Notice d’instruction

Important
Veuillez lire attentivement ce « Notice d’instruction » ainsi que le« Manuel d’installation » (tome séparé) afin de vous familiariser avec
ce produit et de l’utiliser efficacement et en toute sécurité.
Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.
• Pour le réglage et les paramètres du moniteur, consultez le « Manueld’installation ».
• Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au produit,
dont le « Notice d’instruction », reportez-vous à notre site web :http://www.eizoglobal.com

Français

Moniteur couleur LCDSYMBOLES DE SECURITE
Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent desinformations critiques. Veuillez les lire attentivement.

AVERTISSEMENTATTENTION

Le non respect des consignes données
dans un message AVERTISSEMENT
peut entraîner des blessures sérieusesou même la mort.

Le non respect des consignes données dans
un message ATTENTION peut entraîner desblessures et/ou des dommages au matériel ou
au produit.

Indique une consigne AVERTISSEMENT ou PRÉCAUTION. Par exemple, le symbole
un risque de « choc électrique ».
Indique une action interdite. Par exemple, le symbole
Indique une action obligatoire. Par exemple, le symbole

indiquesignifie « Ne pas démonter ».
signifie « Relier l’appareil à la terre ».

Ce produit a été spécialement réglé pour l’utilisation dans la région dans laquelle il a d’abord été livré.
Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans lesspécifications.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou
transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sansl’autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.
EIZO Corporation n’est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d’accord préalable passéavant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pourgarantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques
techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

2﻿PRECAUTIONSIMPORTANT• Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les
performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en
cas d’utilisation dans une région différente de celle prévue à l’origine.
• Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l’appareil, veuillez lire attentivement cettesection ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur.

Emplacements des étiquettes de sécurité
Français

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Symboles sur l’appareil
SymboleSignification du symbole

Commutateur
Appuyez pour éteindre le moniteur.
d’alimentation principal :Commutateur
Appuyez pour allumer le moniteur.
d’alimentation principal :Touche d’alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
Courant alternatif
Avertissement sur les dangers electriques
ATTENTION :Référez-vous à « SYMBOLES DE SECURITE » (page 2).

Marquage DEEE :Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux
peuvent être recyclés.

Marquage CE :Marque de conformité aux dispositions des directives et/ou
règlements de l’Union européenne (UE).

FabricantDate de fabrication
Dispositif médical européen
Importateur européen
Représentant autorisé en Suisse

PRECAUTIONS

3

AVERTISSEMENT
Si de la fumée provient du moniteur, que celuici sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre représentant local
EIZO.
Il peut être dangereux d’utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.
Ne démontez pas la carrosserie et ne modifiez pas le moniteur.
Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un chocélectrique ou une brûlure.
Confiez toute intervention à un technicien qualifié.
Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l’ouverture ou la dépose des capots vous expose à unrisque d’incendie, de choc électrique ou de dégâts à l’appareil.
Eloignez les petits objets ou les liquides de l’appareil.
L’introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilationde la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à
l’appareil.
Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l’intérieur del’appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l’appareil par
un technicien qualifié avant de l’utiliser à nouveau.
Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.
Il y a risque de chute de l’appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou
endommager l’appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et demandez
conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l’appareil après une chute peut entraîner un
incendie ou un choc électrique.
Utilisez l’appareil dans un endroit approprié.
Sinon, cela peut entraîner des dommages à l’appareil, un risque d’incendie ou de chocélectrique.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Ne pas utiliser dans aucun moyen de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
• Ne pas installer l’appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
• Ne pas placer dans un lieu où de l’eau peut être projetée sur l’écran (salle de bains, cuisine,etc.).
• Ne pas installer l’appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d’eau.
• Ne pas placer l’appareil près des dispositifs de chauffage ou d’humidification.
• Ne pas placer à un endroit où l’appareil est soumis à la lumière directe du soleil.
• Ne pas placer dans un environnement contenant des gaz inflammables.
• Ne pas exposer aux gaz corrosifs (dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde d’azote,chlore, ammoniac et ozone).
• Ne pas exposer aux environnements poussiéreux, aux composants qui accélèrent lacorrosion de l’air ambiant (chlorure de sodium ou soufre, par exemple), aux métaux
conducteurs, etc.

Gardez les sacs plastique d’emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d’étouffement.
Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur une prise secteur standard dans votre
pays.
Assurez-vous d’utiliser une tension nominale compatible avec le cordon secteur. Sinon, cela peut entraîner
un risque d’incendie ou de choc électrique.
Alimentation : 100-240 VCA 50/60 Hz
Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche
exclusivement.
Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon etentraîner un incendie ou un choc électrique.

4

PRECAUTIONSAVERTISSEMENT
L’appareil doit être relié à une prise avec terre.
Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d’incendie ou de chocélectrique.
Utilisez la tension correcte.
• Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec une tension spécifique. La connexion à une tension
autre que celle spécifiée dans ce « Mode d’emploi » peut déclencher un incendie, provoquer une déchargeélectrique ou endommager l’équipement.
Alimentation : 100-240 VCA 50/60 Hz• Ne surchargez pas les circuits d’alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.
• Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
• Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d’utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.
Sinon, l’appareil peut se séparer ce qui pourrait l’endommager ou causer une blessure. Avant l’installation,
veillez à ce que les bureaux, les murs ou toute autre surface d’installation possèdent la résistancemécanique suffisante. Si l’appareil a subi une chute, demandez conseil à votre représentant local EIZO.
Toute utilisation de l’appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.
Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.
Les cristaux liquides sont toxiques. En cas de contact de la peau avec le panneau,lavez immédiatement à grande eau. Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux
ou votre bouche, rincez immédiatement abondamment avec de l’eau et consultez unmédecin.
Les voyants de rétroéclairage fluorescent contiennent du mercure (les produits équipés devoyants de rétroéclairage avec DEL ne contiennent pas de mercure). Jetez-les conformément auxréglementations locales ou nationales en vigueur.
Une exposition au mercure peut avoir des effets sur le système nerveux, incluant des tremblements, despertes de mémoire et des maux de tête.

PRECAUTIONS

5

Français

Cessez d’utiliser tout cordon secteur endommagé. L’utilisation d’un cordon défectueux
peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
Pour la sécurité électrique, ne pas connecter ou déconnecter le cordon secteur en présence depatients.
Ne touchez pas au cordon secteur ni à laVous risqueriez un choc électrique.

ATTENTION
Procédez avec précaution pour transporter l’appareil.
Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l’appareil. Il est dangereux de déplacer
l’appareil avec son cordon secteur ou les câbles branchés. Vous risquez de vous blesser.
Transportez ou placez l’appareil selon la procédure spécifiée pour une utilisation correcte del’appareil.
• Lors du transport de l’appareil, saisissez-le et maintenez-le fermement par le bas, comme illustré ci-dessous.
• Les moniteurs d’une taille de 30 pouces et au-delà sont lourds. Lors du déballage et/ou du transport du moniteur,
assurez-vous qu’au moins deux personnes sont présentes.

Une chute de l’appareil pourrait l’endommager ou causer des blessures.

N’obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.
• Ne placez jamais d’objets sur les fentes de ventilation.
• N’installez pas le moniteur dans un espace mal aéré ou trop exigu.
• N’utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l’envers.

Toutes ces utilisations risquent d’obstruer les fentes de ventilation, d’empêcher une
circulation d’air normale ou d’entraîner un incendie ou d’autres dégâts.
Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.
Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peutcauserun choc électrique.
Utilisez une prise électrique facilement accessible.
Ceci vous facilitera le débranchement de l’appareil en cas de problème.
Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise d’alimentation et de la fente de ventilation
du moniteur.
L’accumulation de poussière, d’eau ou d’huile sur la fiche peut entraîner un incendie.
Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.
Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil durant un certain temps, débranchez le cordon
d’alimentation de la prise murale après avoir mis l’appareil hors tension, pour des raisons desécurité et d’économie d’énergie.
Ce produit est destiné à être placé à proximité des patients mais non en contact direct avec eux.
Pour les utilisateurs résidant en Suisse ou sur le territoire de l’un des pays de l’EEE :Tout incident grave en lien avec l’appareil doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente
de l’État membre où l’utilisateur et/ou le patient résident.

6

PRECAUTIONSAvertissement concernant le moniteur
Utilisation prévue
Ce produit a été conçu pour être utilisé pendant l’affichage et le visionnement d’images numériquespour l’examen et l’analyse par des praticiens médicaux formés. L’affichage n’est pas conçu pour lamammographie.
Attention• Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent
manuel.
• Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :- Cordons d’alimentation fournis avec le produit- Câbles de signalisation spécifiés par nos soins• Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

• Lisez attentivement les « PRECAUTIONS » (page 3) et suivez à tout moment les instructions.
• Lors de l’installation du moniteur sur un support, veillez à laisser un espace suffisant à l’arrière, audessus et sur les côtés du moniteur.

• Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l’écran.
• Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d’adhérer aubas du support en raison de la composition du caoutchouc. Contrôlez la surface de la table avant
utilisation.

Entretien• La qualité d’affichage des moniteurs est affectée par le niveau de qualité des signaux d’entrée etla dégradation du produit. Il est conseillé d’effectuer des vérifications quotidiennes et des tests
périodiques de constance pour respecter les normes/directives médicales en fonction de votre
application. L’utilisation du logiciel de contrôle qualité du moniteur RadiCS vous permet d’effectuer
un contrôle qualité total de haut niveau qui respecte les normes/directives médicales.
• 15 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques.
Veuillez attendre au moins 15 minutes après avoir mis en marche le moniteur ou après sa sortie dumode d’économie d’énergie, puis réglez le moniteur.
• Les moniteurs devraient être réglés à une luminosité inférieure pour réduire les changements
de luminosité causés par une utilisation à long terme et maintenir un affichage stable. Procédez
régulièrement à des tests de régularité et, si nécessaire, à un étalonnage. Pour plus de détails,
reportez-vous au manuel d’utilisation du RadiCS et du logiciel de contrôle de la qualité pour lemoniteur RadiCS LE.
• Pour conserver la précision de mesure du capteur avant intégré, effectuez une corrélation
périodique avec RadiCS/RadiCS LE• Des pièces (telles que la dalle LCD) peuvent se détériorer à long terme. Vérifiez régulièrement si
elles fonctionnement normalement.
• Lorsque l’image de l’écran change après que la même image est restée affichée pendant une
période prolongée, une image rémanente risque de s’afficher. Utilisez l’économiseur d’écran ou la
Avertissement concernant le moniteur

7

Français

Conditions d’installation

fonction d’économie d’énergie pour éviter d’afficher la même image pendant une période prolongée.
• Si le moniteur affiche un contenu en continu sur une longue période, des taches sombres ou desbrûlures sont susceptibles d’apparaître sur l’écran. Afin d’optimiser la durée de vie d’un moniteur,nous vous conseillons de l’éteindre régulièrement.
• La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l’écran s’assombrit ou se brouille,
prenez contact avec votre représentant local EIZO.
• Le panneau peut comporter des pixels défectueux. Ces pixels se présentent sous forme de points
plus sombres ou plus lumineux sur l’écran. C’est une caractéristique du panneau LCD, et n’est pas
une défaillance du produit.
• N’appuyez pas violemment sur le panneau ou sur les bords, vous risqueriez d’endommager
l’affichage en laissant du moirage, etc. Une pression continue sur le panneau peut le détériorer ou
l’endommager. (Si des marques de pression restent sur le panneau, affichez un écran noir ou blanc
sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.)• Ne rayez et n’appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager
le panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.
• Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce
augmente rapidement, de la condensation peut se former à l’intérieur et à l’extérieur du moniteur.
Dans ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation.
Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

Nettoyage
Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger
sa durée de vie.
Attention• N’utilisez pas de produits chimiques de manière fréquente. Les produits chimiques tels que l’alcool et lessolutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant, ternir et atténuer la carrosserie ou dupanneau et détériorer la qualité de l’image.
• N’utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager lacarrosserie ou le panneau.
• Ne laissez pas les produits chimiques entrer en contact direct avec le moniteur.
Remarque• L’outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de l’écran.

Essuyez doucement toute saleté présente sur le meuble ou le panneau à l’aide d’un chiffon doux
imprégné d’un peu d’eau ou de l’un des produits chimiques énumérés ci-dessous.

Produits chimiques autorisés pour le nettoyage
Nom de la substance

Éthanol
Alcool isopropylique
Chlorhexidine
Hypochlorite de sodium
Chlorure de benzalkonium
Alkyldiaminoéthylglycine
Glutaraldéhyde
Glutaraldéhyde

Nom du produit

Éthanol
Alcool isopropylique
Hibitane
PureloxWelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28

Pour un confort d’utilisation du moniteur• Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10
minutes toutes les heures.
• Regardez l’écran à une distance et sous un angle appropriés.

8

Avertissement concernant le moniteurTABLE DES MATIERESPRECAUTIONS...................................................... 3
IMPORTANT............................................................... 3

Avertissement concernant le moniteur............... 7
TABLE DES MATIERES.......................................... 9
Chapitre 1 Introduction...................................... 10
1-1.

Caractéristiques...........................................10

1-2.

Contenu de l’emballage...............................11

1-3.

1-4.

Commandes et fonctions.............................12

1-5.

Résolutions compatibles.............................13

Français●●

EIZO LCD Utility Disk...................................11
Contenu du disque et présentation du logiciel....11
Utilisation de RadiCS LE.................................11

Chapitre 2 Raccordement.................................. 14
2-1.

Câbles de raccordement..............................14

2-2.

Utilisation du bus USB(Universal Serial Bus)...................................17● Environnement système requis.......................17● Procédure de connexion(Configuration de la fonction USB).................17

Chapitre 3 Configuration................................... 18
3-1.

Régler la hauteur et l'angle de l'écran........18

3-2.

Fixation du bras............................................19

Chapitre 4 Dépannage....................................... 20
Chapitre 5 Specifications.................................. 21
5-1.

Liste des spécifications...............................21

5-2.

Principaux réglages par défaut.................. 22

5-3.

Dimensions................................................... 23

5-4.

Accessoires.................................................. 23

Chapitre 6 Glossaire.......................................... 24
Annexe.................................................................. 26
Marque commerciale.............................................. 26
Licence / Droit d’auteur.......................................... 27
Normes médicales.................................................. 27
Informations sur la CEM......................................... 28
Déclaration de conformité à la FCC...................... 32

Recycling Information/
Informationen zum Thema Recycling/
Informations sur le recyclage/Сведения по утилизации..................................... i

TABLE DES MATIERES

9

Chapitre 1 Introduction
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un moniteur couleur LCD EIZO.

1-1. Caractéristiques• 21,3 pouces• Prend en charge une résolution de 2 M de pixels (Portrait : 1200 × 1600 points (H × V))• Utilise un panneau à contraste élevé (1400 : 1).
Permet d’afficher des images très nettes.öglicht die Anzeige scharfer Bilder• Applicable au DisplayPort (applicable à 8 bits ou 10 bits, non applicable aux signaux audio)• La fonction guirlande est incluse, permettant de raccorder plusieurs monitors avec le câble
DisplayPort.
Une carte graphique prenant en charge DisplayPort1.2 est nécessaire. Pour de plus amples informations,consultez le site Web EIZO. http://www.eizoglobal.com• La fonction CAL Switch permet à l’utilisateur de sélectionner le mode d’affichage optimal en
fonction de l’image affichée.
Reportez-vous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

• Ecran de sélection compatible avec DICOM (page 24) Part 14.
• Le logiciel de contrôle de qualité « RadiCS LE » utilisé pour calibrer le moniteur et pour gérer
l’historique est inclus.
Voir « 1-3. EIZO LCD Utility Disk » (page 11).

• Fonction d’économie d’énergie

Cet appareil est doté d’une fonction d’économie d’énergie.

- Consommation d’énergie de 0 W lorsque l’alimentation est hors tension
Equipé d’un commutateur d’alimentation principal.
Si vous n’utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l’alimentation secteur afin que l’électricité soit
complètement coupée.

- Capteur présence

Le capteur situé sur la face avant du moniteur détecte les mouvements d’une personne. Lorsqu’unepersonne s’éloigne du moniteur, il entre automatiquement en mode d’économie d’énergie et aucune image
n’est affichée à l’écran. Par conséquent, cette fonction permet de réduire la consommation électrique.
Voir Reportez-vous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

• Conception compacte et légère• Panneau LCD à rétroéclairage par DEL à longue durée de vie• Capteur de lumière ambiante intégré

Selon l’environnement, le capteur indique parfois des valeurs différentes de celles mesurées par unluminancemètre autonome. L’utilisation de ce capteur nécessite le logiciel de contrôle de qualité “RadiCS/
RadiCS LE” et la mesure est toujours
déclenchée par la commande de l’utilisateur dans le menu correspondant.
Pour plus de détails sur la valeur mesurée et comment effectuer la mesure, reportez-vous au Manueld’utilisation RadiCS/RadiCS LE (sur le CD-ROM).

10

Chapitre 1 Introduction

1-2. Contenu de l’emballage
Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d’emballage. Contactez
votre revendeur local si l’un des éléments est manquant ou endommagé.
Remarque• Veuillez conserver le carton et les matériaux d’emballage pour les réutiliser lors d’un déplacement ultérieur dumoniteur.
• Moniteur• Cordon d’alimentation• Câble USB : UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Mode d’emploi (ce manuel)• Câble de signal numérique : PP300
DisplayPort - DisplayPort

Français• Câble de signal numérique : DD300
DVI-DVI (Single Link)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Un CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk » est fourni avec le moniteur. Le tableau suivant présente lecontenu du disque et l’ensemble des logiciels.

● Contenu du disque et présentation du logiciel

Le disque comprend un logiciel de contrôle qualité et le manuel d’utilisation. Lisez le fichier Readme.
txt sur le disque pour connaître les procédures de démarrage des logiciels ou d’accès aux fichiers.
Contenus

Présentation

Fichier Readme.txt
RadiCS LE (pour Windows)

Logiciel de contrôle de qualité destiné à calibrer le moniteur et gérer
l’historique des calibrages.

Manuel d’installation de ce moniteur (fichier PDF)
« Mode d’emploi » de ce moniteur (fichier PDF)

● Utilisation de RadiCS LE

Pour l’installation et l’utilisation de RadiCS LE, reportez-vous au manuel d’installation contenu dans ledisque.
Pour utiliser ce logiciel, vous devez brancher un ordinateur au moniteur à l’aide du câble USB fourni(voir « 2-2. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus) » (page 17)).
Remarque• L’utilisation de la communication DDC vous permet d’utiliser RadiCS LE sans le câble USB. Pour de plus
amples informations sur la façon de configurer la communication DDC, consultez le Manuel d’installation (surle CD-ROM).

Chapitre 1 Introduction

11

1-4. Commandes et fonctions
1

2

Env. 30˚

12
13

6

15

14
Menu Ajustage*1

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Capteur frontal intégré(Mobile)Utilisé pour le calibrage et la Vérif. niv. gris.

2. Capteur de lumière ambiante

Pour mesurer l’éclairage de l’environnement.

3. Capteur présence

Détecte les mouvements d’une personne se trouvant devant le moniteur.

4. Touches de fonctionnement

Affiche le menu. Pour effectuer les opérations souhaitées, suivez le guide.

5. Touche
6. Port USB aval
7. Port USB amont
8. Connecteur DVI-D
9. Connecteur d’entrée
DisplayPort
10. Connecteur de sortie
DisplayPort
11. Connecteur d’alimentation
12. Pied
13. Commutateur d’alimentation
principal
14. Fente pour le verrouillage desécurité
15. Enveloppe de câbles

• Pour mettre sous/hors tension.
• Indique l’état de fonctionnement du moniteur.
Vert: En fonctionnement, Orange: Mode d’économie d’énergie,ARRÊT: Alimentation/Arrêt
Permet de brancher un périphérique USB.
Permet de brancher un câble USB lors de l’utilisation du logiciel nécessitant uneconnexion USB ou lors de l’utilisation de la fonction de concentrateur USB.
Raccordez-le au PC.
Raccordez-le au PC. Pour configurer une connexion en guirlande, raccordez lecâble au connecteur de sortie d’un moniteur en amont.
Pour configurer une connexion en guirlande, raccordez le câble au connecteurd’entrée d’un moniteur en aval.
Permet de connecter le cordon d’alimentation.
Permet d’ajuster la hauteur et l’angle de l’écran du moniteur.
Permet de mettre le moniteur sous/hors tension. : Désactivé : Activé
Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
Protège les câbles du moniteur.

*1 Pour le mode d’emploi, reportez-vous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

12

Chapitre 1 Introduction

111-5. Résolutions compatibles
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.

Résolution

Fréquence debalayage vertical

720 × 400
70 Hz
640 × 480
60 Hz
800 × 600
60 Hz
1024 × 768
60 Hz
1280 × 1024
60 Hz
1200 × 1600
60 Hz
1600 × 1200
60 Hz
*1 Il est aussi approprié pour le 10 bits.

DisplayPort*1
affichage
paysageportrait
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

√ : Pris en charge

affichage
portrait
√
√
√
√
√
-

DVI
paysage
√
√
√
√
√
√

Français

Chapitre 1 Introduction

13

Chapitre 2 Raccordement
2-1. Câbles de raccordement
Attention• Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
• Pour le remplacement du moniteur existant par ce moniteur, reportez-vous au chapitre « 1-5. Résolutions
compatibles » (page 13) et configurez l’ordinateur de sorte que ses paramètres correspondent aux besoins dece moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical. Et ce, avant de connecter l’ordinateur.

1. Tournez l'écran du moniteur de 90˚ dans le sens des aiguilles d'une montre.
La position paysage est l'orientation par défaut du moniteur.
Attention• Avant de tourner l'écran du moniteur, levez-le à la position la plus haute.

2. Raccorder les câbles de signal.

Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles. Après avoir raccordé le câble DVI, serrez
les attaches pour fixer le connecteur.
Connexion à un ordinateur uniqueAttention• Les connecteurs DisplayPort du moniteur sont composés d'une entrée

et d'une sortie.

un moniteur à un ordinateur, branchez le câble sur le connecteur d’entrée

Câble de signal :DD300

Câble de signal : PP300

14

Chapitre 2 Raccordementou. Pour connecterConnexion à plusieurs ordinateurs
Pour de plus amples informations sur la façon de commuter les signaux d'entrée, consultez le Manueld'installation (sur le CD-ROM).

FrançaisCâble de signal : DD300

Câble de signal : PP300

Connexion en chaîne de plusieurs moniteurs
Attention• Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes graphiques
pouvant être utilisés pour la connexion en guirlande : http://www.eizoglobal.com• Retirez le capuchon
avant de raccorder le câble de signal.

Raccordement à un ordinateur
Câble de signal : PP300

Câble de signal : PP300

Câble de signal : PP200

Chapitre 2 Raccordement153. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur et le connecteurd’alimentation sur le moniteur.

4. Connectez le câble USB si vous utilisez RadiCS LE.

Pour de plus amples informations sur le raccordement au port USB amont, consultez « 2-2. Utilisation
du bus USB (Universal Serial Bus) » (page 17).
Raccordement au moniteur

Raccordement à un ordinateur

Remarque• L’utilisation de la communication DDC vous permet d’utiliser RadiCS LE sans le câble USB. Pour de plus
amples informations sur la façon de configurer la communication DDC, consultez le Manuel d'installation (surle CD-ROM).

5. Appuyez sur

pour mettre le moniteur sous tension.

L'indicateur d'alimentation du moniteur s'allume en vert.

6. Mettez en marche le PC.
L'image d'écran apparaît.

Si une image n'apparaît pas, consultez « Chapitre 4 Dépannage » (page 20) pour obtenir desconseils supplémentaires.
Attention• Pour l'économie d'énergie maximale, il est conseillé de mettre le bouton d'alimentation en position arrêt. Si
vous n'utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l'alimentation secteur ou débrancher la fiche électriqueafin que l'électricité soit complètement coupée.
Remarque• Afin de prolonger la durée de vie du moniteur et de réduire la détérioration de la luminosité ainsi que laconsommation électrique, procédez comme suit :- Activez la fonction d’économie d’énergie de l'ordinateur.
- Éteignez le moniteur et le PC après les avoir utilisés.

16

Chapitre 2 Raccordement

2-2. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus)Ce moniteur est équipé d’un concentrateur compatible USB. Raccordé à un ordinateur compatible USBou à un autre concentrateur USB, il se comporte comme un concentrateur USB en permettant laconnexion à des périphériques USB.

● Environnement système requis• Un ordinateur équipé d’un port USB ou un autre concentrateur USB raccordé à un ordinateurcompatible USB.
• Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP ou Mac OS X
10.2 ou versions ultérieures• Câble USB
Attention● Procédure de connexion (Configuration de la fonction USB)

1. Raccordez d’abord le moniteur à un ordinateur à l’aide du câble de signal, puis mettez l’ordinateur
sous tension.
2. Raccordez le câble USB fourni entre le port USB aval d’un ordinateur compatible USB (ou d’unconcentrateur USB) et le port USB amont du moniteur.
La fonction de concentrateur USB est automatiquement configurée au moment de la connexion du câbleUSB.

3. Permet de raccorder le périphérique USB au port USB aval du moniteur.
Port USB
aval

Port USB
amont

Chapitre 2 Raccordement

17

Français• Ce moniteur peut ne pas fonctionner correctement selon l’ordinateur, le système d’exploitation et lespériphériques utilisés. Pour toute information sur la compatibilité USB de vos périphériques, contactez leurs
fabricants.
• Les équipements connectés au port USB en aval continuent de fonctionner lorsque le moniteur est en moded’économie d’énergie ou lorsqu’il est éteint via son bouton d’alimentation. Par conséquent, la consommationd’énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés, même si ceux-ci sont en mode d’économied’énergie.
• Si le commutateur d’alimentation principal est réglé sur Arrêt, le périphérique raccordé au port USB nefonctionne pas.

Chapitre 3 Configuration
3-1. Régler la hauteur et l'angle de l'écran
Tenez les bords gauche et droit du moniteur avec les deux mains et réglez la hauteur, l'inclinaison et lepivotement de l'écran aux meilleures conditions pour travailler.

Attention• Après avoir effectué le réglage, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et passez-les dans lesupport de câble.

18

Chapitre 3 Configuration

3-2. Fixation du bras
Un bras en option (ou un pied en option) peut être fixé en retirant la section du pied. Pour connaître lesbras optionnels pris en charge (ou les pieds optionnels), consultez le site Web EIZO :http://www.eizoglobal.com
Attention

Procédure

1. Posez le moniteur LCD sur un tissu doux étalé sur une surface stable avec lasurface de l’écran tournée vers le bas.

2. Enlevez le pied.

Préparez un tournevis. Desserrez les vis (quatre) fixant l’appareil et le pied à l’aide du tournevis.

3. Fixez le bras ou le pied au moniteur.

Utilisez les vis retirées à l’étape 2 pour fixer le bras (ou le pied) au moniteur.

Chapitre 3 Configuration

19

Français• Fixez le bras ou pied conformément aux instructions de son manuel d’utilisation.
• Avant d’utiliser un bras ou un pied d’une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un produit
conforme à la norme VESA.
- Espacement entre les trous de vis : 100 mm × 100 mm- Support VESA du bras ou du pied, dimensions externes : 122 mm × 122 mm ou moins- Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l’exception du pied) et les accessoires tels que lescâbles.
• Lors de l’utilisation du bras ou du support d’un autre fabricant, utilisez les vis suivantes pour le fixer.
- Vis fixant le pied au moniteur• Si vous utilisez un bras ou un pied, fixez-le selon les angles suivants d’inclinaison du moniteur.
- Haut 45˚, bas 45˚ (en cas d’orientation portrait et en cas de rotation à 90° dans le sens horaire inverse pourl’affichage en paysage)• Raccordez les câbles après avoir fixé le bras ou pied.
• Une fois le pied retiré, ne le manipulez pas vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous blesser ou
d’endommager l’appareil.
• Le moniteur et le bras ou pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en les laissanttomber.
• Vérifiez périodiquement le serrage des vis. Si elles ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur risque de se
détacher du bras, ce qui risque de provoquer des blessures ou d’endommager l’équipement.

Chapitre 4 Dépannage
Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre
représentant local EIZO.
Problème

Cause possible et solution

1. Aucune image• Le témoin de fonctionnement ne s’allume pas.

• Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement
branché.
• Activez le commutateur d’alimentation principal.
• Appuyez sur .
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

• Le témoin de fonctionnement s’allume en vert.

• Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste »ou « Gain » dans le menu Ajustage. Pour en savoir plus,
reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Coupez l’alimentation du moniteur, puis rétablissez-là
quelques minutes plus tard.

• Le témoin de fonctionnement s’allume enorange.

• Le témoin de fonctionnement clignote enorange et vert.

2. Le message ci-dessous s’affiche.

20• Changez le signal d’entrée . Pour en savoir plus,
reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
• Vérifiez si l’ordinateur est sous tension.
• Lorsque le Capteur présence est réglé sur « Marche »,il se peut que le moniteur entre en mode d’économied’énergie. Approchez-vous du moniteur.
• Vérifiez si le câble de signal est connecté àpour l’entrée
du signal DisplayPort.
est utilisé pour la sortie quandune connexion en guirlande est configurée.
• Coupez l’alimentation du moniteur, puis rétablissez-là
quelques minutes plus tard.
• Connectez via le câble de signal spécifié par EIZO.
Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.
• En cas de connexion à DisplayPort, passez la version de
DisplayPort à 1.1. Pour en savoir plus, reportezvous au
Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
Ce message s’affiche lorsque le signal n’entre pas
correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.

• Ce message s’affiche si aucun signal n’entre.
Exemple :• Le message illustré à gauche risque de s’afficher, étant
donné que certains ordinateurs n’émettent pas de signal
dès leur mise sous tension.
• Vérifiez si l’ordinateur est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
• Changez le signal d’entrée . Pour en savoir plus,
reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• En cas de connexion à DisplayPort, passez la version de
DisplayPort à 1.1.
• Vérifiez si le câble de signal est connecté àpour l’entrée
du signal DisplayPort.
est utilisé pour la sortie quandune connexion en guirlande est configurée.
• Coupez l’alimentation du moniteur, puis rétablissez-là
quelques minutes plus tard.

• Le message indique que le signal d’entrée est
en dehors de la bande de fréquence spécifiée.
Exemple :• Vérifiez que l’ordinateur est configuré de façon à
correspondre aux besoins du moniteur en matière derésolution et de fréquence de balayage vertical (voir « 1-5.
Résolutions compatibles » (page 13)).
• Redémarrez le PC.
• Sélectionnez un réglage approprié à l’aide de l’utilitaire dela carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pourplus d’informations.

Chapter 4 Dépannage

Chapitre 5 Specifications
5-1. Liste des spécifications
Panneau LCD

Type

RX250

IPS (Anti-éblouissement)

RX250-AR

IPS (Anti-reflet)

LED

Taille54,0 cm (21,3 pouces)Résolution

2 M pixels (Orientation portrait : 1200 points × 1600 lignes (H × V))

Taille de l'affichage(H × V)

324,0 mm × 430,0 mm (Orientation portrait)

Espace entre pixels

0,270 mm

Couleurs de l'écran

10 bits (DisplayPort) : 1073,74 millions de couleurs (Max.)

Français

Rétroéclairage

8 bits (DVI) : 16,77 millions de couleursAngles de visionnage(H / V, standard)

178˚ / 178˚

Luminosité recommandée 400 cd/m2

Signaux vidéo

USB
Alimentation

Temps de réponse(typique)

20 ms (noir -> blanc -> noir)

Bornes d'entrée

DVI-D (Single Link) × 1, DisplayPort × 1

Borne de sortie

DisplayPort × 1

Fréquence de balayage
numérique(H / V)

31 kHz - 100 kHz / 59 Hz - 61 Hz (TEXTE VGA : 69 Hz - 71 Hz)
Mode de synchronisation des trames : 59 Hz - 61 Hz

Fréquence de point

25,0 MHz - 164,5 MHz

Port

Port amont × 1, Port aval × 2

Norme

USB Specification Revision 2.0

Entrée100 - 240 VCA +/-10 %, 50/60 Hz, 0,80 A - 0.35 A

Consommation électrique 79 W ou moins
maximale

Caractéristiques
physiques

Mode économie d'énergie 1,0 W ou
moins

(Si l'entrée DVI est utilisée, aucun périphérique USB
n'est connecté, « Détection auto entrée » :« Arrêt », « Veille » : « Haut », « DDC » : « Arrêt »,« DC5V Output » : « Arrêt », « DP Power Save » :« Marche », « Version DisplayPort » : « 1.1 », aucune
charge externe n'est connectée)

Mode veille

1,0 W oumoins

(Si aucun périphérique USB n'est connecté, « DP
Power Save » : « Marche », « DC5V Output » :« Arrêt », « Version DisplayPort » : « 1.1 », « DDC » :« Arrêt », aucune charge externe n'est connectée)Dimensions

361,0 mm × 510,5 - 600,5 mm × 267,0 mm ( L × H × P ) (Inclinaison: 30˚)

Dimensions (Sanssupport)361 mm × 465 mm × 78 mm ( L × H × P )Poids net

Environ 8,2 kg

Poids net (Sans support)

Environ 5,4 kg

Plage de réglage de lahauteur

90 mm (Inclinaison : 0˚)

Inclinaison

Haut 30˚, bas 5˚

Pivotement

70˚

Rotation

90˚ (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour affichage
portrait)

Chapitre 5 Specifications

21

Conditions defonctionnement
Conditions
de transport/
stockage

Température

0 ˚C à 35 ˚C (32 ˚F à 95 ˚F)

Humidité

20 % à 80 % H.R. (sans condensation)

Pression atmosphérique

540 hPa à 1060 hPa

Température-20 ˚C à 60 ˚C (32 ˚F à 95 ˚F)

Humidité

10 % à 90 % H.R. (sans condensation)

Pression atmosphérique

200 hPa à 1060 hPa

5-2. Principaux réglages par défautCAL Switch Mode : Le réglage de l'affichage par défaut en usine est le mode DICOM.
Mode

Luminosité

Température

Valeur gamma

Hybrid Gamma PXL

400 cd/m

27500 K

DICOM

Arrêt

400 cd/m

27500 K

2.2

Arrêt

3-CAL2300 cd/m

27500 K

DICOM

Arrêt

4-CustomEnviron 300 cd/m2

7500 K

2.2- (Désactiver)

2

sRGB

sRGB

- (Désactiver)26500 K

2.2- (Désactiver)

1-DICOM
2-CAL15-sRGB

Environ 250 cd/m6-TextEnviron 100 cd/mAutres Fonctions
Agrandissement d'image

Point par point

Détection auto entréeArrêt

VeilleHaut

Indicateur

4

Capteur présenceArrêt

LanguesEnglish*1

Logo à l'écran

Arrêt

Rotation d'image*1

Portrait

DDC*1

DC5V Output

Auto
*1

Arrêt

DP Power Save*1

Arrêt

*1

MarcheAvert. niv. grisSharpness Recovery*1

Version DisplayPort*1

Marche1.2*1 Ces menus ne peuvent pas être réinitialisés par « Réinit. moniteur ». Reportez-vous au Manueld'installation (sur le CD-ROM).

22

Chapitre 5 Specifications

5-3. Dimensions

78

45

5˚

(600.5)30˚

Unité : mm

70˚

(267)
(15.7)(17.7)(130.5)100(130.5)(182.5)361
325.6

Français(17.7)

4xM4100(182.5)

90

13

17.5

(15.7)(430.5-520.5)
433.6
465
(482.5-572.5)

˚
90
281

32.5
200

5-4. Accessoires
Kit de calibrage
Logiciel de gestion du contrôle dequalité en réseau
Kit de nettoyage
Panneau de protection LCD

EIZO « RadiCS UX1 » Ver. 4.4.2 ou ultérieure
EIZO « RadiCS Version Up Kit » Ver. 4.4.2 ou ultérieure
EIZO « RadiNET Pro » Ver. 4.4.2 ou ultérieure
EIZO « RadiNET Pro Lite » Ver. 4.4.2 ou ultérieure
EIZO « ScreenCleaner »EIZO « RP-915 »Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires et les informations relatives
aux dernières cartes vidéo compatibles, consultez notre site web. http://www.eizoglobal.com

Chapitre 5 Specifications

23

Chapitre 6 Glossaire
Connexion en guirlandeMéthode de connexion de deux ordinateurs ou plus à un PC dans une guirlande.

DDC (Display Data Channel)
Norme VESA standardisant l’échange interactif des informations de réglage, etc. entre un
ordinateur et le moniteur.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
La norme DICOM a été mise au point par l’American College of Radiology et la National Electric
Manufacturers Association aux Etats-Unis.
Les appareils compatibles DICOM permettent le transfert d’images et d’informations médicales. Le
document DICOM Part 14 définit l’affichage d’images médicales numériques en niveaux de gris.

DisplayPort
Il s’agit de la norme des interfaces pour les signaux d’images standardisés en accord avec VESA.
Elle a été développée dans le but de remplacer les interfaces conventionnelles DVI et analogiques.
Elle peut permettre de transmettre des signaux de haute résolution et des signaux sonores, nonpris en charge par DVI. Les connecteurs de taille standard et mini ont été normalisés.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI est une norme d’interface numérique. L’interface DVI permet la transmission directe desdonnées numériques du PC sans perte.
Ceci inclut le système de transmission TMDS et les connecteurs DVI. Il existe deux types deconnecteurs DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé à l’entrée de signaux numériques.
L’autre est le connecteur DVI-I qui accepte des signaux numériques et analogiques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM est une fonction d’économie d’énergie adaptée à l’interface numérique. Les états
« moniteur allumé » (mode de fonctionnement normal) et « actif éteint » (mode économie d’énergie)sont indispensables pour le mode d’alimentation DVI DMPM du moniteur.

Gain
Cette fonction est utilisée pour régler chaque paramètre de couleur pour le rouge, le vert et le bleu.
Un moniteur LCD peut afficher des couleurs en faisant passer la lumière par le filtre coloré dupanneau. Le rouge, le vert et le bleu sont les trois couleurs primaires. Toutes les couleurs affichéesà l’écran sont une combinaison de ces trois couleurs. Le ton peut être modifié en réglant l’intensitéde lumière (volume) traversant le filtre de chaque couleur.

Gamma
Généralement, la luminosité du moniteur varie de façon non linéaire selon le niveau du signal
d’entrée ; c’est ce qu’on appelle la « caractéristique Gamma ». Une valeur gamma faible génère
une image peu contrastée alors qu’une valeur gamma élevée augmente le contraste de l’image.

24

Chapitre 6 Glossaire

sRGB (Norme RGB)
Norme internationale pour la reproduction couleur et l’espace couleur sur des dispositifs
périphériques (tels que moniteurs, imprimantes, appareils photos numériques, scanners). C’est une
forme simple d’harmonisation des couleurs sur Internet, qui permet d’afficher les couleurs en
utilisant des tons proches de ceux des dispositifs de transmission et de réception.

Résolution
Le panneau LCD est constitué d’un grand nombre de pixels d’une taille spécifiée qui s’allument
pour former l’image affichée à l’écran. Le moniteur est constitué de 1200 pixels horizontaux et de1600 pixels verticaux. A une résolution de 1200 × 1600 (Orientation portrait), tous les pixels sontéclairés comme un plein écran (1:1).

Température

Chapitre 6 Glossaire

Français

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée
généralement en degrés Kelvin. L’écran devient rougeâtre à basse température et bleuâtre à
température élevée, comme la température de la flamme.
5000 K : blanc légèrement rougeâtre
6500 K : blanc appelé couleur en lumière naturelle
9300 K : blanc légèrement bleuté25

Annexe
Marque commerciale
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont desmarques commciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et dans d’autres
pays.
Le logo DisplayPort Compliance et VESA sont des marques déposées de Video Electronics Standards
Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR et Photoshop sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
AMD Athlon et AMD Opteron sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook et
QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One et X-Rite sont des marques déposées ou des marques commerciales de X-Rite
Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
ColorVision et ColorVision Spyder2 sont des marques déposées de DataColor Holding AG aux ÉtatsUnis.
Spyder3 et Spyder4 sont des marques commerciales de DataColor Holding AG.
ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine de Protection de l’Environnement aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.
GRACoL et IDEAlliance sont des marques déposées de International Digital Enterprise Alliance.
Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.
NEC est une marque déposée de NEC Corporation.
PC-9801 et PC-9821 sont des marques commerciales de NEC Corporation.
NextWindow est une marque commerciale de NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core, Pentium et Thunderbolt sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux ÉtatsUnis et dans/ou dans d’autres pays.
PowerPC est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
PlayStation est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
PSP et PS3 sont des marques commerciales de Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer est une marque déposée de RealNetworks, Inc.
Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc.
TouchWare est une marque commerciale de 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, Xbox 360 et Internet Explorer sont des marques
déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
YouTube est une marque déposée de Google Inc.
Firefox est une marque déposée de la fondation Mozilla.
Kensington et MicroSaver sont des marques déposées d’ACCO Brands Corporation.
EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor et
ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d’autres pays.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator,
UniColor Pro et Re/Vue sont des marques commerciales de EIZO Corporation.
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

26

AnnexeLicence / Droit d’auteur
Une police bitmap round gothic gras utilisée pour les caractères affichés au dessus de ce produit est
conçue par Ricoh.

Normes médicales• Le système final doit être conforme aux exigences de la norme IEC60601-1-1.
• Les appareils électriques peuvent émettre des ondes électromagnétiques susceptibles d’interférer,de limiter ou de dégrader le fonctionnement du moniteur. Installez l’appareil dans un environnement
contrôlé où ces effets néfastes sont évités.

Classement du matériel
Type de protection contre les chocs électriques : Classe I
Classe EMC: EN60601-1-2:2015 groupe 1 Classe B
Classification du matériel médical (UE) : Classe I
Mode de fonctionnement : continu
Classe IP : IPX0

Français-Annexe27

Informations sur la CEM
Les appareils de la gamme RadiForce possèdent des performances qui leur permettent d’afficher
correctement les images.

Environnements d’utilisation prévue
Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à être utilisés dans des établissements
professionnels tels que les cliniques et les hôpitaux.
Les environnements suivants ne conviennent pas à l’utilisation de la gamme RadiForce :• Les environnements de soins de santé à domicile• À proximité des équipements chirurgicaux à hautes fréquences tels que les couteauxélectrochirurgicaux• À proximité des appareils de thérapie à ondes courtes• Dans les salles blindées contre les émissions RF des équipements médicaux des systèmes d’IRM• Dans des environnements spéciaux blindés• Installés dans les véhicules, y compris les ambulances.
• Autres environnements spéciaux

AVERTISSEMENT
Les appareils de la gamme RadiForce requièrent que des précautions spéciales soient prises
concernant la CEM et ils doivent être installés. Vous devez lire attentivement les « Informations surla CEM » et les « PRÉCAUTIONS » de ce document, et observer les instructions suivantes lors del’installation et de l’utilisation de l’appareil.
Les appareils de la gamme RadiForce ne doivent pas être utilisés à proximité d’autres appareils ouêtre superposés sur de tels appareils. Toutefois, s’il est nécessaire d’utiliser un appareil RadiForcedans de telles conditions, vous devez vérifier si cet équipement ou ce système fonctionne
normalement avec la configuration RadiForce.
Lors de l’utilisation d’un équipement de communication RF portable, maintenez-le à une distancede 30 cm (12 pouces) ou supérieure de toute partie de l’appareil, y compris les câbles des appareilsde la gamme RadiForce. Sinon, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cetappareil.
Toute personne raccordant des appareils supplémentaires aux éléments d’entrée ou de sortie dessignaux, dans le cadre de la configuration d’un système médical, est responsable de la conformité
du système aux exigences de la norme IEC/EN60601-1-2.
Assurez-vous d’utiliser les câbles attachés à l’appareil ou les câbles spécifiés par EIZO.
L’utilisation de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par EIZO pour cet équipement pourrait
entraîner une augmentation des interférences électromagnétiques ou une diminution de l’immunitéélectromagnétique de cet équipement ainsi qu’un mauvais fonctionnement.
CâblesCâbles EIZO
désignésLongueur decâble max.

Blindé

Noyau de ferrite

Câble de signal(DisplayPort)

PP300 / PP2003m

Blindé

Avec noyaux de ferrite

Câble de signal(DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Blindé

Avec noyaux de ferrite

Câble USB

UU300 / MD-C93

3m

Blindé

Avec noyaux de ferrite

3m

Non blindé

Sans noyaux de ferrite

Cordon d’alimentation (avec mise à la terre)28

AnnexeDescriptions techniques
Émissions électromagnétiques

Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test desémissions

Conformité

Émissions RF
CISPR11 / EN55011

Groupe 1

Émissions RF
CISPR11 / EN55011

Classe B

La gamme RadiForce utilise l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement
interne.
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles deprovoquer des interférences dans un appareil électronique situé à proximité.
La gamme RadiForce convient à une utilisation dans tous les établissements, ycompris les établissements à usage privé et ceux qui sont directement raccordés au
réseau public d’électricité basse tension alimentant des bâtiments à usage privé.

Français

ÉmissionsClasse Dd’harmoniques
CEI / EN61000-3-2
Variations de tension / Conformeémissions descintillement
CEI / EN61000-3-3

Environnement électromagnétique – instructions

Immunité électromagnétique
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité suivants selon les exigences des tests relatifs aux
environnements d’établissements de santé professionnels spécifiés dans la norme IEC/EN60601-1-2.
Les clients et les utilisateurs de la gamme RadiForce doivent s’assurer que la gamme RadiForce est utilisée dans lesenvironnements suivants :Test d’immunité

Niveau de test pourles environnementsd’établissements
de santé
professionnels

Décharge±8 kV de décharge parélectrostatiquecontact(DES)±15 kV de décharge dans
CEI / EN61000-4-2
l’air
Coupures / décharges ±2 kV pour les lignes
électriques de courte d’alimentationdurée±1 kV pour les lignes
CEI / EN61000-4-4
d’entrée / de sortie
Surtension±1 kV phase à phase
CEI / EN61000-4-5±2 kV phase à terre

Niveau deconformité

Environnement électromagnétique –instructions±8 kV de décharge parcontact±15 kV de décharge dansl’air
±2 kV pour les lignes
d’alimentation±1 kV pour les lignes
d’entrée / de sortie±1 kV phase à phase±2 kV phase à terre

Le sol doit être en bois, en béton ou recouvert
de carrelage. Si le sol est recouvert d’unmatériau synthétique, l’humidité relative doitêtre au moins égale à 30 %.
La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier traditionnel.
La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier traditionnel.

0 % UT (100 % creux dans 0 % UT (100 % creux dans La qualité de l’alimentation secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
UT) 0,5 cycle et 1 cycle
UT) 0,5 cycle et 1 cycle
70 % UT (30 % creux dans 70 % UT (30 % creux dans commercial ou hospitalier traditionnel. Si
l’appareil de la gamme RadiForce doitUT) 25 cycles
UT) 25 cycles
0 % UT (100 % creux dans 0 % UT (100 % creux dans fonctionner en continu malgré les coupuresd’électricité du secteur, il est recommandé deUT) 5 sec
UT) 5 sec
l’alimenter avec un onduleur ou une batterie.
Champs
30 A/m30 A/mLes champs magnétiques induits parmagnétiques induits (50 / 60 Hz)
fréquence réseau doivent respecter les niveauxpar fréquence réseau
caractéristiques d’un environnement commercial
CEI / EN61000-4-8
ou hospitalier traditionnel. L’appareil durant
son utilisation doit être maintenu à au moins
15 cm de la source d’alimentation de champs
magnétiques induit par fréquence réseau.

Creux de tension,
coupures de courant
et fluctuations
de la tension del’alimentationélectrique
CEI / EN61000-4-11

Annexe29

Immunité électromagnétique
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité suivants selon les exigences des tests relatifs aux
environnements d’établissements de santé professionnels spécifiés dans la norme IEC/EN60601-1-2.
Les clients et les utilisateurs de la gamme RadiForce doivent s’assurer que la gamme RadiForce est utilisée dans lesenvironnements suivants :Test d’immunité

Niveau de test pourles environnementsd’établissements
de santé
professionnels

Niveau deconformité

Perturbations conduites, 3 Vrms
induites par champs RF de 150 kHz à 80 MHz
CEI / EN61000-4-6
6 VrmsBandes ISM entre
150 kHz et 80 MHz

3 VrmsChamps RF rayonnés
CEI / EN61000-4-3

3 V/m

3 V/m
de 80 MHz à 2,7 GHz

Environnement électromagnétique –instructions

Les systèmes de communication portables etmobiles RF ne doivent pas être utilisés à une
distance d’un appareil de la gamme RadiForce,
câbles compris, inférieure à celle calculée àpartir de l’équation applicable à la fréquence del’émetteur.
Distance de séparation recommandéed = 1,2 √P

6 Vrmsd = 1,2 √P, de 80 MHz à 800 MHz
d = 2,3 √P, de 800 MHz à 2,7 GHz« P » désigne la puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur transmetteur en watts(W) d’après le fabricant du transmetteur, et« d » représente la distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L’intensité du champ des émetteurs RF fixes,
déterminée par une étude électromagnétique dusite a), doit être inférieure au niveau de conformité
dans chaque bande de fréquences b).
Des interférences peuvent se produire à proximitéd’appareils marqués du symbole suivant.

Remarque 1 UT représente la tension du courant alternatif du secteur avant application du niveau de test.
Remarque 2 Entre 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences la plus élevée s’applique.
Remarque 3 Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF
peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption
et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
Remarque 4 Les bandes ISM entre 150 kHz et 80 MHz sont les suivantes : de 6,765 MHz à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à
13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz, et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.
a) L’intensité du champ ne peut pas être calculée avec précision pour les émetteurs fixes, tels que les stations de téléphones radio(cellulaire/sans fil) et de radios mobiles terrestres, les postes de radio amateur, la radiodiffusion AM ou FM ou la télédiffusion.
Pour évaluer l’environnement électromagnétique créé par des transmetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doitêtre envisagée. Si l’intensité du champ mesurée sur le lieu d’utilisation de l’appareil RadiForce dépasse le niveau de conformité
RF applicable ci-dessus, il est indispensable de vérifier si l’appareil fonctionne normalement. En cas de performances
anormales avérées de l’appareil RadiForce, vous pouvez également envisager de le réorienter ou de le déplacer.
b) Au-dessus de la bande de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

30

AnnexeDistances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables ou
mobiles et les appareils de la gamme RadiForceLes appareils de la gamme RadiForce sont conçus pour les environnements électromagnétiques dont les perturbations RFémises sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil RadiForce peut contribuer à la prévention des interférencesélectromagnétiques en conservant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables ou mobiles(transmetteurs) et les appareils de la gamme RadiForce.
L’immunité avec les champs de proximité provenant des équipements de communication RF sans fil suivants a été confirmée :Fréquence Largeur dede testbande a)
(MHz)
(MHz)

Service a)

Modulation b)

Distance Niveau
Puisdede test Niveau desance
séparation CEI /conformité
maximaleminimale EN60601
(V/m)
(W)
(m)
(V/m)

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

0,2

0,3

9

9

Modulation par
impulsions b)
18 Hz

2

0,3

28

28

Modulation par
impulsions b)
217 Hz

2

0,3

28

28

Modulation par
impulsions b)
217 Hz

2

0,3

28

28

5 240
Modulation par
0,20,3
impulsions b)
5 500
217 Hz
5 785a) Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.

99de 380 à 390

TETRA 400450

de 430 à 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

de 704 à 787

Bandes LTE 13,
17

810
870
930

de 800 à 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Bande LTE 5

1 720
1 845
1 970

de 1 700 à 1 990 GSM 1800 ;CDMA 1900 ;GSM 1900 ;DECT ;
Bandes LTE 1, 3,
4 et 25 ;UMTS
de 2 400 à 2 570 Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Bande LTE 7
de 5 100 à 5 800 WLAN 802.11 a/n

2 450

b)

Français

Modulation par
impulsions b)
18 Hz
FM
Écart de ± 5 kHz
Sinus 1 kHz
Modulation par
impulsions b)
217 Hz385

Les fréquences porteuses sont modulées à l’aide un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

Les appareils de la gamme RadiForce sont conçus pour les environnements électromagnétiques dont les perturbations
RF émises sont contrôlées. Pour les autres équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs),la distance minimale entre les équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et l’appareilde la gamme RadiForce en fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication, comme
indiqué ci-dessous.

Puissance nominalede sortie maximale dutransmetteur
(W)

0,01

Distance de séparation en fonction du transmetteur de fréquence(m)de 150 kHz à 80 MHz
de 80 MHz à 800 MHz
de 800 MHz à 2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P

0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale ne figure pas ci-dessous, la distance de séparation
recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, « P »représentant la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur en watts (W) préconisée par le fabricant du transmetteur.
Remarque 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences la plus élevées’applique.
Remarque 2 Il est possible que ces recommandations ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Annexe31

Déclaration de conformité à la FCC
For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only
FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party

EIZO Inc.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO
Model: RadiForce RX250

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to thefollowing two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) thisdevice must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment oﬀ and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures.
* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
* Connect the equipment into an outlet on a circuit diﬀerent from that to which the receiver isconnected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.
Note
Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keepinterference within the limits of a Class B digital device.
- AC Cord- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian NoticeThis Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

32

AnnexeEnglish

Recycling Information/Informationen zum Thema Recycling/
Informations sur le recyclage/Сведения по утилизации
Recycling Information

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.
http://www.swico.ch

DeutschThis product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country’s
legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor oran affiliate in your country.
The contact addressees are listed on the EIZO website below.
http://www.eizoglobal.com

Informationen zum Thema Recycling

Informations sur le recyclage
Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation devotre pays, afin de réduire l’impact sur l’environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un
distributeur ou une société affiliée de votre pays.
Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.
http://www.eizoglobal.com
Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d’obtenir des informations sur lerecyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto
medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor ouna filial de su país.
Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.
http://www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio
Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per
ridurre l’impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio
paese.
Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.
http://www.eizoglobal.com
Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.
http://www.swico.chÅtervinningsinformation
När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera
miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.
Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.
http://www.eizoglobal.com
﻿iРусский

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:
http://www.swico.ch

Français

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden.
Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in
Ihrem Land.
Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.
http://www.eizoglobal.comΠληροφορίες ανακύκλωσηςΤο προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσίατης χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε μεέναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.
Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.
http://www.eizoglobal.com

Сведения по утилизацииПо истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт иутилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить
вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь кдистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.
Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.
http://www.eizoglobal.com

Informatie over recycling
Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycledvolgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact
opnemen met een distributeur of een partner in uw land.
De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.
http://www.eizoglobal.com

Informação sobre reciclagem
Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu paíspara reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.
Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.
http://www.eizoglobal.com

Oplysninger om genbrug
Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med
lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du
kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.
Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO’s websted nedenfor.
http://www.eizoglobal.com

Kierrätystä koskevia tietoja
Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen
vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.
Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.
http://www.eizoglobal.com

Wykorzystanie surowców wtórnych
Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub
partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.
http://www.eizoglobal.comii﻿Informace o recyklaci

Ringlussevõtu alane teaveÚjrahasznosítási információ

Français

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani,
hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy
országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.
A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán találhatók felsorolva:
http://www.eizoglobal.com

DeutschKeskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teieriigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.
Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:
http://www.eizoglobal.com

EnglishPři likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby
nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo
pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
http://www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju

Informácie o recyklácii
Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie
životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo
vašej krajine.
Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:
http://www.eizoglobal.com

Pārstrādes informācija
Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām
attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vaipārstāvniecību jūsu valstī.
Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.
http://www.eizoglobal.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą
Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti grąžinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės
aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią
gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.
Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.
http://www.eizoglobal.com

﻿iiiРусский

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno
zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali
podružnico.
Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:
http://www.eizoglobal.com

Информация относно рециклиранеПри изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите навашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите оттози продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящиза това във вашата страна.
Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informaţie referitoare la reciclare
Acest produs, când debarasat, trebuie colectat şi reciclat conform legislaţiei ţării rspective ca să reducem
sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactaţi un distribuitor sau un afiliatal ţării respective.
Adresele de contact le găsiţi pe pagina de web al EIZO:
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com

Geri Dönüşüm Bilgisi
Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması
ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya
ilgili kuruluşla temasa geçiniz.
İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
http://www.eizoglobal.comiv﻿153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2017 - 2022 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0L952H1
IFU-RX250-5
8th Edition - March 10th, 2022 Printed in Japan.