Kasutusjuhend

Värviline LCD-kuvar

OlulineLugege põhjalikult seda „kasutusjuhendit” ja paigaldusjuhendit(eraldiseisev dokument), et tutvuda ohutu ja efektiivse kasutamisega.
• Kuvari reguleerimist ja sätteid vaadake paigaldusjuhendist.
• Värskeima „kasutusjuhendi” saate laadida alla meie veebilehelt
aadressil:
http://www.eizoglobal.com

OHUTUSSÜMBOLID
Selles juhendis ja tootel on kasutatud alltoodud ohutussümboleid. Need tähistavad kriitilise tähtsusega
teavet.
Lugege neid hoolikalt.

HOIATUSETTEVAATUST

Kirjaga HOIATUS tähistatud teabe
eiramine võib põhjustada raskeid
vigastusi ja võib olla eluohtlik.

Kirjaga ETTEVAATUST tähistatud teabe
eiramine võib põhjustada kergemaid vigastusi
ja/või kahjustusi varale või tootele.

Tähistab tähelepanu pööramise vajalikkust. Näiteks sümbol
„elektrilöögioht”.
Tähistab keelatud tegevust. Näiteks sümbol
nagu „ärge demonteerige”.

tähistab ohtu, nagu

tähistab konkreetset keelatud tegevust,

Tähistab kohustuslikku tegevust, mida tuleb teha. Näiteks sümbol
teavitust, nagu „seadme maandus”.

tähistab üldise keelu

See toode on reguleeritud spetsiaalselt kasutamiseks piirkonnas, kuhu see algselt tarniti. Kui seda
kasutatakse väljaspool seda piirkonda, ei pruugi toode töötada nii, nagu on toodud tehnilistes andmetes.
Selle juhendi ühtegi osa ei ole lubatud reprodutseerida, salvestada otsingusüsteemidesse ega edastadaüheski vormis või viisil, elektrooniliselt, mehhaaniliselt või muul viisil ilma EIZO Corporationi eelneva
kirjaliku nõusolekuta.
EIZO Corporationil ei ole ühtegi kohustust hoida edastatud materjale või teavet konfidentsiaalsena, v.a
juhul, kui eelnevalt on sõlmitud kokkulepe nimetatud teabe vastuvõtmise kohta EIZO Corporationi poolt.
Kuigi rakendatud on kõiki meetmeid, et selle kasutusjuhendi teave oleks ajakohane, pidage meeles, et
EIZO kuvari tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

2﻿ETTEVAATUSABINÕUD
OLULINE• See toode on reguleeritud spetsiaalselt kasutamiseks piirkonnas, kuhu see algselt tarniti. Kui toodet
kasutatakse väljaspool piirkonda, ei pruugi see töötada vastavalt tehnilistele andmetele.
• Isikuohutuse ja korrektse hoolduse jaoks lugege põhjalikult seda jaotist ja kuvari hoiatuslauseid.

Hoiatuslausete asukoht

Seadmel olevad sümbolid
SümbolSee sümbol tähendab
Toitenupp:

vajutage kuvari toite sisse või välja lülitamiseks.

Vahelduvvool
Elektriohu hoiatus
ETTEVAATUST:

Vt „OHUTUSSÜMBOLID” (lk 2).

WEEE-märgis:

Toode tuleb kasutusest kõrvaldada eraldi; materjale saabümber töödelda.

CE-märgis:

EL-i vastavusmärgis vastavalt nõukogu direktiividele ja/või
määrustele (EL).

TootjaTootmiskuupäev
Ettevaatust! Föderaalseadused (USA) lubavad seda seadet osta või tellida ainult
litsentseeritud tervishoiutöötajal.
ELi meditsiiniseadeELi maaletooja
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses

ETTEVAATUSABINÕUD

3

HOIATUS
Kui seade hakkab eraldama suitsu, levitab põlemislõhna või tekitab ebatavalisi helisid, ühendage
kõik toiteühendused viivitamatult lahti ja võtke abi saamiseks ühendust oma kohaliku EIZO esindajaga.
Rikkis seadme kasutamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või kahjustusi seadmele.
Ärge demonteerige ega ehitage seadet ümber.
Korpuse avamine või seadme ümber ehitamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki võipõletusi.
Jätke kõik hooldustööd hoolduspersonali ülesandeks.
Ärge proovige seadet ise hooldada, sest katete avamine või eemaldamine võib põhjustada süttimist,
elektrilööki või seadmele kahjustusi.
Hoidke väikesed esemed ja vedelikud seadmest eemal.
Väikesed esemed, mis võivad kogemata kukkuda läbi ventilatsiooniavade korpuse
sisse, või pritsmed, mis satuvad korpuse sisse, võivad põhjustada süttimist, elektrilööki
või seadme kahjustusi. Kui korpusesse satub mõni ese või vedelik, ühendage seadeviivitamatult vooluvõrgust lahti. Laske seadet enne uuesti kasutamist kontrollida
kvalifitseeritud teenindusinseneril.
Asetage seade tugevale ja stabiilsele kohale.
Mitterahuldavale pinnale paigutatud seade võib kukkuda ümber ja põhjustada vigastusi või seadme
kahjustusi. Kui seade kukub, ühendage viivitamatult lahti toide ja pöörduge abi saamiseks kohaliku EIZO
esindaja poole. Ärge jätkake kahjustunud seadme kasutamist. Kahjustunud seadme kasutamine võibpõhjustada süttimist või elektrilööki.
Kasutage seadet sobivas kohas.
Selle nõude eiramine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi.
• Ärge asetage väliskeskkonda.
• Ärge paigutage transpordisüsteemi (laev, lennuk, rong, autod jms).
• Ärge paigutage tolmusesse või niiskesse keskkonda.
• Ärge paigutage kohta, kus ekraanile võidakse pritsida vett (vannituba, köök vms).
• Ärge paigutage kohta, kus ekraanile satub otse auru.
• Ärge paigutage soojust kiirgavate seadmete ega niisutaja lähedale.
• Ärge paigutage kohta, kus tootele langeb otse päikesevalgus.
• Ärge paigutage süttimisohtlike gaasidega keskkonda.
• Ärge asetage söövitavate gaaside (nt vääveldioksiidi, vesiniksulfiidi, lämmastikdioksiidi,
kloori, ammoniaagi ja osooni) keskkonda.
• Ärge asetage keskkonda, kus leidub tolmu, atmosfääris korrosiooni kiirendavaid komponente(nagu naatriumkloriid ja väävel), elektrit juhtivaid metalle, jms.

Lämbumisohu vältimiseks hoidke pakendi plastkotid imikutele ja lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage isoleeritud toitejuhet ja ühendage see teie asukohariigi standardsesse pistikupesasse.
Jälgige, et see oleks toitejuhtme nimipinge piirides. Selle eiramine võib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Toide: 100–240 V vahelduvvool 50/60 Hz
Toitejuhtme lahti ühendamiseks haarake tugevalt pistikust ja tõmmake.
Juhtmest sikutamine võib seadet kahjustada ja põhjustada süttimist või
elektrilööki.
Seade peab olema ühendatud maandusega pistikupessa.
Selle eiramine võib põhjustada süttimist või elektrilööki.

4

ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUS
Kasutage õiget pinget.
• Seade on loodud töötama ainult ettenähtud pingega. Ühendamine muu pingega, kui toodud „Kasutusjuhendis”, võibpõhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi.
Toide: 100–240 V vahelduvvool 50/60 Hz• Ärge koormake jõuahelat üle, sest see võib põhjustada süttimist või elektrilööki.

Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult.
• Ärge asetage toitejuhet seadme ega muude raskete esemete alla.
• Ärge tõmmake juhtmest ega siduge seda sõlme.

Kui toitejuhe kahjustub, lõpetage selle kasutamine. Kahjustunud toitejuhtme kasutaminevõib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Kasutaja ei tohiks puudutada samaaegselt patsienti ja toodet.
See toode ei ole mõeldud patsientidele puudutamiseks.
Ärge puudutage kunagi pistikut ja toitejuhet äikese ajal.
Nende puudutamine võib põhjustada elektrilööki.
Käetoe paigaldamisel vaadake käetoe kasutusjuhendit ja paigaldage seade turvaliselt.
Selle tegemata jätmine võib põhjustada seadme lahti tulemist, mis omakorda võib põhjustada vigastusi
või seadme kahjustusi. Veenduge enne paigaldamist, kas lauad, seinad ja muud kohad, kuhu käetugi
kinnitatakse, on piisava mehhaanilise tugevusega. Seadme maha kukkumise korral küsige nõu oma
kohalikult EIZO esindajalt. Ärge jätkake kahjustunud seadme kasutamist. Kahjustunud seadme kasutaminevõib põhjustada süttimist või elektrilööki. Kallutusjala uuesti kinnitamiseks kasutage samu kruve ja kinnitageneed tugevalt.
Ärge puudutage kahjustunud LCD-paneeli otse paljaste kätega.
Vedelkristall, mis võib paneelist lekkida, on silma või suhu sattudes mürgine. Kui nahkvõi mõni muu kehaosa puutub paneeliga otse kokku, peske neid põhjalikult. Füüsiliste
sümptomite korral pöörduge arsti poole.

ETTEVAATUSABINÕUD

5

ETTEVAATUSTOlge seadme kandmisel ettevaatlik.
Ühendage seadme liigutamise ajaks toitejuhe ja kaablid lahti. Seadme liigutamine ühendatud toitejuhtmega
on ohtlik.
See võib põhjustada vigastusi.
Kandke ja paigutage seade vastavalt õigetele ettenähtud meetoditele.
• Seadme kandmisel haarake ja hoidke kindlalt, nagu näidatud alloleval joonisel.
• 30-tollised ja suuremad kuvarid on rasked. Pakkige kuvar lahti ja/või kandke seda alati vähemalt kahekesi.

Seadme maha kukutamine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi.

Ärge katke korpuse ventilatsiooniavasid.
• Ärge asetage ventilatsiooniavadesse mingeid esemeid.
• Ärge paigaldage seadet suletud kohta.
• Ärge kasutage seadet tagaküljele või tagurpidi paigutatuna.

Ventilatsiooniavade katmine takistab vajalikku õhuringlust ja võib põhjustada süttimist,
elektrilööki või seadme kahjustusi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilööki.

Kasutage hõlpsalt ligipääsetavat pistikupesa.
See tagab, et te saate probleemide korral kiiresti vooluühenduse katkestada.
Puhastage regulaarselt monitori toitepistiku ja ventilatsiooniava ümbrust.
Pistikul olev tolm, vesi või õli võib põhjustada süttimist.
Ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
Seadme puhastamine ajal, kui see on vooluvõrku ühendatud, võib põhjustada elektrilööki.
Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, ühendage toitejuhe pärast toite välja lülitamist
vooluvõrgust lahti, et tagada ohutus ja säästa elektrit.
EMP ja Šveitsi territooriumil kasutajatele
Seadmega seotud mistahes tõsisest juhtumist tuleb teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat
asutust, kus kasutaja ja/või patsient asuvad.

6

ETTEVAATUSABINÕUD

Märkused selle kuvari kohta
Ettenähtud kasutus
Käesolev toode on mõeldud radioloogiapiltide kuvamiseks ülevaate, analüüsi ja diagnostika eesmärgil
väljaõppega arstide poolt. Ekraan ei ole mõeldud mammograafiale.
Tähelepanu• Selle toote garantii ei pruugi katta muid kasutusviise, kui on kirjeldatud selles kasutusjuhendis.
• Selles kasutusjuhendis toodud tehnilised andmed kehtivad ainult siis, kui kasutatakse järgmisi vahendeid:- Tootega kaasasolevad toitejuhtmed- Meie poolt ettenähtud signaalkaablid• Kasutage ainult EIZO lisaseadmeid, mis on EIZO poolt sellele tootele ettenähtud.

Kasutamise ettevaatusabinõud
• Osad (nagu LCD-paneel) võivad pikema aja jooksul halveneda. Kontrollige neid perioodiliselt normaalse
töötamise suhtes.
• Kui ekraanipilti muudetakse pärast pikemaajalist ühe ja sama pildi kuvamist, võib tekkida järelpilt.
Sama pildi pikaajalise kuvamise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat või funktsiooni Power Save
(Energiasäästurežiim).
• Kui monitor näitab pika aja jooksul pidevalt pilti, võivad tekkida tumedad plekid või sissepõlemine.
Monitori eluea pikendamiseks soovitame seda perioodiliselt välja lülitada.
• Sõltuvalt kuvatavast pildist võib järelpilt tekkida ka pärast lühiajalist pildi kuvamist. Selle tekkimisel võibprobleemi lahendada pildi vahetamine või toite mõneks tunniks välja lülitamine.
• LCD-paneeli tagantvalgustusel on kindel kasutusiga. Kui ekraan muutub tumedaks, hakkab värisema ja
enam ei käivitu, võtke ühendust kohaliku EIZO esindajaga.
• Ekraanil võivad olla vigased pikslid või vähesel arvul heledaid punkte. See tuleneb paneeli omadustest ja
ei tähenda toote talitlushäiret.
• Ärge vajutage paneelile ega raami servale tugevalt, sest see võib põhjustada ekraani talitlushäireid,nt häirivad mustrid jms. Kui paneelile avaldatakse pidevalt survet, võib see paneeli halvendada või
kahjustada. (Kui ekraanile jäävad survest jäljed, jätke ekraan must-valge kuvaga seisma. Sümptom võibkaduda.)• Ärge kraapige ega vajutage paneelile terava esemega, sest see võib paneeli kahjustada. Ärge proovige
seda pühkida salvrättidega, sest see võib paneeli kriimustada.
• Kui kuvar on külm ja tuuakse toatemperatuurile või ruumi temperatuur suureneb äkitselt, võib kuvari siseja välispindadele tekkida kondensaat. Sellisel juhul ärge lülitage kuvarit sisse. Selle asemel oodake, kuni
kondensaat kaob, sest vastasel juhul võib see kuvarit kahjustada.

Märkused selle kuvari kohta

7

Kuvari pikaajaline kasutamine● Kvaliteedikontroll• Kuvarite kuvamiskvaliteeti mõjutavad sisendsignaalide kvaliteet ja toote vananemine.
Tehke visuaalseid kontrollimisi ja perioodilisi vastavuskontrolle, et vastata oma seadme
meditsiinistandarditele/-juhistele, ja vajadusel tehke kalibreerimine. RadiCS-i kuvari
kvaliteedikontrolli tarkvara võimaldab kasutajal teha kõrgekvaliteedilist kvaliteedikontrolli, mis
vastab meditsiinistandarditele/-juhistele. Erinevate testide tegemiseks ja kalibreerimiseks vaadake
RadiCS-i kasutusjuhendit.
• Kuvari ekraani stabiliseerumine võtab aega umbes 30 minutit. Oodake 30 minutit või rohkem
pärast kuvari toite sisse lülitamist või kui kuvar väljub energiasäästurežiimist enne erinevatekvaliteedikontrolli katsetuste, kalibreerimise või kuvari ekraani reguleerimise tegemist.
• Me soovitame seadistada kuvarid soovituslikule või madalale tasemele, et vähendada pikaajalisest
kasutamisest tingitud muutusi valgustuses ja tagada stabiilne heledus.
Tähelepanu• Kuvari ekraani olek võib ootamatult muutuda kasutusvea või ootamatu seadistuse muutmise tõttu. Pärast
kuvari ekraani reguleerimist on soovitatav kasutada kuvarit lukustatud juhtnuppudega. Vaadake seadistamiseüksikasjalikku teavet paigaldusjuhendist (CD-ROM-il).

● Puhastamine

Kuvari uuena väljanägemise hoidmiseks ja kasutusaja pikendamiseks on soovitatav regulaarne
puhastamine.
Pühkige hoolikalt korpust ja paneeli pinda pehme, vee või järgmiste kemikaalidega niisutatud lapiga.

Kemikaalid, mida võib puhastamisel kasutada
Materjali nimetus

Desinfitseerimisetanool
Isopropüülalkohol
Kloorheksidiinglükonaat
Naatriumhüpoklorit
Bensalkooniumkloriid
Alküüldiaminoetüülglütsiin
Glutaraal

Toote nimetus

Etüülalkohol (etanool)
Isopropüülalkohol
Hibitane’i lahus
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Tähelepanu• Ärge kasutage kemikaale sageli. Kemikaalid, nagu alkohol ja antiseptilised lahused, võivad põhjustada
ebaühtlast läiget, tuhmumist ja korpuse või paneeli luitumist ning samuti halvendada pildikvaliteeti.
• Ärge kasutage kunagi lahustit, benseeni, vaha ega abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad korpust võipaneeli kahjustada.
• Ärge kandke kemikaale otse kuvarile.
Märkus• Soovitatav on kasutada korpuse ja ekraani pinna puhastamiseks toodet ScreenCleaner (valikuline).

Kuvari mugav kasutamine• Kuvari vaatamine pikema aja jooksul kurnab teie silmi. Puhake iga tunni järel 10 minutit.
• Vaadake ekraani õigelt kauguselt ja õige nurga alt.

8

Märkused selle kuvari kohta

SISUKORDETTEVAATUSABINÕUD......................................... 3
OLULINE..................................................................... 3

Märkused selle kuvari kohta................................. 7
Ettenähtud kasutus .................................................. 7
Kasutamise ettevaatusabinõud............................... 7
Kuvari pikaajaline kasutamine................................ 8● Kvaliteedikontroll.............................................. 8● Puhastamine.................................................... 8

Kuvari mugav kasutamine........................................ 8

SISUKORD.............................................................. 9Peatükk 1 Tutvustus.......................................... 10
1-1.
1-2.

●

1-3.

Omadused......................................................10
Pakendi sisu..................................................10
EIZO LCD Utility Disk......................................10
Juhtimisnupud ja funktsioonid...................11

Peatükk 2 Paigaldamine / ühendamine........... 12
2-1.

Enne toote paigaldamist..............................122-2.

Ühenduskaablid............................................13

2-3.

Toite sisse lülitamine....................................14

2-4.

Ekraani kõrguse ja nurga reguleerimine....14● Nõuded paigaldamisele..................................12

Peatükk 3 Pildi puudumise probleem.............. 15
Peatükk 4 Tehnilised andmed.......................... 16
4-1.

Tehniliste andmete loend.............................164-2.

Ühilduvad resolutsioonid............................17● Digitaalsignaali sisendi korral (DisplayPort /●4-3.

DVI).................................................................17
Analoogsignaali sisendi korral (D-Sub)..........17
Lisatarvikud...................................................18

Lisa........................................................................ 19
Meditsiinistandard...................................................19
EMÜ teave................................................................ 20

SISUKORD

9

Peatükk 1 Tutvustus
Täname, et valisite EIZO värvilise LCD-kuvari.

1-1. Omadused• 19,0 tolli• Toetab resolutsiooni 1 M pikslit (1280 punkti X 1024 joont)• VA-paneel horisontaalsete ja vertikaalsete vaatenurkadega 178˚
• Toetab kolmekordset sisendsüsteemi (DisplayPort, DVI ja D-Sub)• Varustatud kuue CAL Switch (CAL-i lülitamise) režiimiga, sh DICOM-režiim, millel on DICOM ®
osaga 14 ühilduvad halliskaala omadused
CAL Switch (CAL-i lülitamise) režiimi saab lülitada vastavalt kuvatud pildile. Lisainfot vaadakepaigaldusjuhendist (CD-ROM-il).

• Kaasas kvaliteedikontrollitarkvara „RadiCS LE“.
- Kalibreerib ja teeb igapäevaseid kontrolle ja haldab ajalugu.
- Võimaldab kasutajal juhtida hiire või klaviatuuriga kuvarit, näiteks CAL Switch (CAL-i lülitamise)režiimiga või sisendsignaalidega.
• Kasutab rohkete liigutamisvõimalustega tugijalga.
Võimaldab reguleerida kuvarit optimaalsesse asendisse selle mugavaks kasutamiseks ja väsimuse
minimeerimiseks.
(Kallutamine: 30˚ üles/0˚ alla, pööramine: 35˚ paremale /35˚ vasakule, reguleeritav kõrgus: 100 mm)

1-2. Pakendi sisu
Kontrollige, kas pakkekarbis on kõik järgmised esemed. Kui mõni neist puudub, võtke ühendustedasimüüjaga või kohaliku EIZO esindajaga.
Märkus• Hoidke pakkekarp ja -materjalid alles kuvari hilisemaks liigutamiseks või transportimiseks.
• Kuvar• Toitejuhe• Digitaalsignaali kaabel: PP300
DisplayPort - DisplayPort• USB-kaabel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Kasutusjuhend• VESA paigalduskruvid (M4 x 12 mm, 4 tk)● EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) on toodud järgmised elemendid. Tarkvara käivitamise või failide
avamise protseduure vaadake CD-ROM-il olevast failist Readme.txt.
• Fail Readme.txt• RadiCS LE kuvari kvaliteedikontrolli tarkvara (Windowsile)• Kasutusjuhend- Kuvari paigaldusjuhend- RadiCS LE kasutusjuhend• Välismõõtmed
Märkus• RadiCS LE installimise ja kasutamise kohta leiate teavet RadiCS LE kasutusjuhendist. RadiCS LE
kasutamisel ühendage kuvar oma arvutiga kaasasoleva USB-kaabliga.

10

Peatükk 1 Tutvustus

1-3. Juhtimisnupud ja funktsioonid

9
10

8

1

2

1. Keskkonna
valgustatuse sensor

2. Juhtnupp
3. Nupp
4. Toiteindikaator
5. Toitepistmik
6. Input Signal
Connector(Sisendsignaali
pistmik)
7. USB-ülesvooluport
8. Turbeluku pilu
9. Tugijalg
10. Cable holder(Kaablihoidik)

3

4

5

6

7

See sensor mõõdab valgustatust RadiCS / RadiCS LE funktsiooniga, mis mõõdab kuvarivalgustatuse muutumist. Vaadake üksikasju RadiCS / RadiCS LE kasutusjuhendist.
Selle sensori mõõdetud väärtused ei peegelda RadiCS-i keskkonnavalgustatust, sest
see on lihtne sensor.
Kuvab kasutamise juhised. Seadistage menüüd vastavalt kasutamise juhistele.
Vaadake kasutamise ja menüüde üksikasju seadistusjuhendist (CD-ROM-il).
Lülitab toite sisse või välja.
Tähistab kuvari tööolekut.
Roheline: Töötab oranž: Energiasäästurežiim kustunud: Toide väljas
Ühendab toitejuhtme.
Ühendage signaalikaablid.
Vasak: DisplayPorti pistmik
Keskel: DVI-D-konnektor
Paremal: D-Sub mini 15-viiguline pistikÜhendab USB-kaabli USB-ühendust vajava tarkvara kasutamiseks.
Vastab Kensingtoni MicroSaveri turbesüsteemile.
Kasutatakse kuvari ekraani kõrguse ja nurga (kallutamine, pööramine) reguleerimiseks.
Katab kuvari kaableid.

Peatükk 1 Tutvustus

11Peatükk 2 Paigaldamine / ühendamine
2-1. Enne toote paigaldamist
Lugege põhjalikult peatükki „ETTEVAATUSABINÕUD” (lk 3) ja järgige alati juhiseid.
Kui asetate käesoleva toote lakiga kaetud lauale, võib värv kummi koostise tõttu toote jala alla kinni jääda.
Kontrollige enne kasutamist laua pinda.

● Nõuded paigaldamisele

Monitori statiivile paigaldamisel veenduge, et monitori külgede, ülaosa ja põhja ümber jääb piisavalt
vaba ruumi.

Tähelepanu• Paigutage monitor nii, et valgus ekraanile ei satu.

12

Peatükk 2 Paigaldamine / ühendamine

2-2. Ühenduskaablid
Tähelepanu• Veenduge, kas kuvar ja arvuti on sisse lülitatud.
• Kui asendate praeguse kuvari selle kuvariga, vaadake enne arvuti ühendamist „4-2. Ühilduvad resolutsioonid” (lk17) ja muutke selle eraldusvõime ning vertikaalse skaneerimissageduse sätted selle kuvari puhul sobivateks.

1. Ühendage signaalikaablid.

Kontrollige pistmike kuju ja ühendage kaablid.
Kinnitage pärast DVI või D-Sub-kaabli kuvariga ühendamist pistmiku kinnitamiseks kinnitid.

MD-C87 (valikuline)

DD300 (valikuline)

PP300 (kaasas)

2. Ühendage toitejuhe pistikupesaga ja monitori toitepistmikuga.
Sisestage toitejuhe täielikult kuvari toitepistmikku.

3. Kui kasutate mudelit RadiCS / RadiCS LE, ühendage USB-kaabel kuvari USBülesvoolupordi ja arvuti vahele.

Peatükk 2 Paigaldamine / ühendamine13

2-3. Toite sisse lülitamine
1. Vajutage kuvari sisselülitamiseks.

Kuvari toiteindikaator süttib rohelisena.

Kui toitelüliti indikaator ei sütti, vt „Peatükk 3 Pildi puudumise probleem” (lk 15).

2. Lülitage arvuti sisse.
Ilmub ekraanipilt.

Kui pärast sisse lülitamist pilti ei ilmu, vt lisateavet „Peatükk 3 Pildi puudumise probleem” (lk 15).
Tähelepanu• Energia maksimaalseks säästmiseks on soovitatav lülitada toitenupp välja. Kui kuvarit ei kasutata katkestab
vooluvõrgust lahti ühendamine energiatarbe täielikult.
Märkus• Kui lülitate kuvari ja arvuti esimest korda sisse analoogsignaali kasutades, hakkab tööle funktsioon
Automaatne reguleerimine, mis reguleerib automaatselt kellaaja, faasi ja kuvaasendi.
• Kuvari kasutusea maksimeerimiseks, vähendades heleduse halvenemist ja energiatarvet, tehke järgmist:- Kasutage arvuti energiasäästurežiimi.
- Lülitage kuvar ja arvuti pärast kasutamist välja.

2-4. Ekraani kõrguse ja nurga reguleerimine
Hoidke mõlema käega kuvari vasakust ja paremast servast ja reguleerige ekraani kõrgust, kallet ja
suunda töötingimustele sobivaks.

Tähelepanu• Pärast reguleerimist kontrollige,kas kaablid on õigesti ühendatud.

14

Peatükk 2 Paigaldamine / ühendamine

Peatükk 3 Pildi puudumise probleem
ProbleemVõimalik põhjus ja lahendus

1. Pilt puudub• Toiteindikaator ei sütti.

• Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt ühendatud.
.
• Vajutage nuppu• Toiteindikaator süttib rohelisena.

• Suurendage menüüs Sätted väärtusi „Brightness (Heledus)”,„Contrast (Kontrast)” või „Gain (Võimendus)”. Lisainfot
vaadake paigaldusjuhendist (CD-ROM-il).

• Toiteindikaator põleb oranžina.

• Vahetage sisendsignaali nupuga. Lisainfot vaadakepaigaldusjuhendist (CD-ROM-il).
• Liigutage hiirt või vajutage klaviatuuri juhuslikule klahvile.
• Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
• See probleem võib tekkida, kui arvuti on ühendatud
DisplayPort-konnektori kaudu. Ühendage toitejuhe uuesti
kuvariga või taaskäivitage arvuti.

2. Ilmub allolev teade.

See teade ilmub, kui puudub korrektne sisendsignaal, ka siis, kui
kuvar töötab probleemideta.

• See teade ilmub siis, kui sisendsignaal
puudub.
Näide• Vasakul olev teade võib ilmuda, sest mõned arvutid ei
väljasta signaali kohe pärast sisse lülitamist.
• Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
• Kontrollige, kas signaalikaabel on korrektselt ühendatud.
• Vahetage sisendsignaali nupuga. Lisainfot vaadakepaigaldusjuhendist (CD-ROM-il).

• Teade näitab, et sisendsignaal on väljaspool
ettenähtud sagedusvahemikku.
Näide:• Kontrollige, kas arvuti on konfigureeritud vastavalt kuvari
resolutsiooni ja vertikaalse skaneerimissageduse nõuetele(vt „4-2. Ühilduvad resolutsioonid” (lk 17)).
• Tehke arvutile taaskäivitus.
• Muutke sobivat sätet, kasutades graafikakaardi utiliiti.
Vaadake üksikasju graafikakaardi kasutusjuhendist.

Peatükk 3 Pildi puudumise probleem

15

Peatükk 4 Tehnilised andmed
4-1. Tehniliste andmete loend
LCD-paneel

Videosignaalid

USB
Toide

Füüsilised
andmedTöökeskkonnanõuded

16

Tüüp

VA

Tagantvalgustus

LED

Suurus48 cm (19,0 tolli) (48,1 cm diagonaal)

Resolutsioon

1280 punkti x 1024 rida

Ekraani suurus (H x V)

376,3 mm x 301,0 mm

Pikslisamm (H x V)

0,294 mm x 0,294 mm

Kuvavärvid

Max 16,77 miljonit värvi

Vaatenurgad(H / V, tüüpiline)

178˚ / 178˚

Kontrastisuhe(tüüpiline)

2000: 1

Reageerimisaeg(tüüpiliselt)

20 ms (must -> valge -> must)

Sisendklemmid

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1,
D-Sub mini 15-viiguline x 1

Horisontaalne
skaneerimissagedus

DVI, DisplayPort: 31 kHz – 64 kHz

Vertikaalne
skaneerimissagedus

DVI, DisplayPort: 59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)

Sünkroniseerimissignaal

EraldiPunktkell (Max)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

PortÜlesvoolu x 1

Standard

USB tehniliste andmete red. 2.0

Sisend100 – 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 0,50 A – 0,30 A

Maksimaalne energiatarve

28 W või vähem

Energiasäästurežiim

0,6 W või vähem *1

Ooterežiim

0,6 W või vähem *2

Välismõõtmed
(laius x kõrgus x sügavus)

405 mm x 406,5 mm – 506,5 mm x 205 mm (kalle: 0˚)
405 mm x 438,8 mm – 538,8 mm x 227,7 mm (kalle: 30˚)

Välismõõtmed (tugijalata)(laius x kõrgus x sügavus)

405 mm x 334 mm x 61,5 mm

Netokaal

Umbes 6,0 kg

Netokaal (jalata)

Umbes 4,2 kgKõrgusereguleerimisvahemik

100 mmKalleÜles 30˚, alla 0˚

Keeramine

Paremale 35˚, vasakule 35˚

Pööramine

90˚ (päripäeva)Temperatuur

0 ˚C – 35 ˚CÕhuniiskus

20 % – 80 %, suhteline (kondenseerimata)Õhurõhk

540 hPa – 1060 hPa

Peatükk 4 Tehnilised andmed

D-Sub: 24,8 kHz – 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz – 75,0 Hz

Temperatuur
Transportimise /hoiustamiseÕhuniiskus
keskkonnanõuded Õhurõhk

-20 ˚C – 60 ˚C
10 % – 90 %, suhteline (kondenseerimata)
200 hPa – 1060 hPa*1 Kui kasutatakse DVI-sisendit, USB-ülesvooluport ei ole ühendatud, „Auto Input Detection (Automaatne
sisendi tuvastamine)”: „Off”, „Power Save”: „On (Sees)” ja „DP Power Save (DP energiasääst)”: „On (Sees)”*2 USB ülesvoolu port ei ole ühendatud ja „DP Power Save (DP energiasääst)”: „On (Sees)”

4-2. Ühilduvad resolutsioonid
Kuvar toetab järgmisi resolutsioone.

● Digitaalsignaali sisendi korral (DisplayPort / DVI)
Resolutsioon

Vertikaalne
skaneerimissagedus

640 x 480

60 Hz

720 x 400

70 Hz

800 x 600

60 Hz

1024 x 768

60 Hz

1280 x 1024 *1

60 Hz*1 Soovituslik resolutsioon.

● Analoogsignaali sisendi korral (D-Sub)
Resolutsioon

Vertikaalne
skaneerimissagedus

640 x 480

~75 Hz720 x 400

70 Hz

800 x 600

~75 Hz1024 x 768~75 Hz1152 x 864

75 Hz1280 x 960

60 Hz

1280 x 1024 *1~75 Hz640 x 400

70 Hz

*1 Soovituslik resolutsioon.

Peatükk 4 Tehnilised andmed17

4-3. Lisatarvikud
Eraldi on saadaval järgmine lisavarustus.
Värskeima teabe valikuliste eraldi müüdavate lisatarvikute ja ühilduvate graafikakaartide kohta leiate meie
veebilehelt.
http://www.eizoglobal.com

18

Paneelikaitse

EIZO „FP-702”

Tugi, tugijalg

EIZO „LS-HM1-D”: Kahekordne reguleeritava kõrgusega tugijalg
EIZO „LA-011-W”: Seinakinnitustugi
EIZO „AAH-02B3W”: Seinakinnitustugi

Kalibreerimiskomplekt

EIZO „RadiCS UX2” ver. 4.6.3 või värskem

Võrgu kvaliteedikontrolli haldustarkvara

EIZO „RadiNET Pro” ver. 4.6.3 või värskem
EIZO „RadiNET Pro Lite” ver. 4.6.3 või värskem

Puhastuskomplekt

EIZO „ScreenCleaner”

Signaalikaabel (Display Port - Display Port)

PP200

Signaalikaabel (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Signaalikaabel (D-Sub - D-Sub)

MD-C87Signaalkaabel (DVI-I - D-Sub)

MD-C16USB-kaabel

FD-C93Peatükk 4 Tehnilised andmed

Lisa
Meditsiinistandard• Kasutaja peab veenduma, et lõplik süsteem vastab standardi IEC60601-1-1 nõuetele.
• Elektritoitega seadmed võivad kiirata elektromagnetlaineid, mis võivad mõjutada, piirata kuvari töödvõi põhjustada sellele talitlushäireid. Paigaldage seadmed kontrollitud keskkonda, kus on võimalik
selliseid toimeid vältida.

Seadme klassifikatsioon-

Elektrilöögivastane kaitseklass: I-klass
EMÜ-klass IEC60601-1-2 rühm 1 klass B
Meditsiiniseadme klassifikatsioon (EL) : I-klass
Kasutusrežiim: pidev
IP-klass: IPX0

Lisa

19

EMÜ teave
Seeria RadiForce võimekus tagab meditsiiniliste piltide korrektse kuvamise.

Sihipärase kasutuse keskkonnad
Seeria RadiForce on mõeldud kasutamiseks järgmistes keskkondades.
• Professionaalsete tervishoiuasutuste keskkonnad, nagu kliinikud ja haiglad
Järgmised keskkonnad ei sobi seeria RadiForce kasutamiseks.
• Kodused tervishoiukeskkonnad• Kõrgsageduslike kirurgiaseadmete (nt elektrokirurgilised noad) lähedus• Lühilaineteraapia seadmete lähedus• MRT meditsiiniseadmete RF-varjestusega ruumid• Erikeskkondade varjestatud kohad• Paigaldatuna kiirabisõidukitesse• Muud erikeskkonnad

HOIATUS
Seeria RadiForce nõuab EMÜga seoses eriettevaatusabinõude rakendamist ja paigaldamist.
Lugege hoolikalt EMÜ teavet ja selle dokumendi jaotist „ETTEVAATUSABINÕUD“ ning järgige toote
paigaldamisel ja kasutamisel järgmisi juhiseid.
Seeriat RadiForce ei tohi kasutada muude seadmete kõrval ega virnastatuna. Kui kõrvuti
või virnastatud kasutamisviis on vajalik, tuleb jälgida seadmete ja süsteemi tavapärast tööd
konfiguratsioonis, milles seda kasutatakse.
Kui kasutate teisaldatavaid raadiosageduslikke sideseadmeid, hoidke need vähemalt 30 cm (12tolli) kaugusel mistahes seeria RadiForce seadme osadest, sh kaablitest. Muidu võib selle seadmetöövõime halveneda.
Igaüks, kes ühendab lisaseadmeid signaalisisendi või signaaliväljundiga, konfigureerib
meditsiinisüsteemi, vastutab selle eest, et süsteem vastab standardi IEC60601-1-2 nõuetele.
Ärge puudutage seeria RadiForce kasutamise ajal signaali sisend-/väljundkonnektoreid. See võibmõjutada kuvatavat pilti.
Kasutage tootega kaasasolevaid või EIZO ettenähtud kaableid.
Ettenähtud või EIZO tarnitud kaablitest erinevate kasutamine võib põhjustada suuremat
elektromagnetilist emissiooni või selle seadme väiksemat elektromagnetilist häirekindlust jaebaõiget töötamist.
KaabelEIZO poolt
ettenähtud kaablid

Max kaabli pikkus

Signaalikaabel(DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Varjestatud

Ferriitsüdamikega

Signaalikaabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Varjestatud

Ferriitsüdamikega

Signaalikaabel (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Varjestatud

Ferriitsüdamikega

USB-kaabel

UU300 / MD-C93

3m

Varjestatud

Ferriitsüdamikega

Toitejuhe (maandusega)-

3m

Varjestamata

Ferriitsüdamiketa

20

Lisa

Varjestus

FerriitsüdamikTehniline kirjeldus

Elektromagnetiline emissioon
Seeria RadiForce on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.
Klient või seeria RadiForce kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.

Emissioonikatsetus Vastavus

Elektromagnetiline keskkond – juhis

Raadiosageduslikud
emissioonid
CISPR11

Rühm 1

Seeria RadiForce kasutab oma sisefunktsioonide jaoks ainult raadiosagedusenergiat.
Seetõttu on raadiosageduslik emissioon väga madal ja ei põhjusta tõenäoliselt häireid
läheduses olevatele elektroonilistele seadmetele.

Raadiosageduslikud
emissioonid
CISPR11

Klass B

Seeria RadiForce sobib kasutamiseks kõikides rajatistes, sh eluhooned ja need, mis
on ühendatud otse üldkasutatava madalpingevõrguga, mis varustab eluhooneid.

Harmoniseeritud
emissioonid
IEC 61000-3-2

Klass D

Pingekõikumised /värelusemissioonid
IEC 61000-3-3

VastabElektromagnetiline häirekindlus
Seeriat RadiForce on katsetatud järgmiste vastavustasemetega (C) vastavalt katsetamise nõuetele (T), mis on
kehtestatud professionaalsete tervishoiuasutuste keskkondadele standardis IEC 60601-1-2.
Klient või seeria RadiForce kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindlusekatsetus
Elektrostaatiline
lahendus (ESD)
IEC 61000-4-2

Katsetase (T)Vastavustase (C)Elektromagnetiline keskkond – juhis±8 kV kontaktlahendus±15 kV õhklahendus±8 kV kontaktlahendus±15 kV õhklahendusPõrandad peavad olema puidust, betoonist
või keraamilistest plaatidest. Kui põrandad on
kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhtelineõhuniiskus olema vähemalt 30%.

Elektrilised kiirsiirded ±2 kV elektriliinid±2 kV elektriliinid
Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama/ paketid±1 kV sisend-/väljundliinid ±1 kV sisend-/väljundliinid tavapärasele äri- või haiglakeskkonnale.
IEC 61000-4-4
Pingemuhud
IEC61000-4-5±1 kV liinist liinini±2 kV liinist maanduseni±1 kV liinist liinini±2 kV liinist maanduseni

Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama
tavapärasele äri- või haiglakeskkonnale.

Pingelohud,
lühiajalised
pingekatkestused
ja pingekõikumine
toiteallika
sisendliinides
IEC 61000-4-11

0% UT (100% pingelohk
UT) 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel
70% UT (30% pingelohk
UT) 25 tsüklit 50 HZ-ga
0% UT (100% pingelohk
UT) 250 tsüklit 50 HZ-ga

0% UT (100% pingelohk
UT) 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel
70% UT (30% pingelohk
UT) 25 tsüklit 50 HZ-ga
0% UT (100% pingelohk
UT) 250 tsüklit 50 HZ-ga

Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama
tavapärasele äri- või haiglakeskkonnale. Kuiseeria RadiForce kasutaja vajab katkematuttööd ka voolukatkestuste ajal, on soovitatav
seeria RadiForce toite jaoks kasutada
katkematut toiteallikat või akut.

Võrgusageduslikud
magnetväljad
IEC 61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mVõrgusageduslikud magnetväljad peavad olema
tavapärase äri- või haiglakeskkonna tavapärase
asukoha tasemel. Toode peab olema
kasutamise ajal vähemalt 15 cm kauguselvõrgusageduse magnetvälja allikast.

Lisa

21

Elektromagnetiline häirekindlus
Seeriat RadiForce on katsetatud järgmiste vastavustasemetega (C) vastavalt katsetamise nõuetele (T), mis on
kehtestatud professionaalsete tervishoiuasutuste keskkondadele standardis IEC 60601-1-2.
Klient või seeria RadiForce kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindlusekatsetus

Katsetase (T)Vastavustase (C)Elektromagnetiline keskkond – juhis
Teisaldatavaid ja mobiilseid raadiosageduslikke
sideseadmeid ei tohiks kasutada ühelegi seeria
RadiForce osale (sh kaablitele) lähemal kui onsoovituslik eralduskaugus, mis on arvutatud
saatja sageduse puhul kohaldatava valemiga.
Soovituslik eralduskaugus

Raadiosageduslike
väljade tekitatud
häiredIEC 61000-4-6

Kiiratudraadiosageduslikud
väljadIEC 61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM-ribada) vahemikus
150 kHz kuni 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Kus „P“ on saatja maksimaalne nimivõimsus
vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele ja„d“ on soovituslik eralduskaugus meetrites (m).
Statsionaarsete raadiosageduslike saatjate
väljatugevus, nagu on välja selgitatud asukoha
elektromagnetilise uuringugab), peaks
olema väiksem kui iga sagedusvahemikuc)
vastavusnivoo.
Häired võivad esineda nende seadmete
läheduses, mis on tähistatud järgmise sümboliga.

1. märkus UT on vahelduvvoolupinge enne katsetaseme rakendamist.
2. märkus Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgem sagedusvahemik.
3. märkus Juhised seoses raadiosageduslike magnetväljade tekitatud häiringutega ei pruugi kehtida kõikides olukordades.
Elektromagnetilist levimist mõjutab neeldumine ja peegeldumine konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.
a)ISM-ribad (tööstuslik, teaduslik ja meditsiiniline) vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz on 6,765 MHz kuni 6,795 MHz, 13,553
MHz kuni 13,567 MHz, 26,957 MHz kuni 27,283 MHz ja 40,66 MHz kuni 40,70 MHz.

b)

Statsionaarsete saatjate, nt raadiotelefonide (mobiil/juhtmeta) ja maaside tugijaamad, amatöörraadiosaatjad, AMja FM-raadiosaatjad ja telesaatjad, väljatugevusi ei ole teoreetiliselt võimalik täpselt ette näha. Statsionaarsete
raadiosageduslike saatjate elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks teha asukoha elektromagnetiline uuring. Kuimõõdetud väljatugevus seeria RadiForce kasutuskohas ületab ülaltoodud rakenduvat raadiosagedusliku vastavuse taset,
tuleb seeriat RadiForce jälgida tavapärase töötamise suhtes. Ebatavalise töötamise täheldamisel võib olla vaja võtta
täiendavad meetmed, nt seeria RadiForce suuna või asukoha muutmine.

c)

Sagedusvahemikust 150 kHz kuni 80 MHz kõrgema sageduse korral peaks väljatugevus olema alla 3 V/m.

22

Lisa

Soovituslikud eralduskaugused teisaldatavate või mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja
seeria RadiForce vahel
Seeria RadiForce on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiiratavad raadiosageduslikud häired
on kontrollitud. Klient või seeria RadiForce kasutaja saab aidata kaasa elektromagnetiliste häirete ennetamisele,
hoides teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja seeria RadiForce vahel minimaalset
eralduskaugust (30 cm).
Seeriat RadiForce on katsetatud järgmistel vastavustasemetel (C) vastavalt järgmiste raadiosageduslike juhtmevabadesideteenuste lähedusvälja häiringukindluse katsenõuetele (T).

Katsesagedus(MHz)

Ribalaiusa)(MHz)

Teenusa)

Modulatsioonb)

Katsetase (T)c)(V/m)

Vastavustase
(C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Impulssmodulatsioonb) 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz kõrvalekalle
1 kHz siinus

28

28

710

704–787

LTE riba 13, 17

Impulssmodulatsioonb) 9
217 Hz9

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE riba 5

Impulssmodulatsioonb) 28
18 Hz

28

1700–1990

Impulssmodulatsioonb) 28
GSM 1800;
217 HzCDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE riba 1, 3, 4, 25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE riba 7

Impulssmodulatsioonb) 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulssmodulatsioonb) 9
217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Mõnede teenuste puhul on kaasatud ainult üleslüli sagedused.

b)

Kandesignaali on moduleeritud 50% töötsükli nelinurklaine signaaliga.

c)

Katsetasemete arvutamisel kasutati maksimaalset võimsust eralduskaugusega 30 cm.

Klient või seeria RadiForce kasutaja saab aidata kaasa lähedaste magnetväljade põhjustatud häirete ennetamisele,
säilitades raadiosageduslike saatjate ja seeria RadiForce vahel minimaalset eralduskaugust (15 cm).
Seeriat RadiForce on katsetatud järgmistel vastavustasemetel (C) vastavalt alumises tabelis toodud lähedaste
magnetväljade häiringukindluse katsenõuetele (T).

Katsesagedus

Modulatsioona)

134,2 kHz

Impulssmodulatsioona)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Impulssmodulatsioona)
50 kHz7,5a)Katsetase (T)
(A/m)

65

Vastavustase (C)
(A/m)

7,5

Kandesignaali on moduleeritud 50% töötsükli nelinurklaine signaaliga.

Lisa

23

Muude teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) korral tuleb hoida teisaldatava või
mobiilse raadiosagedusliku sideseadme (saatjad) ja seeria RadiForce vahel minimaalset eralduskaugust, millesoovitused on toodud allpool, vastavalt sideseadme maksimaalsele väljundvõimsusele.

Saatja maksimaalne
nimiväljundvõimsus(W)

Eralduskaugus vastavalt saatja sagedusele(m)
150 kHz kuni 80 MHz
80 MHz kuni 800 MHz
800 MHz kuni 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Saatjate puhul, mille maksimaalne nimiväljundvõimsus ei ole ülalpool toodud, saab soovituslikku eralduskaugust „d“ meetrites(m) välja selgitada, kasutades võrrandit, mis arvestab saatja sagedust, kus „P“ on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus
vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele.
1. märkus Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgema sagedusvahemiku eralduskaugus.
2. märkus Juhised seoses raadiosageduslike magnetväljade tekitatud häiringutega ei pruugi kehtida kõikides olukordades.
Elektromagnetilist levimist mõjutab neeldumine ja peegeldumine konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.

24

Lisa

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023