No.CC-45-08

デジタル指示調節計

DB series
従来品を踏襲しVersion up！

新しい制御を組込んでScale up!

Z制御
岩手大共同開発

デジタル指示調節計

DB series

DB1000/DB2000
DBシリーズは、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、96×96mmのデジタル指示調節計です。
マルチ設定機能（8種類）、マルチレンジ入力機能など多彩な機能を標準装備しました。

● 大きく見やすい５桁表示

測定値
（PV）
、設定値
（SV）
表示は大きく見やすい５桁表示を実現しました。
1000℃以上でも0.1℃刻みの表示が可能です。

● 高機能な運転画面と設定画面LCD（液晶表示器）
表示部には運転画面と設定画面を表示できます。
［通常時の運転画面］［警報発生時の運転画面］

通常、運転画面のバックライト色は緑色ですが、警報が発生した場合、橙色に変化して、遠くからでも警報が発生していることが認識できます。

● 優れた制御性

位置形Ｐ
ＩＤアルゴリズムと速度形Ｐ
ＩＤアルゴリズムの２タイプのＰ
ＩＤアルゴリズムを搭載し、制御対象に合わせたＰＩＤアルゴリズムの選択が可能です。

● マルチレンジ入力

直流電圧（最大10Vまで）、直流電流、熱電対、測温抵抗体の各種測定レンジを搭載しています。

● ２色のケース色を用意

ＯＡ製品感覚のグレーと高級感を持ったブラックの２色から選択が可能です。

02

DB series
■主な用途
PLC

真空熱処理炉実態温度制御システム
KP2000

タッチパネル
雰囲気温度

温度記録計

LE5000DB1000実体温度
1〜4点

鋳造温度制御システム

パソコン
プリンタ

無停電電源

ラインコンバータ

DB1000DB1000
ヒータ・湯温切換

ヒータ・湯温切換

サイリスタ
レギュレータサイリスタ
レギュレータ

No.1炉

Z制御組込形

No.n炉

DB1000Z

らくらくセットアップ！

ザゼンソウから学んだ優しい制御で省エネルギーと外乱抑制効果を発揮〈2モード切替可能〉
ZECO：省エネルギー優先タイプ

専用のエンジニアリングケーブル（RZ-EC4）でパソコンと接続し、簡単に設定、集録、解析を行うことができます。
※DB1000Z非対応

制御対象：ランプ制御 中高温 400→1000℃
制御結果：応答の早い系でも整定時間が短い
ランプ制御の立上り特性

温度

1100

ZECO-PV

1000
900

PID-PV

800

SV設定■調節計が複数台あるときの初期設定を確実に短時間で行う

700600■機器設定内容の一覧表示、印刷、ファイル保存

500400「統合パッケージソフト TRAMS」（無償）

0510152025303540455055606570

集録

時間

ZRISE：立上がり速度優先タイプ
制御対象：標準黒体炉 中温 100→150℃
制御結果：オーバシュート抑制、整定時間短縮、立上り時、約7%の省エネルギー（当社比）を実現
従来 PID：DB1000

温度160150150140140130130120120110
100

ZRISE：DB1000

温度160

解析
■集録したデータを縦／横トレンドで表示■グラフの部分拡大、メッセージ挿入■複数のデータファイルをまとめて表示（連結表示機能）■集録したデータファイルからExcel、CSV、テキスト形式にて保存可能

110
1201

401601

801

1001

100

12011201401時間

601

801

1001

1201

時間

ザゼンソウとはサトイモ科の植物で、発熱により外気温の変動によらず、体温をほぼ20℃程度に維持することができます。
このすぐれた特性を制御アルゴリズムに組み込みました。
共同研究先：岩手大学■調節計や記録計を接続し、データ集録■トレンドグラフやリアルタイムデータ一覧でデータ
表示■警報発生時、アラーム（ブザー）吹鳴

伊藤 菊一 教授、長田 洋 准教授、
伊藤 孝徳 研究員
雪を融かしながら発熱しているザゼンソウ（岩手大学撮影）■多国語対応日本語、英語、韓国語に対応※表示言語はPCソフトを対象とした記載であり、調節計本体には含まれません。

「PIDシミュレータ PIDagoras」■集録した実制御データを解析し、パソコン上でPIDパラメータを変化させた時の制御応答をシミュレーションできます。

03Basic Controller

DB1000● マルチ設定機能

あらかじめ設定値（SV）や警報などを8種まで設定し、その実行NO.を切り替えるだけで、瞬時にパラメータをかえることができます。

● 簡単プログラム機能（PID制御）

SV変化率により、SV変更時に勾配動作をもたせることができます。
SV2変化率

変化率

SV1SV3● Z制御（ザゼンソウ制御アルゴリズム）2種搭載
省エネルギーを優先したZECO（ゼットエコ）モードと立ち上がり速度を優先したZRISE（ゼットライズ）モードの2種類のZ制御を搭載した機種もご用意しました。

● 高精度なリモート信号入力と伝送信号出力

高精度（0.1%FS）
なアナログリモート信号入力とアナログ伝送信号出力が付加できます。

● 電源電圧２４Ｖタイプを用意

安全面で有利な電源電圧２４ＶAC/２４ＶDCタイプを用意しました。

● オンオフサーボ出力タイプでモータフィードバック値のデータ表示が可能［オンオフサーボ出力タイプの運転画面］

出力のON/OFF状態、制御出力値（MV）、モータフィードバック値の同時表示を実現しました。

● 国際安全規格・ＣＥマーキング適合品

ＥＵ安全規格にもとづく、ＣＥマーキング適合品です。
また、ＵＬおよびc-ＵＬに認証されています。

■形式

DB1□□□□□□□−□□□
入力信号
0：マルチレンジ4：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式
8：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）＊
調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式※1
3：電流出力形PID式※1
5：SSR駆動パルス形PID式※1
6：電圧出力形PID式※1

制御アルゴリズム
B：PID制御
Z：Z制御＋PID制御＊
通信インターフェイス（第1ゾーン）
0：なし
R：RS-232C
A：RS-422A
S：RS-485
B：設定値切替外部入力※2＊
伝送信号出力（第2ゾーン）
0：なし
1：4〜20ｍA
2：0〜1V
3：0〜10V
4：その他
B：設定値切替外部入力※2＊
リモート信号入力（第3ゾーン）
0：なし
5：4〜20mA
6：0〜1V
7：0〜10V
8：その他
B：設定値切換外部入力※2ケース色
G：グレー
B：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A：100〜240VAC
D：24VAC/24VDC＊オプション※1 調節モード（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
※2 設定値切替外部入力は、他のゾーンと重複選択不可。
第3ゾーン→第2ゾーン→第1ゾーンの順に指定。

04

Advanced Controller

DB2000■形式

DB2□□□□□□□−□□□
入力信号
0：マルチレンジ
4：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式
8：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）＊
調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式※1
3：電流出力形PID式※1
5：SSR駆動パルス形PID式※16：電圧出力形PID式※1● 多彩な制御機能を搭載

SV範囲を分割し、あらかじめSV区間を登録し、どのSVを実行しても区間ごとに登録しておいたＰ
ＩＤ値により制御を行う自動Ｐ
ＩＤ切替方式や２出力タイプで２出力制御方式をＰＩＤ方式とスプリット方式の２種から選択など多彩な制御機能を搭載しています。

● 通信２ポートタイプを用意

２つの通信ポートを備えたタイプを用意し、また通信速度の高速化も図り、通信高機能化を実現しました。
例えば、１ポートはパソコンとの上位通信、別の１ポートは通信リモート（デジタルリモート）機能として使用することも可能です。もちろん、通信プロトコルは「MODBUS」と「PRIVATE」の任意選択が可能です。

● 伝送信号２出力タイプを用意

高精度タイプ（0.1%FS）の伝送信号出力と安価な一般タイプ（0.3%FS）の伝送信号出力の２タイプを用意しました。それら２つとも搭載した伝送信号２出力タイプや伝送器電源付きも選択可能です。

● READY機能を搭載

制御運転をREADY状態に切り替えることが可能です。
また、READY時の出力値（MV）は任意設定が可能です。

● 外部ＤＩ任意割付

外部信号入力（DI）を付加した場合、それらのDIにどの機能を割り付けるかの任意割付ができます。
例えば、DI1に「READY/RUN」、DI2に「手動出力運転/自動出力運転」といったような割付ができる機能です。
※外部信号入力は複数ゾーン重複選択可。

● ヒータ断線警報

オンオフパルス出力形、またはＳＳＲ駆動パルス形に限り、ヒータ断線警報を付加することができます。

外部に指定されたＣＴを接続してヒータの電流値を測定します。
そのヒータ電流値を運転画面に表示させることができます。

● その他の機能

多種オートチューニング、外部信号入力（DI）を使ったタイマ機能、制御ループ異常警報、客先目盛校正機能などの多彩な機能を搭載しています。

第1ゾーン＊
0：なし
5：リモート信号入力（4〜20mA）
6：リモート信号入力（0〜1V）
7：リモート信号入力（0〜10V）
8：リモート信号入力（その他）
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーン＊
0：なし（高精度タイプ：4〜20mA）
1：伝送信号出力
2：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜1V）
3：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜10V）
4：伝送信号出力（高精度タイプ：その他）
J：伝送信号出力（一般タイプ：4〜20mA）
K：伝送信号出力（一般タイプ：0〜1V）
L：伝送信号出力（一般タイプ：0〜10V）
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーンの付加仕様＊
0：なし
J：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプ：4〜20mA）
K：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプ：0〜1V）
L：伝送信号出力第2出力※3（一般タイプ：0〜10V）
H：伝送器電源※4
第3ゾーン＊
0：なし
R：通信1ポート（RS-232C）＋外部信号入力2点
A：通信1ポート（RS-422A）
S：通信1ポート（RS-485）＋外部信号入力2点
B：通信2ポート（RS-232C＋RS-232C）
C：通信2ポート（RS-232C＋RS-422A）
D：通信2ポート（RS-232C＋RS-485）
E：通信2ポート（RS-485＋RS-232C）
F：通信2ポート（RS-485＋RS-422A）
G：通信2ポート（RS-485＋RS-485）
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
U：外部信号入力8点
V：外部信号入力6点＋ヒータ断線警報※2ケース色
G：グレー
B：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A：100〜240VAC
D：24VAC/24VDC＊オプション※1 調節モード（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
※2 調節モード（第1出力）、または調節モード（第2出力）
が1、5（パルス形）に限り選択可。
ヒータ断線警報は、他のゾーンと重複選択不可。
第1出力、第2出力ともパルス形の場合、第1出力側で警報判定。
※3 第2ゾーンが1、2、3、4に限り、選択可。
※4 第2ゾーンが0、1、2、3、4、J、K、Lに限り、選択可。
「9」「P」「M」の順に第3ゾーンから優先して指定します。
注：第1、第2、第3ゾーン共通のオプションは、

05

■入力仕様
入力信号

直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V

直流電流20mA

熱電対

B、R、S、K、E、J、T、N、PR5-20、PtRh40-PtRh20、CR-AuFe
NiMo-Ni、U、L、C(WRe5-WRe26)、W-WRe26、PlatinelⅡ

■設定仕様
SV関係

SV8種（最大5桁設定）、SV範囲（DB2000）、SV変化率

調節関係

PID値はオートチューニングによる自動設定または手動設定
PID8種 P 0〜999.9%
Ｉ ∞、1〜9999秒
D

測温抵抗体 Pt100、JPt100、旧Pt100、Pt50、Pt-Co（4線式のみ）
測定レンジ

熱電対28種、直流電圧6種、直流電流1種、測温抵抗体14種※詳細は3ページ「測定レンジ一覧」を参照

温度単位

℃、K

精度定格

測定レンジの±0.1%±1digit※詳細は「精度定格の詳細規定」を参照

基準点
補償精度

K、E、J、T、N、PlatinelⅡ･･･±0.5℃または、±20μV相当値のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）
その他･･･±1.0℃または、±40μV相当値のいずれか大きい方

入力取込周期

約0.1秒

バーンアウト

熱電対、直流電圧（±50mV以下）、測温抵抗体（3線式）に限り、上限バーンアウトを標準装備
バーンアウト時、第1出力側の出力値は任意設定可能、第2出力側の出力値は0％、上限警報はON（上限バーンアウト時）※直流電圧（±100mV以上）、直流電流、測温抵抗体（4線式）は装備せず

許容信号源
抵抗

熱 電 対 100Ω以下
直流電圧（mV） 100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下

許容配線抵抗

測温抵抗体

測温抵抗体の測定電流

約1mA

出力関係

出力不感帯
出力プリセット ※DB2000は8種
出力リミッタ8種
出力変化量リミッタ8種

警報関係

■警報仕様

警報値4点8種、警報形態、警報不感帯、警報遅延（DB2000）

警報点数

4点

警報形態

DB1000…絶対値警報、偏差警報
DB2000…絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、設定値警報、出力値警報、制御ループ異常警報、FAIL、タイマ、ヒータ断線警報

出力信号

リレー出力信号（a接点）
AL1とAL2でCOM共通、AL3とAL4でCOM共通
接点容量5Ω/1線以下（3線間の導線抵抗は等しいこと）■一般仕様
定格電源電圧■表示仕様

抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC、3A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC、1.5A以下
最小負荷 5VDC 100mA以上

一般電源仕様 100〜240VAC
24V電源仕様 24VAC／24VDC

表示素子

第1表示部
第2表示部

LED
LCD（バックライト付）108×24ドット

定格電源周波数 一般電源仕様 50／60Hz
24V電源仕様 50／60Hz（24VAC）

表示内容

第1表示部
第2表示部

PV5桁、SV5桁、ステータス表示など
MV、出力状態、設定画面など

最大消費電力

24V電源仕様

制御周期

約0.1秒

出力形式

オンオフパルス形、オンオフサーボ形、電流出力形、SSR駆動パルス形、電圧出力形

オンオフパルス形

出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量24VAC 15VA
24VDC 10W

100〜240VAC

30VDC、5A以下

使用温度範囲−10〜50℃

100〜240VAC

30VDC、2.5A以下

使用湿度範囲10〜90％rh

最小負荷

5VDC

停電対策

EEPROMによる設定内容の保持（書換回数100万回以下）

10mA以上難燃性ポリカーボネート

色

グレー、またはブラック

出力信号 オンオフサーボ導通信号

取付方法

パネル埋込取付

標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC

外形寸法

H96×W96×D127mm※パネル面からの奥行寸法は120mm

質量

オプションなし 約450g
オプションあり 約580g

小形CR素子を内蔵
1〜180秒誘導負荷

100〜240VAC

最小負荷

5VDC

100〜240VAC

最小負荷

5VDC

接点保護

30VDC、5A以下
30VDC、2.5A以下

10mA以上誘導負荷

フィードバック抵抗

30VDC、20mA以下
30VDC、20mA以下

■対応規格
EMC指令

EN61326-1適合 Class A（CE）※試験中、最大10％、または最大±2mVのいずれか大きい方に安全EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE）

1mA以上相当する指示値や出力値が変動することがあります。

100Ω〜2.5kΩ

小形CR素子を内蔵

出力信号

4〜20mAUL61010-1認証（UL）

負荷抵抗750Ω以下

CSA C22.2No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2

出力信号 オンオフパルス電圧信号
出力電圧

ON電圧 12VDC±20%OFF電圧 0.8VDC以下

負荷電流21mA以下

パルス周期
電圧出力形

オプションあり

誘導負荷

微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC

SSR駆動
パルス形

24VAC 10VA
24VDC 5W

抵抗負荷

パルス周期

電流出力形

オプションなし

外郭材質

接点保護
オンオフ
サーボ形

一般電源仕様 オプションなし 100VAC 10VA
240VAC 15VA
オプションあり 100VAC 15VA
240VAC 20VA

■調節仕様（第1出力、第2出力ともに同じ仕様）

出力信号1〜180秒0〜10V

出力インピーダンス 約10Ω
負荷抵抗

06

0〜9999秒

A.R.Ｗ.（アンチ リセット ワインドアンプ）
上限…0.0〜100.0％
下限…−100.0〜0.0％

50kΩ以上環境規制

RoHS（CE）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

UL File No

E214646

DB series［DB2000］■オプション機能［DB1000／DB2000共通］
伝送信号出力設定値、測定値、出力値などに比例した信号を出力します。
出力点数：1点※DB2000は2点まで

出力信号：4〜20mA（負荷抵抗400Ω以下）

通信種類：RS-232C、RS-422A、RS-485

0〜1V（出力抵抗約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）

0〜10V（出力抵抗約10Ω、負荷抵抗50kΩ以上）

精度定格：高精度タイプ ±0.1%FS ※DB1000は高精度タイプ
一般タイプ±0.3%FS
リモート信号入力※

通信1ポート通信インターフェイス1ポートと外部信号入力2点を付加します。
（＋外部（第1ゾーンもしくは第2ゾーンのどちらか）信号入力）
通信点数：1点
外部信号：入力2点（通信種類RS-422Aの場合は外部信号入力はありません）
外部信号入力外部接点入力信号により下記の切換ができます。
入力信号：無電圧接点、オープンコレクタ出力

出力分解能：約1/30000

外部接点容量：5VDC・2mA

外部接点によりリモートとローカルを切換、リモート時は外部信号で調節点の設定が行えます。
※Z制御時は設定できません。

機能：①実行NO．選択（4点）②手動出力運転／自動出力運転（2点）③READY／RUN

入力点数：1点④PVのHOLD

入力信号：4〜20mA（入力インピーダンス 約50Ω）⑤SV勾配動作のHOLD

0〜1V （入力インピーダンス 約500kΩ）⑥SV勾配動作のRESET

0〜10V（入力インピーダンス 約100kΩ）⑦タイマのスタート／リセット（4点）⑧警報出力解除

精度定格：±0.1%±1digit⑨プリセットマニュアル／自動出力運転

外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）
通信インターフェイス

RS-232C、RS-422A、またはRS-485により調節計の設定値、測定値を上位CPUへ伝送、上位CPUより各種パラメータ設定ができます。
通信点数：1点

ヒータ断線警報 CT入力によりヒータの断線を検知する機能です。
測定範囲：10〜100A AC（50／60Hz）※DB2000は2点まで

精度定格：±5.0%FS±1digit

通信種類：RS-232C、RS-422A、RS-485

指 定 C T：LTA-P208（穴径12mm、別売品）
URD社製 形式：CTL-12-S36-8

通信速度：2400／4800／9600／19200／38400bps
プロトコル：MODBUS(RTU)、MODBUS(ASCII)、PRIVATE
外部信号入力：R／L（リモート／ローカル）
2出力形

正・逆動作の2種を出力し、冷却・加熱制御ができます。
制御周期：約0.1秒
出力形式：オンオフパルス形、電流出力形、電圧出力形、SSR駆動
パルス形で、任意組み合わせが可能
出力仕様：第1出力と同じ制御方式：PID方式、スプリット方式（DB2000のみ）

PID式電流・電圧出力

電流出力形：出力信号

1〜5mA（負荷抵抗電圧出力形：出力信号±10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗 50kΩ以上）

ヒータ断線警報 第1、第2出力ともパルス形の場合に、第2出力にヒータ断線警報第2出力を付加します。
ヒータ短絡警報 ヒータの異常な短絡状態を判断するために、制御出力がOFFしているときのヒータ電流値を測定し、警報判定をします。
RUN/READY
外部入力のON位相外部信号ON時RUN、OFF時READY動作となります。

伝送器電源

電源電圧：24VDC±10%
最大電流容量：30mA

READY時の警報ON

READY状態でも警報演算を行います。

2.8kΩ以下）

オープンループ オンオフサーボ形PID式でコントロールモータのフィードバック方式オンオフ 抵抗を使用しないで時間制御を行います。
サーボ形
出力
スケーリング

制御出力をスケーリングします。

警報出力位相通電中に限り、4点の警報出力の出力位相を反転させます。

開平演算

リニア入力に対し開平演算します。

外形寸法
取付金具

メモリRAM格納

設定値を頻繁に変更する場合、設定値をRAMにバックアップするために、書き込み回数制限がありません。

115

バーンアウト時にPV表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。

96

下限
バーンアウト91×91

出力リミッタOFF マニュアル出力値が設定されている出力リミットに制限されません。

後付オプション あらかじめオプション用のマザーボードと全端子を装着し、あと対応仕様からオプションを追加しやすくしています。
防水仕様
防湿処理

96

パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。
製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

画面復帰OFF設定画面から運転画面への自動復帰機能をOFFにします。

端子カバー

コード：RZ-TC1 安全のため、端子部をカバ−します。

120

パネルカット［DB1000］

120A／M外部切換 外部信号により、マニュアル出力状態に切り換えます。
実行NO.（SV）の選択ができます。
入力点数：4点入力

＋0.80

設定値切替
外部入力

72mA

外部導通信号により、設定されているプリセット値に出力を切り換えます。

整合器内蔵形

2出力タイプで2出力制御方式が整合器演算動作となります。

＋0.80120外部接点容量：5VDC
プリセット
マニュアル9292

入力信号：無電圧接点、オープンコレクタ出力

92＋0.80＋2（96×N−4）0

N：計器取付台数
単位：mm07DB series
端子板図
オプション端子112192635H213202736C14212837LM3M2M115222938R1416233039RCmA（−）端子

517243140

R225324133423443

第２警報出力端子

第１警報出力端子6コモン

187910118

コモン

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス（−）

第３警報出力端子33線式・4線式測温抵抗体（B）端子

第４警報出力端子

熱電対・mV・V・mA（−）端子
3線式・4線式測温抵抗体（B）端子

オ ンオ フサーボ 形

熱電対・mV（＋）端子
3線式・4線式測温抵抗体（A）端子

第１出力端子オンオフパルス形

V・mA（＋）端子
4線式測温抵抗体（A）端子

100-240V AC
24V AC/DC■測定レンジ一覧［マルチレンジ］
測定レンジ
B
熱電対RSKEJT
C(WRe5-WRe26)
W-WRe26
NiMo-NiCR-AuFe
Ｎ
PR5-20PtRh40-PtRh20［測温抵抗体4線式］
測定レンジ
測温抵抗体 JPt100

旧Pt100■精度定格の詳細規定
測定範囲
0.0 〜 1820.0 ℃
0.0 〜 1760.0 ℃
0.0 〜 1200.0 ℃
0.0 〜 1760.0 ℃−200.0 〜 1370.0 ℃
0.0 〜 600.0 ℃−200.0 〜 300.0 ℃−270.0 〜 1000.0 ℃
0.0 〜 700.0 ℃−270.0 〜 300.0 ℃−270.0 〜 150.0 ℃−200.0 〜 1200.0 ℃−200.0 〜 900.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−100.0 〜 200.0 ℃−270.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃
0.0 〜 2310.0 ℃
0.0 〜 2310.0 ℃−50.0 〜 1410.0 ℃
0.0 〜 280.0 Ｋ
0.0 〜 1300.0 ℃
0.0 〜 1800.0 ℃
0.0 〜 1880.0 ℃

測定レンジ
PlatinelⅡ
熱電対

測定範囲−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

測定レンジ
測温抵抗体 Pt50
Pt-Co
Pt100

直流電圧

直流電流
測温抵抗体

測定範囲
0.0 〜 1390.0 ℃
0.0 〜 600.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 900.0 ℃−10 〜 10 mV−20 〜 20 mV−50 〜 50 mV−100 〜 100 mV−5 〜 5 V−10 〜 10 V
0 〜 20 mA−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 850.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

UL
10mV
20mV
50mV
100mV
5V
10V
20mA
JPt100

旧Pt100

Pt50
Pt100

測定範囲
−200.0 〜 649.0 ℃
4.0 〜 374.0 Ｋ−200.0 〜 850.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃【規格一覧】 K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584(1977、1982)、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
C(WRe5-WRe26)：JIS C1602-2015、W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
PR5-20：Johonson Matthey資料
U、L：DIN43710-1985
Pt100：IEC751(1995)、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751(1983)、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

熱電対

入力種類
B

精度定格±0.1％±1digit

例外規定400℃未満：規定外
400℃以上800℃未満：±0.2% ±1digit0℃以上400℃未満：±0.2% ±1digit

R､SN
K−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±60μV相当値のいずれか大きい方

E−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方

J−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方

T−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±40μV相当値のいずれか大きい方

U−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±40μV相当値のいずれか大きい方

L
C(WRe5-WRe26)
W-WRe26
NiMo-Ni
PlatinelⅡ
CR-AuFe−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit

PR5-20PtRh40PtRh20
直流電圧／直流電流
Pt100
測温抵抗体 旧 Pt100
JPt100Pt50
Pt-Co

0℃以上400℃ 未満：±0.3% ±1digit

0K以上20K 未満：±0.5% ±1digit
20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit±0.2％±1digit

0℃以上100℃ 未満：規定外
100℃以上200℃ 未満：±0.5% ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±1.5% ±1digit
400℃以上800℃ 未満：±0.8% ±1digit±0.1％±1digit±0.1％±1digit

測定レンジが「−100℃以上100℃」の場合に限り、±0.15% ±1digit±0.15％±1digit

4K以上20K 未満：±0.5% ±1digit
20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit※基準動作条件における測定レンジ換算精度。さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

姫路079（288）
7580
086
（473）
7400

Cat.No. CC-45-08 Jul.-'21-01 Printed in Japan B159