温度制御システム動作確認方法
2011/03/08 尾崎忍夫
Messia のコンソールで vcheck を行う。
./m localhost vcheck 0 1
電圧レベルが正常であるいことを確認する。
温度のチェックを行う。
./m localhost tcheck 0 1 0
温度の設定値と読み値が正常であることを確認する。
ここまでで異常があるときは、KOOLS トラブルシュート（http://www.oao.nao.ac.jp/~kools/man/man_trouble.html）の「Messia: vcheck に失敗する: 」の項に記載されていることを実行する。
異常がなかったときには、温度制御システムのどこかに異常がある。
以下の要領で温度制御システムの動作テストを行う。

Mfront のコネクタを電源コネクター（D-Sub15 ピン）以外はずす。
BIAS ボードに可変抵抗の付いたコネクターをさす。
ヒーター用コネクターに測定用ケーブルの付いたコネクターをさす。
測定用ケーブルは長い赤と青のケーブルと、短い赤と青のケーブルが付いている。
長いケーブルを用いて、ヒーター（抵抗）への入力電圧が測定できる。
短いケーブルを用いて、パワートランジスターへの入力電圧が測定できる。
Mfront の電源を通常通りの手順で入れる。

テスターの測定モードを DC 電圧にする。
青の長いケーブルをテスターの赤プローブにつなげ、赤の長いケーブルを黒のプローブにつなげる。

可変抵抗は白金薄膜抵抗温度センサーのダミーである。最大 2kΩ。左へ回すと抵抗値が低く（温度が低くなることに相当）なる。
可変抵抗を回すと、設定温度に相当する抵抗値以下（設定温度以下）のときに、正常であればテスターの値が 12V 程度を示す。設定温度に相当する抵抗値以上（設定温度以上）のときに、正常であればテスターの値が 0V を示す。----（１）青の短いケーブルをテスターの赤プローブにつなげ、赤の短いケーブルを黒のプローブにつなげる。
可変抵抗を回すと、設定温度に相当する抵抗値以下（設定温度以下）のときに、正常であればテスターの値が 13.6V 程度を示す。設定温度に相当する抵抗値以上（設定温度以上）のときに、正常であればテスターの値が 0V 程度を示す。----（２）（１）が異常で、（２）が正常なときはパワートランジスターが壊れている。

付録１ 正常なときの vcheck の出力[messia@sanjigen local]$ ./m localhost vcheck 0 1
MFront N of Bias boards = 10: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35================================
Bias No = 0CH Name : Check | Read | Set (DAU) allow | volt range
0 [OD1]:| 24.02 | 24.00 ( 0) +- 0.40 | 11.50 to 24.00
1 [OD2]:| 23.89 | 24.00 ( 0) +- 0.40 | 11.50 to 24.00
2 [RD1]:| 13.58 | 13.50 (214) +- 0.50 | 11.50 to 24.00
3 [RD2]:| 13.64 | 13.50 (214) +- 0.50 | 11.50 to 24.00
4 [OFD]:| 12.02 | 12.00 (245) +- 0.50 | 11.50 to 24.00
5 [VHSPR ] :| 12.02 | 12.00 (245) +- 0.50 | 11.50 to 24.00
6 [OG1]:| -4.96 | -5.00 ( 0) +- 0.20 | -5.00 to 5.00
7 [VR]:| 0.00 | 0.00 (128) +- 0.20 | -5.00 to 5.00
8 [TRIM1 ] :| -5.01 | -5.00 ( 0) +- 0.15 | -5.00 to 5.00
9 [TRIM2 ] :| -4.96 | -5.00 ( 0) +- 0.15 | -5.00 to 5.00
10 [TSET ] :| -90.46 | -90.00 (163) +- 1.00 | -257.73 to 8.57
11 [OG2]:| -3.99 | -4.00 ( 26) +- 0.50 | -5.00 to 5.00
12 [VS1+ ] :| 4.99 | 5.00 ( 76) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
13 [VS2+ ] :| 5.01 | 5.00 ( 76) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
14 [VS3+ ] :| 4.97 | 5.00 ( 76) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
15 [VSX+ ] :| 5.02 | 5.00 ( 76) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
16 [VSW+ ] :| 4.99 | 5.00 ( 76) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
17 [VR+]:| 11.94 | 12.00 (255) +- 0.20 | 2.00 to 12.00
18 [VS1- ] :| -7.02 | -7.00 (115) +- 0.25 | -12.50 to -2.50
19 [VS2- ] :| -7.00 | -7.00 (115) +- 0.25 | -12.50 to -2.50
20 [VS3- ] :| -7.07 | -7.00 (115) +- 0.20 | -12.50 to -2.50
21 [VSX- ] :| -7.03 | -7.00 (115) +- 0.20 | -12.50 to -2.50
22 [VSW- ] :| -5.01 | -5.00 ( 64) +- 0.20 | -12.50 to -2.50
23 [NSPR ] :| -8.97 | -9.00 (166) +- 0.20 | -12.50 to -2.50
24 [VP1+ ] :| 2.05 | 2.00 ( 0) +- 0.15 | 2.00 to 12.00
25 [VP2+ ] :| 2.05 | 2.00 ( 0) +- 0.15 | 2.00 to 12.00
26 [VP3+ ] :| 5.01 | 5.00 ( 76) +- 0.15 | 2.00 to 12.00
27 [VPX+ ] :| 2.05 | 2.00 ( 0) +- 0.15 | 2.00 to 12.0028 [VP1- ] :| -8.52 | -8.50 (153) +- 0.20 | -12.50 to -2.50
29 [VP2- ] :| -8.51 | -8.50 (153) +- 0.15 | -12.50 to -2.50
30 [VP3- ] :| -7.09 | -7.00 (115) +- 0.15 | -12.50 to -2.50
31 [VPX- ] :| -7.04 | -7.00 (115) +- 0.15 | -12.50 to -2.50
32 [OFFH ] :| 4.00 | 4.00 (204) +- 0.10 | 0.00 to 5.00
33 [OFFP ] :| 2.03 | 2.00 (102) +- 0.10 | 0.00 to 5.00
34 [OFFPN ] :| 4.99 | 5.00 (255) +- 0.10 | 0.00 to 5.00
35 [OFFN ] :| 2.52 | 2.50 (128) +- 0.10 | 0.00 to 5.00
Total 0 bad channels on this board
付録２ tcheck の出力[messia@sanjigen local]$ ./m localhost tcheck 0 1 0
Bias=0 : Set T= -90.2 C , Read T= 7.36 C