概況

OAOUM2013@倉敷, Aug 1, 2013

HIDES装置の状況：
神戸栄治（国立天文台岡山天体物理観測所）
with
所内担当者：泉浦秀行（本体のPI）、小矢野久、筒井寛典、戸田博之、清水康広、坂本彰弘（2013.6転出）、沖田喜一（2013.3定年退職）
Messia5 共同研究者：中屋秀彦（国立天文台）
HIDES-F/HR-mode他 共同研究者：青木和光、梶野敏貴（国立天文台）、佐藤文衛 （東工大）、山室智康（オプトクラフト）＊共同利用14年目に入った＊2012Bの間は2012.7の故障の影響が多少残ったものの、基本的には順調に運用された
Î故障対応で、LCUボードの後継者が育った!?
＊2012.12に２夜、 HIDES-F(HRモード）の試験観測を実施＊HIDES制御ソフトウェアを新望遠鏡制御系に対応中Îすでに、観測は可能＊SMOKAを利用した論文が受理された Narusawa 2013, PASJHIDESの論文数は、最初の13年間では、4.9本/年ペース
2013年は、すでに9本の論文が受理されている＋その他所内外の協力者＊KOOLS-IFU計画進行中（3日目の発表参照）

2012B～2013Aの観測時間使用状況＊共同利用時間割当
2012B 62夜（7件） [HIDES-F：27夜（4件）]
2013A 25夜（3件） [HIDES-F：3夜（1件）]

62夜/104夜～60 %
100 %＊共同利用時間以外（観測所時間＋整備期間）
2012B HIDES-F 11夜（HE-mode試験観測5夜、HR-mode試験観測2夜、サイエンス観測4夜）
HIDES-S 9.5 夜（日韓6夜＋サイエンス観測2.5夜+学生実習1夜）
2013A HIDES-F 1夜(HE-mode試験観測1夜）
HIDES-S 10夜（サイエンス観測10夜）
2013Aの時間は、制御系改修前後のテストを兼ねた観測機器の状況(1)＊前光学系
スリット回転駆動部（エンコーダ＋モータ）更新：LCUボードの後継者誕生
スリットマスクのエンコーダーの修理（2013.1）＊分光器本体：安定して動作＊モザイクCCDカメラ（運用6年目）
安定して動作（2012.7の故障以来、Messia5 CMC ボード、未だ借用中）
望遠鏡新制御系による影響（ノイズ増加）などは見られない＊HIDES-S(lit)：
望遠鏡新制御系へのつなぎ込みは完了＊HIDES-F（HE-mode；運用5年目）：
安定して動作中最大スループット～9%@550nmを維持
オートガイダーの故障（2012.9）：
予備機を使用して速やかに対応、故障品は修理
望遠鏡新制御系へのつなぎ込みは完了+星導入や焦点合わせが格段に楽になった
HE-mode装置論文完成
サイエンス論文も出始めた（感謝！）

機器の状況(2)＊HIDES-F（HR-mode）：
2012.12.11-12に試験観測を実施
4.4%@550nm（slitでのロスがない場合より良い効率を達成！）
以下に、話題として紹介

今後の予定（課題）＊予備部品の整備（観測所全体として）Messia5制御計算機の予備機を準備する予定＊新望遠鏡制御系への対応（順応）
新しい追尾パターンに合せたオートガイダーの改良（福井氏の講演も参照）
リモート観測を目指す！？

＊HIDES本体
オートガイダーの改良（星導入、フォーカス合わせなどのUIも）オンチップビニング、読み出し時間短縮
広帯域高効率クロスディスパーザー
反射面、透過面の高効率化、など＊HIDES-F（HE-mode）
オートガイダーの改良
青側で効率が下がる原因の調査
SMOKA公開への準備（ヘッダの整備）マニュアル、ホームページ等の整備＊HIDES-F（HR-mode） 以下に、話題として紹介

HIDES-F/HR-mode（高波長分解能モード）の状況
経過：
2009年度後半：2009年12月 HE-modeのファーストライト
HR-mode（R～100,000）への期待
2010年度：HR-out＋イメージスライサーの製作：基盤A（代表 梶野敏貴）の予算
2011年度：HR-inの製作（所内の予算）
2012年度：2012.4.26 初めて望遠鏡に取り付ける＋ファーストライト+2012.5.7 実質10時間程度の観測+2012.12.11-12 に実質11時間の観測
現在解析中
目的とするサイエンス：
同位体元素の化学組成解析、Li6/Li7
視線速度精密測定時に用いる星の高波長分解能テンプレート

装置の概要：光学系
HR-in＠カセグレン焦点：
F18ÎF4.8、瞳像変換して光ファイバーに入射、視野φ1.52秒角
ファイバーケーブル： Polymicro Inc. Co. FBP070-084-095
HR-out@HIDES入口（クーデ焦点）
F4.3（FRD込）ÎF29、光ファイバーからの出射光を像瞳変換してイメージスライサーで5分割
HE-modeとは自動切換
３つのファイバー系が取り付けられるように予め設計していた
その他の部分（較正光源、オートガイダーなど）はHE-modeと共有（HIDESスリットに装置交換する回数が減るÎ所員の負担軽減）

Ap星など低自転速度星の振動など

HR-modeの光学系
70μmコア径ファイバー
64μm径の瞳像（NFP像）

波長分解能：
R~100,0000.38秒角相当

＠カセグレン焦点
telescope
I2 cellHR-in

視野角
φ1.52秒角

HE-in
余裕をみて、φ1.88秒角のFFP像を5スライスHR-ｉｎ

HE-modeと同様だが、各要素が一回り小さい＠クーデ焦点（HIDES入口）

HE-ｉｎ

slit

スペクトルの性能（preliminary)：
波長分解能：R～113,000 (2 pixelで定義） スリットで0.38秒角相当
光学性能としては R～122,000@550 nm 出ている
観測可能波長域：赤クロス＞430 nm （オーダー間が十分取れる波長）
青クロス 特に制限なし
スループット：？％
4.4％@550nmを達成
青側の効率はHEモードより少し低め？
コリメータからの光の溢れ、望遠鏡のガイド性能の悪さ、などの問題あり
SN：≦1,000@650 nmならOK
それ以上はモーダルノイズを抑えるアジテータなどが必要

HR-in

HR-modeで取得したTh-ArスペクトルイメージÎ
1つのオーダーが5つにスライスされている

• 観測可能波長域：λ > 430 nm for red cross disperser
λ < 430 nm は散乱光の除去が容易でない

青側CCD

波長分解能：R～113,000 (2 pixelで定義） スリットでは0.38秒角相当
光学性能としては R～122,000@550 nm 出ている

実線：マクドナルド天文台の超高分解能スペクトルを鈍らしたもの

410nm弱付近でオーバーラップ

スループットとその色特性の例• モーダルノイズの影響：SN≦1,000@650 nmならOK

赤側は、フリンジの影響も大きい

観測データから未知のノイズを評価

今後の予定（課題）：＊オートガイダーの改良
重心検出プログラム等の最適化＊効率の評価と改善
青側で効率が下がる原因の調査
光学部品の改良（マイクロレンズなど）？
＊モーダルノイズ対策
アジテータ製作中＊試験観測の継続
2013B期は未定

共同利用公開は望遠鏡改修後ですが、面白いテーマがありましたらお声をおかけください