OAOUM2015@国立天文台三鷹, Aug 17, 2014

HIDES装置の状況：2014B～2015A
神戸栄治（国立天文台岡山天体物理観測所）
with
現在の所内担当者：泉浦秀行（本体のPI）、筒井寛典、戸田博之、神谷浩紀、前原裕之（、小矢野久、清水康広）
Messia5 共同研究者：中屋秀彦（国立天文台）
HIDES-F/HR-mode他 共同研究者：青木和光、梶野敏貴（国立天文台）、
佐藤文衛 （東工大）、山室智康（オプトクラフト）＋その他所内外の協力者

概況＊共同利用16年目に入った＊観測機器のマイナーな不具合はあったものの、観測への影響はほとんどなく、基本的には順調に運用された＊成果論文（括弧内はHIDES-F関係）：
2014年は、雑誌論文4件（0件）、博士論文2件（1件）、修士論文2件（2件）
2015年(8月まで）は、雑誌論文5件（4件）
HIDES-F装置開発科学論文2件が発行されました
詳しくはHIDES-Fホームページへ＊HIDES-F(HRモード）試験観測（再開）中＊2015B KOOLS-IFU共同利用公開 松林氏（京大）の発表参照＊HIDESの波長参照光源として天文コム計画を進行中

1

2014B～2015Aの観測時間使用状況＊共同利用時間割当
2014B 50.5夜（6件） [HIDES-F：37.5夜（5件）]
50.5夜/112夜～45 %2015A 63夜（6件） [HIDES-F：52.5夜（5件）]
63夜/113夜～55 %2015BのHIDES-Fの応募は10件 thanks!

＊共同利用時間以外（観測所時間等）
2014B HIDES-F 10.5夜（HE-mode試験観測4.5夜、サイエンス観測6夜）
HIDES-S 4夜（サイエンス観測4夜）
2015A HIDES-F 18夜(HE-mode試験観測4.5夜、サイエンス観測10.5夜、HR-modeエンジニアリング観測3夜）
HIDES-S 1.5夜（サイエンス観測1.5夜）（注）所長時間、整備期間、年末年始期間の観測は除く（注）2014Bには、上とは別に、リモート観測の準備用に2夜が割り当てられた（注）2014Bには、上とは別に、学生実習（東大）時間が0.5夜割り当てられた機器の状況＊分光器本体：安定して動作
天文コムをクーデ内部屋に入れるために、旧分光器のカメラ等を退避＊モザイクCCDカメラ（運用8年目）
安定して動作中（2012.7の故障以来、Messia5 CMC ボード、未だ借用中）
温度コントローラがまれに一時的に落ちる問題が発生（供給電圧がときどき高くなるのが原因のようだが）UPSの更新で解決＊HIDES-F（HE-mode；運用7年目）：
概ね安定して動作中
最大スループット～9%@550nmを維持
ホロカソードランプ（Th-Ar）の点灯消灯異常LCUボードをリボンヒータで温めたら、ほとんどなくなった
オートガイダーの改良より暗い星をガイドするために、迷光対策、ホットピクセルマップの作成などを行った（主に、KOOLS-IFU対応のため）各種制御ソフトウェアの改良
ホームページ、マニュアル、 a quick guide（英語版）などを更新
常に最新のものを参照してください2

今後の予定（課題）＊HIDES本体（前光学系を含む）
Messia6へのアップグレード（システム購入予定；導入時期未定）
オンチップビニング、読み出し時間短縮、露出時間の可変化
オートガイダー(SV)の更新
クロスディスパーザー駆動機構の高精度化（キュー化に関係）
広帯域高効率クロスディスパーザー導入、反射面、透過面の高効率化、など＊HIDES-F（HE-mode）
オートガイダーの改良（継続）
青側で効率が下がる原因の調査（原因の半分以上は副鏡にある）
SMOKA公開への準備（ヘッダの整備）マニュアル、ホームページ等の整備（継続）
キュー化への対応
ファイバーポート、ガイダー部の強化 SV上でファイバー穴が動かないようにソフトウェアの更新、等
KOOLS-IFUへの対応（継続）
天文コムの導入（現時点での目標は年内）＊HIDES-F（HR-mode）
以下に、話題として紹介

HIDES-F/HR-mode（高波長分解能モード）の状況
経過：
2009年度後半：2009年12月 HE-modeのファーストライト
HR-mode（R～100,000）への期待
2010年度：HR-out＋イメージスライサーの製作：基盤A（代表 梶野敏貴）の予算
2011年度：HR-inの製作（所内の予算）
2012年度：2012.4.26 初めて望遠鏡に取り付ける＋ファーストライト+2012.5.7 実質10時間程度の観測+2012.12.11-12 に実質11時間の観測+2015A（3夜)に 試験観測目的とするサイエンス：
同位体元素の化学組成解析、Li6/Li7
視線速度精密測定時に用いる星の高波長分解能テンプレート（HIDESスリットに装置交換する回数が減る所員の負担軽減）

Ap星など低自転速度星の振動など

3

装置の概要：光学系
HR-in＠カセグレン焦点：
F18F4.8、瞳像変換して光ファイバーに入射、視野φ1.52秒角
ファイバーケーブル： Polymicro Inc. Co. FBP070-084-095
HR-out@HIDES入口（クーデ焦点）
F4.3（FRD込）F29、光ファイバーからの出射光を像瞳変換してイメージスライサーで5分割
HE-modeとは自動切換
３つのファイバー系が取り付けられるように予め設計していた
その他の部分（較正光源、オートガイダーなど）はHE-modeと共有

HR-modeの光学系
70μmコア径ファイバー
64μm径の瞳像（NFP像）

波長分解能：
R~100,0000.38秒角相当

視野角φ1.52秒角

余裕をみて、φ1.88秒角のFFP像を5スライスHE-modeと同様だが、各要素が一回り小さい

4

＠カセグレン焦点
telescope
I2 cell

HR-in
HE-in
HR-ｉｎ

＠クーデ焦点（HIDES入口）

HE-ｉｎ

slit

HR-in

5スペクトルの性能（preliminary)：
波長分解能：R～113,000 (2 pixelで定義） スリットで0.38秒角相当
光学性能としては R～122,000@550 nm 出ている
観測可能波長域：赤クロス＞430 nm （オーダー間が十分取れる波長）
青クロス 特に制限なし
スループット：？％
4.4％@550nmを達成
青側の効率はHEモードより少し低め？
コリメータからの光の溢れ、望遠鏡のガイド性能の悪さ、などの問題あり
SN：≦1,000@650 nmならOKそれ以上はモーダルノイズを抑えるアジテータなどが必要HR-modeで取得したTh-Arスペクトルイメージ
1つのオーダーが5つにスライスされている• 観測可能波長域：λ > 430 nm for red cross disperser
λ < 430 nm は散乱光の除去が容易でない

青側CCD

410nm弱付近でオーバーラップ

6波長分解能：R～113,000 (2 pixelで定義） スリットでは0.38秒角相当
光学性能としては R～122,000@550 nm 出ている

実線：マクドナルド天文台の超高分解能スペクトルを鈍らしたもの

スループットとその色特性の例

seeing size ～1秒角強数年にわたってピーク・スループット５％弱を維持（ただし、まだシーイングの良い時の観測がない）

7

• モーダルノイズの影響：SN≦1,000@650 nmならOK

赤側は、フリンジの影響も大きい

観測データから未知のノイズを評価

今後の予定（課題）：
HE-modeよりガイドの影響を受けやすい＊オートガイダーの改良
重心検出プログラム等の最適化＊効率の評価と改善
青側で効率が下がる原因の調査
光学部品の改良（マイクロレンズなど）？
＊モーダルノイズ対策
アジテータ製作中＊キュー化への対応（HE-modeと同じ）＊試験観測（継続） 2015B（2夜）＊2016A公開予定
面白いテーマがありましたら是非お声をおかけください8