低温用小形校正装置
優れた実用性で、−100〜155℃までの温度校正を実現

測温抵抗体、熱電対の現場校正に活躍！

簡易切替ボタン

視認性が高く扱いやすいコントロールパネル（DBシリーズ・Z制御モデルを採用）

KT−H503
KT−H504
KT−H504S■特長●−100〜155℃校正が可能
スターリング冷凍機を採用した校正温度−100〜50℃タイプ、ペルチェ素子を使用した校正温度−30〜155℃タイプ、短い温度センサに対応した校正温度−20〜155℃タイプをご用意しました。
●昇温・降温時間を短縮
KT-H503 （−100〜50℃タイプ）： 23℃→−100℃ 約40分
KT-H504 （−30〜155℃タイプ）：−30℃→ 155℃ 約20分
KT-H504S（−20〜155℃タイプ）：−20℃→ 155℃ 約20分
●優れた安定性、温度分布
KT-H503 （−100〜50℃タイプ）：±0.03℃/30分
KT-H504 （−30〜155℃タイプ）：±0.02℃/30分
0.1℃以内（底部〜40mm）
KT-H504S（−20〜155℃タイプ）：±0.02℃/30分
0.2℃以内（底部〜40mm）●簡易温度設定
簡易切替ボタンで、あらかじめ設定した8点の温度の切り替えが可能です。
●校正成績書を発行（オプション）
本装置はオプションとして校正装置にチノー校正成績書を付けることができます。
●JCSS校正証明書の発行（オプション）
計量法トレーサビリティ制度に基づくJCSS校正証明書の発行が可能です。

■測定構成例

実用標準白金測温抵抗体
R900-F25AD

被校正
温度センサ

PV

SV

PORTABLE TEMPERATURE CALIBRATOR

Precision Thermometer

PC アプリケーション

高精度温度計CAB-F201

KT−H503低温用小形校正装置■仕様形式

KT−H503

KT−H504■外形寸法

KT−H504S−30〜155℃※（周囲温度23℃時）

校 正 温 度 範 囲 −100〜50℃

KT-H503／KT-H504／KT-H504S−20〜155℃※（周囲温度23℃時）●KT−H503

約30分（23℃→−30℃） 約20分（23℃→−20℃）
昇 降 温 時 間 約40分（23℃→−100℃）
約20分（−30℃→155℃）約20分（−20℃→155℃）（±0.5℃到達）
約40分（−100℃→50℃）
約15分（155℃→23℃） 約20分（155℃→23℃）
安定するまでの時間）
安 定 時 間 15分（設定温度に到達後、±0.02℃

SV

PORTABLE TEMPERATURE CALIBRATOR

KT-H503

PVOVERHEATSV

ERROR AERROR B
No.SEL

516554温 度 安 定 性 ±0.03℃
温度分布（底部〜40mm） 0.1℃以内

PV±0.02℃
0.2℃以内RS-232C

Z制御
温 度 制 御 方 式 加熱冷却非干渉制御、

POWER

特殊加工可
均 熱 ブ ロ ッ ク 着脱式：標準形均熱ブロック7種より選択、195mm以上
100mm以上
被校正温度センサ 205mm以上

KT-H503100-240V 50-60Hz 270VA MAX

AC INPUTSERIAL NO.
DATE

CHINO CORPORATIONMADE IN JAPAN

184

300

PV

SV

239（230）定 格 電 源 電 圧 100〜240V AC 50/60Hz 100〜120/200〜240V AC 50/60Hz指定
150VA（100V AC時） 350VA（100V AC時）
最大消費電力270VA（240V AC時） 450VA（240V AC時）
約7.0kg
質量 約12kg

PORTABLE TEMPERATURE CALIBRATOR
KT-H504

PVOVERHEATSV

ERROR AERROR B
No.SEL

184※KT-H504／KT-H504Sの低温側（−30℃／−20℃）
は周囲＋1℃で校正温度＋1℃※（277●KT−H504／KT−H504S

温度表示分解能 0.1℃/0.01℃
通信インターフェイス RS-232C■測定データ（KT-H503の場合）

MODEL
POWER

RS-232CPOWER

AC INPUTFUSE300）
内はKT-H504S

単位：mm■均熱ブロック種類

校正に使用する均熱ブロックは着脱式になっており、校正を行うセンサに合わせて交換することができます。
また、特殊品の製作もできます。

●降温時間と整定時間
4020
Temperature (℃)

0−60

Cooling time 37min.

−80
−60

Stabilization time 42min.

−80−100−1200102030405060①②③⑤⑥⑦④7080
Time (minute)●−100℃の安定性0.1△ T (℃)

0.05−100℃ Stability 0.015℃p-p0●均熱ブロック測定孔詳細−0.05−0.1051015202530Time (minute)△ T from bottom (℃)＋50℃

0.15−20℃−100℃

0.10−0.05010203040KT-H503 KT-H504 KT-H504S

標準器外径

測定孔×本数③ KT-H5TB-03 KT-H5TB-23 KT-H5TB-33 φ3.2/φ4.8mm φ5.0mm×1、φ3.4mm×6④ KT-H5TB-04 KT-H5TB-24 KT-H5TB-34 φ3.2/φ4.8mm φ5.0mm×1、φ3.4mm×4、φ2.0mm×40.050.00

記 号

φ7.6mm 1、φ6.6mm×1、φ5.0mm×1、① KT-H5TB-01 KT-H5TB-21 KT-H5TB-31 φ3.2/φ4.8mm φ3.4mm×1×② KT-H5TB-02 KT-H5TB-22 KT-H5TB-32 φ3.2/φ4.8mm φ5.0mm×2、φ3.4mm×4●温度分布（縦方向）0.20No.

5060
Depth (mm)⑤ KT-H5TB-05 KT-H5TB-25 KT-H5TB-35

φ4.8mm

⑥ KT-H5TB-06 KT-H5TB-26 KT-H5TB-36

φ3.2mmφ5.0mm×1、φ2.0mm×8
φ3.4mm×1、φ2.0mm×12⑦ KT-H5TB-07 KT-H5TB-27 KT-H5TB-37

φ3.2mm

φ3.4mm×7

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年5月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
葉 ☎043（224）8371
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）（代） FAX052（561）2683☎052（581）7595
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 : ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）（代） FAX06（6386）7202☎06（6385）7031
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081
I 63
Cat.No. CX-116-07 May. '23-01 Printed in Japan ◯