Instructies voor het gebruik

LCD-kleurenmonitor

Belangrijk
Lees deze “Instructies voor het gebruik” en de Installatiehandleiding(apart deel) zorgvuldig om uzelf vertrouwd te maken met het veilige
en effectieve gebruik van het apparaat.
• Raadpleeg de Installatiehandleiding voor aanpassing en instellingenvan de monitor.
• U kunt de nieuwste versie van de “Instructies voor het gebruik”
downloaden van onze website:
http://www.eizoglobal.com

VEILIGHEIDSSYMBOLEN
In deze handleiding en op dit product worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven
essentiële informatie. Lees de beschrijvingen zorgvuldig door.

WAARSCHUWINGLET OPAls u de informatie bij een
WAARSCHUWING negeert, kan
dat leiden tot ernstig letsel oflevensbedreigende situaties.

Als u de informatie bij LET OP negeert,kan dat leiden tot letsel en/of schade aan
eigendommen of aan het product zelf.

Geeft aan dat oplettendheid vereist is. Het symbool
elektrische schokken”.
Geeft aan dat iets verboden is. Het symbool
zoals “Niet demonteren”.

wijst bijvoorbeeld op “het gevaar voor

wijst bijvoorbeeld op een verboden handelingGeeft een verplichte handeling aan die moet worden uitgevoerd. Het symbool
bijvoorbeeld op een verplichte handeling zoals “Apparaat aarden”.

wijst

Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie is verzonden.
Indien het buiten deze regio wordt gebruikt, functioneert het product mogelijk niet volgens de specificaties.
Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een
gegevensopslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch, mechanisch ofanderszins) dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EIZO Corporation.
EIZO Corporation is niet verplicht om eventueel ingezonden materiaal of informatie vertrouwelijk tebehandelen, tenzij er eerdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontvangst van deze informatie
door EIZO Corporation. Hoewel elke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze handleiding actuele
informatie bevat, moet u er rekening mee houden dat de beeldschermspecificaties van EIZO zondervoorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

2﻿VOORZORGSMAATREGELEN
BELANGRIJK• Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie isverzonden. Indien het product buiten de regio wordt gebruikt, functioneert het mogelijk niet volgens
de specificaties.
• Lees deze paragraaf en de waarschuwingen op de monitor zorgvuldig om uw persoonlijke veiligheid
en het juiste onderhoud van het apparaat te waarborgen.

Locatie van de waarschuwingsverklaringen

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Symbolen op het apparaat
Symbool

Betekenis van dit symbool
Hoofdschakelaar:

Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor uit
te schakelen.

Hoofdschakelaar:

Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor in teschakelen.

Voedingstoets:

Druk op deze toets om de monitor in of uit te schakelen.

Wisselstroom
Waarschuwing voor elektrische schok
LET OP:

Zie “VEILIGHEIDSSYMBOLEN” (pagina 2).

AEEA-markering:Het product moet apart worden weggegooid; materialen
kunnen worden gerecycled.

CE-markering:

EG-conformiteitsmarkering overeenkomstig de bepalingen
van Richtlijnen en/of Verordeningen (EG).

Fabrikant
Fabricagedatum
Medisch hulpmiddel in de EU
Importeur in de EU

VOORZORGSMAATREGELEN

3

WAARSCHUWING
Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u een brandlucht ruikt of als het apparaat vreemde geluiden produceert, trek dan onmiddellijk alle stekkers uit het stopcontact en neem contact op met uw
lokale EIZO-vertegenwoordiger voor advies.
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of
schade aan apparatuur.
Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
Het openen van de behuizing en het aanbrengen van wijzigingen kan tot brand of
elektrische schokken leiden.
Alle servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
Voer servicewerkzaamheden aan dit product niet zelf uit. Het openen van de behuizing en het verwijderen
van afdekplaten kan tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
Houd kleine voorwerpen en vloeistoffen weg van het apparaat.
Kleine voorwerpen die per ongeluk door de ventilatiesleuven in de behuizing vallen, ofgemorste vloeistof die in de behuizing terechtkomt, kunnen brand, elektrische schokken
of schade aan apparatuur veroorzaken. Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat
nakijken door een gekwalificeerd technicus voor u het opnieuw gebruikt.
Plaats het apparaat op een stevig en stabiel oppervlak.
Een apparaat dat op een ongeschikt oppervlak wordt geplaatst, kan vallen en tot letsel of schade aan
apparatuur leiden. Als het apparaat valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en uw
lokale EIZO-vertegenwoordiger om advies vragen. Blijf een beschadigd apparaat niet gebruiken. Het gebruik
van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Gebruik het apparaat op een geschikte plek.
Anders kan dit tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
• Niet buitenshuis plaatsen.
• Niet in een vervoermiddel (schip, vliegtuig, trein, auto, enz.) plaatsen.
• Niet in een stoffige of vochtige omgeving plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar water op het scherm terecht kan komen (badkamer, keuken, enz.).
• Niet op een plek plaatsen waar het scherm blootstaat aan stoom.
• Niet in de buurt van een verwarmings- of bevochtigingsapparaat plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar het product blootstaat aan direct zonlicht.
• Niet in een omgeving met ontvlambare gassen plaatsen.
• Niet in een omgeving plaatsen met corrosieve gassen (zoals zwaveldioxide, waterstofsulfide,stikstofdioxide, chloor, ammonia en ozon).
• Niet in een omgeving plaatsen met stof, corrosieve componenten in de omgevingslucht (zoals
natriumchloride en zwavel), geleidende metalen, etc.

Houd plastic zakken uit de buurt van baby’s en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit aan op een stopcontact dat standaard is voor uw land.
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer. Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.
Voeding: 100–240 Vac 50/60 Hz
Trek niet aan het netsnoer, maar houd de stekker stevig vast en haal
hem uit het stopcontact.
Het netsnoer kan door trekken beschadigd raken, wat tot brand of
elektrischeschokken kan leiden.

4

VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWING
Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.
Gebruik de juiste spanning.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een gespecificeerde spanning. De aansluiting op een
andere spanning dan hetgeen in deze “Instructies voor het gebruik” wordt gespecificeerd, kan tot brand, elektrischeschokken of schade aan apparatuur leiden.
Voeding: 100–240 Vac 50/60 Hz• Overbelast het stroomcircuit niet, aangezien dit tot brand of elektrische schokken kan leiden.

Ga zorgvuldig om met het netsnoer.
• Leg het snoer niet onder het apparaat of onder andere zware voorwerpen.
• Trek niet aan het netsnoer en bind het niet vast.

Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het niet meer worden gebruikt. Het gebruik van
een beschadigd snoer kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Sluit het netsnoer niet aan en koppel het niet los in de aanwezigheid van patiënten in verband met
de elektrische veiligheid.
Raak de stekker en het netsnoer nooit aan bij onweer.
Het aanraken kan tot een elektrische schok leiden.
Zie voor het bevestigen van een monitorarm de Gebruikershandleiding van de monitorarm en installeer het apparaat op de juiste manier.
Anders kan het apparaat los raken, wat tot letsel of schade aan apparatuur kan leiden. Controleer voor deinstallatie of de tafel of muur waaraan de monitorarm wordt bevestigd voldoende mechanische sterkte bezit.
Als het apparaat is gevallen, dient u uw EIZO-vertegenwoordiger om advies te vragen. Blijf een beschadigd
apparaat niet gebruiken. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken
leiden. Indien de kantelvoet weer wordt bevestigd, moeten hiervoor de originele schroeven worden gebruikt.
Draai deze goed vast.
Raak een beschadigd LCD-paneel niet met blote handen aan.
De vloeibare kristallen die uit het paneel kunnen lekken, zijn giftig bij opname door demond en irriteren de ogen. Indien een deel van de huid of het lichaam in direct contact
met het paneel komt, moet dit zorgvuldig worden schoongespoeld. Neem contact op
met een arts indien er fysieke symptomen optreden.
TL-lampen bevatten kwik (de producten met LED-verlichting bevatten geen kwik).
Gooi de lampen weg volgens de geldende milieuvoorschriften.
Blootstelling aan kwik kan tot neurologische klachten zoals tremor, geheugenverlies en
hoofdpijn leiden.

VOORZORGSMAATREGELEN

5LET OP
Ga zorgvuldig te werk bij het dragen van het apparaat.
Verwijder het netsnoer en de kabels voordat het apparaat wordt verplaatst. Verplaatsing met aangesloten
netsnoer is gevaarlijk.
Dit kan tot letsel leiden.
Draag en plaats het apparaat op de juiste gespecificeerde wijze.
• Houd het apparaat tijdens het dragen stevig vast zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
• Monitoren van 30 inch of groter zijn zwaar. Zorg voor twee mensen bij het uitpakken en/of dragen van de monitor.

Het laten vallen van het apparaat kan tot letsel of schade aan apparatuur leiden.

Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.
• Plaats geen voorwerpen op de ventilatiesleuven.
• Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte.
• Zet het apparaat niet op zijn kop en leg het niet plat neer.

Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet goed doorstromen, wat kan leiden
tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
Dit kan tot een elektrische schok leiden.

Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Zo kunt u de stekker snel uit het stopcontact halen als dat nodig is.
Reinig regelmatig het gebied rondom de stekker en de ventilatiesleuf van de monitor.
Stof, water of olie op de stekker kan tot brand leiden.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
Het reinigen van het apparaat terwijl het op een stopcontact is aangesloten, kan tot een elektrische schok
leiden.
Schakel in verband met de veiligheid en energiebesparing de hoofdschakelaar uit en haal de stekker
uit het stopcontact indien het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden.
Dit product is alleen geschikt voor een patiëntenomgeving, maar niet voor contact met een patiënt.
Voor gebruikers binnen de EER en Zwitserland:Alle serieuze incidenten met betrekking tot het apparaat moeten worden gemeld aan de fabrikant ende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt woonachtig is.

6

VOORZORGSMAATREGELEN

Kennisgeving voor deze monitor
Beoogd gebruik
Dit product is bedoeld voor het weergeven en bekijken van digitale beelden voor beoordeling en
analyse door hiervoor opgeleid, medisch personeel. Het beeldscherm is niet bedoeld voor
mammografie.
Attentie• Indien dit product voor andere dan in deze handleiding beschreven doeleinden wordt gebruikt, kan degarantie vervallen.
• De specificaties die in deze handleiding worden vermeld, gelden alleen als er gebruik gemaakt wordt van:
- Netsnoeren die bij het product worden geleverd- Door ons gespecificeerde signaalkabels• Gebruik alleen door ons geproduceerde of gespecificeerde optionele producten bij dit product.

Installatievereisten• Lees de “VOORZORGSMAATREGELEN” (pagina 3) zorgvuldig door en volg de instructies
altijd op.
• Wanneer de monitor in een rek wordt geïnstalleerd, moet voor voldoende ruimte aan de zijkant,achterkant en bovenkant van de monitor worden gezorgd.

• Plaats de monitor zodanig dat er geen storend licht op het scherm valt.
• Als u dit product op een bureau met gelakt oppervlak plaatst, kan de kleur vanwege desamenstelling van het rubber in de voet trekken. Controleer het paneeloppervlak voor gebruik.

Kennisgeving voor deze monitor

7

Onderhoud• De beeldkwaliteit van monitoren wordt beïnvloed door het kwaliteitsniveau van ingangssignalen
en de degradatie van het product. Dagelijkse controles en een regelmatige constantheidtest
worden aangeraden om te voldoen aan de medische nomen/richtlijnen volgens uw toepassing.
Met de software voor kwaliteitscontrole van de RadiCS-monitor kunt u een totale hoogwaardige
kwaliteitscontrole uitvoeren die voldoet aan medische normen/richtlijnen.
• Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de prestaties van elektrische onderdelen stabiel zijn. Nadat
de monitor is ingeschakeld of uit de energiebesparingsmodus is gekomen, dient minimaal 15
minuten te worden gewacht met het aanpassen van de monitor.
• Monitoren moeten op een lage helderheid worden ingesteld om veranderingen in lichtsterkte
als gevolg van langdurig gebruik te reduceren en een stabiele weergave te behouden. Voer
regelmatig een constantheidstest uit. Kalibreer indien nodig. Zie de Gebruikershandleiding van dekwaliteitscontrolesoftware RadiCS/RadiCS LE voor meer informatie.
• De meetnauwkeurigheid van de geïntegreerde voorsensor kan worden behouden door een
regelmatige correlatie met behulp van RadiCS/RadiCS LE.
• De prestaties van onderdelen (zoals het lcd-paneel) kunnen na verloop van tijd achteruitgaan.
Controleer regelmatig of ze naar behoren functioneren.
• Als er een nieuw beeld op het scherm wordt geopend nadat een ander beeld gedurende lange tijd
is weergegeven, kan een nabeeld verschijnen. Gebruik de screensaver of energiebesparingsfunctie
om te voorkomen dat hetzelfde beeld gedurende lange tijd wordt weergegeven.
• Als de monitor gedurende een lange periode continu beeld weergeeft, kunnen donkere vlekken of
ingebrande pixels ontstaan. Voor een maximale levensduur van de monitor wordt aangeraden om
de monitor regelmatig uit te schakelen.
• De achtergrondverlichting van het LCD-paneel heeft een vaste levensduur. Als het scherm donker
wordt of begint te flikkeren, kunt u contact opnemen met uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.
• Het scherm kan defecte pixels hebben of een klein aantal lichte punten vertonen. Dit hangt samen
met de kenmerken van het paneel zelf en is geen productdefect.
• Druk niet hard op het paneel of op de rand van het frame, aangezien dit tot verstoorde weergaven
met bijvoorbeeld interferentiepatronen kan leiden. Als er voortdurend druk op het paneel wordt
uitgeoefend, kan het paneel beschadigd raken. (Als er drukpunten op het paneel achterblijven, dientde monitor een tijd lang op een zwart of wit scherm te worden gezet. De symptomen kunnen dan
verdwijnen.)• Kras of druk niet met een scherp voorwerp op het paneel, aangezien dit het paneel kanbeschadigen. Veeg het paneel niet met tissues schoon, aangezien dit krassen kan veroorzaken.
• Wanneer een koude monitor in een ruimte wordt gebracht of wanneer de ruimtetemperatuur snel
stijgt, kan condensatie aan de binnenzijde en buitenzijde van de monitor optreden. Zet de monitor
in dat geval niet aan. Wacht in plaats daarvan tot de condensatie verdwijnt, want anders kan dit tot
schade aan de monitor leiden.

8

Kennisgeving voor deze monitor

Reinigen
Reinig de monitor regelmatig om hem er lang als nieuw uit te laten zien en zijn levensduur teverlengen.
Attentie• Gebruik geen chemische producten op frequente basis. Chemicaliën zoals alcohol en antiseptische
oplossingen kunnen tot dof worden, aantasting en verkleuring van de behuizing en het paneel en tot
verslechtering van de beeldkwaliteit leiden.
• Gebruik nooit thinner, benzeen, was of een schurend reinigingsmiddel. Deze kunnen de behuizing of het
paneel beschadigen.
• Laat chemische producten niet in direct contact met de monitor komen.
Opmerking• Voor het reinigen van de behuizing en het paneeloppervlak wordt de optionele ScreenCleaner aanbevolen.

Veeg vuil voorzichtig van de behuizing of het schermoppervlak met een enigszins met water
bevochtigde doek of met één van de chemische producten die hieronder worden vermeld.

Voor reiniging te gebruiken chemische producten
Naam materiaal

Naam product

Ethanol

Ethanol

Isopropylalcohol

Isopropylalcohol

Chloorhexidine

HibitaneNatriumhypochloriet

Purelox

Benzalkoniumchloride

WelpasAlkyldiaminoethylglycine

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Comfortabel gebruik van de monitor• Gedurende lange tijd naar de monitor staren kan tot vermoeide ogen leiden. Neem daarom elk uur
10 minuten pauze.
• Kijk vanaf een juiste afstand en onder een juiste hoek naar het scherm.

Kennisgeving voor deze monitor

9INHOUD
VOORZORGSMAATREGELEN.............................. 3
BELANGRIJK............................................................. 3

Kennisgeving voor deze monitor......................... 7
INHOUD................................................................. 10
Hoofdstuk 1 Inleiding........................................ 11
1-1.

Kenmerken.....................................................11

1-2.

Inhoud van de verpakking...........................12

1-3.

●
●

EIZO LCD Utility Disk...................................12
Inhoud van de disk en softwareoverzicht........12
RadiCS LE gebruiken......................................121-4.

Knoppen en functies....................................13

1-5.

Compatibele resoluties................................14

Hoofdstuk 2 Aansluiting................................... 15
2-1.

Aansluitkabels..............................................15

2-2.

Gebruikmaken van de USB(Universal Serial Bus)...................................18● Vereiste systeemomgeving.............................18● Aansluitingsprocedure(installatie van USB-functie)............................18

Hoofdstuk 3 Installeren..................................... 19
3-1.

Hoogte en hoek van de monitor
aanpassen......................................................19

3-2.

Bevestigingsarm.......................................... 20

Hoofdstuk 4 Problemen oplossen................... 21
Hoofdstuk 5 Specificaties................................ 22
5-1.

Lijst met specificaties................................. 22

5-2.

Standaardinstellingen................................. 23

5-3.

Afmetingen................................................... 24

5-4.

Accessoires.................................................. 24

Hoofdstuk 6 Verklarende woordenlijst............ 25
Aanhangsel........................................................... 27
Handelsmerk............................................................ 27
Licentie..................................................................... 28
Medische norm........................................................ 28
EMC-informatie....................................................... 29

10

INHOUDHoofdstuk 1 Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze van een EIZO LCD-kleurenmonitor.

1-1. Kenmerken• 21,3 inch
• Ondersteunt een resolutie van 2 megapixel (staand: 1200 × 1600 dots (h × v))• Maakt gebruik van een paneel met een hoog contrast (1400 : 1).
Geeft beelden scherp weer.

• Met DisplayPort (ondersteuning voor 8-bits of 10-bits, geen ondersteuning voor audiosignalen)• Met de inbegrepen functie voor serieschakeling kunnen meerdere monitoren worden aangesloten
met de DisplayPort-kabel.
Dit vereist een grafische kaart die DisplayPort1.2 ondersteunt. Meer informatie vindt u op de website van
EIZO. http://www.eizoglobal.com• De functie CAL Switch stelt de gebruiker in staat om de optimale weergavemodus te selecteren
voor het weergegeven beeld.
Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom).

• Selecteerbare DICOM (pagina 25) Scherm voldoet aan Deel 14.
• De kwaliteitscontrolesoftware “RadiCS LE” voor de kalibratie van de monitor en het beheer van degeschiedenis wordt meegeleverd.
Zie “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (pagina 12).

• Energiebesparingsfunctie

Dit product is voorzien van een energiebesparingsfunctie.

- 0 W energieverbruik bij uitgeschakelde hoofdvoeding
Voorzien van een hoofdschakelaar.
Wanneer u de monitor niet gebruikt, kunt u de elektriciteit uitschakelen zodat de stroomtoevoer volledig isuitgeschakeld.

- Aanwezigheidssensor

De sensor aan de voorkant van de monitor detecteert de bewegingen van een persoon. Als een persoon
zich van de monitor verwijdert, gaat de monitor automatisch over op de energiebesparingsmodus
en worden de beelden niet op het scherm weergegeven. De functie verlaagt op deze manier het
energieverbruik.
Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM).

• Vlak en licht ontwerp• LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting met lange levensduur• Ingebouwde omgevingslichtsensor

Afhankelijk van de omgeving zal de sensor in sommige gevallen andere waarden aangeven dan een losse
lichtmeter. Voor het gebruik van deze sensor is de software voor kwaliteitscontrole, “RadiCS/RadiCS LE”,
nodig. De meting wordt altijd in werking gesteld door de bediening van de gebruiker in het overeenkomstige
menu. Zie de Gebruikershandleiding van de RadiCS/RadiCS LE (op de cd-rom) voor meer informatie over degemeten waarde en over het uitvoeren van een meting.

Hoofdstuk 1 Inleiding111-2. Inhoud van de verpakking
Controleer of de verpakkingsdoos de volgende onderdelen bevat. Neem contact op met uw lokale EIZOvertegenwoordiger indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Opmerking• Bewaar de verpakkingsdoos en -materialen voor het geval u de monitor in de toekomst moet verplaatsen of
vervoeren.
• Monitor• Netsnoer• USB-kabel: UU300• EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)• Instructies voor het gebruik (deze handleiding)• Digitale signaalkabel : PP300
DisplayPort – DisplayPort• Digitale signaalkabel: DD300
DVI-DVI (Single Link)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Er wordt een “EIZO LCD Utility Disk” (cd-rom) bij dit product geleverd. De volgende tabel toont de inhoud
van de disk en biedt een overzicht van de softwareprogramma’s.

● Inhoud van de disk en softwareoverzicht

De disk bevat software voor kwaliteitscontrole en de Gebruikershandleiding. Zie het bestandReadme.txt op de disk voor informatie over het starten van de software of het openen van bestanden.
InhoudOverzicht

Bestand Readme.txt
RadiCS LE (voor Windows)

Kwaliteitscontrolesoftware voor de kalibratie van de monitor en het
beheer van de kalibratiegeschiedenis.

Installatiehandleiding van deze monitor (PDF-bestand)“Instructies voor het gebruik” van deze monitor (pdf-bestand)● RadiCS LE gebruiken

Zie de Gebruikershandleiding op de disk voor informatie over de installatie en het gebruik van RadiCS
LE.
Indien deze software wordt gebruikt, moet de monitor met de meegeleverde USB-kabel op een pc
worden aangesloten (Zie “2-2. Gebruikmaken van de USB (Universal Serial Bus)” (pagina 18)).
Opmerking• Door het gebruik van DDC-communicatie kunt u RadiCS LE gebruiken zonder gebruik te maken van de USBkabel. Meer informatie over de configuratie van DCC-communicatie vindt u in de Installatiehandleiding (op de
cd-rom).

12

Hoofdstuk 1 Inleiding

1-4. Knoppen en functies
1

2

Circa 30˚

12
13

6

15

14
Aanpassingsmenu*1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Geïntegreerde voorsensor
Gebruikt voor kalibratie en grijswaardencontrole.
(Mobiel)2. Omgevingslichtsensor

Meet de omgevingsbelichting.

3. Aanwezigheidssensor

Hiermee wordt de beweging van een persoon voor de monitor gedetecteerd.

4. Bedieningsschakelaars

Geeft het menu weer. Volg de handleiding om de gewenste handelingen uit tevoeren.

5.

-knop• Hiermee zet u het apparaat aan of uit.
• Geeft de bedrijfsstatus van de monitor aan.
Groen: In bedrijf, Oranje: Energiebesparingsmodus, UIT:
Hoofdvoeding/voeding uit

6. USB-downstreampoort

Hierop kan een USB-randapparaat worden aangesloten.

7. USB-upstreampoort

Hierop kan de USB-kabel worden aangesloten om de software te gebruiken
waarvoor een USB-aansluiting is vereist of om de USB-hubfunctie te gebruiken.

8. DVI-D-aansluiting

Sluit het aan op de pc.

9. Invoeraansluiting voor
DisplayPort

Sluit het aan op de pc. Om een serieschakeling te installeren, sluit u de kabel aan
op de uitgang van een upstream-monitor.

10. Uitvoeraansluiting voor
DisplayPort

Om een serieschakeling te installeren, sluit u de kabel aan op de ingang van een
downstream-monitor.

11. Voedingsaansluiting

Hierop wordt het netsnoer aangesloten.

12. Voet

Hiermee kunnen hoogte en hoek van de monitor worden ingesteld.

13. Hoofdschakelaar

Hiermee kunt u de hoofdvoeding in- en uitschakelen.

14. Uitsparing
beveiligingsaansluiting

Compatibel met het beveiligingssysteem MicroSaver van Kensington.

15. Kabelhouder

Hierin kunnen de monitorkabels worden opgeborgen.

: Uit

: Aan

*1 Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor instructies voor het gebruik.

Hoofdstuk 1 Inleiding

131-5. Compatibele resoluties
De monitor ondersteunt de volgende resoluties.
√ : Ondersteund

Resolutie

Verticalescanfrequentie

720 × 400
70 Hz
640 × 480
60 Hz
800 × 600
60 Hz
1024 × 768
60 Hz
1280 × 1024
60 Hz
1200 × 1600
60 Hz
1600 × 1200
60 Hz
*1 Deze is ook geschikt voor de 10-bits.

14

Hoofdstuk 1 Inleiding

DisplayPort

*1

DVI

StaandLiggend

StaandLiggend

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

Hoofdstuk 2 Aansluiting
2-1. Aansluitkabels
Attentie• Controleer of de monitor en de pc zijn uitgeschakeld.
• Wanneer u de huidige monitor door deze monitor vervangt, zie dan “1-5. Compatibele resoluties” (pagina 14)
om de pc-instellingen voor de resolutie en de verticale scanfrequentie aan te passen aan de instellingen diebeschikbaar zijn voor deze monitor, voordat u de pc aansluit.

1. Kantel de monitor 90˚ met de klok mee.
De standaardstand van de monitor is liggend.
Attentie• Plaats de monitor in de hoogste positie voordat u hem draait.

2. Sluit de signaalkabels aan.

Controleer de vormen van de aansluitingen en sluit de kabels aan. Draai de bevestigingsmiddelen
aan om de aansluiting vast te zetten na het aansluiten van de DVI-kabel.
Aansluiting op één pc
Attentie• De DisplayPort-aansluitingen van de monitor hebben een ingang
op een pc aansluit, sluit de kabel dan aan op ingangsaansluiting

en uitgang. Wanneer u een monitor.

Signaalkabel:
DD300

Signaalkabel: PP300

of

Hoofdstuk 2 Aansluiting

15

Aansluiting op meerdere pc’s
Meer informatie over het schakelen tussen invoersignalen vindt u in de Installatiehandleiding (op de cd-rom).

Signaalkabel: DD300

Signaalkabel: PP300

Verschillende monitors doorlussen
Attentie• Bezoek de website van EIZO voor informatie over monitoren en grafische kaarten die voor de serieschakelingkunnen worden gebruikt: http://www.eizoglobal.com• Verwijder dedop voordat u de signaalkabel aansluit.

Aansluiting op een pc
Signaalkabel: PP300

16

Hoofdstuk 2 Aansluiting

Signaalkabel: PP300

Signaalkabel: PP200

3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en op de voedingsaansluiting op demonitor.

4. Sluit de USB-kabel aan, indien u RadiCS LE gebruikt.

Meer informatie over de aansluiting op de USB-upstreampoort vindt u in “2-2. Gebruikmaken van deUSB (Universal Serial Bus)” (pagina 18).
Aansluiting op de monitor

Aansluiting op een pc

Opmerking• Door het gebruik van DDC-communicatie kunt u RadiCS LE gebruiken zonder gebruik te maken van de USBkabel. Meer informatie over de configuratie van DCC-communicatie vindt u in de Installatiehandleiding (op de
cd-rom).

5. Raak

aan om de monitor in te schakelen.

Het aan-/uitlampje van de monitor licht groen op.

6. Zet de pc aan.

Op het scherm wordt beeld weergegeven.
Als er geen beeld wordt weergegeven, zie dan “Hoofdstuk 4 Problemen oplossen” (pagina 21) voor
aanvullend advies.
Attentie• Voor maximale energiebesparing wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen met de hoofdschakelaar.
Wanneer u de monitor niet gebruikt, kunt u de elektriciteit uitschakelen of de stekker uit het stopcontact halen
zodat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.
Opmerking• Ga als volgt te werk om de levensduur van de monitor te maximaliseren en de afname van de helderheid enhet stroomverbruik te minimaliseren:- Gebruik de energiebesparingsfunctie van de computer.
- Schakel de monitor en de pc na gebruik altijd uit.

Hoofdstuk 2 Aansluiting172-2. Gebruikmaken van de USB (Universal Serial Bus)
Deze monitor heeft een hub die USB-compatibel is. Als deze monitor is aangesloten op een pc die USBcompatibel is of op een andere USB-hub, dan werkt hij als een USB-hub waarop USB-randapparaten
kunnen worden aangesloten.

● Vereiste systeemomgeving• Een pc die uitgerust is met een USB-poort of een andere USB-hub aangesloten op een USBcompatibele pc• Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP of Mac OS X
10.2 of hoger• USB-kabel
Attentie• Deze monitor werkt mogelijk niet afhankelijk van de te gebruiken pc, OS of randapparaten. Voor de USBcompatibiliteit van randapparaten neemt u contact op met de fabrikanten.
• Apparaten die worden aangesloten op de USB-downstreampoort, werken nog steeds, wanneer de monitor
in de energiebesparingsmodus staat, of wanneer de stroom wordt uitgeschakeld door alleen de Aan/uit-knop
van de monitor te gebruiken. Daarom verschilt het stroomverbruik van de monitor volgens de aangesloten
apparaten, zelfs in spaarstand.
• Wanneer de elektriciteit is uitgeschakeld, werkt het apparaat dat op de USB-poort is aangesloten niet.

● Aansluitingsprocedure (installatie van USB-functie)

1. Sluit de monitor eerst aan op een pc met behulp van de signaalkabel en start de pc op.
2. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan tussen de USB-downstreampoort van een USBcompatibele pc (of een andere USB-hub) en de USB-upstreampoort van de monitor.
De USB-hubfunctie wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de USB-kabel wordt aangesloten.

3. Sluit de USB-randapparaat aan op de USB-downstreampoort van de monitor.
USBdownstreampoort

18

Hoofdstuk 2 Aansluiting

USBupstreampoortHoofdstuk 3 Installeren
3-1. Hoogte en hoek van de monitor aanpassen
Houd de linker- en rechterrand van de monitor met beide handen vast en pas de hoogte en hellingshoek(horizontaal en verticaal) van de monitor aan voor optimale werkomstandigheden.

Attentie• Zorg er na het uitvoeren van de afstelling voor dat de kabels correct zijn aangesloten en voer ze door een
kabelhouder.

Hoofdstuk 3 Installeren193-2. Bevestigingsarm
Een optionele arm (of een optionele voet) kan worden bevestigd door de voetgedeelte te verwijderen.
Bezoek voor ondersteunde optionele armen (of optionele voeten) de website van EIZO:
http://www.eizoglobal.com
Attentie• Volg bij het bevestigen van een arm of voet de Instructies of hun Gebruikershandleiding.
• Als u de arm of voet van een andere fabrikant gebruikt, controleer dan op voorhand het volgende en selecteer
een die voldoet aan de VESA-norm.
- Speling tussen de schroefgaten: 100 mm × 100 mm- VESA-montage van de arm of voet, externe afmetingen: 122 mm x 122 mm of kleiner- Voldoende sterk om het gewicht te dragen van de monitor (behalve de voet) en bevestigingen zoals kabels.
• Als u de arm of voet van een andere fabrikant gebruikt, gebruik dan de volgende schroeven om hem vast te
maken.
- Schroeven die de voet vastzetten aan de monitor• Wanneer u een arm of voet gebruikt, bevestig deze dan onder de volgende hoeken van de monitor.
- Omhoog 45˚, omlaag 45˚ (wanneer de staande stand wordt gebruikt en wanneer deze met 90˚ tegen de wijzers
van de klok in wordt gedraaid voor liggende weergave)• Sluit de kabels aan nadat u een arm of voet hebt bevestigd.
• Verplaats de verwijderde voet niet omhoog en omlaag. Dit kan anders tot letsels of schade aan het apparaat
leiden.
• De monitor en arm of voet zijn zwaar. Als u ze laat vallen, kan dit tot letsel of schade aan apparatuur leiden.
• Controleer periodiek of de schroeven vastzitten. Als deze niet vast genoeg zitten, kan de monitor losraken van dearm, wat tot letsel of schade aan apparatuur kan leiden.

Procedure

1. Leg de lcd-monitor met het scherm naar onder gericht op een zachte doek die
uitgespreid is op een stabiel oppervlak.

2. Verwijder de voet.

Leg een schroevendraaier klaar. Draai met de schroevendraaier de schroeven (vier) los die het
toestel aan de voet vastmaken.

3. Bevestig de arm of voet aan de monitor.

Gebruik de schroeven die u in stap 2 hebt verwijderd om de arm (of standaard) aan de monitor tebevestigen.

20

Hoofdstuk 3 InstallerenHoofdstuk 4 Problemen oplossen
Als een probleem zich blijft voordoen nadat u de voorgestelde oplossingen hebt toegepast, moet u contact
opnemen met uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.
Probleem

Mogelijke oorzaak en oplossing

1. Geen beeld• Aan-/uitlampje brandt niet.

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Schakel de hoofdschakelaar in.
• Druk op .
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.

• Het Aan-/uitlampje is groen.

• Verhoog “Brightness” (Helderheid), “Contrast” of“Gain” (Versterking) in het aanpassingsmenu. Zie deInstallatiehandleiding (op de CD-ROM) voor meer
informatie.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.

• Aan-/uitlampje is oranje.

• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding(op de CD-ROM) voor meer informatie.
• Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het
toetsenbord.
• Controleer of de pc aan staat.
• Wanneer Aanwezigheidssensor is ingesteld op “On”
(Aan), kan de monitor zijn overgeschakeld naar deenergiebesparingsmodus. Ga dichter bij de monitor staan.
• Controleer of de signaalkabel is aangesloten op
voor
de invoer van het DisplayPort-signaal.
wordt gebruikt
wanneer een serieschakeling is geïnstalleerd.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.

• Aan-/uitlampje knippert oranje en groen.

• Verbind die met de door EIZO gespecificeerde
signaalkabel. Schakel de hoofdvoeding uit en schakel
deze weer in.
• Schakel bij aansluiting op DisplayPort de versie van
DisplayPort naar 1.1. Zie de Installatiehandleiding (op de
CD-ROM) voor meer informatie.

2. Het onderstaande bericht verschijnt.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer het signaal niet goed
wordt ingevoerd, hoewel de monitor mogelijk correct werkt.

• Deze melding verschijnt, wanneer er geen
signaalinvoer is.
Voorbeeld:• Het bericht links kan worden weergegeven omdat
sommige pc’s niet meteen na het inschakelen het signaal
uitvoeren.
• Controleer of de pc aan staat.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.
• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding(op de CD-ROM) voor meer informatie.
• Schakel bij aansluiting op DisplayPort de versie van
DisplayPort naar 1.1.
• Controleer of de signaalkabel is aangesloten op
voor
de invoer van het DisplayPort-signaal.
wordt gebruikt
wanneer een serieschakeling is geïnstalleerd.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.

• Het bericht geeft aan dat het invoersignaal
buiten het gespecificeerde frequentiebereik
valt. (Een dergelijke signaalfrequentie wordt inmagenta weergegeven.)
Voorbeeld:• Controleer of de resolutie en verticale scanfrequentie die
op de pc zijn ingesteld, overeenstemmen met de vereisten
van de monitor (zie “1-5. Compatibele resoluties” (pagina
14)).
• Start de pc opnieuw op.
• Selecteer een geschikte instelling met de software die bij
de grafische kaart is geleverd. Zie de handleiding van degrafische kaart voor meer informatie.

Hoofdstuk 4 Problemen oplossen

21

Hoofdstuk 5 Specificaties
5-1. Lijst met specificaties
LCD-paneel

Type

RX250

IPS (antireflectie)

RX250-AR IPS (antireflectie)
AchtergrondverlichtingLED

Afmetingen

54,0 cm (21,3 inch)

Resolutie

2 megapixels (staand: 1200 dots × 1600 lijnen (h × v))

Displayformaat (h × v)

324,0 mm × 432,0 mm (staand)Pixel-pitch

0,270 mm

Weergavekleuren

10-bits (DisplayPort): 1073,74 miljoen kleuren (max.)
8-bits (DVI): 16,77 miljoen kleuren

Videosignalen

USB
Voeding

Fysiekespecificaties

Kijkhoeken(h/v, typisch)

178˚ / 178˚

Aanbevolen helderheid

400 cd/m2

Responstijd (typisch)

20 ms (zwart -> wit -> zwart)

Ingangen

DVI-D (Single Link) × 1, DisplayPort × 1

Uitgangen

DisplayPort × 1

Digitale scanfrequentie(h/v)

31 kHz - 100 kHz/59 Hz - 61 Hz (VGA TEKST: 69 Hz - 71 Hz)
Frame synchrone modus: 59 Hz - 61 Hz

Dot clock

25,0 MHz - 164,5 MHz

Poort

Upstreampoort × 1, downstreampoort × 2

Norm

USB-specificatie revisie 2.0

Ingang100 - 240 VAC +/-10 %, 50/60 Hz 0,80 A - 0,35 A

Maximaal stroomverbruik

79 W of minder

Energiebesparingsmodus 1,0 W ofminder(Wanneer de DVI-ingang wordt gebruikt, geen USBapparaat is aangesloten, “Auto Input Detection”: “Off”,“Power Save”: “High”, “DDC”: “Off”, “DC5V Output”:“Off”, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort version”:“1.1”, er is geen externe belasting aangesloten)Stand-bymodus

1,0 W ofminder(wanneer geen USB-apparaat is aangesloten, “DPPower Save”): “On”, “DC5V Output”: “Off”, “DisplayPort
version”: “1.1”, “DDC”: “Off”, er is geen externebelasting aangesloten)

Afmetingen

361,0 mm × 510,5 - 600,5 mm × 267,0 mm (b × h × d) (Kantelen:
30˚)Afmetingen (zonder voet)

361 mm × 465 mm × 78 mm (b × h × d)

Nettogewicht

Circa 8,2 kg

Nettogewicht (zondervoet)

Circa 5,4 kg

Bereik hoogte-instelling

90 mm (kantelen: 0˚)

KantelenOmhoog 30˚, omlaag 5˚Draaien70˚

Rotatie
Vereisten
Temperatuur
bedrijfsomstandigheden Luchtvochtigheid
LuchtdrukOmgevingsvereisten Temperatuur
voor
Luchtvochtigheidtransport/opslag
Luchtdruk

22

Hoofdstuk 5 Specificaties

90˚ (tegen de klok in voor staande weergave)
0 ˚C tot 35 ˚C (32 ˚F tot 95 ˚F)
20 % tot 80 % RV (geen condensatie)
540 hPa tot 1060 hPa-20 ˚C tot 60 ˚C (32 ˚F tot 95 ˚F)
10 % tot 90 % RV (geen condensatie)
200 hPa tot 1060 hPa

5-2. Standaardinstellingen
CAL Switch Mode: De standaard fabrieksinstelling van het scherm is DICOM-modus.
Modus

Helderheid
400 cd/m

22-CAL1400 cd/m

2

3-CAL2300 cd/m2

1-DICOM

4-CustomGammawaarde

Hybrid Gamma PXL

7500 K

DICOM

Off7500 K

2.2

Off7500 K

DICOM

Off

2

7500 K

2.2- (uitgeschakeld)

2

sRGB

sRGB

- (uitgeschakeld)

6500 K

2.2- (uitgeschakeld)

Ca. 300 cd/m

5-sRGBCa. 250 cd/m6-TextCa. 100 cd/m2

Temperatuur

Overigen
Picture Expansion

Dot by Dot

Auto Input Detection

OffPower SaveHigh

Indicator

4

Presence Sensor

Off

Languages

EnglishOn-Screen Logo*1

Off

*1

Portrait

Image Rotation
DDC

*1

Auto

DC5V Output*1

Off
*1

Off

DP Power Save

*1

Grayscale Warning

Sharpness Recovery*1*1

DisplayPort version

On
On
1.2

*1 Deze menu's kunnen niet worden geïnitialiseerd met “Monitor Reset”. (Raadpleeg de Installatiehandleiding(op de cd-rom).)

Hoofdstuk 5 Specificaties23

5-3. Afmetingen

78

45

5˚

(600.5)30˚Eenheid: mm

70˚

(267)

(17.7)(130.5)100

4xM4(130.5)(182.5)361
325.6(15.7)(17.7)

100(182.5)

90

13

17.5

(15.7)(430.5-520.5)
433.6
465
(482.5-572.5)

˚
90
281

32.5
200

5-4. Accessoires
Kalibratieset
Netwerkkwaliteitsmanagementsoftware
Reinigingsset
Lcd-beveiligingspaneel

EIZO “RadiCS UX1” versie 4.4.2 of later
EIZO “RadiCS Version Up Kit” versie 4.4.2 of later
EIZO “RadiNET Pro” versie 4.4.2 of later
EIZO “RadiNET Pro Lite” versie 4.4.2 of later
EIZO “ScreenCleaner”
EIZO “RP-915”

Zie onze website voor de nieuwste informatie over accessoires en voor informatie over de nieuwste
compatibele grafische kaarten.
http://www.eizoglobal.com

24

Hoofdstuk 5 Specificaties

Hoofdstuk 6 Verklarende woordenlijst
Aansluiting serieschakeling
Een manier om twee of meer monitoren in serieschakeling op een pc aan te sluiten.

DDC (Display Data Channel)
Een door VESA beheerde standaard voor de interactieve communicatie tussen een pc en een
monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
De DICOM-standaard is ontwikkeld door het American College of Radiology en de National
Electrical Manufacturer’s Association of the USA.
De DICOM-compatibele apparaataansluiting maakt de overdracht van medische beelden en
informatie mogelijk. Het document DICOM Deel 14 definieert de digitale grijswaardenweergave van
medische beelden.

DisplayPort
Dit is de interfacestandaard voor beeldsignalen die zijn gestandaardiseerd in overeenstemming
met VESA. De interface is ontwikkeld als vervanging voor de conventionele DVI- en analogeinterfaces en kan signalen met een hoge resolutie en geluidssignalen verzenden die niet door DVI
worden ondersteund. De interface ondersteunt ook 10-bits kleuren, beschermingstechnologie voor
het auteursrecht, lange kabels, enz. De connectors van standaardformaat en miniformaat zijn
gestandaardiseerd.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI is een digitale interface standaard. DVI maakt de rechtstreekse overdracht van digitale
gegevens van de pc zonder gegevensverlies mogelijk.
Er wordt gebruik gemaakt van het TMDS-overdrachtssysteem en DVI-aansluitingen. Er zijn twee
soorten DVI-aansluitingen. De ene is een DVI-D-aansluiting voor digitale signaalingang. De andere
is een DVI-I-aansluiting voor zowel digitale als analoge signaalingangen.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM is een digitale interface energiebesparingsfunctie. De “Monitor ON (bedrijfsmodus)” en“Active Off (energiebesparingsmodus)” zijn onmisbaar voor DVI DMPM als de voedingsmodus vande monitor.

Versterking
Gain wordt gebruikt om de kleurenparameters voor rood, groen en blauw aan te passen. Een
LCD-monitor geeft de kleur weer via het licht dat door de kleurenfilter van het paneel gaat. Rood,groen en blauw zijn de drie primaire kleuren. Alle kleuren op het scherm worden weergegeven door
deze drie kleuren te combineren. De kleurtint kan worden gewijzigd door de lichtsterkte (volume)
aan te passen die door de filter van iedere kleur gaat.

Hoofdstuk 6 Verklarende woordenlijst

25

GammaDoorgaans varieert de helderheid van de monitor niet-lineair met het niveau van het
ingangssignaal. Dat wordt “Gamma Characteristic” (Gammakarakteristiek) genoemd. Een lage
gammawaarde zorgt voor een beeld met een klein contrast, terwijl een grotere gammawaarde een
beeld met een groter contrast oplevert.

sRGB (standaard RGB)
Internationale standaard voor kleurreproductie en kleurruimte voor randapparatuur (zoals monitors,
printers, digitale camera’s, scanners). Als een vorm van eenvoudige kleurafstemming voor internet
kunnen kleuren worden weergegeven met gebruik van tinten die dicht in de buurt komen van deverzend- en ontvangsttoestellen.

Resolutie
Het LCD-paneel bestaat uit talloze pixels van een bepaalde afmeting, die verlicht worden om
beelden te vormen. Deze monitor bestaat uit 1200 pixels horizontaal en 1600 pixels verticaal. Alsde gecombineerde resolutie op het linker- en rechterscherm 1200 × 1600 is, zijn alle pixels daarom
verlicht als op een volledig scherm (1:1).

Temperatuur
Temperatuur is een methode om de witte kleurtint te meten. Doorgaans wordt dit in graden kelvinweergegeven. Bij een lage temperatuur wordt het scherm roodachtig en bij een hoge temperatuur
blauwachtig, zoals de temperatuur van een vlam.
5000 K: enigszins roodachtig wit
6500 K: het wit van uitgebalanceerd daglicht
9300 K: enigszins blauwachtig wit

26

Hoofdstuk 6 Verklarende woordenlijst

Aanhangsel
Handelsmerk
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken ofgedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Het DisplayPort Compliance-logo en VESA zijn gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics
Standards Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR en Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
AMD Athlon en AMD Opteron zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook en
QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One en X-Rite zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van X-Rite
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
ColorVision en ColorVision Spyder2 zijn gedeponeerde handelsmerken van DataColor Holding AG in deVerenigde Staten.
Spyder3 en Spyder4 zijn handelsmerken van DataColor Holding AG.
ENERGY STAR is een gedeponeerd handelsmerk van de United States Environmental Protection
Agency in de Verenigde Staten en andere landen.
GRACoL en IDEAlliance zijn gedeponeerde handelsmerken van International Digital Enterprise Alliance.
Linux is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.
NEC is een gedeponeerd handelsmerk van NEC Corporation.
PC-9801 en PC-9821 zijn handelsmerken van NEC Corporation.
NextWindow is een handelsmerk van NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core,Pentium en Thunderbolt zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
PowerPC is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
PlayStation is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc.
PSP en PS3 zijn handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer is een gedeponeerd handelsmerk van RealNetworks, Inc.
Red Hat is een gedeponeerd handelsmerk van Red Hat, Inc.
TouchWare is een handelsmerk van 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server en Xbox 360 zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
YouTube is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.
Firefox is een gedeponeerd handelsmerk van de Mozilla Foundation.
Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands Corporation.
EIZO, het EIZO-logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor
en ScreenManager zijn gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere
landen.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator en
UniColor Pro zijn handelsmerken van EIZO Corporation.
Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaren.

Aanhangsel

27

Licentie
Voor de tekens die op dit product worden weergegeven is gebruik gemaakt van een round gothic bold
bitmaplettertype dat ontworpen is door Ricoh.

Medische norm
• Het definitieve systeem voldoet gegarandeerd aan de vereiste IEC 60601-1-1.
• Elektronische apparatuur kan elektromagnetische straling genereren die de monitor nadelig
kan beïnvloeden, de functies van de monitor kan beperken of een storing van de monitor kan
veroorzaken. Installeer de apparatuur in een gecontroleerde omgeving, waar dergelijke effecten
worden voorkomen.

Classificatie van apparatuur-

28

Beschermingstype tegen elektrische schokken: klasse I
EMC-klasse: EN 60601-1-2:2015 groep 1 klasse B
Classificatie van medisch apparaat (EG): klasse I
Bedrijfsmodus: continu
IP-klasse: IPX0

Aanhangsel

EMC-informatie
De RadiForce-monitor levert prestaties waarmee beelden nauwkeurig kunnen worden weergegeven.

Beoogde gebruiksomgevingen
De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in professionele zorginstellingen zoals klinieken en
ziekenhuizen.
De volgende omgevingen zijn niet geschikt voor het gebruik van de RadiForce-monitor:• Thuiszorgomgevingen• In de buurt van chirurgische apparatuur met een hoge frequentie, zoals elektrochirurgische messen• In de buurt van apparatuur voor kortegolftherapie• In een tegen RF beveiligde kamer met de medische systemen voor MRI’s• In speciale omgevingen met een beveiligde locatie• Installatie in voertuigen, inclusief ambulances.
• Andere speciale omgevingen

WAARSCHUWING
Voor de RadiForce-monitor moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen met betrekking
tot EMC en de monitor moet worden geïnstalleerd. Lees Informatie over EMC en het gedeelte“VOORZORGSMAATREGELEN” in dit document door, en volg de onderstaande instructies op bij deinstallatie en het gebruik van het product.
De RadiForce-monitor mag niet naast of op andere apparatuur worden geplaatst. Als plaatsing naast
of op andere apparatuur onvermijdelijk is, dan moet worden gecontroleerd of de apparatuur of het
systeem naar behoren functioneert in de configuratie waarin het wordt gebruikt.
Wanneer u een draagbaar apparaat voor RF-communicatie gebruikt, moet de afstand tussen dit
apparaat en onderdelen van de Radiforce-monitor (inclusief de kabels) minimaal 30 cm (12 inch) zijn.
Anders kan dit ertoe leiden dat de apparatuur minder goed presteert.
Iedereen die extra apparatuur aansluit op een signaalingang of een signaaluitgang van een medischsysteem is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereisten van IEC/
EN60601-1-2.
Gebruik de kabels die bij het product horen of kabels die zijn gespecificeerd door EIZO.
Als u voor deze apparatuur andere kabels gebruikt dan de kabels die zijn gespecificeerd of geleverd
door EIZO, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat elektromagnetische emissies uitstoot ofverminderde immuniteit heeft voor elektromagnetische emissies. Ook kan dit ertoe leiden dat deapparatuur slecht functioneert.
Kabel

Speciale EIZO-kabels

Max. kabellengte

Afscherming

Ferrietkern

Signaalkabel (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Afgeschermd

Met ferrietkernen

Signaalkabel (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Afgeschermd

Met ferrietkernen

USB-kabel

UU300 / MD-C93

3m

Afgeschermd

Met ferrietkernen

Netsnoer (met aarde)-

3m

Niet afgeschermd

Zonder ferrietkernen

Aanhangsel

29

Technische beschrijvingen
Elektromagnetische emissies

De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd.
De klant of de gebruiker van de RadiForce-monitor moet garanderen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt
gebruikt.

Emissietest

Compliantie

Elektromagnetische omgeving – Richtlijnen

RF-emissies
CISPR11 / EN55011

Groep 1De RadiForce-monitor gebruikt alleen RF-energie voor de interne functies.
De RF-emissie is zodoende erg laag en zal vermoedelijk geen interferentie
veroorzaken in elektronische apparatuur in de nabije omgeving.

RF-emissies
CISPR11 / EN55011

Klasse B

Harmonische emissies
IEC / EN61000-3-2

Klasse D

De RadiForce-monitor is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief
woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk dat gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt
van elektriciteit voorziet.

Spanningsschommelingen / Compliantie
flikkeringsemissies
IEC / EN61000-3-3

Electromagnetische immuniteit
De RadiForce-monitor is getest op de volgende conformiteitsniveaus volgens de testcriteria voor professionele
zorginstellingen, zoals gespecificeerd in IEC / EN60601-1-2.
Klanten en gebruikers kunnen de RadiForce-monitor alleen gebruiken in de volgende omgevingen:

Immuniteitstest
Elektrostatische ontlading(ESD)
IEC / EN61000-4-2

Testniveau voor
professionele
zorginstellingen

Compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving –Richtlijnen±8 kV contactontlading±8 kV contactontlading±15 kV atmosfeerontlading ±15 kV
atmosfeerontlading

Vloeren moeten van hout, beton ofkeramische tegels zijn. Als vloeren zijn
bedekt met synthetisch materiaal, moet derelatieve luchtvochtigheid minstens 30 %zijn.

Elektrische±2 kV stroomkabels
sprongspanningen / pieken ±1 kV ingangs- /IEC / EN61000-4-4
uitgangskabels±2 kV stroomkabels±1 kV ingangs- /uitgangskabels

De kwaliteit van de netspanning moetgelijk zijn aan de gangbare netspanningin een commerciële omgeving ofziekenhuisomgeving.

Overspanningen
IEC / EN61000-4-5±1 kV lijn naar lijn
±2 kV lijn naar grond±1 kV lijn naar lijn
±2 kV lijn naar grond

De kwaliteit van de netspanning moetgelijk zijn aan de gangbare netspanningin een commerciële omgeving ofziekenhuisomgeving.

Spanningsterugval, korte
stroomonderbrekingenen schommelingen
in de spanning op devoedingskabels
IEC / EN61000-4-11

0 % UT (100 % terugval in
UT) 0,5 cyclus en 1 cyclus
70 % UT (30 % terugval in
UT) 25 cycli
0 % UT (100 % dip in UT)
5 sec

0 % UT (100 % terugval
in UT) 0,5 cyclus en 1
cyclus
70 % UT (30 % terugval
in UT) 25 cycli
0 % UT (100 % dip inUT) 5 sec

De kwaliteit van de netspanning moetgelijk zijn aan de gangbare netspanningin een commerciële omgeving ofziekenhuisomgeving. Als de gebruiker vande RadiForce-monitor dit apparaat continu
nodig heeft tijdens onderbrekingen van denetspanning, verdient het aanbeveling deRadiForce- monitor van stroom te voorzien
met een ononderbroken voeding of een
batterij.

30 A/mLaagfrequente magnetische velden moeten
op niveaus worden gehouden die gangbaarzijn voor een locatie in een commerciële
omgeving of ziekenhuisomgeving. De
afstand tussen het product en de bron vanlaagfrequente magnetische velden moettijdens gebruik minimaal 15 cm zijn.

Laagfrequente magnetische 30 A/m
velden(50 / 60 Hz)
IEC / EN61000-4-8

30

Aanhangsel

Electromagnetische immuniteit
De RadiForce-monitor is getest op de volgende conformiteitsniveaus volgens de testcriteria voor professionele
zorginstellingen, zoals gespecificeerd in IEC / EN60601-1-2.
Klanten en gebruikers kunnen de RadiForce-monitor alleen gebruiken in de volgende omgevingen:

Immuniteitstest

Testniveau voor
professionele
zorginstellingen

Compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving –Richtlijnen
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
mag niet dichter bij onderdelen van de RadiForcemonitor (inclusief de kabels) worden gebruikt, dande aanbevolen scheidingsafstand die is berekend
op basis van de vergelijking die geldt voor defrequentie van de zender.

Geleide storingen die
worden veroorzaakt
door RF-velden
IEC / EN61000-4-6

RF-velden met straling
IEC / EN61000-4-3

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrms6 Vrms
ISM-banden tussen
150 kHz en 80 MHz

6 Vrms3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 V/mAanbevolen scheidingsafstandd = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Hierin is “P” het maximale nominale
uitgangsvermogen van de zender in watt (W)volgens opgave van de fabrikant van de zender en“d” de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m).
De veldsterkten afkomstig van vaste RF-zenders,zoals bepaald met een elektromagnetischonderzoek op locatiea), dienen lager te zijn dan
het compliantieniveau in elk frequentiebereikb).
Interferentie kan voorkomen in de omgeving
van apparatuur die is voorzien van het volgende
symbool.

Opmerking 1 UT is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
Opmerking 2 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik.
Opmerking 3 Richtlijnen met betrekking tot geleide storingen die worden veroorzaakt door RF-velden of RF-velden met
straling zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door
absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.
Opmerking 4 De ISM-banden tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz, 13,553 MHz tot 13,567 MHz,26,957 MHz tot 27,283 MHz en 40,66 MHz tot 40,70 MHz.
a)

De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en mobiele radio’s
op land, zenders van zendamateurs, radio-uitzendingen in AM en FM en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig
theoretisch worden voorspeld. Bij aanwezigheid van vaste RF-zenders moet ter beoordeling van de elektromagnetischeomgeving een elektromagnetisch onderzoek op locatie worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie
waar de RadiForce-monitor wordt gebruikt, hoger is dan het hierboven vermelde relevante RF-compliantieniveau, moet
worden gecontroleerd of de RadiForce-monitor naar behoren functioneert. Als blijkt dat het apparaat niet naar behoren
functioneert, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het anders richten of verplaatsen van de RadiForce-monitor.

b)

In het frequentiebereik 150 kHz t/m 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

Aanhangsel

31

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur en de
RadiForce-monitor
De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen
onder controle zijn. De klant of de gebruiker van de RadiForce-monitor kan elektromagnetische interferentie medevoorkomen door een minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur(zenders) en de RadiForce-monitor. Immuniteit voor de nabijheid van velden van de volgende draadloze RFcommunicatieapparatuur is bevestigd:

Frequentie
Bandbreedte a)van test
(MHz)
(MHz)

Service a)

Modulatie b)

MinimaleIEC /Maximaalschei- EN60601- Complianvermodingsaftestnitieniveau
gen
stand
veau
(V/m)
(W)
(m)
(V/m)

385

380 - 390TETRA 400

Pulsmodulatie b)
18 Hz

1,8

0,3

27

27

450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz afwijking
1 kHz sinus

2

0,3

28

28

710

704 - 787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulatie b)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

800 - 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-band 5

Pulsmodulatie b)
18 Hz

2

0,3

28

28

1700 - 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulatie b)
217 Hz

2

0,3

28

28

2450

2400 - 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7

Pulsmodulatie b)
217 Hz

2

0,3

28

28

5240

5100 - 5800

WLAN 802.11 a/n Pulsmodulatie b)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Voor sommige services zijn alleen de uplink-frequenties inbegrepen.

b)

De drager wordt gemoduleerd via een vierkant golfsignaal met een duty cycle van 50 %.

De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RFstoringen onder controle zijn. Voor andere draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) houdt ude minimumafstand aan tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de RadiForcemonitor volgens de onderstaande aanbevelingen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van decommunicatieapparatuur.

Maximaal nominaal
uitgangsvermogen vande zender(W)
0,01

Scheidingsafstand afhankelijk van frequentie van de zender(m)
150 kHz tot 80 MHz
80 MHz tot 800 MHz
800 MHz tot 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen
scheidingsafstand “d” in meter (m) worden geschat aan de hand van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender,
waarbij “P” het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens opgave van de fabrikant van de zender.
Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor een hoger frequentiebereik.
Opmerking 2 Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door
absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.

32

Aanhangsel

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V25642E1
IFU-RX250
Copyright © 2017 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

5th Edition - October 19th, 2021