No.CC-46-06

Digital Program Controllers

デジタルプログラム調節計・設定器

KP series
従来品を踏襲しVersion up！

CEマーキング適合品

KPシリーズは、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、96×96mmのデジタルプログラム調節計および設定器です。
多彩な機能を搭載し、高機能プログラム制御が実現できます。

KP1000/KP2000
KPシリーズ

従来品● 大きく見やすい５桁表示

測定値
（PV）
、
設定値
（SV）
表示は大きく見やすい５桁表示を実現しました。
1000℃以上でも0.1℃刻みの表示が可能です。

● 高機能な運転画面と設定画面

従来から慣れ親しんでいるLCD（液晶表示器）を採用した運転画面と設定画面を継承し、さらに高品位かつ高機能になりました。

［通常の運転画面］［警報発生時の出力表示画面］

通常、運転画面のバックライト色は緑色ですが、警報が発生した場合、橙色に変化して、遠くからでも警報が発生していることが認識できます。

● 優れた制御性

位置形Ｐ
ＩＤアルゴリズムと速度形Ｐ
ＩＤアルゴリズムの２タイプのＰ
ＩＤアルゴリズムを搭載し、制御対象に合わせたＰ
ＩＤアルゴリズムの選択が可能です。

● マルチレンジ入力

直流電圧（最大10Vまで）、
直流電流、
熱電対、測温抵抗体の各種測定レンジを搭載しています。

● ２色のケース色を用意

ＯＡ製品感覚のグレーと高級感を持ったブラックの２色から選択が可能です。

［グレー］

02

［ブラック］

デジタルプログラム調節計

KP series
表示部
測定値（PV）表示

運転状態（RUN）表示
運転中点灯します

パターンNO.（PTN）表示

運転停止（STOP）表示

設定値（SV）表示

運転停止状態時点灯します

RESET表示
実行ステップ番号（STP）表示

運転状態を中止し、元に戻すときに点灯します

実行中のステップNO.表示をします（実温度補償動作時点滅）

定値運転（CONST）表示
定値運転状態時に点灯します

タイムシグナル（TS1〜8）表示※KP1000は5点まで警報待機（WAIT）表示

警報動作（AL1〜4）表示

待機中、警報解除時点灯、待時間警報
発生時点滅します

プログラムリモート（REM）表示

多種多様な運転画面を用意し、任意選択することが可能です。パターン全体表
示画面では、
パターン全体概形と進行位置の同時表示を実現しています。

外部入力による運転操作時点灯します

エラー（ERR）表示【出力表示画面】

入力取込異常時点灯します

オートチューニング動作（AT）表示
オートチューニング動作中点灯します【時間表示画面】

手動運転時（MAN1／MAN2）表示
第1出力／第2出力が手動運転時点灯します

ファンクション（FNC）操作表示
ファンクションキー操作時点灯します

キースイッチ部［原寸］【パターン全体表示画面】

エンジニアリングポート

キースイッチ部

運転画面時に押した場合、運転操作キーモードとなります。設定画面時に押した場合、設定操作キー
モードとなり、
カーソルの逆送りとして動作します。
運転操作キーモードの場合、RUNキーとして動作します。
設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、運転画面とモード0のモード画面の切替、および設定画面からモード画面への切替に使用します。
運転操作キーモードの場合、STOPキーとして動作します。
運転画面時に押した場合、運転画面の切替に使用します。
また、設定画面時に押した場合、設定操作
キーモードとなり、設定画面の切替に使用します。
運転操作キーモードの場合、アドバンスキーとして動作します。
設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、カーソル送りや項目選択に使用します。
運転操作キーモードの場合、RESETキーとして動作します。
設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定値（または、設定項目）の降順に使用します。
運転操作キーモードの場合、
パターンキーとして動作します。
設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定値（または、設定項目）の昇順に使用します。
運転操作キーモードの場合、
オート／マニュアルキーとして動作します。
設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定の登録に使用します。

03らくらくセットアップ！

「総合パッケージソフト TRAMS」（無償）
専用のエンジニアリングケーブル（コード：RZ-EC4）
でパソコンと接続し、簡単に設定、集録、解析を行うことができます。
設定■調節計が複数台あるときの初期設定を短時間で確実に行うことが可能■機器設定内容の一覧表示、印刷、ファイル保存集録■調節計や記録計を接続し、データ集録■トレンドグラフやリアルタイムデータ一覧でデータ表示■警報発生時、
アラーム（ブザー）吹鳴解析■集録したデータを縦/横トレンドで表示■グラフの部分拡大、メッセージを挿入■複数のデータファイルをまとめて表示（連結表示機能）■集録したデータファイルからExcel、CSV、
テキスト形式にて保存可能

真空熱処理炉実態温度制御システム

PLC

KP2000
タッチパネル
雰囲気温度

温度記録計

LE5000DB1000実体温度
1〜4点

熱処理設備管理システム

パソコン
プリンタ

通信変換器

無停電電源

電気炉

燃焼炉
KP3000DB2000KP3000DB2000

コントロールモータ

サイリスタ
レギュレータ

バーナ

ヒータ

04

KP1000

Basic Program Controller■形式

KP1□□□C□□□−□□□
入力信号
0：マルチレンジ
4：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式
8：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）● プログラムパターン

1パターンあたり最大19ステップ、最大19種類のプログラ
ムパターンの設定が可能です。
プログラムパターン全体の繰り返しや連結、プログラムパターン内任意ステップ間の繰り返しも可能です。

● 従来品を継承した操作性

従来から慣れ親しんでいる設定画面を継承し、従来品と変わらぬ操作で設定が可能です。
キータッチも向上し、優れた操作性を実現しました。

● 高精度な伝送信号出力

高精度（0.1%FS）
なアナログ伝送信号出力が付加できます。

● 電源電圧24Vタイプを用意

安全面で有利な電源電圧24VAC／24VDCタイプを用意しました。

● ひと目でわかるパターン進行表示

運転画面でパターン全体表示画面を選択することにより、パターン全体の概形と進行位置がひと目でわかります。

● 国際安全規格・ＣＥマーキング適合品

ＥＵ安全規格にもとづく、
ＣＥマーキング適合品です。
また、
ＵＬおよびc-ＵＬに認証されています。

＊
調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式※1
3：電流出力形PID式※1
5：SSR駆動パルス形PID式※1
6：電圧出力形PID式※1＊
通信インターフェイス（第1ゾーン）
0：なし
R：RS-232C
A：RS-422A
S：RS-485
T：タイムシグナル5点
N：ステータス信号4点＋エンド信号
D：外部駆動入力4点
P：パターン選択入力
M：タイムシグナル4点＋エンド信号＊
伝送信号出力（第2ゾーン）
0：なし
1：4〜20ｍA
2：0〜1V
3：0〜10V
4：その他
T：タイムシグナル5点
N：ステータス信号4点＋エンド信号
D：外部駆動入力4点
P：パターン選択入力
M：タイムシグナル4点＋エンド信号＊
外部駆動入力（第3ゾーン）
0：なし
5：タイムシグナル4点+エンド信号+外部駆動入力3点
6：タイムシグナル5点＋外部駆動入力3点
7：ステータス信号4点＋外部駆動入力4点
8：外部駆動入力3点＋パターン選択入力
T：タイムシグナル5点
N：ステータス信号4点＋エンド信号
D：外部駆動入力4点
P：パターン選択入力
M：タイムシグナル4点＋エンド信号

ケース色
G：グレー
B：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A：100〜240VAC
D：24VAC/24VDC

05＊オプション※1 調節モード（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
「T」
「N」
「D」
「P」
「M」の順に
注：第1、第2、第3ゾーンの共通のオプションは、第3ゾーンから優先して指定します。

KP2000

Advanced Program Controller■形

式

KP2□□□□□□□−□□□● プログラムパターン

1パターンあたり最大19ステップ、最大30種類のプログラ
ムパターンの設定が可能です。
プログラムパターン全体の繰り返しや連結、プログラムパターン内任意ステップ間の繰り返しも可能です。

● 多彩な制御機能を搭載

SV範囲を分割し、あらかじめSV区間を登録し、どのSVを実行しても区間ごとに登録しておいたPID値により制御を行う自動PID
切替方式や2出力タイプで2出力制御方式をPID方式とスプリッ
ト方式の2種から選択など多彩な制御機能を搭載しています。

● 通信2ポートタイプを用意

2つの通信ポートを備えたタイプを用意し、また通信速度の高速化も図り、通信の高機能化を実現しました。
例えば、１ポートはパソコンとの上位通信、別の１ポートは通信伝送（デジタル伝送）機能として使用することも可能
です 。もちろん 、通 信プロトコルは「 M O D B U S 」と「PRIVATE」の任意選択が可能です。

● 伝送信号2出力タイプを用意

高精度タイプ（0.1%FS）の伝送信号出力と安価な一般タイプ（0.3%FS）の伝送信号出力の2タイプを用意しました。それら2つとも搭載した伝送信号2出力タイプ
や伝送器電源付きも選択可能です。

● 外部DI／DO任意割付

外部信号入力（DI）や外部信号出力（DO）を付加した場合、
それらのDI／DOにどの機能を割り付けるかの任意割付ができます。
例えば、DI1〜DI3に「外部駆動入力」、DI4〜DI6に「パターン選択入力」
といったような割付ができる機能です。
※外部信号入力、外部信号出力は複数ゾーン重複選択可。

● タイムシグナル8点まで出力可能

外部信号出力8点タイプを付加し、タイムシグナルTS1〜
TS8を割り付けることにより、タイムシグナル８点まで出力することができます。

● ヒータ断線警報

オンオフパルス出力形、またはSSR駆動パルス形に限り、ヒータ断線警報を付加することができます。

外部に指定されたＣＴを接続してヒータの電流値を測定します。
そのヒータ電流値を運転画面に表示させることができます。

● その他の機能

06

多種オートチューニング、
キーを押している時間だけプロ
グラムを進めることができるFAST機能、外部信号入力（DI）を使ったタイマ機能、客先目盛校正機能などの多彩な機能を搭載しています。

入力信号
0：マルチレンジ
4：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式
8：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）＊
調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式※1
3：電流出力形PID式※1
5：SSR駆動パルス形PID式※1
6：電圧出力形PID式※1
第1ゾーン＊
0：なし
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点+ヒータ断線警報※2
T：外部信号出力6点
N：外部信号出力4点+ヒータ断線警報※2
第2ゾーン＊
0：なし
1：伝送信号出力（高精度タイプ:4〜20mA）
2：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜1V）
3：伝送信号出力（高精度タイプ：0〜10V）
4：伝送信号出力（高精度タイプ：その他）
J：伝送信号出力（一般タイプ：4〜20mA）
K：伝送信号出力（一般タイプ：0〜1V）
L：伝送信号出力（一般タイプ：0〜10V）
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
T：外部信号出力6点
N：外部信号出力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーンの付加仕様＊
0：なし（一般タイプ：4〜20mA）※3
J：伝送信号出力第2出力（一般タイプ：0〜1V）※3
K：伝送信号出力第2出力（一般タイプ：0〜10V）※3
L：伝送信号出力第2出力
H：伝送器電源※4
第3ゾーン＊
0：なし
R：通信1ポート(RS-232C)+外部信号入力3点
A：通信1ポート(RS-422A)+外部信号入力1点
S：通信1ポート(RS-485)+外部信号入力3点
B：通信2ポート(RS-232C＋RS-232C)+外部信号入力1点
C：通信2ポート(RS-232C＋RS-422A)+外部信号入力1点
D：通信2ポート(RS-232C＋RS-485)+外部信号入力1点
E：通信2ポート(RS-485＋RS-232C)+外部信号入力1点
F：通信2ポート(RS-485＋RS-422A)+外部信号入力1点
G：通信2ポート(RS-485＋RS-485)+外部信号入力1点
9：ヒータ断線警報※2
P：外部信号入力6点
M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
T：外部信号出力6点
N：外部信号出力4点＋ヒータ断線警報※2
U：外部信号入力8点
V：外部信号入力6点＋ヒータ断線警報※2
W：外部信号出力8点
X：外部信号出力6点＋ヒータ断線警報※2
Y：外部信号入力3点+外部信号出力5点
Z：外部信号入力4点＋外部信号出力4点
ケース色
G：グレー
B：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A：100〜240VAC
D：24VAC/24VDC＊オプション※1 調節モード（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
※2 調節モード（第1出力）、
または調節モード（第2出力）
が1、5（パルス形）に限り選択可。
ヒータ断線警報は、他のゾーンと重複選択不可。
第1出力、第2出力ともパルス形の場合、第1出力側で警報判定。
※3 第2ゾーンが1、2、3、4に限り、選択可。
※4 第2ゾーンが0、1、2、3、4、J、K、Lに限り、選択可。
「9」
「P」
「M」
「T」
「N」の順に第3ゾーンから優先して指定します。
注：第1、第2、第3ゾーンの共通のオプションは、

KP3000

Advanced Program Setter■形

式

KP3−□0C□□□−□□□
出力信号
1：デジタル出力（RS-422A）
2：アナログ出力（4〜20mA）
4：アナログ出力（0〜10V）
5：アナログ出力（0〜1V）
6：アナログ出力（その他）
7：デジタル出力（RS-485）
第1ゾーン
0：なし
P：外部信号入力6点
T：外部信号出力6点● プログラムパターン

1パターンあたり最大19ステップ、最大30種類のプログラ
ムパターンの設定が可能です。
プログラムパターン全体の繰り返しや連結、プログラムパターン内任意ステップ間の繰り返しも可能です。

● アナログ出力タイプとデジタル出力タイプ

設定器の出力は、高精度（0.1%FS）のアナログ出力タイプと通信機能を使って設定誤差がないデジタル出力タイプから選択します。

● 通信2ポートタイプを用意

2つの通信ポートを備えたタイプを用意し、また通信速度の高速化も図り、
通信高機能化を実現しました。
例えば、１ポートはパソコンとの上位通信、別の１ポートは通信伝送（デジタル伝送）機能として使用することも可能
です 。もちろん 、通 信プロトコルは「 M O D B U S 」と「PRIVATE」の任意選択が可能です。ただし、
デジタル出
力タイプの場合、付加できる通信は１ポートタイプのみになります。

● 外部DI／DO任意割付

外部信号入力（DI）
や外部信号出力（DO）
を付加した
場合、
それらのDI／DOにどの機能を割り付けるかの任意割付ができます。
例えば、DI1〜DI3に「外部駆動入力」、DI4〜DI6に「パターン選択入力」
といったような割付ができる機能です。
※外部信号入力、外部信号出力は複数ゾーン重複選択可。

第2ゾーン
0：なし
P：外部信号入力6点※1
T：外部信号出力6点※1
第3ゾーン
0：なし
R：通信1ポート(RS-232C)+外部信号入力3点※2
A：通信1ポート(RS-422A)+外部信号入力1点※3
S：通信1ポート(RS-485)+外部信号入力3点※2
B：通信2ポート(RS-232C+RS-232C)+外部信号入力1点※4
C：通信2ポート(RS-232C+RS-422A)+外部信号入力1点※4
D：通信2ポート(RS-232C+RS-485)+外部信号入力1点※4
E：通信2ポート(RS-485+RS-232C)+外部信号入力1点※4
F：通信2ポート(RS-485+RS-422A)+外部信号入力1点※4
G：通信2ポート(RS-485+RS-485)+外部信号入力1点※4
P：外部信号入力6点※4
T：外部信号出力6点※4
U：外部信号入力8点
W：外部信号出力8点
Y：外部信号入力3点+外部信号出力5点
Z：外部信号入力4点+外部信号出力4点
ケース色
G：グレー
B：ブラック
防水仕様と端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A：100〜240VAC
D：24VAC/24VDC＊オプション※1 出力信号が1、7に限り選択可。
※2 出力信号が1、7の場合、外部信号入力は1点。
※3 出力信号が2、4、5、6、7に限り選択可。
※4 出力信号が2、4、5、6に限り選択可。
注：第1、第2、第3ゾーンの共通のオプションは、「P」「T」の順に第3ゾーンから優先して指定します。

07

■入力仕様
入力信号

測定レンジ
精度定格

直流電圧
直流電流
熱電対

±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
20mA
B、R、S、K、E、J、T、N、PR5-20、PtRh40-PtRh20、CR-AuFe、
NiMo-Ni、U、L、C（WRe5-WRe26）、W-WRe26、PlatinelⅡ
測温抵抗体 Pt100、JPt100、旧Pt100、Pt50、Pt-Co（4線式のみ）
熱電対28種、直流電圧6種、直流電流1種、測温抵抗体14種※詳細は9ページ「測定レンジ一覧」を参照
測定レンジの±0.1%±1digit※詳細は「精度定格の詳細規定」を参照

■設定仕様

パターン数
ステップ数
調節関係

出力関係

基準点
補償精度

K、E、J、T、N、PlatinelⅡ･･･±0.5℃または、±20μV相当値のいずれか大きい方
その他･･･±1.0℃または、±40μV相当値のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）
入力取込周期 約0.1秒
バーンアウト

許容信号源
抵抗
許容配線抵抗測温抵抗体の
測定電流

熱電対、直流電圧（±50mV以下）、測温抵抗体（3線式）に限り、
上限バーンアウトを標準装備
バーンアウト時、第1出力／第2出力とも出力値は任意設定可能※直流電圧（±100mV以上）、直流電流、測温抵抗体（4線式）は装備せず
熱 電 対 100Ω以下
直流電圧（mV） 100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下
測温抵抗体 5Ω／1線以下（3線間の導線抵抗は等しいこと）
約1mA

表示素子

第1表示部
第2表示部

LED
LCD（バックライト付）108×24ドット

表示内容

第1表示部
第2表示部

PV5桁、SV5桁、ステータス表示など
MV、出力状態、設定画面など■調節仕様（第1出力、第2出力ともに同じ仕様）

オンオフ
パルス形

オンオフ
サーボ形

電流出力形
SSR駆動
パルス形

電圧出力形

■警報仕様
警報点数
警報形態

出力信号

約0.1秒
オンオフパルス形、オンオフサーボ形、電流出力形、SSR駆動パルス形、電圧出力形
出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC、5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC、2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
接点保護 小形CR素子を内蔵
パルス周期 1〜180秒
出力信号 オンオフサーボ導通信号
標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC、5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC、2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC、20mA以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC、20mA以下
最小負荷 5VDC 1mA以上
フィードバック抵抗 100Ω〜2.5kΩ
接点保護 小形CR素子を内蔵
出力信号 4〜20mA
負荷抵抗 750Ω以下
出力信号 オンオフパルス電圧信号
出力電圧 ON電圧 12VDC±20%OFF電圧 0.8VDC以下
負荷電流 21mA以下
パルス周期 1〜180秒
出力信号 0〜10V
出力インピーダンス 約10Ω
負荷抵抗 50kΩ以上

一般電源仕様 100〜240VAC
24V電源仕様
24VAC／24VDC
定格電源周波数 一般電源仕様 50／60Hz
24V電源仕様
50／60Hz（24VAC)
最大消費電力 一般電源仕様 オプションなし 100VAC 10VA
240VAC 15VA
オプションあり 100VAC 15VA
240VAC 20VA
24V電源仕様 オプションなし 24VAC 10VA
24VDC 5W
オプションあり 24VAC 15VA
24VDC 10W
使用温度範囲 −10〜50℃
使用湿度範囲 10〜90％rh
EEPROMによる設定内容の保持（書換回数100万回以下）
停電対策
およびリチウム電池により設定内容を5年以上保持
難燃性ポリカーボネート
外郭材質
グレー、
またはブラック
色
パネル埋込取付
取付方法
H96×W96×D127mm ※パネル面からの奥行寸法は120mm
外形寸法
オプションなし 約450g
質量オプションあり 約580g
定格電源電圧■プログラム設定器仕様
出力信号アナログ出力 4〜20mA、0〜1V、0〜10V
デジタル出力 RS-422A、RS-485

精度定格
出力更新周期±0.1％FS
アナログ出力 約0.1秒
デジタル出力 約 1 秒

分解能
約1／30000
出力インピーダンス 電圧出力 約10Ω
電流出力 400Ω以下
負荷抵抗
電圧出力 50kΩ以上

■対応規格
EMC指令

安全

環境規制
環境規制規格UL FileNo

08

4点
KP1000…絶対値警報、偏差警報
KP2000…絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、設定値警報、
出力値警報、FAIL、
タイマ、ヒータ断線警報、待時間警報
リレー出力信号（a接点）
AL1とAL2でCOM共通、AL3とAL4でCOM共通
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC、3A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC、1.5A以下
最小負荷 5VDC 100mA以上

■一般仕様

■表示仕様

制御周期
出力形式

警報関係

19パターン ※KP2000／KP3000は30パターン
19ステップ／パターン
PID値はオートチューニングによる自動設定または手動設定
PID8種 P 0〜999.9%
Ｉ ∞、1〜9999秒
D 0〜9999秒
A.R.Ｗ.（アンチ リセット ワインドアップ） ※KP2000は8種
上限…0.0〜100.0％ 下限…−100.0％〜0.0％
出力不感帯
出力プリセット ※KP2000は8種
出力リミッタ8種、出力変化量リミッタ8種
警報値4点8種、警報形態、警報不感帯、警報遅延、待時間警報、タイマ（KP2000のみ）

EN61326-1適合 ClassA（CE）※試験中、最大±10%または最大±2mVのいずれか大きい方に相当する指示値や出力値が変動することがあります。
EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE）
UL61010-1 認証（UL）
CSA C22.2 No.61010-1 認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度２
RoHS（CE）
EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
E214646

KP series
端子板図
オプション端子

1

12

19

26

35

H

2

13

20

27

36

C

14

21

28

37

L

M3
M2
M1

22

29

38

R1

16

23

30

39

RC

mA（−）端子

5

17

24

31

40

R2

6

18

25

32

41

33

42

34

43

9

10

11

8

第４警報出力端子7コモン

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス（−）

第３警報出力端子154第２警報出力端子33線式・4線式測温抵抗体（B）端子

第１警報出力端子

熱電対・mV・V・mA（−）端子
3線式・4線式測温抵抗体（B）端子

コモン

オ ンオ フサーボ 形

熱電対・mV（＋）端子
3線式・4線式測温抵抗体（A）端子

第１出力端子オンオフパルス形

V・mA（＋）端子
4線式測温抵抗体（A）端子

100-240V AC
24V AC/DC

外形寸法

パネルカット

取付金具

92

92

＋0.8
0

120

115

96

91×91

＋0.8
0

120

92

＋0.8
0

＋2

96×N−4 0

N：計器取付台数
96

7

120

単位：mm

■測定レンジ一覧■精度定格の詳細規定［マルチレンジ］
測定レンジ
熱電対

測定範囲

B

0.0 〜 1820.0 ℃

R

0.0 〜 1760.0 ℃

測定レンジ
熱電対

PlatinelⅡ

0.0 〜 1760.0 ℃

K−200.0 〜 1370.0 ℃

E

直流電圧

±0.1％±1digitN

L−200.0 〜 900.0 ℃

K

10mV

−10 〜 10 mV

20mV−20 〜 20 mV

50mV−50 〜 50 mV−270.0 〜 1000.0 ℃

100mV−100 〜 100 mV

5V−5 〜 5 V

10V−10 〜 10 V

−270.0 〜 150.0 ℃

直流電流

20mA

−200.0 〜 1200.0 ℃

測温抵抗体

JPt100JTまたは、±40μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 649.0 ℃

U−200.0 〜 200.0 ℃

L−100.0 〜 100.0 ℃

C（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni

WRe5-WRe26

0.0 〜 2310.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃

PlatinelⅡ

W-WRe26

0.0 〜 2310.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

CR-AuFe

NiMo-Ni−50.0 〜 1410.0 ℃

Pt50−200.0 〜 649.0 ℃

CR-AuFe

0.0 〜 280.0 Ｋ

Pt100−200.0 〜 850.0 ℃

Ｎ

0.0 〜1300.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃

PR5-200.0 〜 1800.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃

PtRh40-PtRh20

0.0 〜 1880.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

旧Pt100

測定範囲

測温抵抗体

Pt100
旧 Pt100

Pt-Co

4.0 〜 374.0 Ｋ

Pt50

Pt100

−200.0 〜 850.0 ℃

Pt-Co−200.0 〜 200.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit
0℃以上100℃ 未満：規定外
0℃以上400℃ 未満：±1.5% ±1digit±0.1％±1digit±0.1％±1digit

測定レンジが「−100℃以上100℃」の場合に限り、±0.15% ±1digit

JPt100−200.0 〜 200.0 ℃−200.0 〜 649.0 ℃

0K以上20K 未満：±0.5% ±1digit

400℃以上800℃ 未満：±0.8% ±1digit−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃±0.2％±1digit

100℃以上200℃ 未満：±0.5% ±1digit

測温抵抗体 Pt50

−100.0 〜 100.0 ℃

0℃以上400℃ 未満：±0.3% ±1digit

PtRh40-PtRh20−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 649.0 ℃−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit

PR5-20直流電圧／直流電流［測温抵抗体4線式］−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±40μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 400.0 ℃

JPt100−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit

0 〜 20 mA−100.0 〜 200.0 ℃

測定レンジ−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 400.0 ℃

測定範囲−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 649.0 ℃

測定レンジ−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digitE−200.0 〜 400.0 ℃

旧Pt1000℃以上400℃未満：±0.2% ±1digit

または、±60μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 900.0 ℃−270.0 〜 400.0 ℃

例外規定
400℃未満：規定外
400℃以上800℃未満：±0.2% ±1digit

R､S−200.0 〜 200.0 ℃

T

測温抵抗体

精度定格

B

−200.0 〜 400.0 ℃

0.0 〜 600.0 ℃−270.0 〜 300.0 ℃

入力種類

U

−200.0 〜 300.0 ℃
0.0 〜 700.0 ℃

J

0.0 〜 1390.0 ℃

熱電対

0.0 〜 600.0 ℃

0.0 〜 1200.0 ℃
S

測定範囲±0.15％±1digit

4K以上20K 未満：±0.5% ±1digit
20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit※基準動作条件における測定レンジ換算精度。
さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
※K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584（1977、1982）、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
C（WRe5-WRe26）：JIS C1602-2015
U、L：DIN43710-1985
PR5-20：Johnson Mtthey 資料
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983)、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

09

KP series
オプション機能●伝送信号出力

設定値、測定値、出力値などに比例した信号を出力します。
出力点数：1点 ※KP2000は2点まで
出力信号：1〜5mA（負荷抵抗 1.6kΩ以下）4〜20mA（負荷抵抗 400Ω以下）
0〜1V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗 50kΩ以上）
1〜5V（出力抵抗 約50kΩ）0〜10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗 50kΩ以上）
精度定格：高精度タイプ ±0.1%FS ※KP1000は高精度タイプ
一般タイプ ±0.3%FS●伝送器電源（KP2000）●防水仕様

パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。

●端子カバー（コード：RZ-TC1）

安全のため、端子部をカバーします。

●PID式電流・電圧出力
電流出力形：出力信号
電圧出力形：出力信号

1〜5mA（負荷抵抗 2.8kΩ以下）±10V（出力抵抗 約10Ω、
負荷抵抗50kΩ以下）●出力スケーリング

電源電圧：24VDC±10%
最大電流容量：30mA

制御出力をスケーリングします。

●警報出力位相●通信インターフェイス

RS-232C、RS-422A、またはRS-485により調節計の設定値、測定値を上位CPU
へ伝送、上位CPUより各種パラメータ設定ができます。
通信点数：1点 ※KP2000は2点まで
通信種類：RS-232C、RS-422A、RS-485
通信速度：2400／4800／9600／19200／38400bps
プロトコル：MODBUS(RTU)、MODBUS(ASCII)、PRIVATE●ヒータ断線警報（KP2000）

通電中に限り、4点の警報出力の出力位相を反転させます。

●防湿処理

製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

●出力リミッタOFF

マニュアル出力値が設定されている出力リミットに制限されません。

●通信1ポート（＋外部信号入力）（KP2000）

CT入力によりヒータの断線を検知する機能です。
測定範囲：10〜100A AC（50／60Hz）
精度定格：±5.0%FS±1digit
指 定 C T：LTA-P208（穴径12mm、別売品）（URD社製 形式：CTL-12-S36-8）

通信インターフェイス1ポートと外部信号入力3点を付加します。
（第1ゾーン）
通信点数：1点
通信種類：RS-232C、RS-422A、RS-485
外部信号：入力3点（ただし通信種類RS-422Aの場合は1点）●2出力形

正・逆動作の2種を出力し、冷却・加熱制御ができます。
制御周期：約0.1秒
出力形式：オンオフパルス形、電流出力形、電圧出力形、SSR駆動パルス形で、任意組み合わせが可能
制御方式：PID方式、
スプリット方式（KP2000のみ）●外部信号入力●後付オプション対応仕様

あらかじめオプション用のマザーボードと全端子を装着し、あとからオプションを追加しやすくしています。

●画面復帰OFF

設定画面から運転画面への自動復帰機能をOFFにします。

●ヒータ断線警報第2出力（KP2000）

外部接点入力信号により下記の切換ができます。
入力信号：無電圧接点、オープンコレクタ出力
外部接点容量：5VDC 2mA
機
能：①パターンNO．選択（5点） ※KP2000／KP3000は6点②手動出力運転／自動出力運転（2点）③PVのHOLD④RUN／STOP⑤アドバンス
⑥RESET⑦WAIT⑧FAST⑨タイマのスタート／リセット（4点）⑩警報出力解除
プリセットマニュアル／自動出力運転

第1、第2出力ともパルス形の場合に、第2出力にヒータ断線警報を付加します。

●ヒータ短絡警報（KP2000）

ヒータの異常な短絡状態を判定するために、制御出力がOFFしているときのヒータ電流値を測定し、警報判定をします。

●開平演算

リニア入力に対し開平演算します。

●下限バーンアウト

バーンアウト時にPV表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。

●FAST時タイム出力OFF

FAST動作時に、タイムシグナル出力をOFFにする。

●勾配設定方式●外部信号出力

タイムシグナル信号やステータス信号をオープンコレクタ信号で外部に出力できます。
出力信号：オープンコレクタ出力
出力容量：24VDC 最大50mA
機
能：①タイムシグナル（5点） ※KP2000／KP3000は8点②RUN／STOP③アドバンス④RESET⑤WAIT⑥END

プログラムパターンの設定方式を、勾配／時間方式で設定する。

●オープンループ方式オンオフサーボ形

オンオフサーボ形PID式でコントロールモータのフィードバック抵抗を使用しないで時間制御を行います。

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

姫路079（288）
7580
086
（473）
7400

Cat.No. CC-46-06 Jul.-'21-01 Printed in Japan B115