超音波工業会規格
Standard of Ultrasonic Manufacturers Association of JapanUSMAJ S-003
超音波用高周波電力計
High frequency Power Meter for Ultrasonic Equipment

2022 年 4 月改正
作 成
超音波工業会技術部会技術委員会
Technical Committee on Ultrasonic Manufacturers Association of Japan
発 行
超音波工業会Ultrasonic Manufacturers Association of Japan

USMAJ Standard

USMAJ S-003

目

次ページ

1 適用範囲 ··································································································································· 1
2 引用規格 ··································································································································· 1
3 用語及び定義 ··························································································································· 14 性能············································································································································ 25 構造············································································································································ 3
6 通常校正法 ······························································································································· 4
7 表示すべき項目 ······················································································································· 88 取扱説明書 ······························································································································· 89 参考文献 ··································································································································· 9
附属書 A（参考）標準校正法 ··································································································· 10
附属書 B（参考）位相補正用コンデンサ ·············································································· 16
解説 ················································································································································ 19

USMAJ Standard

USMAJ S-003

超音波工業会規格

超音波用高周波電力計
High frequency Power Meter for Ultrasonic Equipment
1 適用範囲
この規格は，超音波洗浄機，超音波溶接機，超音波加工機などの超音波応用装置において，超音波発振器から超音波振動子に供給される高周波電力を測定するための超音波用高周波電力計（以下，高周波電力計という。
）について規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版を適用する。
JIS C 1010-1 測定，制御及び研究室用電気機器の安全性―第 1 部：一般要求事項
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1202 回路計
JIS Z 8106 音響用語
JIS Z 8304 銘板の設計
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語の定義は，JIS Z 8106 によるほか，次による。
3.01
アナログ式高周波電力計
超音波発振器から出力された電圧と電流および位相を，アナログ方式の掛け算器を用い 4 象限すべて足合わせ，電力を表示する高周波電力計。アナログ表示の機器とデジタル表示機がある。
3.02
デジタル式高周波電力計
超音波発振器から出力された電圧と電流および位相をサンプリング検出し， 4 象限すべて足し合わせ電力を表示する高周波電力計
3.03
高周波電源信号発生器及び電力増幅部からなる電力発生装置。超音波応用装置では超音波発振器又は発振器という。
3.04
負荷抵抗器
高周波電源及び商用周波数電源から供給される電力を消費するもの。

-1-

USMAJ Standard

USMAJ S-003

3.05
高周波電力
高周波電源から負荷抵抗器又は超音波振動子へ供給される電力。
3.06
力率
高周波電力を測定する位置における電圧及び電流の位相差の余弦。
3.07
標準高周波電力計
標準校正法又は，認定機関で校正した高周波電力計。
3.08
標準電力計
認定機関で校正された 65Hz 以下の電力計及び電力測定装置。
3.09
標準校正法
液体に浸漬した負荷抵抗器に電力を与えて，負荷抵抗器が発する熱量を液体に吸収させ，液体の温度上昇が同一となるように，標準電力計と被校正高周波電力計を置換して校正する方法。
3.10
通常校正法
標準高周波電力計と被校正高周波電力計を比較して校正する方法。
4 性能
高周波電力計の要求性能は，表 1-1 及び表 1-2，表 1-3 による。
表 1-1 アナログ表示アナログ式高周波電力計
種 類
項 目

低周波
低インピーダンス形

測定周波数

負荷インピーダンス

高周波

高インピーダンス形

下限値

5kHz 以下

0.1MHz 以下

上限値

200kHz 以上

1MHz 以上

下限値

10Ω 以下0.1kΩ 以下

2.2Ω 以下

上限値

1kΩ 以上10kΩ 以上

220Ω 以上

下限値

0.3Wrms 以下

1Wrms 以下

上限値

6000Wrms 以上

2000Wrms 以上

最大入力電圧3600Vrms 以上

450Vrms 以上

最大入力電流

20Arms 以上

13Arms 以上

測定電力範囲確 度±3% of F.S

測定可能力率

0.3 以下

測定可能ひずみ率50% 以下

保護装置

過電圧，過電流時の表示

定格動作

連続

周囲温度及び湿度

温度 5℃～35℃，湿度 45％～85％-2-USMAJ Standard

USMAJ S-003
表 1-2 デジタル表示アナログ式高周波電力計
種 類

項 目

低周波
低インピーダンス形

測定周波数

負荷インピーダンス

高周波

高インピーダンス形

下限値

5kHz 以下

0.1MHz 以下

上限値

200kHz 以上

1MHz 以上

下限値

10Ω 以下0.1kΩ 以下

2.2Ω 以下

上限値

1kΩ 以上10kΩ 以上

220Ω 以上

下限値

1Wrms 以下

1Wrms 以下

上限値

5999Wrms 以上

1999Wrms 以上

最大入力電圧3600Vrms 以上

450Vrms 以上

最大入力電流

20Arms 以上

13Arms 以上

確 度±5％RDG±5digit 以下±3％RDG±1％レンジ値±3digit

測定電力範囲

測定可能力率0.3以下

測定可能ひずみ率50%以下

保護装置

過電圧，過電流時の表示

定格動作

連続

周囲温度及び湿度

温度5℃～35℃，湿度45％～85％

表 1-3 デジタル式高周波電力計
項目

測定周波数

測定電力範囲内容

最低値

10kHz 以下

最高値

200kHz 以上

最低値

1Wrms 以下最高値

2000Wrms 以上

表示最低単位

1Wrms 以下

最大入力電圧600Vrms 以上

最大入力電流

20Arms 以上

確度±3％RDG±1％レンジ値±3digit 以下

測定可能最低力率

0.3 以下保護回路

過電圧、過電流時の表示

定格動作

連続

周囲温度及び湿度

温度 5℃～35℃，湿度 45％～85％

5 構造
5.1 一般
機器の安全性は，JIS C 1010-1 によるほか，次による。
a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては 30V 以上，直流にあっては 45V 以上が，人に直接触れないように，被覆又は被いなどの保護処置を施す。

-3-