NobelProcera®

Zirconia

Implant Bridge
ノーベルプロセラ ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ

NobelProcera®

Zirconia Implant Bridge Nacera
高透過性ジルコニアから製作されるインプラントブリッジは、高い強度を有し、天然歯のような自然感のある仕上がりです。
フルカントゥアとフレームの 2 種類からお選びいただけます。
いずれもインプラントレベルおよびアバットメントレベルで製作可能です。

（アバットメントスクリュー／補綴用スクリュー付）

コニカル・コネクション・インプラントまたはマルチユニット・アバットメントに装着した場合、アクセスホールをインプラント長軸から最大 25 °まで傾斜させることができます。

9 days※ 14:00 以降の受注分はプラス 1 営業日になります。
※本製品は海外製作となります。

ProductNobelProcera®
Zirconia Implant Bridge Nacera

Bridge span

2-14 units

Material

Zirconia（10 シェード）
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2, OM2▶ フルカントゥア

Type▶ フレーム
（スクリュー付 /CC の場合は患者用メタルアダプター付 ※1）▶ インプラントレベル（Nobel Biocare Implant ※2）

Connection

2-14 units

Delivery days

9 営業日

Production
Availability

Mahwah製作（海外）※ 1 技工操作時にはラボ用メタルアダプターを別途ご購入ください。
備考：CC 、MUA の場合は、ASC（アクセスホールの角度）を最大 25 °まで傾斜可能です。
また、CCの場合はオムニグリップドライバー、MUAの場合は、オムニグリップミニドライバーをご使用ください。
※ 2 NobelActive® 3.0には対応していません。

ナセラ・パール・シェード・ジルコニア素材を使用した2-14 ユニットのフルカントゥアのジルコニア製インプラントブリッジです。
但し、支台となるインプラントは10 本までの症例に適応します。

製作許容範囲▶ アバットメントレベル（Multi-unit Abutment）

プラットフォームごとのインプラント間角度
最大インプラント間角度

コネクションタイプ∅70 mm

28 mm

最大インプラント間角度

マルチユニット・アバットメント

45 °コニカル・コネクション

30 °トライｰチャネル

30 °エクスターナル・ヘキサゴン

20 °※ デザインソフトウェア上で制限される場合があります。

インプラント間距離

ポンティック、カンチレバーの制限
最大16 mm

最大38.5 mm

カンチレバー

ポンティック連結部断面
最小 4×3 mm

4 mm

1.2 mm以上

3 mm

ノーベルバイオケアの最高品質基準と優れた補綴の柔軟性を実現

360°
最大 25 °

デザインの柔軟性●

CAD およびワックスアップワークフロー●

フレームワークからフルカントゥアまで●

マルチユニット・アバットメントに）を付与できます。
ASC 機能（最大 25 °

角度付マルチユニット・アバットメントと組み合わせ、の自由度を実現（対インプラント埋入軸）
最大 55 °

マルチユニット・アバットメントに装 着 する場 合 、
補 綴用スクリュー MUA オムニグリップミニをドライバー・オムニグリップミニで締め付けます 。
従来より25 ％小径* の小さな角度付きスクリューチャネルにより、咬合面の審美性が向 上します 。
*コニカルコネクションの角度付きスクリューチャネルと比較

OM2

A1 A2 A3 A3.5

B1 B2

C1 C2D2

優れたマテリア ル
VITAシェードガイドに合わせ 10 シェード
（OM2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2）

●

●

高透過性

●

高強度 (>1200MPa)

テクニカルデータ
マテリアル

ZrO 2 3Y-TZP

ビッカース硬度

1300 HV 0.5

カラー

Natural high translucent

熱膨張10.7 x 10 - 6 K -1

密度> 6.04 g/cm 3

熱伝導率

2 W/mK

曲げ強度1,230 MPa

平均線形切片< 0. 4 μm

圧縮強度3,000 MPa

溶解度

< 10 μg/cm 2

弾性係数

205 GPa

ノーベル プロセ ラ ジルコニア インプ ラ ント ブ リッ ジ ナセ ラ

製品カタログ
マシン用 /手用ドライバー・オムニグリップ ＆ ユニグリップ
プラットフォーム

マシン用ドライバー

手用ドライバーアバットメントレベル

マシン用ドライバー オムニグリップミニ 28 mm

手用ドライバー オムニグリップミニ 36 mm

300853300856

マルチユニット
アバットメント

インプラントレベル
インターナル
コニカル・コネクション

インターナルトライ- チャネル・コネクション

エクスターナルヘキサゴン・コネクション

20 mm
300852スクリューの締め付けトルク

ASC機能※

15 Ncm有り（0〜25°）

35 Ncm有り（0〜25°）

20 mm
30085536 mm
300854マシン用ドライバー オムニグリップ 30 ｍｍ

手用ドライバー オムニグリップ 28 ｍｍ

37381

37377

20 mm 25 mm 35 mm
37379
37380 37382

20 mm 36 mm
37376
37378

マシン用ドライバー ユニグリップ 30 ｍｍ

手用ドライバー ユニグリップ 28 ｍｍ

29153

29149

20 mm 25 mm 35 mm
29151
29152
29154

20 mm 36 mm
29148
29150

マシン用ドライバー ユニグリップ 30 ｍｍ

手用ドライバー ユニグリップ 28 ｍｍ

29153

29149

20 mm 25 mm 35 mm
29151
29152
29154

20 mm 36 mm
29148
29150

35 Ncmなし

35 Ncmなし

補綴用スクリュー & アバットメントスクリュー & 技工用スクリュー
プラットフォーム

補綴用スクリュー・オムニグリップミニ

アバットメントレベル

NP/RP/WP

WP（Ex. Hex）

NP/RP/WP

WP（Ex. Hex）

マルチユニット・アバットメント用
スクリュー・オムニグリッフﾟミニ

301203301200301201301202

プラットフォーム

アバットメントスクリュー

インプラントレベル

NPRP

WP

NP

RP

WP

インターナル
コニカル・コネクション用
スクリュー・オムニグリップ

37367

37606

37606

37374

37607

37607

NPRP

WP

6.0NP

RP

WP

28837

28816

28816

28816

エクスターナルヘキサゴン・コネクション用
スクリュー・ユニグリップ

技工用スクリューーーーNPRP

WP

NPRP

31171

28815

28844

37894

37895 (5/pkg)

スクリューの締め付けトルク

ASC機能※

15 Ncm有り）（0〜25°

スクリューの締め付けトルク

ASC機能※

35 Ncm有り（0〜25°）

35 Ncmなし

35 Ncmなし

WPー※ ASC機能 Angulated screw channel：アクセスホールの角度が設定可能

インプラントレベル- メタルアダプター について
コニカル・コネクション・インプラントに装着する場合、アクセスホールに角度（最大 25 °）を付与することができます。
製品には患者用メタルアダプター が付属されています。
技工操作にはラボ用メタルアダプターを別途ご購入いただき、ご使用ください。

NPRPWP

38483

38484

38525

患者用メタルアダプター製品に同梱

保 持 機 能を強 め 、しっかりと保 持されます 。
最 終 調 整 後 に 装 着します 。

Lab用メタルアダプター *Butt joint

別途購入

技 工 操 作 時に着 脱がし 易 いように 保 持 機 能 が弱 めに 設 計され て います 。

38480

38481

*Lab用メタルアダプターおよび技工用スクリューは、患者様の口腔内には使用できません。

一般的名称：歯科用インプラント手術器具
医療機器届出番号：13B1X00052000001
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
医療機器届出番号：13B1X0005200002 1
一般的名称：歯科インプラント技工用器材
医療機器届出番号：13B1X00052000006, 13B1X00052000039
一般的名称：歯科用インプラント補綴用器具
医療機器届出番号：13B1X00052000053
一般的名称：歯科用インプラントアバットメント 医療機器承認番号：21900BZY00015000, 22200BZX00932000一般的名称：歯科用骨内インプラント材
医療機器承認番号：22200BZX00844000
一般的名称：歯科インプラント用上部構造材
医療機器認証番号：224ADBZX00006000

GMT 88251

38482

for Implant Bridge(Non-Engaging)www.nobelbiocare.com

MK418C JP 2312 © Nobel Biocare Services AG, 2023. All rights reserved.

インターナル
トライ-チャネル・コネクション用
スクリュー・ユニグリップ

技工用スクリュー・オムニグリップミニ

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

※ ASC機能 Angulated screw channel：アクセスホールの角度が設定可能Z