Navodila za uporabo

Barvni LCD monitor

Pomembno
Pred uporabo preberite Navodila za uporabo in Priročnik za
namestitev.
• Za nastavitve in prilagoditve monitorja glejte priročnik za namestitev.
• Najnovejše informacije o izdelku, vključno z navodili za uporabo, so na
voljo na naši spletni strani.
www.eizoglobal.com

VARNOSTNI SIMBOLI
V tem priročniku in na tem izdelku so uporabljeni varnostni simboli, navedeni v nadaljevanju.
Označujejo pomembne informacije. Skrbno jih preberite.
Neupoštevanje informacij v OPOZORILU lahko povzroči hude poškodbe ter
ogrozi življenje.

OPOZORILO
Neupoštevanje informacij v poglavju POZOR lahko povzroči zmerne
poškodbe in/ali škodo na lastnini ali izdelku.

POZOR
Prikazuje opozorilo ali pozor. Na primer,»električnega šoka«.
Prikazuje prepovedano dejanje. Na primer,

prikazuje nevarnost

pomeni »Ne razstavljajte«.

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen.
Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v specifikacijah.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, shraniti v sistem za iskanje ali ga
prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko ali kako
drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja korporacije EIZO.
Družba EIZO Corporation ni dolžna hraniti zaupnih predloženih materialov ali informacij,
razen če se predhodno ne dogovorijo na podlagi prejema omenjenih informacij od družbe
EIZO Corporation. Čeprav smo si po najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da ta priročnikvsebuje najnovejše informacije, upoštevajte, da se lahko specifikacije produkta EIZO
spremenijo brez predhodnega obvestila.
2PREVIDNOSTNI UKREPIPREVIDNOSTNI UKREPIPomembno
Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen.
Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v
specifikacijah.
Za osebno varnost in pravilno vzdrževanje skrbno preberite poglavje »PREVIDNOSTNIUKREPI« in opozorila o monitorju.

Mesto opozoril

Simboli na enoti
SimbolTa simbol prikazuje
Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da izklopite električno napajanje
monitorja.
Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da vklopite električno napajanje monitorja.
Gumb vklop/izklop: Pritisnite, da vklopite ali izklopite napajanje monitorja.
Izmenični tok
Opozorilo nevarnosti električnega šokaPOZOR: Glejte VARNOSTNI SIMBOLI [} 2]Oznaka OEEO: Izdelek je treba odstraniti ločeno; materiali se lahko reciklirajo.

Oznaka CE: Oznaka skladnosti EU v skladu z določbami Direktive Sveta in/ali
Uredbe (EU).
Proizvajalec
Datum proizvodnje
Pozor: zvezno pravo (ZDA) predpisuje, da sme to napravo prodajati oz. naročiti
samo zdravstveni delavec z licenco.
Medicinski pripomoček v EU

3

PREVIDNOSTNI UKREPISimbolTa simbol prikazuje
Uvoznik v EU
Oznaka, ki označuje skladnost s predpisi Združenega kraljestva
Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
Pooblaščeni zastopnik v Švici
Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti

4

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILOOPOZORILO
Če enota začne oddajati dim, smrdi po zažganem ali oddaja čudne zvoke, nemudoma
izklopite vse električne priključke in za nasvet stopite v stik s svojim predstavnikom EIZO.
Poskus uporabe okvarjene enote lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.

OPOZORILONe razstavljajte ali spreminjajte enote.
Odpiranje omarice lahko povzroči električni udar ali opekline zaradi visokonapetostnih
ali visokotemperaturnih delov. Spreminjanje enote lahko povzroči požar ali električni
šok.

OPOZORILO
Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje.
Izdelka ne skušajte popraviti sami, saj lahko z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov povzročitepožar, električni šok ali poškodbo opreme.

OPOZORILO
Držite enoto vstran od tujkov ali tekočin.
Kovinski deli, vnetljivi materiali ali tekočine, ki nenamerno padejo v omarico, lahko
povzročijo požar, električni šok ali poškodbe opreme.
Če predmet pade/se tekočina razlije v omarico, nemudoma izklopite enoto iz
električnega omrežja. Pred uporabo naj enoto preveri usposobljen servisni inženir.

OPOZORILO
Enoto postavite na trdno in stabilno mesto.
Enota, postavljena na neustrezno površino, lahko pade in povzroči poškodbe.
Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim
predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko
povzroči požar ali električni šok.

5

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILO
Enoto uporabljajte na ustreznem mestu.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe opreme.
• Enote ne nameščajte zunaj.
• Enote na nameščajte v nobenih prevoznih sredstvih (ladjah, letalih, vlakih,
avtomobilih itd.).
• Enote ne nameščajte v prašnih in vlažnih okoljih.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko voda poškropi ekran (v kopalnicah,
kuhinjah itd.)• Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko ekran pride v neposreden stik s paro.
• Enote ne nameščajte v bližini vlažilnikov ali naprav, ki oddajajo toploto.
• Enote ne nameščajte na mestih, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
• Enote ne nameščajte v okoljih z vnetljivim plinom.
• Enote ne nameščajte v okoljih s korozivnimi plini (kot so žveplov dioksid, vodikov
sulfid, dušikov dioksid, klor, amoniak in ozon).
• Enote ne nameščajte v prašnih okoljih s snovmi, ki pospešujejo korozijo v atmosferi(kot sta natrijev klorid in žveplo), prevodnimi kovinami in tako naprej.

OPOZORILO
Plastično embalažo hranite izven dosega dojenčkov in otrok.
Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev.

OPOZORILO
Uporabite priložen električni kabel in priključite enoto na standardno električno vtičnico v
vaši državi.
Prepričajte se, da enoto uporabljate v obsegu navedene napetosti električnega kabla. V nasprotnem
primeru lahko povzročite požar ali električni šok.
Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz

OPOZORILO
Pri izklopu električnega kabla trdno primite vtič in ga povlecite.
Z vlečenjem kabla ga lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali električni šok.

OPOZORILO
Oprema mora biti priključena na ozemljeno omrežno vtičnico.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka.

6

PREVIDNOSTNI UKREPIOPOZORILO
Uporabite pravilno napetost.
• Enota je zasnovana samo za uporabo z določeno napetostjo. Priključitev na drugo napetost kot
napetost, navedeno v teh »Navodilih za uporabo«, lahko povzroči požar, električni šok ali
poškodbo opreme.
Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz• Ne preobremenite električnega tokokroga, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.

OPOZORILOZ električnim kablom ravnajte previdno.
Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov in ne vlecite ali vozlajte električnega
kabla. Uporaba poškodovanega električnega kabla lahko povzroči požar ali električni
šok.

OPOZORILO
Upravljavec se med dotikanjem izdelka ne sme dotikati bolnika.
Ta izdelek ni zasnovan za stik z bolnikom.

OPOZORILO
Vtiča ali električnega kabla se nikoli ne dotikajte, če začne grmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.

OPOZORILO
Pri pritrditvi stojala za roke glejte uporabniški priročnik za stojalo za roke in enoto varno
namestite.
V nasprotnem primeru se enota lahko sname, kar lahko povzroči poškodbe in/ali škodo na opremi.
Pred namestitvijo se prepričajte, da imajo mize, stene ali katera koli druga površina namestitve
ustrezno mehansko trdnost.
Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim
predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko
povzroči požar ali električni šok. Ko ponovno pritrdite nagibno stojalo, uporabite iste vijake in jih
varno privijte.

OPOZORILO
Poškodovanega prikaza LCD se ne dotikajte z golimi rokami.
Pri neposrednem stiku katerega koli dela kože s prikazom LCD kožo temeljito sperite.
Če tekoči kristali zaidejo v oči ali usta, jih nemudoma sperite z obilo vode in poiščite
zdravniško pomoč. V nasprotnem primeru lahko pride do toksične reakcije.

OPOZORILO
Za postavitev na visokih lokacijah prosite za pomoč strokovnjaka.
Pri nameščanju monitorja na visoko mesto obstaja nevarnost, da izdelek ali njegovi deli padejo in
povzročijo poškodbe. Za pomoč prosite nas ali strokovnjaka, ki je specializiran za gradbena dela pri
namestitvi monitorja, vključno s pregledom izdelka glede morebitnih poškodb ali deformacij pred in
po namestitvi monitorja.

7

PREVIDNOSTNI UKREPI

POZOR
POZOR
Pred uporabo preverite stanje delovanja.
Enoto pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da s prikazano sliko ni nobenih težav.
Če uporabljate več enot, jih pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da so slike prikazane pravilno.

POZOR
Varno pritrdite kable/žice, ki imajo napravo za pritrditev.
Če kabli / žice niso varno pritrjeni, se lahko ločijo, zaradi česar se slike izklopijo in prekinejo vaše
aktivnosti.

POZOR
Ko premikate enoto, odklopite kable in odstranite dodatke.
V nasprotnem primeru se lahko kabli ali dodatki med premikanjem snamejo, kar povzroči poškodbe.

POZOR
Enoto prenašajte, oziroma namestite skladno z navedenimi načini.
• Ko premikate izdelek, trdno držite spodnji del zaslona.
• Monitorji z velikostjo 30 ali več palcev so težki. Monitor morata razpakirati oziroma
prenašati vsaj dve osebi.
• Če ima model vaše naprave ročaj na zadnji strani monitorja, primite in trdno držite
dno in ročaj monitorja.
Njegov padec lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

POZOR
Bodite previdni, da ne stisnete rok.
Če nenadoma uporabite silo na monitor, da prilagodite njegovo višino ali kot, se lahko vaše rokestisnejo in poškodujejo.

POZOR
Ne prekrivajte rež ventilatorja na omarici.
• Ne postavljajte predmetov na reže ventilatorja.
• Enote ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem ali z nezadostnim
prostorom.
• Enote ne uporabljajte položene ali obrnjene.
Prekrivanje rež ventilatorja preprečuje zadostni pretok zraka in lahko povzroči požar,električni šok ali poškodbo opreme.

8

PREVIDNOSTNI UKREPIPOZORNe dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.

POZOR
Ne postavljajte predmetov okoli električnega vtiča.
Tako boste v primeru težav lahko hitro izklopili električni vtič, da preprečite požar ali
električni šok.

POZOR
Redno čistite površino okrog električnega kabla in rež ventilatorja monitorja.
Prah, voda ali olje, zlepljeno v tem območju, lahko povzroči požar.

POZOR
Pred čiščenjem izklopite enoto iz električnega omrežja.
Čiščenje enote, ki je priključena v električno omrežje, lahko povzroči električni šok.

POZOR
Če enote ne boste uporabljali dalj časa, jo zaradi varnosti in varčevanja z energijo izklopite inizključite električni vtič iz električnega omrežja.

POZOR
Ta izdelek odstranite v skladu z zakoni kraja ali države prebivališča.

POZOR
Za uporabnike na območju EGP in v Švici:
uporabnik mora vsako hudo nesrečo, ki se je pripetila v povezavi z napravo, prijaviti
proizvajalcu ter pristojnemu organu v državi članici prebivališča uporabnika in/ali bolnika.

9

Opomba za ta monitor

Opomba za ta monitor
Indikacije za uporabo
Ta izdelek je namenjen za prikazovanje radioloških slik za pregled, analizo in diagnozo s
strani usposobljenih zdravnikov. Zaslon ni namenjen mamografiji.
Pozor• Garancija izdelka ne krije drugih uporab, razen tistih, navedenih v tem priročniku.
• Specifikacije, navedene v tem priročniku, veljajo samo pri uporabi napajalnih kablov, ki so
priloženi izdelku, in signalnih kablov, ki jih določa EIZO.
• S tem izdelkom uporabljajte samo izdelke dodatne opreme EIZO, ki jih je določil EIZO.

Previdnostni ukrepi za uporabo• Deli (kot so prikaz LCD in ventilator) se lahko v daljšem časovnem obdobju obrabijo.
Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.
• Če se slika ekrana po daljšem prikazu iste slike spremeni, se lahko pojavi paslika. V
izogib prikazovanja iste slike dalj časa uporabljajte ohranjevalnik zaslona ali funkcijo
varčevanja z energijo. Glede na sliko se lahko pojavi podoba, tudi če je bila prikazanaza kratek čas. Če želite odstraniti tak pojav, spremenite sliko ali za nekaj ur izklopite
napajanje.
• Zaslon monitorja se stabilizira v nekaj minutah. Ko vklopite monitor ali ko se monitor
ponovno zažene iz načina varčevanja z energijo, pred njegovo ponovno uporabo
počakajte nekaj ali več minut.
• Če monitor deluje neprestano dalj časa, se lahko pojavijo madeži ali ožigi. Za
podaljšanje življenjske dobe monitorja vam priporočamo, da ga redno izklapljate.
• Osvetlitev ozadja LCD zaslona ima fiksno življenjsko dobo. Glede na vzorec uporabe,na primer dolgotrajno neprekinjeno delovanje, se lahko življenjska doba osvetlitve
ozadja izteče bistveno prej, zato je osvetlitev treba zamenjati. Če ekran postane temen
ali prične migljati, stopite v stik z lokalnim predstavnikom EIZO.
• Zaslon ima lahko okvarjene slikovne pike ali majhno število svetlobnih pik na zaslonu.
To je posledica značilnosti same LCD plošče in ne predstavlja okvare izdelka.
• Ne pritiskajte na površino LCD zaslona ali rob okvirja, saj lahko s tem povzročite
prikazovanje napak, na primer interferenčne vzorce itd. Če na površino LCD zaslona
neprekinjeno pritiskate, se lahko tekoči kristal poškoduje ali pa se LCD zaslon uniči. (Čena LCD prikazu ostanejo sledi pritiska, preklopite monitor na črn ali bel ekran. Napaka
lahko izgine.)• Zaslona ne praskajte in ne pritiskajte na LCD zaslon z ostrimi predmeti, saj lahko
poškodujete LCD zaslon. Zaslona ne drgnite s krpo, saj ga lahko popraskate.
• Če izdelek prenesete v hladen prostor, če temperatura nenadoma naraste ali če izdelek
prenesete iz hladnega v topel prostor, se lahko na njegovi površini ali v notranjosti
nabere kondenzat rose. V tem primeru izdelka ne vklopite. Počakajte, da kondenzat
izgine, saj se lahko izdelek v nasprotnem primeru poškoduje.

Za dolgotrajno uporabo monitorja
Nadzor kakovosti• Na kakovost prikaza monitorjev vplivata raven kakovosti vhodnih signalov in poškodbe
izdelka. Opravite vizualne preglede in redne teste doslednosti (vključno s preverjanjem

10

Opomba za ta monitor
sivine), da bo oprema v skladu z zdravstvenimi standardi/smernicami glede na vašo
uporabo, in po potrebi izvedite umerjanje. Programska oprema za nadzor kakovosti
RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti na visoki ravni, ki ustreza zdravstvenim
standardom/smernicam.
• Zaslon monitorja se stabilizira v približno 15 minutah (glede na naše merilne pogoje).
Počakajte 15 minut ali več po tem, ko je bil monitor vklopljen ali pa se je povrnil iz
načina varčevanja z energijo, preden izvedete različne teste za nadzor kakovosti,
umerjanje ali nastavitev zaslona monitorja.
• Priporočamo, da monitorje nastavite na priporočeno ali nižjo raven, da znižate
spremembe svetilnosti zaradi dolgotrajne uporabe in ohranite stabilno svetlost.
Pozor• Stanje zaslona monitorja se lahko nepričakovano spremeni zaradi napake v delovanju ali
nepričakovane spremembe nastavitve. Po prilagoditvi zaslona monitorja je priporočljiva uporaba
monitorja z zaklenjenimi stikali za upravljanje.
Za podrobnosti o nastavitvah glejte Uporabniški priročnik (na CD-ju).

Čiščenje• Priporočamo vam, da izdelek redno čistite, saj boste le tako ohranili njegov izgled in
podaljšali njegovo življenjsko dobo.
• Umazanijo na površini omare ali LCD plošče nežno obrišite z mehko krpo, namočeno v
majhni količini vode ali v eni od spodaj naštetih kemičnih raztopin ali pa uporabite
ScreenCleaner (na voljo kot dodatna oprema).
Kemikalije, ki jih lahko uporabljate za čiščenje
Ime materiala

Naziv izdelka

EtanolEtanolIzopropilni alkohol

Izopropilni alkohol

Klorheksidin glukonat

Raztopina hibitana

Benzalkonijev klorid

WelpasAlkil amino etil glicin

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Pozor• Kemikalij ne uporabljajte prepogosto.
• Kemikalije, kot sta alkohol in razkužilo, lahko povzročijo odstopanja v lošču, razbarvanje ali
bledenje na omarici ali površini LCD prikaza ter poslabšajo kakovost slike.
• Ne uporabljajte razredčil, benzena, voska ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo omarico ali
površino LCD prikaza.
• Pazite, da kemikalije ne pridejo v neposreden stik z monitorjem.

Udobna uporaba monitorja• Dolgo gledanje v monitor utrudi vaše oči. Vsako uro naredite 10 minuten odmor.
• Glejte zaslon z ustrezne razdalje in pod ustreznim kotom.

11Opomba za ta monitor

Opozorila in odgovornosti glede kibernetske varnosti• Posodobitev vdelane programske opreme je treba izvesti prek EIZO Corporation ali
njenega distributerja.
• Če EIZO Corporation ali njegov distributer naročita posodobitev vdelane programske
opreme, jo takoj posodobite.

12

VSEBINAVSEBINAPREVIDNOSTNI UKREPI............................................................................................

3

Pomembno..........................................................................................................

3

Mesto opozoril.........................................................................................

3

Simboli na enoti ......................................................................................

3

Opomba za ta monitor ............................................................................................... 10
Indikacije za uporabo .......................................................................................... 10
Previdnostni ukrepi za uporabo........................................................................... 10
Za dolgotrajno uporabo monitorja ....................................................................... 10
Nadzor kakovosti .................................................................................... 10Čiščenje .................................................................................................. 11
Udobna uporaba monitorja.................................................................................. 11
Opozorila in odgovornosti glede kibernetske varnosti......................................... 12
1 Uvod ............................................................................................................................ 15
1.1

1.2

1.3

Lastnosti.............................................................................................................. 15
1.1.1

Hibridni enobarvni in barvni zaslon ......................................................... 15

1.1.2

Preprosta napeljava kablov..................................................................... 15

1.1.3

Nadzor kakovosti .................................................................................... 15

1.1.4

Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico................................................ 15

Vsebina paketa ................................................................................................... 15
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 16

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 16

1.2.3

Uporaba RadiCS LE ............................................................................... 17

Ukazi in funkcije .................................................................................................. 17
1.3.1

Spredaj.................................................................................................... 17

1.3.2

Zadaj ....................................................................................................... 18

2 Namestitev/priključitev .............................................................................................. 19
2.1

Pred namestitvijo................................................................................................. 19
2.1.1

Pogoji namestitve.................................................................................... 19

2.2

Povezovanje kablov ............................................................................................ 19

2.3

Vklop električnega napajanja .............................................................................. 21

2.4

Prilagajanje višine in kota zaslona ...................................................................... 21

3 Težava ni slike ............................................................................................................ 22
4 Specifikacije................................................................................................................ 24
4.1

Seznam specifikacij............................................................................................. 24
4.1.1

LCD plošča ............................................................................................. 24

4.1.2

Video signali............................................................................................ 24

4.1.3

USB......................................................................................................... 24

4.1.4

Energija................................................................................................... 24
13

VSEBINA

4.1.5

Fizične specifikacije ................................................................................ 25

4.1.6

Okoljske zahteve za obratovanje ............................................................ 25

4.1.7

Pogoji transporta/skladiščenja ................................................................ 25

4.2Združljive ločljivosti ............................................................................................. 25

4.3

Dodatki ................................................................................................................ 25

Priloga ......................................................................................................................... 27
Zdravstveni standard........................................................................................... 27
Razvrstitev opreme ................................................................................. 27
Informacije o elektromagnetni združljivosti ......................................................... 28
Okolja namenske uporabe ...................................................................... 28
Tehnični opisi .......................................................................................... 29

14

Uvod | 1

1 UvodZahvaljujemo se vam za nakup barvnega LCD monitorja EIZO.

1.1 Lastnosti
1.1.1 Hibridni enobarvni in barvni zaslon
Ko je omogočena funkcija Hybrid Gamma PXL samodejno razlikuje med enobarvnimi inbarvnimi deli iste slike na ravni slikovnih pik in jih prikaže v optimalnih gradientih.

1.1.2 Preprosta napeljava kablov
Poleg vhodnega priključka DisplayPort je na voljo tudi izhodni priključek.
Preko izhodnega priključka () se lahko signal posreduje na drug monitor.

1.1.3 Nadzor kakovosti• Uporaba priloženega RadiCS LE vam omogoča izvajanje kalibracije monitorja in
upravljanje zgodovine.
• Programska oprema za nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti,
ki ustreza zdravstvenim standardom/smernicam.

1.1.4 Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico
Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS/RadiCS LE omogoča izvajanje
naslednjih postopkov z miško in tipkovnico:• Preklop načinov stikala CAL• Preklop vhodnih signalov• Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-andFocus)• Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)

1.2 Vsebina paketa
Prepričajte se, da so v paketu vsi naslednji deli. Če kateri manjka ali je poškodovan, seobrnite na prodajalca ali lokalnega predstavnika EIZO.
Opomba• Priporočamo vam, da škatlo in embalažo shranite v skladišče za kasnejše premikanje ali prevoz
izdelka.

• Monitor15

1 | Uvod• Električni kabel• Digitalni signalni kabel (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 1• USB kabel: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Navodila za uporabo

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM vsebuje naslednje elemente. Glejte »Readme.txt« na disku za postopke zagona
programske opreme ali referenčne datoteke za postopke.
• Datoteka Readme.txt• Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS LE (za Windows)• Uporabniški priročnik– Navodila za uporabo za ta monitor– Priročnik za namestitev monitorja– Uporabniški priročnik RadiCS LE• Zunanje mere

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE vam omogoča izvajanje naslednjih postopkov nadzora in spremljanja kakovosti.
Za več informacij o programski opremi ali postopkih namestitve glejte Uporabniški priročnik
RadiCS LE.
Nadzor kakovosti• Izvajanje umerjanja• Prikaz rezultatov preskusov v seznamu in ustvarjanje poročila o preskusu
Postopki monitorja• Preklop načinov stikala CAL• Preklop vhodnih signalov• Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-andFocus)• Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)• Funkcija, ki samodejno prilagodi svetlost monitorja tako, da ustreza nivoju svetlobe v
okolju, ko je nastavljena na besedilni način (samodejni nadzor svetlosti - Auto
Brightness Control)Pozor• Če izvajate preskus, ki zahteva kalibracijo ali merjenje, boste potrebovali zunanji senzor, ki jenaprodaj ločeno (kot je senzor UX2).
• Specifikacije RadiCS LE se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico
RadiCS LE lahko prenesete z našega spletnega mesta: (www.eizoglobal.com)

16

Uvod | 1

1.2.3 Uporaba RadiCS LE
Za informacije o namestitvi in uporabi RadiCS LE glejte Uporabniški priročnik RadiCS LE(na CD-ju).
Ko uporabljate RadiCS LE, povežite monitor z računalnikom s priloženim kablom USB. Za
več informacij o povezovanju monitorja, glejte 2.2 Povezovanje kablov [} 19].

1.3 Ukazi in funkcije
1.3.1 Spredaj

12

1. Stikala za upravljanje

Prikaže vodnik za upravljanje. Nastavite menije v skladu z navodili
za uporabo.

2. Stikalo

Vklopi ali izklopi napajanje.
Kazalnik stikala sveti, ko vklopite napajanje. Barva kazalnika se
razlikuje glede na stanje delovanja monitorja.
Zelena: Način običajnega obratovanja, Oranžna: Način varčevanja zenergijo, izklopljen: Glavno napajanje / izklopljeno

17

1 | Uvod

1.3.2 Zadaj
1
4
2
5
3

6

7

1. Ročaj

8

9

10

11

Ta ročaj se uporablja za prenašanje.
Pozor• Med prenašanjem monitor trdno držite za ročaj in spodnji del, ob
tem ne pritiskajte na LCD ploščo in ne spustite monitorja.

2. Stojalo

Nastavite višino in kot (nagib, zasuk, rotacijo) monitorja.

3. Reža za varnostno
zaklepanje

Izpolnjuje Kensingtonov varnostni sistem MicroSaver.

4. Držalo za kabelDržalo za kable monitorja.

5. Priključek USB Type-A(izhodna USB vrata)Povežite z napravo USB. Pri nameščanju marjetične verige,
priključite kabel na vhodna USB vrata drugega monitorja.

6. Stikalo električnega
napajanja

Vklopi ali izklopi električno napajanje.

7. Napajalni konektor

Povezuje električni kabel.

8. Priključek DVI-D

Povežite z računalnikom.

: Izklop,: Vklop9. Priključek vhoda
DisplayPort

18

10. Priključek izhoda
DisplayPort

Pri nameščanju marjetične verige, priključite kabel v vhodni
priključek DisplayPort drugega monitorja.

11. Priključek USB Type-B(vhodna USB vrata)Povežite ta vhod z računalnikom, če uporabljate programsko
opremo, ki potrebuje povezavo USB, ali povežite napravo USB(zunanjo napravo, ki podpira USB) na izhodna vrata USB.

Namestitev/priključitev | 2

2 Namestitev/priključitev
2.1 Pred namestitvijo
Skrbno preberite PREVIDNOSTNI UKREPI [} 3] in vedno upoštevajte navodila.
Če izdelek položite na lakirano mizo, se lahko barva zaradi sestave gume prime dna stojala.
Pred uporabo preverite površino mize.

2.1.1 Pogoji namestitve
Pri namestitvi monitorja v stojalo se prepričajte, da je na straneh, na zadnjem in zgornjem
delu dovolj prostora.
Pozor• Monitor postavite tako, da zaslon ni izpostavljen moteči svetlobi.

2.2 Povezovanje kablov
Pozor• Preverite ali so monitor, računalnik, in zunanje naprave izklopljene.
• Ko zamenjate trenutni monitor s tem monitorjem, si oglejte 4.2 Združljive ločljivosti [} 25], daspremenite nastavitve računalnika za ločljivost in frekvenco navpičnega skeniranja na tiste, ki so
na voljo za ta monitor, preden povežete računalnik.

1. Priključite signalne kable.
Preverite oblike priključkov in priključite kable. Po priključitvi kabla DVI, privijte pritrdilneelemente, da pritrdite konektor.

DisplayPort

DVI

DVI

DisplayPort

Signalni kabel: DD200(izbirno)ali
Signalni kabel: PP300

19

2 | Namestitev/priključitev

Pozor• DisplayPort priključki monitorja so sestavljeni iz vhodnih in izhodnih priključkov. Ko monitor
priključite na osebni računalnik, kabel priključite na vhodni priključek.
• Pri povezovanju več računalnikov preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za
namestitev (na CD-ju).

Opomba• Če je kable težko vstaviti, prilagodite kot zaslona.

Pri povezovanju drugih monitorjev z marjetično verigo
Vhodni signal dose odda na drug monitor.

Pozor• Obiščite spletno mesto EIZO za informacije o monitorjih in grafičnih karticah, ki jih lahko
uporabljate skupaj z daisy-chain verižno povezavo:(www.eizoglobal.com)• Pred povezovanjem signalnega kabla odstranite pokrov.

Povežite z računalnikom
Signalni kabel: PP300

Signalni kabel: PP300

2. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in napajalni konektor na monitor.
Električni kabel popolnoma vstavite v monitor.
3. USB kabel povežite z vhodnimi USB vrati monitorja in USB vhodnimi vrati računalnika.
Kabelska povezava je potrebna, če uporabljate RadiCS/RadiCS LE ali ko na monitor
priključite USB napravo (zunanjo napravo, povezano z USB).

USB kabel: UU300

20

Namestitev/priključitev | 2

2.3 Vklop električnega napajanja, da vklopite napajanje monitorja.
1. Dotaknite se
Kazalnik stikala električnega napajanja monitorja zasveti zeleno.
Če kazalnik ne zasveti, si oglejte 3 Težava ni slike [} 22].
Opomba• Ko se dotaknete katerega koli stikala za upravljanje, razen
pri izklopljenem monitorju,
začne utripati, da vas obvesti, kje je locirano stikalo za vklop.

2. Vklopite računalnik.
Prikaže se slika zaslona.
Če se slika ne prikaže, glejte 3 Težava ni slike [} 22] za dodaten nasvet.
Pozor• Glede na nastavitve računalnika se prikaz morda ne bo pravilno prikazal, ali pa ne bo v
ustreznem obsegu. Po potrebi preverite nastavitve za osebni računalnik.
• Za največji prihranek energije je priporočljivo, da gumb vklop/izklop izklopite. Če monitorja ne
uporabljate, lahko izklopite glavno napajanje ali odklopite napajalni vtič, tako da se napajanje
popolnoma prekine.

Opomba• Če želite podaljšati življenjsko dobo monitorja s preprečevanjem poslabšanja svetlosti inzmanjšanjem porabe energije, storite naslednje:– Na računalniku ali monitorju uporabljajte funkcijo varčevanja energije.
– Ko monitorja več ne uporabljate, ga izklopite.

2.4 Prilagajanje višine in kota zaslona
Z obema rokama primite zgornji in spodnji ali levi in desni rob zaslona ter prilagodite višino
zaslona, nagnite in zasukajte zaslon v optimalni položaj za izvajanje nalog.

Pozor• Ko zaključite z nastavljanjem preverite, ali so kabli pravilno povezani.
• Po nastavitvi višine in kota speljite kable skozi držalo kabla.

21

3 | Težava ni slike

3 Težava ni slike
Kazalnik stikala za vklop/izklop ne sveti• Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
• Vklopite stikalo električnega napajanja.
• Dotaknite se.

• Izključite napajanje in ga nato ponovno vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: zeleno• V meniju Nastavitve povečajte »Brightness«, »Contrast«, ali »Gain«. Za podrobnosti
glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: oranžno• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Premaknite miško in pritisnite poljubno tipko na tipkovnici.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Signalne kable priključite na priključke
ustreznega vhodnega signala. Pri vhodu signala DisplayPort priključite signalni kabel na.
se uporablja kot izhod, ko je nastavljena povezava z daisy-chain verižno
povezavo.
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vklopite.

Kazalnik stikala električnega napajanja utripa: oranžno,zeleno• Povežite s stikalnim kablom, ki ga določa EIZO. Izključite napajanje in ga nato ponovno
vklopite.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »No Signal«
Primer:• Zgoraj prikazano sporočilo se lahko prikaže, ker nekateri računalniki ne oddajajo signala
takoj po vklopu.
• Preverite, ali je računalnik vklopljen.
• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Signalne kable priključite na priključke
ustreznega vhodnega signala. Pri vhodu signala DisplayPort priključite signalni kabel na.
se uporablja kot izhod, ko je nastavljena povezava z daisy-chain verižno
povezavo.
• Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
• Izključite napajanje in ga nato ponovno vklopite.

22Težava ni slike | 3

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Signal Error«
Primer:• Preverite, ali je računalnik, konfiguriran tako, da izpolnjuje zahteve monitorja v povezaviz ločljivostjo in navpično frekvenco skeniranja (glejte 4.2 Združljive ločljivosti [} 25]).
• Ponovno zaženite računalnik.
• S pripomočkom grafične plošče izberite ustrezno nastavitev. Za podrobnosti glejte
Uporabniški priročnik grafične plošče.

23

4 | Specifikacije

4 Specifikacije
4.1 Seznam specifikacij
4.1.1 LCD plošča
Vrsta

IPS (proti bleščanju)

Osvetlitev zaslona

LED

Velikost

24,1" (61 cm)

Ločljivost

1920 pik x 1200 vrstic

Velikost zaslona (V x N)

518,4 mm x 324,0 mm

Velikost točk

0,270 mm x 0,270 mm

Barve zaslona

10-bitne barve (DisplayPort): Do 1,07 milijardebarv (iz palete približno 543 milijard barv)
8-bitni (DisplayPort/DVI): 16,77 milijona barv (izpalete približno 543 milijard barv)

Zorni koti (V/G, tipično)

178˚/178˚

Priporočena svetlost

220 cd/m2

Kontrastno razmerje (običajno)

1350:1

Odzivni čas (običajno)

22 ms (črna -> bela -> črna)4.1.2 Video signali
Vhodni priključki

DisplayPort x 1, DVI-D (enojna povezava) x 1

Izhodni priključki

DisplayPort x 1

Vodoravna frekvenca skeniranja

31 kHz–76 kHz

Frekvenca navpičnega skeniranja*1

59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Način sinhronizacije okvirja

59 Hz–61 Hz

Frekvenca
osvetlitve pik

DisplayPort

25 MHz–165 MHz

DVI

25 MHz–165 MHz*1 Frekvenca navpičnega skeniranja, ki je podprta, se razlikuje glede na ločljivost. Za več informacij

glejte 4.2 Združljive ločljivosti [} 25].

4.1.3 USB
Vrata

Vhodni priključek

USB-B x 1

Izhodni priključek

USB-A x 2Standard
Napajalni tok

USB specifikacije, revizija 2.0
Izhodni priključek (USB-A)

Najv. 500 mA na vhod

4.1.4 Energija
Vhod

100–240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90–0,50 A

Največja poraba energije

56 W ali manj

Način Varčevanje energije

0,6 W ali manj*1

Način Stanje pripravljenosti

0,6 W ali manj*2*1 Ko uporabljate uvoz DisplayPort in vhodna vrata USB niso povezana, »DP Power Save«: »On«,»DisplayPort«: »Version 1.1«, zunanja obremenitev ni priključena*2 Ko vhodna USB vrata niso povezana, »DP Power Save«: »On«, »DisplayPort«: »Version 1.1«,

zunanja obremenitev ni priključena

24

Specifikacije | 4

4.1.5 Fizične specifikacije
Dimenzije (Š x V x G)

552,0 mm x 430,8 mm–520,8 mm x 200,0 mm(nagib: 0˚)
552,0 mm x 459,2 mm–549,2 mm x 229,9 mm(nagib: 30˚)

Mere (Š x V x G) (brez stojala)552,0 mm x 361,6 mm x 64,5 mm

Neto teža

Približno 7,8 kg

Neto teža (brez stojala)Približno 4,9 kg

Razpon nastavitve višine

90 mm (Nagib: 0˚/30˚)Nagib

30˚ navzgor, 5˚ navzdol

Zasuk

70˚

Vrtenje90˚ (v smeri urnega kazalca)

4.1.6 Okoljske zahteve za obratovanje
Temperatura

0 ˚C–35 ˚CVlažnost

20 %–80 % r.v. (brez kondenzacije rose)

Zračni tlak

540 hPa–1060 hPa

4.1.7 Pogoji transporta/skladiščenja
Temperatura-20 ˚C–60 ˚CVlažnost

10 %–90 % r.v. (brez kondenzacije rose)

Zračni tlak

200 hPa–1060 hPa

4.2 Združljive ločljivosti
Monitor podpira naslednje ločljivosti:✓: podprto
Ločljivost

Navpična frekvenca
skeniranja (Hz)DisplayPort

DVI

640 x 480

59,940✓✓720 x 400

70,087✓✓800 x 600

60,317✓✓1024 x 768

60,004✓✓1280 x 960

60,000✓✓1280 x 1024

60,020✓✓1600 x 1200

60,000✓✓1680 x 1050

59,883✓✓1680 x 1050

59,954✓✓1920 x 1080

59,934✓✓1920 x 1200*1

59,950✓✓*1 Priporočena ločljivost

4.3 Dodatki
Ločeno je na voljo naslednja dodatna oprema.
Obiščite naše spletno mesto, kjer najdete najnovejše informacije o dodatni opremi innajnovejši združljivi grafični kartici.
25

4 | Specifikacije(www.eizoglobal.com)
Komplet za umerjanje

RadiCS UX2 Ver.5.0.12 ali novejša
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.12 ali novejša

Programska oprema za upravljanje omrežja QC

RadiNET Pro Ver.5.0.12 ali novejša

Komplet za čiščenje

ScreenCleaner

Comfort Light za bralnice

RadiLightDržaloAAH-02B3W
LA-011-W

VESA adapter za računalnike s tankim ohišjem ali PCSK-R1
mini računalnike
Signalni kabel (DVI-D - DVI-D)

26

DD200

Priloga

Priloga
Zdravstveni standard• Zagotovljeno mora biti, da je končni sistem skladen z zahtevo IEC60601-1-1.
• Električna oprema lahko oddaja elektromagnetne valove, ki lahko omejijo ali vplivajo na
delovanje oziroma povzročijo okvare v delovanju monitorja. Opremo namestite v
nadzorovanem okolju, kjer preprečite takšne vplive.

Razvrstitev opreme• Vrsta zaščite proti električnemu udaru: Razred I• Razred EMC: IEC60601-1-2, skupina 1, razred B• Klasifikacija medicinskega pripomočka (EU): Razred I• Način delovanja: neprekinjen• Razred IP: IPX027

Priloga

Informacije o elektromagnetni združljivosti
Serija RadiForce ima zmožnost pravilnega prikaza medicinskih slik.

Okolja namenske uporabe
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v naslednjih okoljih• Okolja profesionalnih zdravstvenih ustanov, kot so klinike in bolnišnice
Naslednja okolja niso primerna za uporabo serije RadiForce:• okolje domače zdravstvene oskrbe,• v bližini visokofrekvenčne kirurške opreme kot so elektrokirurški noži,• v bližini kratkovalovne zdravstvene opreme,• okolja s sistemi medicinske opreme za MRI, ki so zaščitena pred RF valovi,• posebna zaščitena okolja,• vozila, vključno z rešilnimi avtomobili,• druga posebna okolja.
OPOZORILO• Pri uporabi serije RadiForce so potrebni posebni previdnostni ukrepi, povezani zelektromagnetno združljivostjo, ter jih je treba namestiti. Skrbno preberite informacije oelektromagnetni združljivosti ter poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« v tem dokumentu in
upoštevajte naslednja navodila pri nameščanju in obratovanju izdelka.

OPOZORILO• Serije RadiForce ne smete uporabljati blizu druge opreme ali naloženega nanjo. Če je takšna
uporaba nujna, morate opremo oziroma sistem opazovati ter potrditi normalno delovanje v
uporabljeni konfiguraciji.

OPOZORILO• Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko opremo, jo morate, vključno s kabli, namestiti 30 cm(12 inčev) ali več vstran od vseh delov serije RadiForce. V nasprotnem primeru lahko pride do
slabšega delovanja opreme.

OPOZORILO• Vsaka oseba, ki pri konfiguraciji medicinskega sistema na signalni vhod ali signalne izhode
priključi dodatno opremo, je odgovorna za zagotovitev skladnosti sistema z zahtevami
IEC60601-1-2.

OPOZORILO• Med uporabo serije RadiForce se ne dotikajte vhodno/izhodnih priključkov signala. V nasprotnem
primeru lahko to vpliva na prikazano sliko.

28

Priloga

OPOZORILO• Prepričajte se, da uporabljate kable, ki so priključeni na izdelek, ali kable, ki jih priporoča EIZO.
Uporaba kablov, ki jih za to opremo ne priporoča EIZO, lahko povzroči povečano
elektromagnetno sevanje ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in nepravilnodelovanje.
Kabel
Signalni kabel(DisplayPort)

Namenski kabli
EIZO

Najv. dolžina
kablov

Zaščita

Feritno jedro

PP300/PP200

3m

ZaščitenBrez feritnih jeder

Signalni kabel (DVI-D) DD300/DD200

3m

Zaščiten

S feritnimi jedri

Kabel USB

UU300/MD-C93

3m

Zaščiten

S feritnimi jedri

Električni kabel (zozemljitveno žico)-3m

Nezaščiten

Brez feritnih jeder

Tehnični opisi
Elektromagnetne emisije
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnih okoljih, ki je navedeno v
nadaljevanju.
Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.
Test emisij
RF emisije
CISPR11

Skladnost

Elektromagnetno polje – Smernice

Skupina 1 Serija RadiForce uporablja RF energijo samo za svoje notranjedelovanje.
Zato so njegove RF emisije zelo nizke in običajno ne ovirajo
delovanja bližnje elektronske opreme.

RF emisije
CISPR11
Harmonične emisije
IEC61000-3-2
Napetostna nihanja/
emisije tresljajev
IEC61000-3-3

Razred B Serija RadiForce je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno
z domačimi okolji in tistimi, ki so neposredno povezani z javnim
Razred D nizkonapetostnim napajalnim omrežjem, ki oskrbuje stanovanjske
stavbe.
Izpolnjuje

29Priloga
Elektromagnetna odpornost
Serija RadiForce je bila preizkušena za naslednje stopnje skladnosti (C) v skladu zzahtevami v zvezi s preizkušanjem (T) za zdravstvene ustanove, določenimi v
IEC60601-1-2.
Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.
Preizkus odpornosti Preskusna raven (T) Stopnja skladnosti(C)
Elektrostatična
razelektritev (ESD)
IEC61000-4-2

kontaktna
razelektritev ±8 kV

kontaktna
razelektritev ±8 kV

razelektritev v zraku±15 kVrazelektritev v zraku±15 kV

Hitri prehodi/sunki
napetosti
IEC61000-4-4

Električne napeljave±2 kV

Električne napeljave±2 kV

Vhodni/izhodni vodi
±1 kV

Vhodni/izhodni vodi
±1 kV

Sunki
IEC61000-4-5

Vod do voda ±1 kV

Vod do voda ±1 kV

Elektromagnetno polje –Smernice
Tla morajo biti lesena, betonska
ali obložena s keramičnimi
ploščicami. Če so tla pokrita ssintetičnimi materiali, naj bo
relativna vlažnost vsaj 30 %.
Kakovost elektrike mora biti
ustrezna za tipično komercialno
ali bolnišnično okolje.

Kakovost elektrike mora biti
Vod do zemlje ±2 kV Vod do zemlje ±2 kV ustrezna za tipično komercialno
ali bolnišnično okolje.

Napetostni padci,
0 % UT (100 % padec 0 % UT (100 % padec Kakovost elektrike mora biti
kratke prekinitve inv UT) 0,5 cikla in 1
v UT) 0,5 cikla in 1
ustrezna za tipično komercialno
spremembe napetosti cikel
cikel
ali bolnišnično okolje. Če
na vhodnih
70 % UT (30 % padec 70 % UT (30 % padec uporabnik serije RadiForce med
napajalnih vodih
v UT) 25 ciklov/50 Hz v UT) 25 ciklov/50 Hz motnjami napetosti potrebuje
IEC61000-4-11
neprekinjeno delovanje,
0 % UT (100 % padec 0 % UT (100 % padec priporočamo, da serijo RadiForcev UT) 250 ciklov/50
v UT) 250 ciklov/50
napaja z neprekinjeno oskrbo z
HzHz
električno energijo ali z baterijo.
Magnetna poljaomrežne frekvence
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

30 A/mMagnetna polja električne
frekvence morajo imeti
značilnosti, tipične za
komercialno ali bolnišnično
okolje.
Izdelek morate med uporabo
namestiti najmanj 15 cm vstranod vira magnetnega poljaomrežne frekvence.

30

Priloga

Preizkus odpornosti Preskusna raven (T) Stopnja skladnosti(C)

Elektromagnetno polje –SmernicePrenosne in mobilne RF opreme
ne uporabljajte bližje delom serije
RadiForce, vključno s kabli, kot je
priporočljiva razdalja, izračunane
iz enačbe, ki velja za frekvenco
oddajnika.

Prevodne motnje,
3 Vrms3 Vrmsnastale zaradi RF polj 150 kHz–80 MHz
IEC61000-4-6
6 Vrms6 Vrms
ISM pasovi med 150
kHz in 80 MHz*1
Izžarevana RF polja 3 V/m
3 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

Priporočena ločilna razdalja
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz»P« je največja izhodna moč
oddajnika v vatih (W) glede na
proizvajalca oddajnika, »d« pa jepriporočena ločilna razdalja v
metrih (m). Jakost polja fiksnih
RF oddajnikov, kot jo določa
ocena elektromagnetnega
mesta*2, naj bo manjša kotstopnja skladnosti v vsakem
frekvenčnem območju*3.
V bližini opreme, označene z
naslednjim simbolom, lahko pride
do motenj.

Opomba• UT je izmenični tok pred uporabo na preskusni ravni.
• Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.
• Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali izžarevanih RF polj, morda neveljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur,
predmetov in ljudi.
*1 Pasovi ISM (industrijski, znanstveni in medicinski) med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795

MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.
*2 Jakosti polja iz nepremičnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radijske (mobilne/brezžične)

telefone in kopenske mobilne radie, amaterski radii, radijsko oddajanje AM in FM ter TV oddajanje,
ni mogoče natančno določiti. Za oceno elektromagnetnega okolja pri nepremičnih RF oddajnikih,
opravite pregled elektromagnetnega polja na mestu uporabe naprave. Če izmerjena jakost poljana lokaciji uporabe serije RadiForce prekorači zgoraj navedeno primerno stopnjo skladnosti RF,
morate serijo RadiForce opazovati in tako zagotoviti normalno delovanje. V kolikor opazite
nenavadno delovanje, bodo potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev serije
RadiForce.
*3 Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manj kot 3 V/m.

31

Priloga
Priporočene ločilne razdalje med prenosno ali mobilno RF komunikacijsko opremo inserijo RadiForce
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi
sevalnimi RF motnjami. Stranka ali uporabnik serije RadiForce lahko pomaga zadušiti
elektromagnetne motnje, tako da ohranja najmanjšo razdaljo (30 cm) med prenosno in
mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce. Serija RadiForce je bila
preizkušena na naslednji ravni skladnosti (C) za zahteve testne stopnje odpornosti nabližinsko elektromagnetno polje (T) za naslednje RF komunikacijske storitve.
Preizkusna
frekvenca(MHz)

Pasovnaširina*1(MHz)

Servis*1

Modulacija*2

Preskusna raven
(T)*3
(V/m)

Stopnjaskladnosti
(C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulznamodulacija*2
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHzodstopanje
sinus 1 kHz

28

28

710

704–787

LTE pas 13, 17Pulznamodulacija*2
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pas 5

Pulznamodulacija*2
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
PulznaCDMA 1900;
modulacija*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
LTE pas 1, 3, 4, 25;
UMTS

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pas 7

Pulznamodulacija*2
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulznamodulacija*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Pri nekaterih storitvah so vključene samo navzgornje frekvence.
*2 Nosilec je moduliran z uporabo 50 % obratovalnega cikla signala kvadratnega vala.
*3 Preizkusne ravni so bile izračunane z največjo močjo in 30 cm ločilne razdalje.

32Priloga
Stranka ali uporabnik serije RadiForce zavira motnje, ki jih povzročajo bližinska magnetna
polja, tako da vzdržuje minimalno razdaljo (15 cm) med RF oddajniki in serijo RadiForce.
Serija RadiForce je bila preizkušena na naslednjih ravneh skladnosti (C) za zahteve ravni
preskusa odpornosti na bližinsko magnetno polje (T).
Preskusna frekvenca
134,2 kHz

Modulacija
Pulzna modulacija*1

Preskusna raven (T)(A/m)

Stopnja skladnosti (C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulzna modulacija*1
50 kHz*1 Nosilec je moduliran z uporabo 50 % obratovalnega cikla signala kvadratnega vala.

Pri drugi prenosni in mobilni RF komunikacijski opremi (oddajnikih) mora biti najmanjša
razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo
RadiForce, v skladu s spodnjimi priporočili, glede na največjo izhodno moč komunikacijske
opreme.
Največja nazivna
izhodna moč
oddajnika(W)

Razdalja glede na frekvenco oddajnika(m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz–2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Za oddajnike, ocenjene pri največji izhodni moči, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno
ločilno razdaljo »d« v metrih (m) izračunate s pomočjo enačbe, veljavne za frekvenco
oddajnika, kjer je »P« največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) in je odvisna od
proizvajalca oddajnika.
Opomba• Pri 80 MHz in 800 MHz mora biti uporabljena ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.
• Te smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj ali izžarevanih RF polj, morda neveljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur,
predmetov in ljudi.

33153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N305AZ
IFU-MX243W
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – September 29th, 2023