100mmアナログ記録計。
。
。
成作。
。
録。
構
操
成作
記
な単録
構
操
なル
簡
記
な明な
プ
ル
簡単
鮮ン
明プ
シン
鮮
シ

ペン書式
打点式

EL3000シリーズは、記録有効幅100mmで144×144mmサイズのアナログ記録計です。記録方式は、1、2、3、6打点と1、2、3ペン式を用意しています。
入力と電源の結線を行うだけですぐに記録を開始でき、操作も簡単です。
種類豊富なオプションを用意し、ご使用になる目的・用途に合わせた目盛板、入力範囲、機能を選択して記録計を構成することができます。

100mmアナログ記録計

記録を残す。管理する。記録計の原点を見つめる。
原寸

大

打点 式

■特144×144mmサイズ

長●フリー電源電圧入力
100V ACから240V AC電圧範囲のフリー電源を採用しています。
（ペン書式の50／60Hzはスイッチ切換）●温度目盛はリニア目盛
熱電対入力、測温抵抗体入力の温度目盛は指示値の読み取り性が良いリニア目盛です。
●記録紙送り速さ6速標準装備
標準で記録紙送り速さ6速（5、10、20、40、80、160mm／h）の切換えが可能です。
オプションで5速、時分切換えも用意しています。

●警報設定（打点式：共通警報、ペン書式：入力個別警報）を標準装備
上下限警報を設定することができます。指針位置により警報値を簡単設定。警報発生時には前面LEDが点灯し確認できます。
警報出力をオプションで用意しています。
●CE、UKCAマーキング適合
安全規格のCE、UKCAマーキングに適合しています。
●ユニット構造、軽量化
保守点検が容易なユニット構造を採用し、軽量化（当社従来比50％）を実現しました。

■形式

■入力仕様

2点、3点、6点
測 定 点 数 ：打点式 …1点、ペン書式…1ペン、2ペン、3ペン±27.6mV、±69mV、
基準レンジ種類 ：直流電圧…±13.8mV、±200mV、±500mV、±2V、±5V分圧器内蔵（オプション）±10V、±25V、±50V
直流電流…受信抵抗（250Ω）外付けにて対応（オプション）
熱電対…K、E、J、T、R、B（オプション）
測温抵抗体…Pt100（1997）（測定電流1mA）
入 力 指 定 ：上記基準レンジより指定
打点式 …単目盛（標準）、2重目盛（オプション）
ペン書式…単目盛（基準動作条件にて、精 度 定 格 ：入力スパンの±0.5％
入力により例外規定あり）
指 示 不 感 帯 ：入力スパンの0.3％
E、J、T…±1.0℃以下（23℃±10℃）
基準点補償精度 ：K、±2.0℃以下（0〜50℃）（基準点補償内部の場合上記誤差を精度に加算）●打点式・1ペン式
EL3□□□−□ □ □入力点数・記録方式
D1： 1点（打点式）
D2： 2点（打点式）
D3： 3点（打点式）
D6： 6点（打点式）
P1： 1点（1ペン式）
入力種類
5： 熱電対・直流電圧入力
7： 測温抵抗体入力
熱電対バーンアウト付き
・直流電圧分圧器＊1
内蔵入力（オプション）＊2
入力および目盛板（オプション）
0： 標準入力＋標準目盛板
1： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準目盛板2： 標準入力＋標準外目盛板■記録仕様
3： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）
記 録 方 式：打点式 …各点各色インクパッド打点記録＋標準外目盛板
ペン書式…各ペン各色カートリッジペン記録
警報出力（オプション）平 衡 時 間：入力スパン移動…約2秒
0： なし
記
録
色：打点式 …1 赤、
2 青、
3 緑、
4 スミレ、
5 紫、6茶1： 警報出力 2点
ペン書式…1 赤、
2 緑、3青＊3
チャートスピードおよびバーンアウト（オプション）
記録
紙：折りたたみ式 全幅114mm、全長10m、0： 標準6速＋バーンアウトなし有効記録幅100mm
1： 標準6速＋上限バーンアウト
紙 送 り 速 さ：6速切換 5、10、20、40、80、160mm／h（標準）
2： 標準6速＋下限バーンアウト
ペ ン リ フ ト：手動（全ペン一括ペンアップ／ダウン）
A： 5速時分切換え＋バーンアウトなし（ ペン 書 式 ）B： 5速時分切換え＋上限バーンアウト■指示仕様
C： 5速時分切換え＋下限バーンアウト●2ペン式・3ペン式

EL3□ □ □ □−□ □ペン入力点数
F： 2ペン
G： 3ペン＊2
第1ペン入力および目盛板（オプション）
0： 標準入力＋標準目盛板
1： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準目盛板2： 標準入力＋標準外目盛板
3： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準外目盛板＊2
第2ペン入力および目盛板（オプション）
0： 標準入力＋標準目盛板
1： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準目盛板2： 標準入力＋標準外目盛板
3： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準外目盛板＊2
第3ペン入力および目盛板（オプション）
N：なし（2ペン仕様の場合）
0： 標準入力＋標準目盛板
1： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準目盛板2： 標準入力＋標準外目盛板
3： 標準外入力（電流入力、分圧器内蔵含む）＋標準外目盛板
警報出力（オプション）
0：なし
2： 警報出力 4点／6点（2ペン式：4点、3ペン式：6点）＊3
チャートスピードおよびバーンアウト（オプション）0： 標準6速＋バーンアウトなし
1： 標準6速＋上限バーンアウト
2： 標準6速＋下限バーンアウト
A： 5速時分切換え＋バーンアウトなし
B： 5速時分切換え＋上限バーンアウト
C： 5速時分切換え＋下限バーンアウト＊1： 分圧器内蔵、熱電対・測温抵抗体バーンアウトのオプションは入力種類「7」のみ＊2： 標準外入力、標準外目盛板は入力、目盛要指定。
打点式は2重目盛まで対応可能
2ペン式、3ペン式で熱電対入力を含む場合、第1ペンを熱電対入力に指定＊3： バーンアウトは、熱電対入力、測温抵抗体入力に対して全点一括指定

アナログ指 示：目盛板および指針
目盛
板：打点式 …最大2重目盛（最小分割80等分）
ペン書式…単目盛（最小分割80等分）＊熱電対、測温抵抗体はリニア目盛■警報仕様

警 報 表 示：目盛板に貼り付けた警報指標と指針の位置で確認
警報発生時LED点灯（全点共通OR出力表示）
警 報 種 類：上下限警報
警 報 設 定：上限、下限個別設定
警 報 出 力：a接点 打点式 …全点共通（オプション ）ペン書式…各点個別（コモン共通）
最大接点容量 2A（抵抗負荷）、0.5A（誘導負荷）■一般仕様

定格電源電圧：100−240V AC、50／60Hz
電源スイッチ付き
消 費 電 力：打点式 …最大12VA（100V AC）
最大22VA（240V AC）
ペン書式…最大30VA（100V AC）
最大40VA（240V AC）
使 用 条 件：基準動作条件…周囲温度範囲 21〜25℃
周囲湿度範囲 45〜65％rh
電源電圧 100V AC±1％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、前傾0°、後傾0°
ウオームアップ時間 30分以上
正常動作条件…周囲温度範囲 0〜50℃
周囲湿度範囲 20〜80％rh
電源電圧 90〜264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右0〜10°、前傾0°、後傾0〜20°
取 付 方 法：パネル埋め込み取り付け質
量：打点式、1ペン式 …約1.6kg（フルオプション）
2ペン式、3ペン式…約2.6kg（フルオプション）■対応規格

E M C 指 令：EN61326-1適合
安Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±500μVに相当する指示値が変動することがあります。

全：EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2UKCA）
環 境 規 制：RoHS（CE、環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

■オプション仕様

K熱電E

対J
T
R0 〜

測 温 抵 抗 体0000000000000−500000000−20−50−50

記録紙番号

盛

最小目盛

100EM-001

2〜 250℃〜 300℃〜 400℃〜 600℃〜 800℃〜 1000℃〜 1200℃〜 200℃〜 300℃〜 300℃〜 400℃〜 200℃〜 300℃〜 150℃〜 1400℃〜 1600℃〜 100℃〜 150℃〜 200℃〜 300℃〜 500℃〜 80℃〜 50℃〜 150℃

EL05096EL05010EL05009
EL05081EL05121EL05157
EL05116EL05047EL05010EL05010EL05009
EL05047EL05010EL05007
EL05137EL05147EL05052
EL05034
EL05047EL05010EL05048EL05035
EL05006
EL05007

551010102020
555105552020
225510225

オプション名紙 送り速さ
5速切換え 5、10、20、40、80mm／min、
h切換え
時 分 切 換え記 録 紙 16 m 全長15.6m記録紙■外形寸法●打点式・1ペン式

取付具

60※

K、
E、
J、
T、
R：IEC584,JIS C1602-1995
Pt100：IEC751（1995）、JIS C1604-1997●パネルカット内 容警報の接点出力が可能
警報リレー…メカリレーａ接点
打点式：2出力（コモン共通）警 報 出 力ペン書式：各点個別2出力（コモン共通）最大接点容量…250V AC 2A、30V DC 2A（抵抗負荷）
250V AC 0.5A、30V DC 0.5A（誘導負荷）を付属
直流電流入力 電圧入力に対応した受信抵抗（250Ω）±5Vを超え±50V以下の入力に対して分圧器（1／1000）
分圧器内蔵を内蔵（打点式、1ペン式は入力種類「7」のみ）
最小目盛幅 … 直流電圧 10mV DC幅以上
熱電対 K 250℃幅以上
標準外入力
E、J、
T 200℃幅以上
R 800℃幅以上
測温抵抗体 100℃幅以上
標準外目盛板 標準入力目盛以外の目盛板
２ 重 目 盛 2種類の目盛で入力を測定（各目盛は連続したチャンネル（打 点 式） のみ）
熱電対入力、測温抵抗体入力のセンサ断線判定機能
バーンアウト 全点一括で上限または下限指定、並列運転不可（打点式、1ペン式は入力種類「7」のみ）

15357

直 流 電 圧

0 〜 10mV
0 〜 20mV
0 〜 50mV−5 〜 5mV−10 〜 10mV
1 〜 5V目※149
137

入力種類

144

●標準入力・記録紙番号

144

24

●複数台取付時の最小取付間隔●2ペン式・3ペン式

20018127.3
170

取付具※137

161

※200

144

138 ＋10138＋10144

25230
250

単位：mm※取付具寸法●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年5月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
葉 ☎043（224）8371
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）（代） FAX052（561）2683☎052（581）7595
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）（代） FAX06（6386）7202☎06（6385）7031
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福
岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081

I 00
Cat.No. CR-42-08 May. '23-01 Printed in Japan ◯