.50.40.400.30.350.20.300.1

発色濃度

測定データを表示します。

0その他の便利な機能＜CSV出力＞
部分測定の矩形範囲設定にて測定した結果をCSV出力することができます。
更にEXCELで展開し、右図のようなグラフを作成することで、分かりやすく光量分布を確認することができます。

0.450.25

指定した部分のＵＶスケール Ｈ

0.60

0.55

測定範囲の面積③専用解析ソフトをインストールしたPC上で解析します。

0.8■発色標準チャートを参照することで、積算光量値の目視判別が簡便に可能

測定面積（m㎡）にて校正を行います。

ＵＶスケール Ｍ

0.9

発色した面積させるためにキャリブレーションシート

ＵＶスケール Ｌ

0.70

受光面積（m㎡）最大光量（mJ/c㎡） 測定範囲の最大光量①発色させたUVスケールを用意します。

【発色標準チャート】

表示されている分割バーの下限以上、上限以下の範囲に入っている割合

平均光量（mJ/c㎡） 測定範囲の平均光量※UVスケールのマット面側から観察する。

確 認 方法１：発 色 標 準チャートによる目視 確 認

光量有効率（％）

1

10

100
1000
積算光量 ( mJ/c ㎡)※１：発色濃度は弊社保有の濃度計での値です。 濃度値を保証するものではありません。
※２：積算光量は365nm用UV照度計での値です。
※３：グラフの実線部分は推奨使用範囲です。
破線部分は実線部分よりも測定精度が低くなりますので、参考値としてください。
※４：標準色見本は目視判定可能な濃度範囲を示しています。

10000【Excelデータより展開したグラフ】