Naudojimo instrukcijos

Spalvotas LCD monitorius

SvarbuBūtinai prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukcijas irįrengimo vadovą.
• Monitoriaus nustatymų ir reguliavimų ieškokite įrengimo vadove.
• Naujausia informacija apie gaminį, įskaitant jo naudojimo instrukcijas,
pateikiama interneto svetainėje.
www.eizoglobal.com

SAUGOS ŽENKLAIŠiame vadove naudojami toliau nurodyti ir šiam gaminiui taikomi saugos ženklai. Jie žymiypač svarbią informaciją. Gerai su jais susipažinkite.
Nesilaikant skiltyje ĮSPĖJIMAS pateikiamų nurodymų kyla pavojus sunkiaisusižaloti ir net sukelti grėsmę gyvybei.

ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla pavojus nesunkiai susižaloti ir(arba) sugadinti gaminį ar kitą nuosavybę.

ATSARGIAI
Nurodo įspėjimą arba perspėjimą. Pavyzdžiui,smūgio pavojų“.
Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui,reiškia „elektros

reiškia „Neardyti“.

Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytasišsiųsti.
Jeigu šis gaminys naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar
perduoti, kad ir kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtųdaroma, negavus išankstinio rašytinio „EIZO Corporation“ leidimo.
„EIZO Corporation“ neprivalo laikytis jokios pateiktos medžiagos ar informacijos
konfidencialumo, nebent, „EIZO Corporation“ gavus tokią informaciją, būtų susitarta kitaip.
Nors ir buvo stengiamasi, kad šiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite,
kad EIZO gaminio specifikacijos gali keistis be įspėjimo.
2

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGUMO PRIEMONĖS
SvarbuŠis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytasišsiųsti. Jeigu šis gaminys naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo
specifikacijos.
Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir perspėjimus ant monitoriaus.

Atsargumo nurodymų buvimo vietaŽenklai ant įrenginioŽenklasŠio ženklo reikšmė
Maitinimo jungiklis Paspauskite, kad išjungtumėte monitoriaus maitinimą.
Maitinimo jungiklis Paspauskite, kad įjungtumėte monitoriaus maitinimą.
Maitinimo mygtukas Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte monitoriaus
maitinimą.
Kintamoji srovė
Įspėjimas dėl elektros smūgio pavojaus
ATSARGIAI! Žr. SAUGOS ŽENKLAI [} 2]EEĮA ženklinimas: gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti.

CE ženklinimas: ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos ir (arba) reglamento(ES) nuostatas.
Gamintojas
Pagaminimo data

3

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ŽenklasŠio ženklo reikšmė
Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiamsveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu.
Medicinos įrenginys ES
Importuotojas ESŽenklas nurodo atitiktį JK reglamentams
JK atsakingas asmuoĮgaliotasis atstovas ŠveicarijojeĮgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

4

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmų, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų
garsų, iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į EIZO atstovybę.
Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir
sugadinti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS
Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio.
Atidarius korpusą kyla pavojus patirti elektros smūgį arba nusideginti aukštos įtampos
ar aukštos temperatūros dalimis. Modifikuojant įrenginį kyla pavojus sukelti gaisrą arba
patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams.
Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus
sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS
Pašalinius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
Į korpusą atsitiktinai patekusios metalinės dalys, degios medžiagos ar skysčiai gali
sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sugadinti įrangą.
Jeigu į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkiteįrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų
kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį statykite ant tvirto ir stabilaus paviršiaus.
Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones.
Jei prietaisas nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO
atstovybę. Apgadinto prietaiso nenaudokite. Jei apgadintą prietaisą naudosite, kils pavojus sukelti
gaisrą arba patirti elektros smūgį.

5

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje.
Kitaip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
• Nelaikykite lauke.
• Nelaikykite jokioje transporto priemonėje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje irpan.).
• Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna.
• Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje,
virtuvėje ir pan.).
• Nelaikykite ten, kur ant ekrano gali tiesiogiai patekti garų.
• Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvų.
• Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nelaikykite aplinkoje, kurioje yra degiųjų dujų.
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio
sulfido, azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono).
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų
(pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžių metalų ir panašiai.

ĮSPĖJIMAS
Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų.
Plastikiniai pakavimo maišeliai gali sukelti uždusimą.

ĮSPĖJIMAS
Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite jį į šalyje įprastą maitinimo lizdą.
Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti
elektros smūgį.
Maitinimas: 100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 HzĮSPĖJIMAS
Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko ir patraukite.
Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.
Kitaip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

6

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Paisykite tinkamos įtampos.
• Šis prietaisas pritaikytas maitinti tik tam tikra įtampa. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi
nuo nurodytosios šioje naudojimo instrukcijoje, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį
arba sugadinti įrenginį.
Maitinimas: 100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz• Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektrossmūgį.

ĮSPĖJIMAS
Su maitinimo laidu elkitės atsargiai.
Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų, netraukite už maitinimo laido ir jo neriškite.
Naudojant sugadintą maitinimo laidą kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektrossmūgį.

ĮSPĖJIMAS
Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento.
Šio gaminio pacientai liesti negali.

ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Tvirtindami atraminį stovą, vadovaukitės atraminio stovo naudotojo vadovu ir saugiaiįrenkite įrenginį.
Antraip įrenginys gali atsijungti ir sužaloti ir (arba) sugesti.
Prieš įrengdami patikrinkite, ar stalas, siena ar kitas paviršius, prie kurio tvirtinate, yra pakankamai
stiprus.
Jei prietaisas nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO
atstovybę. Apgadinto prietaiso nenaudokite. Jei apgadintą prietaisą naudosite, kils pavojus sukelti
gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačiusvaržtus ir gerai juos užveržkite.

ĮSPĖJIMAS
Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis.
Jeigu oda prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai nusiprauskite.
Jei skystųjų kristalų patektų į akis ar burną, nedelsiant praskalaukite dideliu vandens
kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Priešingu atveju gali kilti toksinė reakcija.

ĮSPĖJIMAS
Montuodami aukštai esančiose vietose, kreipkitės pagalbos į specialistą.
Montuojant monitorių aukštoje vietoje kyla pavojus, kad gaminys arba jo dalys gali nukristi irsužeisti. Montuodami monitorių paprašykite mūsų arba specialisto, kurio specializacija – statybos
darbai, pagalbos, įskaitant gaminio apžiūrą dėl pažeidimų ar deformacijos prieš ir po monitoriaus
montavimo.

7

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGIAI
ATSARGIAI
Prieš naudodami patikrinkite veikimo būseną.
Prieš naudodami įsitikinkite, kad vaizdas rodomas tinkamai.
Jei norite naudoti kelias parinktis, jas pradėkite naudoti tik įsitikinę, kad vaizdai rodomi tinkamai.

ATSARGIAI
Kabelius ir (arba) laidus, ant kurių yra tvirtinimo įtaisai, patikimai pritvirtinkite.
Nepatikimai pritvirtinus jie gali atsijungti. Vaizdas ekrane dings ir jums teks nutraukti darbą.

ATSARGIAI
Perkeldami įrenginį atjunkite kabelius ir pašalinkite priedus.
Priešingu atveju judant kabeliai ar priedai gali atsiskirti ir sužaloti.

ATSARGIAIĮrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
• Perkeldami į kitą vietą, monitorių tvirtai laikykite už apačios.
• 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent
du asmenys.
• Jei jūsų įrenginio modelis gale turi rankeną, tvirtai suimkite ir laikykite už
monitoriaus apačios ir rankenos.
Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti.

ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kad neprisispaustumėte rankų.
Jeigu monitoriaus aukščiui ar kampui sureguliuoti staiga panaudosite jėgą, galite prisispausti irsusižeisti rankas.

ATSARGIAINeužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų.
• Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų.
• Draudžiama įrenginį montuoti prastai ventiliuojamoje vietoje. Būtina įsitikinti, kadpalikta pakankamai vietos iš visų įrenginio pusių.
• Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio.
Uždengus aušinimo angas, tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti
gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti prietaisą.

8

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGIAI
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ATSARGIAI
Nieko nedėkite aplink maitinimo laido kištuką.
Taip lengviau atjungti maitinimo laido kištuką iškilus problemai, kad būtų išvengta
gaisro ar elektros smūgio.

ATSARGIAI
Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus vėdinimo angą.
Ant šios srities nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą.

ATSARGIAI
Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ATSARGIAI
Jeigu ketinate ilgai nenaudoti įrenginio, saugumo ir energijos tausojimo sumetimais išjunkite
maitinimo laido kištuką, paskui ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

ATSARGIAIŠį gaminį šalinkite pagal vietos ar gyvenamosios šalies įstatymus.

ATSARGIAI
Naudojant EEE šalyse ir Šveicarijoje
Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su šiuo įrenginiu, būtina pranešti gamintojui ir šaliesnarės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingajai įstaigai.

9Įspėjimas dėl šio monitoriausĮspėjimas dėl šio monitoriaus
Naudojimo paskirtis
Šis gaminys naudojamas rodyti radiologinius vaizdus, skirtus parengtiems medicinos
praktikos specialistams peržiūrėti, analizuoti ir diagnozuoti. Šis ekranas nėra skirtas
mamografijai.
Dėmesio• Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma
garantija.
• Šiame vadove nurodytos specifikacijos taikomos tik naudojant kartu su gaminiu pateiktus
maitinimo laidus ir EIZO nurodytus signalų perdavimo laidus.
• Su šiuo gaminiu naudokite tik EIZO nurodytus EIZO priedų gaminius.

Naudojimo atsargumo priemonės• Naudojant ilgą laiką, dalių (pavyzdžiui, LCD ekrano ir ventiliatoriaus) kokybė gali
suprastėti. Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai veikia.
• Kai vaizdas ekrane keičiasi po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali likti senojo vaizdopėdsakų. Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą
arba energijos taupymo funkciją. Nelygu, koks vaizdas rodomas, net praėjus nedaug
laiko ekrane gali atsirasti povaizdis. Norėdami pašalinti šį reiškinį, pakeiskite vaizdą arba
išjunkite maitinimą keletui valandų.
• Vaizdas monitoriuje stabilizuojasi maždaug per kelias minutes. Prieš naudodami
monitorių, po monitoriaus maitinimo įjungimo arba monitoriui persijungus iš energijos
taupymo režimo palaukite kelias minutes ar ilgiau.
• Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti dėmių arba
„išdegusių“ plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojamajį periodiškai išjungti.
• Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas.
Priklausomai nuo naudojimo modelio, pvz., žiūrint ilgai ir be pertraukų, foninio
apšvietimo lempa gali nustoti veikti greičiau ir ją reikės pakeisti. Jeigu ekranas pasidaro
per tamsus arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.
• Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip
atsitinka dėl paties LCD ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia.
• Stipriai nespauskite LCD ekrano paviršiaus ar rėmo krašto, nes dėl to gali atsirasti
rodymo trikčių, pvz., muaro artefaktų ir kt. Jei nuolat spaudžiamas LCD ekrano
paviršius, gali pradėti blogiau veikti skystieji kristalai arba sugesti LCD ekranas. (Jeigu
ant LCD ekrano liktų spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą vaizdą.
Žymės gali išnykti.)• Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip LCD ekraną
galite sugadinti. Netrinkite servetėlėmis, nes ekraną galite subraižyti.
• Nelieskite monitoriuje integruoto kalibravimo jutiklis (integruoto priekinio jutiklio). Kitaip
gali sumažėti matavimo tikslumas arba gali būti apgadinta įranga.
• Priklausomai nuo aplinkos, apšvietimo jutiklio išmatuota vertė gali skirtis nuo vertės,rodomos pastatomame luminometre.
• Jei šis gaminys įnešamas į šaltą patalpą, jei staiga pakyla aplinkos temperatūra arba jei
jis iš šaltos patalpos įnešamas į šiltą patalpą, monitoriaus viduje arba ant jo paviršiaus
gali atsirasti kondensato. Tokiu atveju gaminio nejunkite. Kad gaminys nenukentėtų,palaukite, kol kondensatas išgaruos.
10Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Monitoriaus naudojimas ilgą laiką
Kokybės kontrolė
• Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės
suprastėjimas. Atlikite vizualines apžiūras ir periodiškus pastovumo testus (įskaitantpilkųjų tonų skalės patikrą), kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos standartams / gairėms
pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. „RadiCS“ (pasirenkama)
monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės kontrolę,atitinkančią medicinos standartus / gaires.
• Įjungus monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus iš energijos taupymo režimo, palaukite
bent 15 minučių ir tik tada atlikite įvairias monitoriaus ekrano kokybės kontrolės patikras,
jį kalibruokite arba reguliuokite.
• Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtųsumažinti šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomasstabilus ryškumas.
• Siekdami suderinti integruoto kalibravimo jutiklio (integruoto priekinio jutiklio) matavimų
rezultatus su atskirai parduodamo EIZO išorinio jutiklio (UX2 jutiklio) rezultatais, atlikite
integruoto priekinio jutiklio ir išorinio jutiklio koreliaciją naudodami „RadiCS“ (papildomas
priedas) / „RadiCS LE“ (pateikiamas). Periodiškai atliekama koreliacija užtikrina, kadintegruoto priekinio jutiklio matavimo rezultatas atitiks išorinio jutiklio matavimo tikslumą.
Šiame gaminyje integruoto priekinio jutiklio tikslumas optimizuotas vaizdams stačiai
rodyti, taikant gamyklinę nuostatą. Kai naudojant integruotą priekinį jutiklį atliekama
gulsčiojo rodymo kokybės kontrolė, koreliaciją reikia atlikti nustačius gulsčiojo rodymo
veikseną. Išsamios informacijos apie koreliaciją rasite „RadiCS“ / „RadiCS LE“
naudotojo vadove.
Dėmesio• Monitoriaus rodymo būsena gali netikėtai pasikeisti dėl veikimo klaidos arba nenumatyto
nuostatų pakeitimo. Sureguliavus monitorių, rekomenduojama jį naudoti su užrakintais veiksmų
jungikliais.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip nustatyti, žr. montavimo vadovą (CD-ROM diske).

Valymas• Norint, kad gaminys atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė,rekomenduojama reguliariai jį valyti.
• Dėmes pašalinti galima sudrėkinus minkštos šluostės dalį vandeniu ir naudojant mūsų„ScreenCleaner“ bei švelniai valant.
Dėmesio• Pasirūpinkite, kad skysčių nepatektų tiesiai ant gaminio. Priešingu atveju nedelsiant švelniai
nuvalykite.
• Neleiskite, kad į tarpus arba gaminio vidų patektų skysčių.
• Valymo ir dezinfekavimo reikmėms naudojant chemines medžiagas, dėl kai kurių iš jų, pvz.,
alkoholio ir dezinfekanto, žvilgesys gali pasidaryti nevienodas, gaminys gali susitepti ir išblukti,taip pat suprastėti rodomo vaizdo kokybė. Chemikalų nenaudokite dažnai.
• Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti
gaminį.
• Daugiau informacijos apie valymą ir dezinfekavimą ieškokite mūsų interneto svetainėje.
Kaip rasti informaciją Atidarykite svetainę www.eizoglobal.com ir norėdami ieškoti svetainės
paieškos laukelyje įveskite „disinfect“11Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Dezinfekavimas naudojant chemines medžiagas• Dezinfekuojant gaminius rekomenduojama naudoti mūsų išbandytas cheminesmedžiagas (žr. lentelę toliau). Atminkite, kad naudojant šias medžiagas
negarantuojama, jog gaminys nebus pažeistas ar nesuprastės kokybė.
Kategorija

Cheminės medžiagos tipas

Gaminio pavyzdys

Alkoholio pagrindo

Spiritas (etilo alkoholis)

Etanolis

Alkoholio pagrindo

Izopropanolis

Izopropilo alkoholis (IPA)

ChlorasNatrio hipochloritas„Purelox“

Biguanidas

Chlorheksidino glukonatas

Hibitano tirpalas

Alkoholio pagrindo

Benzalkonio chloridas„Welpas“Adehido pagrindo

Glutaralis„Sterihyde“

Adehido pagrindo

Glutaralis„Cidex Plus28“Atmosferinės paviršinio
aktyvumo medžiagos

Alkildiaminoetilglicino hidrochloridas„Satenidin“ tirpalas

Kaip patogiai naudoti monitorių
• Pernelyg tamsus arba šviesus ekranas gali pakenkti jūsų akims. Sureguliuokite
monitoriaus ryškumą pagal aplinkos sąlygas.
• Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite.
• Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu.

Kibernetinio saugumo įspėjimai ir atsakomybė
• Programinės įrangos atnaujinimas turėtų būti atliekamas per „EIZO Corporation“ arba
jos platintoją.
• Jei „EIZO Corporation“ arba jos platintojas nurodo atnaujinti programinę įrangą,nedelsdami ją atnaujinkite.

12

TURINYS

TURINYSATSARGUMO PRIEMONĖS .......................................................................................

3

Svarbu.................................................................................................................

3

Atsargumo nurodymų buvimo vieta ........................................................

3Ženklai ant įrenginio................................................................................

3Įspėjimas dėl šio monitoriaus ................................................................................... 10
Naudojimo paskirtis............................................................................................. 10
Naudojimo atsargumo priemonės ....................................................................... 10
Monitoriaus naudojimas ilgą laiką ....................................................................... 11
Kokybės kontrolė .................................................................................... 11
Valymas .................................................................................................. 11
Dezinfekavimas naudojant chemines medžiagas ................................... 12
Kaip patogiai naudoti monitorių........................................................................... 12
Kibernetinio saugumo įspėjimai ir atsakomybė ................................................... 12
1 Įvadas .......................................................................................................................... 15
1.1

1.2

1.3

Funkcijos ............................................................................................................. 15
1.1.1

Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranas ............................................ 15

1.1.2

Paprastas laidų prijungimas.................................................................... 15

1.1.3

Kokybės kontrolė .................................................................................... 15

1.1.4

Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra .................................................. 16

Pakuotės turinys.................................................................................................. 16
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 16

1.2.2„RadiCS LE“............................................................................................ 16

1.2.3„RadiCS LE“ naudojimas ........................................................................ 17

Valdikliai ir funkcijos ............................................................................................ 18
1.3.1

Priekis ..................................................................................................... 18

1.3.2

Nugarėlė ................................................................................................. 19

2 Diegimas / sujungimas .............................................................................................. 20
2.1

Prieš įrengiant ..................................................................................................... 20
2.1.1Įrengimo sąlygos..................................................................................... 20

2.2

Jungiamieji laidai................................................................................................. 21

2.3

Maitinimo įjungimas............................................................................................. 22

2.4

Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas................................................................ 23

3 Vaizdo nerodymo problema ...................................................................................... 24
4 Specifikacijos ............................................................................................................. 26
4.1

Specifikacijų sąrašas........................................................................................... 26
4.1.1

LCD skydelis ........................................................................................... 26

4.1.2

Vaizdo signalai........................................................................................ 26

4.1.3

USB......................................................................................................... 26
13

TURINYS

4.1.4

Maitinimas............................................................................................... 27

4.1.5

Fizinės specifikacijos .............................................................................. 27

4.1.6

Darbinės aplinkos reikalavimai ............................................................... 27

4.1.7

Transportavimo / saugojimo sąlygos ...................................................... 27

4.2

Suderinama skyra ............................................................................................... 28

4.3

Priedai ................................................................................................................. 28

Priedas ........................................................................................................................ 29
Medicininis standartas......................................................................................... 29Įrangos klasifikacija................................................................................. 29
EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija ......................................... 30
Numatomo naudojimo aplinka ................................................................ 30
Techniniai duomenys .............................................................................. 31

14Įvadas | 1

1 ĮvadasDėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvotą skystųjų kristalų monitorių.

1.1 Funkcijos
1.1.1 Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranasĮjungus „Hybrid Gamma PXL“ funkciją, įrenginys automatiškai atpažįsta nespalvotas ir
spalvotas to paties vaizdo dalis vaizdo taškų lygiu ir atitinkamai juos rodo parenkant
optimalius gradientus.

1.1.2 Paprastas laidų prijungimas
Be „DisplayPort“ įvesties jungties taip pat yra išvesties jungtis.
Iš „DisplayPort“ išvesties jungties galima išvesti signalus į kitus monitorius.

1.1.3 Kokybės kontrolė
• Šiame monitoriuje yra integruotas kalibravimo jutiklis (integruotas priekinis jutiklis). Šisjutiklis leidžia monitoriui nepriklausomai atlikti kalibravimą (funkcija „SelfCalibration“) irpilkųjų tonų skalės patikrą.

• Naudodami pridėtą „RadiCS LE“ galite atlikti monitoriaus kalibravimą ir istorijos
valdymą.
• „RadiCS“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės
kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires.

15

1 | Įvadas

1.1.4 Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra
Naudodamiesi „RadiCS“ / „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programine įranga
pele ar klaviatūra galite atlikti toliau nurodytus monitoriaus valdymo veiksmus:• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Persijungimas tarp įvesties signalų
• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą
(„Point-and-Focus“)• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)

1.2 Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio jų trūksta arba kuris
nors yra pažeistas, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu.
Pastaba• Rekomenduojame dėžę ir pakavimo medžiagas išsaugoti, kad jas būtų galima vėliau panaudoti
produktą perkeliant ar transportuojant.

• Monitorius• Maitinimo laidas• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas („DisplayPort“ - „DisplayPort“): PP300 x 1• USB laidas: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)• Naudojimo instrukcijos

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM yra toliau nurodyti elementai. Apie programinės įrangos paleidimo arba failų
nuorodines procedūras skaitykite diske esančiame faile „Readme.txt“.
• Failas Readme.txt• „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta „Windows“)• Naudotojo vadovas– Monitoriaus naudojimo instrukcijos– Monitoriaus montavimo vadovas– „RadiCS LE“ naudotojo vadovas• Išoriniai matmenys

1.2.2 „RadiCS LE“„RadiCS LE“ leidžia jums atlikti toliau pateiktus kokybės kontrolės veiksmus ir veiksmus su
monitoriumi. Daugiau informacijos apie programinę įrangą ir nustatymo procedūrą ieškokite„RadiCS LE“ naudotojo vadove.
Kokybės kontrolė
• Kalibravimo vykdymas
16Įvadas | 1• Bandymo rezultatų rodymas sąraše ir bandymo ataskaitos kūrimas• „SelfCalibration“ tikslinio ir vykdymo tvarkaraščio nustatymas
Veiksmai su monitoriumi• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Persijungimas tarp įvesties signalų
• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą
(„Point-and-Focus“)• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)• Funkcija, kuri automatiškai reguliuoja monitoriaus ryškumą atsižvelgiant į aplinkos
apšvietimo lygi, kai nustatyta „Text“ (teksto) veiksena „Auto Brightness Control“(automatinė ryškumo kontrolė)Dėmesio• „RadiCS LE“ specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Naujausią „RadiCS LE“
versiją galite atsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 „RadiCS LE“ naudojimasNorėdami daugiau informacijos, kaip įdiegti „RadiCS LE“, žr. „RadiCS LE“ naudotojo vadovą
(CD-ROM diske).
Naudodamiesi „RadiCS LE“ pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio.
Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti monitorių, ieškokite 2.2 Jungiamieji laidai[} 21].

17

1 | Įvadas

1.3 Valdikliai ir funkcijos
1.3.1 Priekis
12

Apytiksliai 30°

34

1. Integruotas priekinis
jutiklis (judantis)

Šis jutiklis naudojamas atlikti kalibravimą ir pilkųjų tonų skalės
patikrinimą.

2. Apšvietimo jutiklis

Šis jutiklis matuoja aplinkos apšvietimą. Aplinkos apšvietimo
matavimas atliekamas naudojant „RadiCS“ / „RadiCS LE“ kokybės
kontrolės programinę įrangą.

3. Veiksmų jungikliai

Rodo naudotojo vadovą. Nustatomas meniu pagal naudotojo
vadovą.

4. JungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis.
Įjungus maitinimą įsijungia jungiklio indikatorius. Indikatoriaus spalva
skiriasi priklausomai nuo monitoriaus veikimo būsenos.
Žalia šviesa – įprasto veikimo režimas, oranžinė: elektros energijos
taupymo veiksena;
nešviečia – išjungtas maitinimas

18Įvadas | 1

1.3.2 Nugarėlė
1

3

2

5

4
6

7

1. Rankena

8

9

10

11

Ši rankena naudojama transportuojant.
Dėmesio• Nešdami tvirtai laikykite monitorių už rankenos ir už apačios ir
nespauskite LCD skydelio ir nenumeskite monitoriaus.
Nelaikykite už jutiklio monitoriaus priekyje.

2. Stovas

Reguliuoja monitoriaus aukštį ir kampą (pasvirimą, pakreipimą ir
pasukimą).

3. Maitinimo jungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimas.
: išjungta,: įjungta

4. Apsauginis spynos
lizdasTinka „Kensington“ apsaugos sistemai „MicroSaver“.

5. Laidų laikiklis

Prilaiko monitoriaus laidus.

6. USB A tipo jungtis (USB Prijunkite ją prie USB įrenginio. Norėdami nustatyti nuoseklią jungtį,gavimo srauto
prijunkite laidą prie kito monitoriaus USB išsiuntimo srauto prievado.
prievadas)
7. USB B tipo jungtis(USB išsiuntimo srauto
prievadas)

Kai naudojate programinę įrangą, kuriai reikia USB jungties, arba
prijungiate USB įrenginį (periferinį įrenginį, kuris palaiko USB),
prijunkite šią jungtį prie kompiuterio prie USB išsiuntimo srauto
jungties.

8. DVI-D jungtis

Prijunkite jį prie kompiuterio.

9. „DisplayPort“ įvesties
jungtis10. „DisplayPort“ išvesties
jungtisNorėdami nustatyti nuoseklią jungtį, prijunkite laidą prie kito
monitoriaus „DisplayPort“ įvesties jungties.

11. Maitinimo laido jungtis

Skirta maitinimo laidui prijungti.

19

2 | Diegimas / sujungimas

2 Diegimas / sujungimas
2.1 Prieš įrengiantAtidžiai perskaitykite skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS [} 3] ir visuomet laikykitės
nurodymų.
Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties
guma, gali prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių.

2.1.1 Įrengimo sąlygos
Jei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, galo ir
viršaus.
Dėmesio• Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

20Diegimas / sujungimas | 2

2.2 Jungiamieji laidaiDėmesio• Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus, kompiuterio ir periferinės įrangos maitinimas.
• Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio perskaitykite
4.2 Suderinama skyra [} 28], kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti
kompiuteryje į skyros ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius.

1. Prijunkite signalų perdavimo laidus.
Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, priveržkite tvirtinimo
elementus, kad jungtis būtų priveržta.

Signalų perdavimo laidas:
DD300 / DD200(pasirenkama)arba
Signalų perdavimo laidas: PP300

Dėmesio• Monitoriaus „DisplayPort“ jungtis sudaro įvado ir išvado jungtys. Monitoriui prijungti priekompiuterio sujunkite kabelį su įėjimo jungtimi.
• Jungiant prie kelių kompiuterių reikia perjungti įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).

Pastaba• Jei sunku prijungti laidus, sureguliuokite ekrano kampą.

Kitų kompiuterių prijungimas naudojant nuoseklųjį prijungimą.
Į „DisplayPort“ įvesties jungtį įvestą signalą galima išvesti į kitą monitorių.

21

2 | Diegimas / sujungimasDėmesio• Norėdami daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti
nuosekliam sujungimui, apsilankykite EIZO internetinėje svetainėje:(www.eizoglobal.com)• Norint nustatyti nuoseklią jungtį, administratoriaus nustatymų meniu reikia pasirinkti „DisplayPort“– „Version 1.2“. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Prieš prijungdami vieną laidą, nuimkite „DisplayPort“ išvesties jungties dangtelį.

Prijungti prie kompiuterio
Signalų perdavimo laidas: PP300

Signalų perdavimo laidas: PP300

2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį.
Maitinimo laidą iki galo įstatykite į monitorių.
3. Atitinkamai prijunkite USB laidą prie monitoriaus USB išsiuntimo srauto prievado ir priekompiuterio USB gavimo srauto prievado.
Prijungti šį laidą reikia tuomet, kai naudojate „RadiCS“ / „RadiCS LE“ arba kai priemonitoriaus prijungiate USB įrenginį (USB laidu prijungiamą periferinį įrenginį).

USB laidas: UU300

2.3 Maitinimo įjungimas.
1. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite
Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.
Jei indikatorius neįsižiebia, žr. 3 Vaizdo nerodymo problema [} 24].
Pastaba• Palietus bet kurį iš veiksmų jungiklių, išskyrus, kai monitoriaus maitinimas išjungtas,
pradeda mirksėti, kad žinotumėte, kur yra maitinimo jungiklis.

22

Diegimas / sujungimas | 2
2. Įjunkite kompiuterį.
Ekrane pasirodys vaizdas.
Jei vaizdo nėra, papildomos informacijos ieškokite 3 Vaizdo nerodymo problema [} 24].
Dėmesio• Prijungiant pirmą kartą arba keičiant prijungimo būdą, ekrano nustatymai, pvz., skyros ir ekrano
mastelis, gali būti netinkami. Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymai sukonfigūruoti tinkamai.
• Siekiant sutaupyti elektros energijos, maitinimo mygtuką rekomenduojama išjungti. Kai
monitorius nenaudojamas, galite išjungti pagrindinį maitinimo tiekimą arba atjungti maitinimo
tiekimo kištuką, kad maitinimo tiekimas būtų visiškai nutrauktas.

Pastaba• Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti
elektros energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodomus veiksmus:– Naudokite kompiuterio ir monitoriaus energijos taupymo funkciją.
– Kai pasinaudosite, monitorių išjunkite.

2.4 Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Abiem rankomis laikydami už viršutinio ir apatinio arba kairiojo ir dešiniojo monitoriaus
kraštų, reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir pasukimą, kad užtikrintumėte geriausiassąlygas užduotims atlikti.

Dėmesio• Kai reguliavimas baigtas, įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti.
• Sureguliavę aukštį ir kampą, nutieskite kabelius per kabelio laikiklį.

23

3 | Vaizdo nerodymo problema

3 Vaizdo nerodymo problemaNeįsižiebia maitinimo jungiklio indikatorius• Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
• Įjunkite maitinimo jungiklį.
• Palieskite• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: Žalia spalva• Nustatymų meniu padidinkite „Brightness“, „Contrast“ arba „Gain“ (negalima reguliuoti1DICOM, 2-CAL1, 3-CAL2 režimais). Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo
vadove (arba kompaktiniame diske).
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: oranžine spalva• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove(arba kompaktiniame diske).
• Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Prijunkite prie „DisplayPort“įvesties jungties įvesdami „DisplayPort“ signalą. „DisplayPort“ išvesties jungtis
naudojama išvesčiai, kai nuoseklus sujungimas nustatytas į viršų.
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

Maitinimo jungiklio indikatorius mirksi: oranžine, žalia spalva• Prijunkite EIZO nurodytu signalų perdavimo kabeliu. Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
• Jei signalų perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort“, pabandykite perjungti„DisplayPort“ versiją. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).

Ekrane rodomas pranešimas „No Signal“.
Pavyzdžiui:• Pirmiau parodytas pranešimas gali pasirodyti dėl to, kad ką tik įjungtas kompiuteris iškarto nesiunčia signalo.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Prijunkite signalų perdavimo
laidus prie atitinkamo įvesties signalo jungčių.
• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove(arba kompaktiniame diske).

24

Vaizdo nerodymo problema | 3• Jei signalų perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort“, pabandykite perjungti„DisplayPort“ versiją. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Patikrinkite, ar signalų
perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort“ įvesties jungties įvesdami „DisplayPort“
signalą. „DisplayPort“ išvesties jungtis naudojama išvesčiai, kai nuoseklus sujungimas
nustatytas į viršų.
• Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.

Ekrane rodomas pranešimas „Signal Error“
Ekrane rodomas pranešimas „Signal Error“.
Pavyzdžiui:• Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų monitoriaus skyros ir kadrų
skleistinės dažnio reikalavimus (žr. 4.2 Suderinama skyra [} 28]).
• Paleiskite kompiuterį iš naujo.
• Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa pasirinkite atitinkamą nuostatą.
Išsamesnės informacijos ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove.
• Jei signalų perdavimo laidas prijungtas prie „DisplayPort“, pabandykite perjungti„DisplayPort“ versiją. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).

25

4 | Specifikacijos

4 Specifikacijos
4.1 Specifikacijų sąrašas
4.1.1 LCD skydelis
Tipas

IPS („Anti-Glare“)

Foninis apšvietimasŠviesos diodai

Dydis

21,3 col. (54,0 cm)

Skyra

1200 taškų x 1600 linijų

Ekrano dydis (H x V)

324,0 mm x 432,0 mm

Atstumas tarp vaizdo elementų

0,270 mm x 0,270 mm

Ekrano spalvos

10 bitų spalvos („DisplayPort“): Iki 1,07 mlrd.
spalvų (iš maždaug 543 mlrd. spalvų paletės)8 bitų („DisplayPort“ / DVI): 16,77 milijonų spalvų
(iš maždaug 543 mlrd. spalvų paletės)Žiūrėjimo kampas (H x V, tipiniai)

178˚ / 178˚

Rekomenduojamas ryškumas

270 cd/m2

Kontrasto santykis (tipinis)

1800:1

Atsako laikas (tipinis)

20 ms (juoda -> balta -> juoda)

4.1.2 Vaizdo signalaiĮėjimo signalo išvadai„DisplayPort“ x 1, DVI-D (vienos jungties) x 1

Išvesties jungtys

DisplayPort x 1eilučių skleistinės dažnis

31 kHz – 100 kHz

Vertikalaus nuskaitymo dažnis*1

59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)Kadrų sinchronizavimo režimas:

59 Hz–61 HzTaškų taktų
generatorius„DisplayPort“

25 MHz – 164,5 MHz

DVI

25 MHz – 164,5 MHz*1 Palaikomas kadrų skleistinės dažnis skiriasi priklausomai nuo skyros. Išsamesnės informacijos

ieškokite 4.2 Suderinama skyra [} 28].

4.1.3 USB
JungtisĮ įrenginį

USB-B x 1

Iš įrenginio

USB-A x 2Standartinė
Maitinimo srovė

26

USB specifikacija, 2.0 perž. leid.
Iš įrenginio (USB-A)

Maks. 500 mA prievadui

Specifikacijos | 4

4.1.4 MaitinimasĮėjimas100–240 V kintamoji srovė ±10 %, 50 / 60 Hz
0,85–0,45 A

Maksimalus energijos eikvojimas

54 W arba mažiau

Elektros energijos tausojimo veiksena

0,6 W arba mažiau*1Budėjimo veiksena

0,6 W arba mažiau*2*1 Kai naudojate „DisplayPort“ importavimą ir neprijungtas USB išsiuntimo srauto prievadas, „DP

Power Save“: „On“, „DisplayPort“, „Version 1.1 10bit“, „Version 1.1 8bit“, nenustatyta jokia išorinė
apkrova*2 Kai neprijungtas USB išsiuntimo srauto prievadas, „DP Power Save“: „On“, „DisplayPort“, „Version

1.1 10bit“, „Version 1.1 8bit“, nenustatyta jokia išorinė apkrova

4.1.5 Fizinės specifikacijos
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

356,5 mm x 482,3 mm – 572,3 mm x 200,0 mm(pokrypis: 0˚)
356,5 mm x 506,1 mm – 596,1 mm x 260,9 mm(pokrypis: 30˚)

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) (be stovo)

356,5 mm x 464,5 mm x 70,5 mm

Grynasis svoris

Apie 7,2 kg

Grynasis svoris (be stovo)

Apie 4,3 kg

Aukščio reguliavimo diapazonas

90 mm (pokrypis: 0˚)

Pokrypis

Aukštyn 30˚, žemyn 5˚Pasukimas

70˚

Sukimasis

90˚ (prieš laikrodžio rodyklę)4.1.6 Darbinės aplinkos reikalavimai
Temperatūra

0 ˚C–35 ˚CDrėgnis20 %–80 % R.H. (be kondensacijos)

Oro slėgis

540–1060 hPa

4.1.7 Transportavimo / saugojimo sąlygos
Temperatūra-20 ˚C–60 ˚CDrėgnis10 %–90 % R.H. (be kondensacijos)

Oro slėgis

200–1060 hPa

27

4 | Specifikacijos

4.2 Suderinama skyra
Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra.
✓: palaikoma, -: nepalaikoma
Skyra

Kadrų
skleistinės
dažnis (Hz)„DisplayPort“

DVI

Stačiai

Gulsčiai

Stačiai

Gulsčiai

720 x 400

70,087✓✓✓✓640 x 480

59,940✓✓✓✓800 x 600

60,317✓✓✓✓1024 x 768

60,004✓✓✓✓1280 x 1024

60,020-✓-✓1600 x 1200*1

60,000

-

✓

-

✓

*1

59,963✓-✓-1200 x 1600

*1 Rekomenduojama skyra

4.3 Priedai
Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai.
Naujausios informacijos apie pasirinktinius priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę
ieškokite mūsų interneto svetainėje.
(www.eizoglobal.com)
Kalibravimo rinkinys

RadiCS UX2 Ver.5.1.1 arba naujesnė versija
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.1 arba naujesnė
versija

Tinklo kokybės valdymo programinė įranga

RadiNET Pro Ver.5.1.1 arba naujesnė versija

Valymo rinkinys

ScreenCleaner

Komfortiškas skaitymo kambarių apšvietimas

RadiLight

AtramaAAH-02B3W
LA-011-W

Ekrano apsauga

RP-915
FP-2101

VESA adapteris „Thin Client“ arba mini
kompiuteriams

PCSK-R1

Signalų perdavimo laidas (DVI-D - DVI-D)

DD300
DD200

28

PriedasPriedasMedicininis standartas• Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų IEC60601-1 standarto reikalavimus.
• Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti,
riboti arba trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje
aplinkoje, kur būtų galima išvengti tokio poveikio.

Įrangos klasifikacija• Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
• EMC klasė: IEC60601-1-2 1 grupės B klasė
• Medicinos įrenginių klasifikacija (ES): I klasė
• Veikimo būdas: nepertraukiamas• IP klasė: IPX029

Priedas

EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija„RadiForce“ serijos gaminiai turi galimybę tinkamai rodyti medicininius vaizdus.“

Numatomo naudojimo aplinka„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytose aplinkose• Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos, pvz., klinikos ir ligoninės, aplinka„RadiForce“ serijos gaminių negalima naudoti:• namų sveikatos priežiūros aplinkoje;• šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių;• šalia terapinės trumpųjų bangų įrangos;• nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos
sistemos, skirtos MRT;
• apsaugotose vietose, specialioje aplinkoje;• Transporto priemonėse, įskaitant greitosios pagalbos automobilius• Kitose specialiose aplinkoseĮSPĖJIMAS• Naudojant „RadiForce“ serijos gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su
EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį.

ĮSPĖJIMAS• „RadiForce“ serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia
arba ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliaibūtent tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti.

ĮSPĖJIMAS• Naudojant nešiojamąją radijo dažnių ryšio įrangą, laikykite ją 30 cm (12 col.) ar didesniu atstumu
nuo bet kokios „RadiForce“ dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju šį įranga gali veikti prasčiau.

ĮSPĖJIMAS• Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalių ir
konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiktų IEC60601-1-2 standarto
reikalavimus.

ĮSPĖJIMAS• Naudodami „RadiForce“ serijos gaminių nelieskite signalo įvesties / išvesties jungčių. Priešingu
atveju gali būti paveiktas rodomas vaizdas.

30PriedasĮSPĖJIMAS• Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO rekomenduojamus laidus.
Naudojant ne EIZO rekomenduojamus laidus, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arbasumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai.
LaidasEIZO skirtieji laidai Didžiausias laido Ekranavimas
ilgis

Ferito šerdis

Signalų perdavimo
laidas („DisplayPort“)

PP300 / PP200

3m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

Signalų perdavimo
laidas (DVI)

DD300 / DD200

3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

USB laidas

UU300 / MD-C93

3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

Maitinimo laidas (suįžeminimo laidu)-

3m

Neekranuotas Be ferito šerdžių

Techniniai duomenys
Elektromagnetinė spinduliuotė
„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytose elektromagnetinėse aplinkose.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami
būtent tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės testas

Atitiktis

Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

1 grupė

„RadiForce“ serijos gaminiuose radijo dažnių energija naudojama
tik jų vidiniam veikimui užtikrinti.

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

B klasė

Harmonikų
spinduliuotė
IEC61000-3-2

D klasė

Įtampos svyravimai /mirgėjimo emisija
IEC61000-3-3

AtitinkaTodėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai
tikėtina, kad ji galėtų trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos
veikimą.
„RadiForce“ serijos gaminiai tinka naudoti bet kokiose patalpose,įskaitant gyvenamąsias ir prijungtąsias prie viešojo žemos
įtampos maitinimo tinklo, iš kurio elektros energija tiekiama
gyvenamosios paskirties pastatams.

31

PriedasElektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal
profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus (T), apibrėžtus IEC60601-1-2
standarte.
„RadiForce“ serijos gaminių pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami
būtent tokioje aplinkoje.
Atsparumo testas

Testavimo lygis (T)Elektrostatinė iškrova ±8 kV kontaktinė
(ESD)
iškrova
IEC61000-4-2±15 kV oro iškrova

Atitikties lygis (C)±8 kV kontaktinė
iškrova±15 kV oro iškrova

Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Grindys turi būti medinės,betoninės arba klotos
keramikinėmis plytelėmis. Jeigu
grindys dengtos sintetinemedžiaga, drėgnis turi būti bent
30 %.

Trumpalaikių elektros ±2 kV elektros±2 kV elektros
Maitinimo tinklo elektros
trikdžių / pertrūkių
perdavimo linijoms
perdavimo linijoms
energijos kokybė turi būti įprasta
IEC61000-4-4±1 kV įėjimo / išėjimo ±1 kV įėjimo / išėjimo komercinei ar gydomajai
institucijai.
linijoms
linijomsViršįtampiai
IEC61000-4-5±1 kV iš linijos (-ų) įliniją (-as)±1 kV iš linijos (-ų) įliniją (-as)±2 kV iš linijos (-ų) įžemę±2 kV iš linijos (-ų) įžemęĮtampossumažėjimas, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
svyravimai maitinimoįėjimo linijose
IEC61000-4-11

0 % UT (100 %sumaž. UT) 0,5 ciklo
ir 1 ciklas

0 % UT (100 %sumaž. UT) 0,5 ciklo
ir 1 ciklas

Elektros energijosdažnio ir magnetinis
laukas
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMaitinimo tinklo elektros
energijos kokybė turi būti įprasta
komercinei ar gydomajai
institucijai.

Maitinimo tinklo elektros
energijos kokybė turi būti įprasta
komercinei ar gydomajai
institucijai. Jeigu „RadiForce“
70 % UT (30 %70 % UT (30 %sumaž. UT) 25 ciklai / sumaž. UT) 25 ciklai / serijos gaminio naudotojui reikia,
kad jis nenustotų veikęs esant
50 Hz
50 Hz
maitinimo pertrūkiui,
0 % UT (100 %0 % UT (100 %rekomenduojama „RadiForce“sumaž. UT) 250
sumaž. UT) 250
serijos gaminį maitinti išciklai / 50 Hz
ciklai / 50 Hz
nepertraukiamo energijos šaltinioarba akumuliatoriaus.
Elektros energijos dažnio ir
magnetinio lauko lygis turi būti
būdingas įprastai komercinei arligoninės aplinkai.
Naudojimo metu gaminį reikia
laikyti mažiausiai 15 cm atstumu
nuo elektros energijos dažnio ir
magnetinio lauko šaltinio.

32

Priedas

Atsparumo testas

Testavimo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Nešiojamosios ir mobiliosios
aukštadažnės ryšio įrangos
nereikėtų naudoti mažesniu nei
rekomenduojamu atstumu,
apskaičiuotu pagal siųstuvo
dažniui taikomą lygtį, nuo bet
kurios „RadiForce“ serijos
gaminio dalies, įskaitant laidus.

Gairės dėl trikdžių,kuriuos sukelia arba
spinduliuoja radijodažnių laukai
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms
ISM juostos 150
kHz–80 MHz*1
Spinduliuojami radijo 3 V/mdažnių laukai
80 MHz–2,7 GHz
IEC61000-4-3

3 VrmsRekomenduojamas atstumas
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz„P“ yra maksimali atiduodamoji
vardinė siųstuvo galia vatais (W),nustatyta siųstuvo gamintojo, o„d“ yra rekomenduojamas
atstumas metrais (m). Fiksuotųjų
radijo dažnių siųstuvų skleidžiami
laukai, nustatyti atliekant
elektromagnetinį įrengimo vietos
tyrimą*2, turi būti silpnesni už
kiekvieno dažnių diapazono
atitikties lygį*3.
Netoli įrangos, pažymėtos toliau
nurodytu ženklu, gali atsirasti
trukdžių.

Pastaba• UT – tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant testavimo lygį.
• Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas.
• Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose
gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių
konstrukcijų, objektų ir žmonių.
*1 ISM (pramoninės, mokslinės ir medicininės) juostos nuo 150 kHz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki

6,795 MHz, nuo 13,553 MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki
40,70 MHz.
*2 Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams)

telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei
televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuotineįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę aplinką reikėtų atlikti
elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti „RadiForce“
serijos gaminį, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį,būtina stebėti, ar „RadiForce“ serijos gaminys veikia įprastai. Pastebėjus nukrypimų nuo normos,
gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pareguliuoti „RadiForce“ serijos gaminio padėtį
arba perkelti jį į kitą vietą.
*3 Jeigu dažnis viršija 150 kHz–80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.

33

PriedasRekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšioįrangos ir „RadiForce“ serijos gaminio„RadiForce“ serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų
radijo dažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. „RadiForce“ serijos gaminių klientas arnaudotojas gali slopinti elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų atstumą (30 cm)
tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“
serijos gaminių. „RadiForce“ serijos gaminiai buvo išbandyti pagal šį atitikties lygį (C),atitinkantį artumo elektromagnetinio lauko atsparumo bandymo lygio (T) reikalavimus,
taikomus toliau nurodytoms RD ryšio paslaugoms.
Testavimodažnis(MHz)Dažnis*1(MHz)

Techninė
priežiūra*1

Moduliacija*2

Testavimo lygis
(T)*3
(V/m)

Atitikties
lygis (C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Impulsų
moduliacija*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM28±5 kHz nuokrypis
1 kHz sinusas

28

710

704 – 787

LTE 13, 17 juosta

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
„iDEN“ 820CDMA 850,
LTE 5 juosta

Impulsų
moduliacija*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 1, 3, 4, 25
juosta;
UMTS

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 „Bluetooth®“,WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7 juosta

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai.
*2 Nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.
*3 Bandymo lygiai apskaičiuoti naudojant maksimalią galią ir 30 cm atstumą.

34

PriedasKlientas arba „RadiForce“ serijos gaminių naudotojas slopina artimųjų magnetinių laukų
sukeliamus trukdžius, išlaikydamas minimalų atstumą (15 cm) tarp RF siųstuvų ir„RadiForce“ serijos gaminių. RadiForce serijos gaminiai buvo išbandyti pagal šiuos atitikties
lygius (C), atitinkančius artumo magnetinio lauko atsparumo bandymo lygių (T)reikalavimus.
Testavimo dažnis
134,2 kHz

Moduliacija
Impulsų moduliacija*1

Testavimo lygis (T)(A/m)

Atitikties lygis (C)
(C/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Impulsų moduliacija*1
50 kHz*1 Nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

Kitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas
tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“
serijos gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangosgalią.
Siųstuvo vardinė
maksimali
atiduodamoji galia(W)

Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį
(m)
Nuo 150 kHz iki 80
MHz
d = 1.2√P

Nuo 80 MHz iki 800
MHz
d = 1.2√P

Nuo 800 MHz iki 2,7GHz
d = 2.3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą
atstumą „d“, matuojamą metrais (m), galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo
dažniui, kur „P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta
siųstuvo gamintojo.
Pastaba• Esant 80 ir 800 MHz dažniui, turi būti taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas.
• Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose
gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių
konstrukcijų, objektų ir žmonių.

35

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N343AZ
IFU-MX217
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – October 30th, 2023