Manuel d’installation

Moniteur couleur LCD

Remarque importante
Pour une utilisation correcte du produit, lisez attentivement ce
manuel d’installation et la notice d’instruction avant de l’utiliser.
• Reportez-vous à la notice d’instruction pour en savoir plus surl’installation et le branchement du moniteur.
• Accédez aux dernières informations relatives au produit, dont le Manueld’installation, sur notre site web.
www.eizoglobal.com

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue.
Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme
indiqué dans les spécifications.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction
ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique,mécanique ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.
EIZO Corporation n’a aucune obligation de maintenir les documents ou informations soumis
confidentiels, à moins que des dispositions antérieures n’aient été prises conformément à laréception par EIZO Corporation desdites informations. Bien que tout soit mis en œuvre pourgarantir l’exactitude des informations contenues dans le présent manuel, veuillez noter que
les spécifications des produits EIZO peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
2

CONTENUSCONTENUS
1 Réglages/Configuration de base ..............................................................................

4

1.1

Méthode de fonctionnement des commutateurs .................................................

4

1.2

Commutation des signaux d’entrée.....................................................................

5

1.3

Modification du mode d’affichage (CAL Switch Mode)........................................

5

1.3.1

Modes de CAL Switch.............................................................................

5

2 Réglages/configuration avancés ..............................................................................

6

2.1

Fonctionnement de base du menu Réglage .......................................................

6

2.2

Fonctions du menu Réglage ...............................................................................

7

2.2.1

CAL Switch Mode ...................................................................................

7

2.2.2

RadiCS SelfQC ....................................................................................... 10

2.2.3

Préférences............................................................................................. 14

2.2.4

Langues .................................................................................................. 18

2.2.5

Informations ............................................................................................ 19

3 Réglages administrateur ........................................................................................... 20
3.1

Fonctionnement de base du menu « Réglages administrateur »........................ 20

3.2

Fonctions du menu « Réglages administrateur »................................................ 20

4 Dépannage .................................................................................................................. 24
4.1

Aucune image ..................................................................................................... 24

4.2

Problèmes d’image ............................................................................................. 25

4.3

Autres problèmes ................................................................................................ 26

4.4

Tableau des codes d'erreur ................................................................................ 28

5 Référence .................................................................................................................... 29
5.1

Procédure d’installation du bras.......................................................................... 29

5.2

Utilisation de la fonction de station d’accueil....................................................... 30

5.3

Principaux réglages par défaut ........................................................................... 32

5.4

5.3.1

CAL Switch Mode ................................................................................... 32

5.3.2

Autres Fonctions ..................................................................................... 33

Installation et désinstallation de RadiLight Focus (lampe de travail) .................. 34

Annexe ........................................................................................................................ 35
Marque commerciale........................................................................................... 35
Licence................................................................................................................ 35
GARANTIE LIMITÉE........................................................................................... 35

3

1 | Réglages/Configuration de base

1 Réglages/Configuration de base
Ce chapitre décrit les fonctions de base qui peuvent être ajustées et réglées en utilisant lescommutateurs situés à l’avant du moniteur.
Concernant les procédures de réglage avancé et de configuration en utilisant le menu
Réglage, voir 2 Réglages/configuration avancés [} 6].

1.1 Méthode de fonctionnement des commutateurs
1. Touchez n’importe quel commutateur (à l’exception de
Le guide de fonctionnement s’affiche à l’écran.

).

Remarque• Ne cliquez pas directement sur le guide de fonctionnement qui s’affiche à l’écran. Des boutons
se trouvent sous le guide de fonctionnement et permettent d’effectuer des ajustements etréglages.

2. Touchez un commutateur pour le réglage/la configuration.
Le menu Réglage / Configuration s’affiche.
(Un sous-menu peut également s’afficher. Dans ce cas, sélectionnez l’élément pour leet sélectionnez.)
réglage/la configuration à l’aide de
3. Effectuez le réglage/la configuration en utilisant les commutateurs et sélectionnez
pour accepter les modifications.
4. Sélectionnez

4

pour quitter le menu.

Réglages/Configuration de base | 1

1.2 Commutation des signaux d’entrée
Lorsque le moniteur reçoit plusieurs entrées de signaux, le signal à afficher à l’écran peutêtre changé.

Les signaux sélectionnables varient en fonction de Réglages PbyP - PbyP [} 14] etRéglages PbyP - One Cable PbyP [} 15].
PbyP
Arrêt
One Cable PbyPArrêt

DisplayPort 1 | DisplayPort 2

DisplayPort 1

DisplayPort 1 | DisplayPort 2

DisplayPort 2

USB-C

USB-C

HDMI

HDMI
DisplayPort 1

DisplayPort 1 (One Cable PbyP) DisplayPort 2
USB-C
HDMI

USB-C

DisplayPort 1

DisplayPort 1 | DisplayPort 2

DisplayPort 2

USB-C (One Cable PbyP)

USB-C (One Cable PbyP)

HDMI

HDMI

1.3 Modification du mode d’affichage (CAL Switch Mode)
Le mode d’affichage peut être sélectionné en fonction de l’utilisation du moniteur.

1.3.1 Modes de CAL Switch✓ : Peut être calibré
ModeFonction

1-DICOM

Active l’affichage à l’aide des caractéristiques en niveaux de gris conformes
à la norme DICOM®, partie 14.

✓

2-CAL

Affiche l’écran ajusté par le logiciel de calibrage.

✓

3-Patho✓

4-CustomSélectionnez ce mode pour configurer les réglages souhaités.

-

5-sRGB

Adapté pour les associations de couleur avec les périphériques compatibles
sRGB.

-

6-TextConvient à l’affichage des documents, des feuilles de calcul ou d’autres
textes.

-5

2 | Réglages/configuration avancés

2 Réglages/configuration avancés
Ce chapitre décrit l’ajustement avancé du moniteur et les procédures de réglage en utilisantle menu réglage.
Concernant les fonctions de base, voir 1 Réglages/Configuration de base [} 4].

2.1 Fonctionnement de base du menu Réglage
1. Touchez n’importe quel commutateur (à l’exception de
Le guide d’utilisation s’affiche à l’écran.

).

.
2. Sélectionnez
Le menu Réglage apparaît.
3. Sélectionnez un menu pour régler / configurer à l’aide de, puis sélectionnez

Le sous-menu apparaît.
4. Sélectionnez un élément pour régler / configurer à l’aide de.

, puis sélectionnez

Le menu Réglage / Configuration s’affiche.
ou
et sélectionnez
pour
5. Effectuez le réglage/la configuration avec
accepter les modifications.
pendant le réglage/la configuration annulera ce réglage/cette
La sélection deconfiguration et restaurera l’état précédant les modifications.

6. La sélection de

6plusieurs fois fermera le menu réglage.

.

Réglages/configuration avancés | 2

2.2 Fonctions du menu Réglage
2.2.1 CAL Switch ModeLes paramètres de ce mode peuvent être réglés en fonction de vos préférences. Les
options de réglages sont enregistrées pour chaque mode.
• DICOM / CAL / Patho• Custom / sRGB / Text

Les fonctions qui peuvent être ajustées diffèrent selon le mode.
✓ : Ajustable - : Non ajustable
Fonction

CAL Switch Mode
1-DICOM

2-CAL

3-Patho

4Custom

5-sRGB

6-TextHybrid Gamma PXL

✓

✓

✓

-

-

-

Luminosité

-

-

-

✓

✓

✓

Contraste

-

-

-

✓

✓

✓

Température

-

-

-

✓

✓

✓

Gamma

-

-

-

✓

✓

✓

Nuance

-

-

-

✓

✓

✓

Saturation

-

-

-

✓

✓

✓

Gain

-

-

-

✓

✓

✓

Réinitialiser

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

2 | Réglages/configuration avancésAttention• Il faut environ 15 minutes pour que l’affichage du moniteur se stabilise. Veuillez patienter aumoins 15 minutes après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur dumode d’économie d’énergie, puis réglez le moniteur.
• La même image peut être observée dans différentes couleurs sur plusieurs moniteurs, en raisondes caractéristiques spécifiques à chacun d’eux. Effectuez manuellement des réglages précis dela couleur lorsque vous synchronisez les couleurs sur plusieurs moniteurs. Suivez la procédure
ci-dessous pour ajuster et faire correspondre les couleurs sur les différents moniteurs.
1. Affichez un écran blanc sur chaque moniteur.
2. Utilisez l’un des moniteurs comme point de référence visuel pour ajuster la « Luminosité », la« Température » et le « Gain » des autres moniteurs.

Remarque• Utilisez les valeurs indiquées dans « Luminosité » et « Température » à titre informatif
uniquement.

Mode
Réglages : « 1-DICOM » / « 2-CAL » / « 3-Patho » / « 4-Custom » / « 5-sRGB » / « 6-Text »Le mode d’affichage peut être modifié en fonction de l’utilisation du moniteur.
Les paramètres de ce mode peuvent être réglés en fonction de vos préférences.
Sélectionnez le mode pour l’ajustement et procédez à ce dernier à l’aide des fonctions
appropriées.
Hybrid Gamma PXL
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Quand la fonction Hybrid Gamma PXL est activée, ce produit différencie automatiquement
les parties monochromes et les parties en couleur de la même image au niveau des pixels,
et affiche une image en couleur à l’aide de la valeur gamma pour l’affichage des images encouleurs.
Luminosité
Réglages : « 0 % » – « 100 % »Vous pouvez régler la luminosité de l’écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage(source de lumière émanant de l’arrière du panneau LCD).
Remarque• Si l’image est trop lumineuse, même si la luminosité est réglée sur 0 %, ajustez le contraste.

Contraste
Réglages : « 0 % » – « 100 % »Vous pouvez régler la luminosité de l’écran en modifiant le niveau du signal vidéo.
Remarque• Lorsque le contraste est réglé à 100 %, toutes les palettes de couleur sont affichées.
• Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d’effectuer le réglage de la luminosité, ce quin’affecte pas les caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.
• Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants.
– Si l’image est trop brillante, même si la luminosité est réglée à 0 %8

Réglages/configuration avancés | 2
Température
Réglages : « Natif » / « 6000 K » à « 15000 K » (par incréments de 100 K) / « sRGB »Cette fonction vous permet de régler la température de couleur.
La température de couleur sert normalement à exprimer la nuance de « Blanc » et/ou de« Noir » avec une valeur numérique. La valeur est exprimée en degrés « K » (Kelvin).
L’écran devient rougeâtre lorsque la température de couleur est basse, et bleuâtre
lorsqu’elle est élevée, comme la température d’une flamme. Une valeur de gain prédéfinie
est réglée pour chaque valeur de réglage de la température de couleur.
Remarque• Utilisez les valeurs indiquées en « K » comme référence uniquement.
• La fonction « Gain » vous permet d’effectuer un réglage encore plus précis (voir la section Gain[} 9]).
• Lorsque le réglage est sur « Natif », l’image est affichée dans la couleur prédéfinie du panneau
LCD (Gain : 100 % pour chaque canal RGB).
• Lorsque le gain est modifié, le réglage de la température de couleur passe sur « Utilis. ».

Gamma
Réglages : « 1.6 » – « 2.7 » / « sRGB »Cette fonction vous permet de régler le gamma. Si la luminosité du moniteur varie enfonction du niveau de vidéo du signal d’entrée, le taux de variation n’est pas directement
proportionnel au signal d’entrée. Le maintien de la balance entre le signal d’entrée et laluminosité du moniteur est dénommé la « Correction gamma ».
NuanceRéglages : « -100 » – « 100 »Cette fonction vous permet de régler la nuance.
Attention• L’utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s’afficher.

Saturation
Réglages : « -100 » – « 100 »Cette fonction vous permet de régler la saturation des couleurs.
Attention• L’utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s’afficher.

Remarque• La valeur minimale (-100) change l’écran pour le mettre en mode monochrome.

Gain
Réglages : « 0 % » – « 100 % »La luminosité de chaque composante de la couleur (rouge, vert et bleu) est appelée« gain ». La nuance de « blanc » peut être modifiée en réglant le gain.

9

2 | Réglages/configuration avancésAttention• L’utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s’afficher.

Remarque• La valeur du gain change selon la température de couleur.
• Lorsque le gain est modifié, le réglage de la température de couleur passe sur « Utilis.».

Réinitialiser
Réinitialise n’importe quel réglage de couleur du mode actuellement sélectionné aux valeurspar défaut.

2.2.2 RadiCS SelfQC
Ce produit est doté d’un capteur frontal intégré (sonde d’étalonnage). Le capteur frontal
intégré vous permet d’effectuer un contrôle qualité (étalonnage et vérification du niveau degris) sur le moniteur de façon indépendante.

Remarque• Le calibrage peut être effectué régulièrement en utilisant la fonction de programmation dulogiciel RadiCS LE qui est connecté au moniteur. Pour obtenir plus d’informations sur laprocédure de configuration, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS LE (stocké sur le
CD-ROM).
• RadiCS vous permet de programmer la vérification du niveau de gris ainsi que le calibrage. Pourobtenir plus d’informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manueld’utilisation du RadiCS.
• Si vous souhaitez effectuer le contrôle de qualité de haut niveau en conformité avec les normes
et directives médicales, utilisez le kit de logiciel de contrôle de qualité du moniteur « RadiCS
UX2 » en option.
• Afin d’ajuster les résultats de mesure du capteur de calibrage intégré (capteur frontal intégré) àceux d’un capteur externe EIZO vendu séparément, effectuez une corrélation entre le capteur
frontal intégré et le capteur externe à l’aide de RadiCS (accessoire vendu séparément) ou de
RadiCS LE (inclus). Des corrélations périodiques vous permettent de maintenir la précision desmesures du capteur frontal intégré à un niveau équivalent à celle du capteur externe. Pourobtenir plus d’informations sur la corrélation, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS /RadiCS LE.

10

Réglages/configuration avancés | 2
SelfCalibration
Exécutez la SelfCalibration et affichez les derniers résultats.

SelfCalibration - Exécuter
Exécute SelfCalibration.
Attention• Si le PC n’est pas sous tension ou si le signal d’entrée change durant l’exécution de
SelfCalibration, alors son exécution sera annulée.
• Une fois que l’exécution de SelfCalibration est terminée, effectuez la vérification du niveau degris dans une pièce où la température et la luminosité sont les mêmes que celles del’environnement de travail réel.

Remarque• Les éléments suivants peuvent être réglés à l’aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE. Pour obtenirplus d’informations sur la procédure de configuration, consultez le Manuel d’utilisation du
RadiCS / RadiCS LE.
– Cible de calibrage– Programmation de SelfCalibration– Si vous avez fait la programmation à l’aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE, la prochaine
exécution est affichée.
• La cible de calibrage peut être confirmée en sélectionnant le mode ciblé dans « CAL Switch
Mode » du menu Réglage.

SelfCalibration - Résultat
Réglages : « DICOM » / « CAL » / « Patho »Le résultat de l’exécution de SelfCalibration (tel que Taux d’err. max., Der. util., et Coded’erreur) s’affichent pour le mode sélectionné.
Attention• Le résultat peut être vérifié lorsque « Historique CQ » est configuré sur « Marche » (voir lasection )Réglages - Avertissement [} 13]Réglages - Historique CQ [} 14]

11

2 | Réglages/configuration avancés
Vérif. niv. grisExécutez la vérification du niveau de gris et affichez les derniers résultats. De plus, si vous
avez fait la programmation à l’aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.

Vérif. niv. gris - Exécuter
Exécute la vérification du niveau de gris.
Attention• Procédez à la vérification du niveau de gris en fonction de la température de couleur et de laluminosité réelles de l’environnement de travail.

Remarque• La valeur de détermination de la vérification du niveau de gris peut être spécifiée dans RadiCS.
Reportez-vous au manuel d’utilisation RadiCS pour obtenir plus de détails.
• La programmation de la vérification du niveau de gris peut être configurée à l’aide de RadiCS.
Pour obtenir plus d’informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manueld’utilisation du RadiCS. Si vous avez fait la programmation à l’aide du logiciel RadiCS, laprochaine exécution est affichée.

Vérif. niv. gris - Résultat
Réglages : « DICOM » / « CAL » / « Patho »Jusqu’à cinq résultats de la vérification du niveau de gris sont affichés (Réussi, Échoué,
Annulé ou Erreur) pour le mode sélectionné.
Attention• Les résultats peuvent être vérifiés lorsque « Historique CQ » est réglé sur « Marche ».

12

Réglages/configuration avancés | 2
LEA

LEA - Mes. fréquence
Réglages : « Veille » / « Routine » / « Arrêt »Vous pouvez acquérir les données nécessaires pour estimer la durée de vie du moniteur.
Les résultats de l’estimation de la durée de vie basés sur les données acquises peuventêtre confirmés à l’aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE.
Remarque• Les données sont collectées toutes les 100 heures.
• Si vous avez sélectionné le mode « Veille » et que 100 heures se sont écoulées, le processusd’acquisition de données s’exécute lorsque le moniteur entre dans le mode d’économied’énergie ou qu’il est mis hors tension.
• Si « Routine » ou « Veille » est sélectionné, le capteur frontal intégré démarre la prise desmesures à l’heure de l’acquisition des données. Si « Arrêt » est sélectionné, le capteur frontal
intégré n’effectue aucune mesure à l’heure de l’acquisition de données.
• Les données acquises sont sauvegardées après les nombres d’heures de fonctionnement
suivants :– 500, 1000, 2000, 4000, 7000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, et 30 000 heures.

Réglages

Réglages - Avertissement
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Si cette fonction est définie sur « Marche », un avertissement s’affiche si le résultat de lavérification du niveau de gris est « Échoué ».

13

2 | Réglages/configuration avancés
Réglages - Historique CQ
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Si cette fonction est définie sur « Marche », les résultats d’exécution (historique de CQ) de
SelfCalibration et de la vérification du niveau de gris sont affichés.

2.2.3 Préférences
Les paramètres du moniteur peuvent être configurés pour s’adapter à l’environnementd’utilisation ou selon vos préférences.

Réglages PbyP

Image affichée

GaucheDroiteRéglages PbyP - PbyP
Réglages : « Arrêt » / « DisplayPort 1 | DisplayPort 2 »Deux signaux différents peuvent être affichés côte à côte dans l’affichage PbyP. Si cettefonction est définie sur « DisplayPort 1 | DisplayPort 2 », l’affichage PbyP, qui affiche lesignal d’entrée « DisplayPort 1 » sur l’écran de gauche et le signal d’entrée « DisplayPort
2 » sur l’écran de droite, peut être sélectionné comme signal d’entrée commutable (voir 1.2
Commutation des signaux d’entrée [} 5]).
Si la valeur du réglage est modifiée, la modification est appliquée en sélectionnant« Appliquer » dans le menu « Réglages PbyP ».

14

Réglages/configuration avancés | 2
Réglages PbyP - One Cable PbyP
Réglages : « Arrêt » / « DisplayPort 1 » / « USB-C® »Un signal d’entrée unique (câble unique) peut être utilisé pour l’affichage PbyP. Si cettefonction est définie sur « DisplayPort 1 » ou « USB-C », « DisplayPort 1 (One Cable
PbyP) » ou « USB-C (One Cable PbyP) » peuvent être sélectionnés comme signaux
d’entrée commutables (voir 1.2 Commutation des signaux d’entrée [} 5]).
Si la valeur du réglage est modifiée, la modification est appliquée en sélectionnant« Appliquer » dans le menu « Réglages PbyP ».
Réglages PinP

Image affichée
Sous-fenêtre

Fenêtre principale

Réglages PinP - Affichage PinP
Réglages : « Arrêt » / « DisplayPort 2 » / « USB-C » / « HDMI »Sélectionne le signal d’entrée pour la sous-fenêtre PinP à afficher sur l’écran. Si cettefonction est définie sur « Arrêt », la sous-fenêtre PinP ne s’affichera pas.
Remarque• Lorsqu’un signal HDMI est affiché en mode écran unique, cette fonction ne peut pas être utilisée
et est affichée en gris.
• L’affichage de l’entrée du signal dans la sous-fenêtre PinP est agrandi. C’est pourquoi il n’est
pas adapté à l’affichage d’images médicales.
• Si cette fonction est définie sur une valeur autre que « Arrêt »,s’affiche dans le guided’utilisation. Appuyez sur le bouton de commande ( ) pour afficher ou masquer la sous-fenêtrePinP.
• En utilisant le logiciel RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez afficher ou masquer la sous-fenêtre
PinP plus facilement en utilisant la souris ou le clavier (Hide-and-Seek). Reportez-vous aumanuel d’utilisation de RadiCS / RadiCS LE pour obtenir plus de détails.

Réglages PinP - CAL Switch Mode
Réglages : « DICOM » / « CAL » / « Patho » / « Custom » / « sRGB » / « Text »Vous pouvez sélectionner le mode d’affichage de la sous-fenêtre PinP.

15

2 | Réglages/configuration avancés
Réglages PinP - Position
Réglages : « Haut droit » / « Bas droit » / « Bas gauche » / « Haut gauche »Vous pouvez sélectionner la position de la sous-fenêtre PinP.
VeilleRéglages : « Haut » / « Bas » / « Arrêt »Vous pouvez spécifier si le moniteur doit entrer en mode d’économie d’énergie en fonction
de l’état du PC.
• HautDésactive le rétroéclairage. Cela permet la plus grande économie d’énergie.
• Bas
Règle le rétroéclairage au plus bas niveau d’éclairage. Le délai de stabilisation aprèsêtre ressorti du mode d’économie d’énergie peut être réduit.
• Arrêt
Désactive le mode d’économie d’énergie. Le rétroéclairage s’allume, indépendamment
de l’état du PC. Ce réglage peut raccourcir la durée de vie du rétroéclairage.
Remarque• Si vous n’utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l’alimentation secteur ou débrancher lafiche d’alimentation afin que l’électricité soit complètement coupée.
• Les équipements connectés au port USB amont continuent de fonctionner lorsque le moniteur
est en mode d’économie d’énergie ou lorsqu’il est éteint via son bouton d’alimentation ( ). Par
conséquent, la consommation d’énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés,même si le moniteur est en mode d’économie d’énergie.
• Lorsque le signal d’entrée du PC n’est plus détecté, un message est affiché informant l’utilisateurde la transition vers le mode d’économie d’énergie. Le moniteur entre dans le mode d’économied’énergie cinq secondes après l’affichage du message.
• Lorsque l’économie d’énergie est réglée sur « Haut » ou « Bas », il est possible de vérifier l’état
du moniteur en contrôlant la couleur du témoin sur le commutateur d’alimentation.
– Le témoin de fonctionnement est allumé en vert : le moniteur est en mode de fonctionnement
normal– Le témoin de fonctionnement est allumé en orange : le moniteur est en mode d’économied’énergie

Indicateur
Réglages : « 1 » – « 7 » / « Arrêt »Il est possible de définir la luminosité de l’indicateur d’alimentation (vert) lorsque l’écran est
affiché. Plus la valeur est grande, plus l’indicateur d’alimentation est brillant. Inversement,
plus la valeur est petite, plus l’indicateur est sombre. La valeur « Arrêt » éteintcomplètement l’indicateur.
Rotation du menu
Réglages : « 0° » / « 90° »Lorsque le moniteur est utilisé en mode portrait, le sens du menu Réglage peut égalementêtre modifié.
Sélection de l'USB
Réglages : « USB 1 » / « USB-C » / « USB 1 - USB 2 » / « USB 1 - USB-C »Vous pouvez sélectionner le PC qui contrôle les périphériques USB tels qu’une souris ou un
clavier connectés au port USB aval du moniteur.
16

Réglages/configuration avancés | 2• « USB 1 »L’ordinateur connecté au port USB-B 1 () est sélectionné.

• « USB-C »L’ordinateur connecté au port USB-C (amont :) est sélectionné.

• « USB 1 - USB 2 »Réglez pour définir manuellement si l’ordinateur connecté au port USB-B 1 ( ) ou
l’ordinateur connecté au port USB-B 2 ( ) doit utiliser le périphérique USB. Si cetteest affiché dans le guide d’utilisation. Appuyez sur le bouton de
option est activée,commande affiché ( ) et sélectionnez « USB 1 » ou « USB2 ».
• « USB 1 - USB-C »Réglez pour définir manuellement si l’ordinateur connecté au port USB-B 1 ( ) ou
l’ordinateur connecté au port USB-C (amont :) doit utiliser le périphérique USB. Si
est affiché dans le guide d’utilisation. Appuyez sur le bouton
cette option est activée,de commande affiché ( ) et sélectionnez « USB 1 » ou « USB-C ».
Remarque• La modification du port USB amont déconnectera temporairement le signal USB. Si un
périphérique de stockage tel qu’une clé USB est connecté au moniteur, changez de port
uniquement après le retrait du périphérique de stockage.
• Si le réglage Ethernet [} 21] est défini sur « Marche », « USB 1 - USB 2 » ne peut pas êtresélectionné.
• Connectez les ordinateurs qui effectueront le contrôle qualité du moniteur au port USB-B 1 ().
ou USB-C (amont :• Le connecteur USB-C (aval :de l’USB.

)) fonctionne comme suit, quel que soit le réglage de sélection– Si Daisy Chain - Sortie [} 22] est défini sur « Marche » et que Daisy Chain - Source [} 22]
est défini sur « DisplayPort 1 » il se connecte à l’ordinateur connecté au port USB-B 1 ()– Si Daisy Chain - Sortie [} 22] est défini sur « Marche » et que Daisy Chain - Source [} 22]
est défini sur « USB-C » il se connecte à l’ordinateur connecté au port USB-C (amont :)RadiLight Area – RadiLight Area
Réglages : « Auto » / « Marche » / « Arrêt »RadiLight Area est une fonction d’éclairage intégrée au moniteur. Elle fournit un éclairage
indirect à l’arrière du moniteur, ce qui permet de réaliser des interprétations radiologiques
efficaces dans des environnements faiblement éclairés.
• AutoAllume/éteint RadiLight Area en fonction de l’état de mise sous/hors tension dumoniteur. La lumière s’éteint lorsque l’alimentation est hors tension ou en mode Veille.
• AlluméAllume la lumière lorsque le moniteur est sous tension. Elle s’allume également enmode Veille.
• Arrêt
Éteint RadiLight Area.
Remarque• Vous pouvez configurer les réglages de RadiLight Area à l’aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE.
Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS / RadiCS LE.

17

2 | Réglages/configuration avancés
RadiLight Area – Luminosité
Réglages : « 1 » – « 10 »Règle la luminosité de RadiLight Area.
Mode passer
Cette fonction vous permet de passer certains modes d’affichage lorsque vous sélectionnez
un mode.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez limiter les modes affichés, ou éviter de changerl’état de l’affichage au hasard.
Attention• Vous ne pouvez pas désactiver tous les modes (passés). Réglez au moins un des modes à « ».

Réinit. moniteur
Cette option permet de restaurer tous les réglages à leur réglage par défaut à l’exception
des réglages suivants :• Réglages « Réglages PbyP »• Réglages « Réglages PinP »• Réglages sur le menu « Réglages administrateur ».
Attention• Les réglages antécédents ne peuvent pas être restaurés après la restauration des réglages pardéfaut.

Remarque• Pour plus de détails concernant les réglages par défaut, voir 5.3 Principaux réglages par défaut
[} 32].

2.2.4 Langues
Réglages : « Anglais » / « Allemand » / « Français » / « Espagnol » / « Italien » /« Suédois » / « Japonais » / « Chinois simplifié » / « Chinois traditionnel »Il est possible de choisir la langue d’affichage des menus et messages.

18

Réglages/configuration avancés | 2

2.2.5 Informations
Vous pouvez vérifier les informations relatives au moniteur (nom du modèle, numéro desérie (S/N), version du microprogramme, temps d’utilisation) ainsi que celles relatives au
signal d’entrée.
L’Asset Tag Number est uniquement affiché lorsque sa valeur a été réglée à l’aide dulogiciel RadiCS / RadiCS LE.
Exemple :・Affichage sur une seule fenêtre

・Affichage PbyP / PinP

・Affichage PbyP + PinP

・Affichage One Cable PbyP + PinP

Attention• La durée d’utilisation ne peut pas être « 0 » au moment de l’achat du moniteur parce que lesinspections et les autres processus ont été effectués sur le moniteur avant qu’il ne soit expédié
de l’usine.

19

3 | Réglages administrateur

3 Réglages administrateur
Ce chapitre décrit la manière de configurer le fonctionnement du moniteur à l’aide du menu
« Réglages administrateur ».

3.1 Fonctionnement de base du menu « Réglages
administrateur »1. Touchez

pour mettre le moniteur hors tension.

2. Tout en touchant le bouton le plus à gauche ( ), touchez
secondes pour mettre le moniteur sous tension.
Le menu « Réglages administrateur » apparaît.
3. Sélectionnez un élément à régler avec

et sélectionnez

pendant plus de deux.

Le menu Réglage / Configuration s’affiche.
4. Effectuez le réglage/la configuration en utilisantou

et sélectionnez.

5. Dans le menu « Réglages administrateur », sélectionnez « Appliquer » et sélectionnez.
ensuiteLes réglages sont appliqués et le menu « Réglages administrateur » se ferme.

3.2 Fonctions du menu « Réglages administrateur »Verrouillage
Réglages : « Arrêt » / « Menu » / « Tout »Afin d’éviter les modifications des réglages, les commutateurs de fonctionnement situés àl’avant du moniteur peuvent être verrouillés.
• « Arrêt »Active tous les commutateurs.
• « Menu »Verrouille le commutateur.

• « Tout »Verrouille tous les commutateurs sauf le commutateur d’alimentation.
Remarque• Après avoir effectué le calibrage à l’aide de RadiCS / RadiCS LE, « Menu » est sélectionné.

20

Réglages administrateur | 3
DP Power Save
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Le fait de connecter un ordinateur au connecteur DisplayPort permet la communication via
DisplayPort, ce qui consomme beaucoup d’énergie même dans le mode d’économied’énergie. La communication peut être désactivée en réglant « DP Power Save » sur« Marche ». Cela réduit la consommation d’énergie en mode d’économie d’énergie (leréglage par défaut est Arrêt).
Attention• Si « Marche » est sélectionné, les positions de la fenêtre et des icônes peuvent changer quand
le moniteur est remis sous tension ou qu’il retourne du mode d’économie d’énergie. Dans ce cas,
réglez cette fonction sur « Arrêt ».

Avert. niv. grisRéglages : « Marche » / « Arrêt »Vous pouvez choisir d’afficher le message « Erreur d’affichage du niveau de gris » pour
indiquer qu’un signal de 6 bits (64 niveaux de gris) a été détecté quand le signal d’entrée
DisplayPort ou USB-C possède la résolution recommandée. Si le message d’erreur
apparaît, coupez l’alimentation principale, puis rétablissez-la.
Attention• Définissez toujours cette fonction sur « Marche » (le paramètre par défaut est « Marche »).
• Définissez cette fonction sur « Arrêt » uniquement lorsque vous utilisez l’affichage 6 bits (64niveaux de gris).

Avert. de plage limitée
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Définit l’affichage ou non d’un message d’avertissement lorsqu’un signal d’entrée HDMI à
plage limitée est détecté. Si un message d’avertissement apparaît, réglez le signal d’entrée
sur la plage complète.
Sharpness Recovery
Réglages : « Marche » / « Arrêt »La technologie unique EIZO appelée « Sharpness Recovery » améliore la clarté de l’image
et permet d’afficher des images qui sont fidèles aux données de source originales.
Attention• Après avoir modifié le réglage, effectuez un contrôle visuel conformément aux normes/directives
médicales.

USB-C
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Définit l’affichage ou non du signal d’entrée USB-C en tant que signal commutable lors de ladans le guide d’utilisation.
commutation du signal d’entrée avec
Ethernet
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Vous pouvez activer ou désactiver le port LAN du moniteur.

21

3 | Réglages administrateur• « Marche »Active le port LAN et permet les connexions réseau depuis des PC connectés en USBC.
• « Arrêt »Désactive le port LAN.
Remarque• Si ce réglage est défini sur « Marche », il passera automatiquement à « USB 1 » si Sélection del'USB [} 16] est défini sur « USB 1 - USB 2 ».

Daisy Chain

Daisy Chain - Sortie
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Si cette fonction est définie sur « Marche », elle activera une connexion en guirlande à partir) de ce produit vers un autre moniteur.
du connecteur USB-C (aval :Remarque• Même si ce réglage est défini sur « Arrêt », il est toujours possible d’alimenter les appareils
connectés au connecteur USB-C (aval :).

Daisy Chain - Source
Réglages : « DisplayPort 1 » / « USB-C »Définit le signal de sortie du connecteur USB-C (aval :guirlande est activée.

) lorsque la connexion en• « DisplayPort 1 »Envoie le signal d’entrée au connecteur DisplayPort1 (• « USB-C »Envoie le signal d’entrée au connecteur USB-C (amont :).
).

Mode LMM (HDMI)
Réglages : « Marche » / « Arrêt »Lorsque cette fonctionnalité est réglée sur « Marche », vous pouvez afficher la sortie dusignal 4MP de LMM (Large Monitor Manager) tout en conservant le rapport hauteur/largeur
fixe, ce qui permet d’effectuer un zoom avant.

22

Réglages administrateur | 3

Remarque• Cette fonction permet d’afficher le signal dans un format agrandi. Par conséquent, réglez-launiquement lors de la connexion à LMM (Large Monitor Manager).

23

4 | Dépannage

4 Dépannage
4.1 Aucune image
L’indicateur d’alimentation ne s’allume pas.
• Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement branché.
• Tournez le commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur.
• Touchez.

• Coupez le commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur, puis réactivez-lequelques minutes plus tard.

L’indicateur d’alimentation s’allume : Vert
• Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou « Gain » dans le menu
Réglage (voir CAL Switch Mode [} 7]).
• Coupez le commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur, puis réactivez-lequelques minutes plus tard.

L’indicateur d’alimentation s’allume : Orange• Essayez de changer le signal d’entrée (voir 1.2 Commutation des signaux d’entrée[} 5]).
• Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
• Vérifiez si le PC est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal
aux connecteurs du signal d’entrée correspondant.
• Coupez le commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur, puis réactivezle.

L’indicateur d’alimentation clignote : Orange, Vert
• Connectez le moniteur en utilisant un câble de signal spécifié par EIZO. Coupez ensuitele commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur, puis réactivez-lequelques minutes plus tard.

Le message « Absence signal » s’affiche.
Exemple :• Le message illustré ci-dessus risque de s’afficher, étant donné que certains ordinateursn’émettent pas de signal dès leur mise sous tension.
• Vérifiez si le PC est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal
aux connecteurs du signal d’entrée correspondant.
) est utilisé pour la connexion en guirlande. L’écran ne• Le connecteur USB-C (aval :s’affiche pas, même lorsque le moniteur est connecté à un ordinateur.
• Essayez de changer le signal d’entrée (voir 1.2 Commutation des signaux d’entrée[} 5]).
24

Dépannage | 4• Coupez le commutateur d’alimentation principal à l’arrière du moniteur, puis réactivezle.

Le message « Erreur signal » s’affiche.
Exemple :• Vérifiez que l’ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur
en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions
compatibles » dans la Notice d’instruction).
• Redémarrez le PC.
• Sélectionnez un réglage approprié à l’aide de l’utilitaire de la carte graphique. Reportezvous au Manuel d’utilisation de la carte graphique pour plus d’informations.

Le message « DP non pris en ch. » s’affiche• Vérifiez si le câble connecté est un câble de signal recommandé par EIZO.
• Vérifiez si l’USB-C du périphérique connecté prend en charge la sortie du signal vidéo(Mode Alt DisplayPort). Pour plus de détails, contactez le fabricant du périphérique.
• Connectez un câble DisplayPort ou un câble HDMI.

4.2 Problèmes d’image
L’écran est trop lumineux ou trop sombre• Utilisez les fonctions « Luminosité » ou « Contraste » dans le menu Réglage pour régler
ce problème (voir CAL Switch Mode [} 7]). Le rétroéclairage du moniteur LCD a une
durée de vie limitée. Contactez votre représentant local EIZO lorsque l’écran devient
sombre ou que l’image commence à vaciller.

Le texte est flou
• Vérifiez que l’ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur
en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions
compatibles » dans la Notice d’instruction).
• Essayez de régler le grossissement de l’affichage sur le système d’exploitation à« 100 % ». Si vous utilisez plusieurs moniteurs, essayez de régler le grossissement del’affichage à « 100 % » sur tous les moniteurs.

Une image rémanente est visible• Les images rémanentes sont propres aux moniteurs LCD. Évitez d’afficher la mêmeimage pendant une période prolongée.
• Utilisez l’économiseur d’écran ou la fonction veille si vous affichez la même image
pendant une période prolongée.
• Une image rémanente apparaît même après une courte période en fonction de l’image
affichée. Pour éliminer un tel phénomène, modifiez l’image ou coupez l’alimentation
pendant plusieurs heures.
25

4 | Dépannage

Des points verts, rouges, bleus ou blancs restent à l’écran / Certains points
ne s’allument pas• Ce phénomène est courant avec les panneaux LCD et n’est pas un dysfonctionnement.

Un moirage ou des marques de pression restent sur le panneau LCD.
• Affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.

L’écran est divisé en deux vues.
• Dans le menu Réglage, configurez « One Cable PbyP » sur « Arrêt » (voir Réglages
PbyP - One Cable PbyP [} 15]).
• Dans le menu Réglage, configurez « PbyP » sur « Arrêt » (voir Réglages PbyP - PbyP[} 14]).

4.3 Autres problèmes
Le menu Réglage ne s’affiche pas• Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est
activée (voir Verrouillage [} 20]).

Le menu Mode ne s’affiche pas.
• Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est
activée (voir Verrouillage [} 20]).

Les touches de fonctionnement sont inopérantes.
• Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est
activée (voir Verrouillage [} 20]).
• Vérifier qu’il n’y a pas de gouttelettes d’eau ou de corps étrangers sur la surface de la
touche. Essuyez doucement la surface des touches et essayez à nouveau de les utiliser
en vous assurant d’avoir les mains sèches.
• Portez-vous des gants ? Si c’est le cas, retirez vos gants et essayez à nouveau d’utiliser
les touches en vous assurant d’avoir les mains sèches.

Les périphériques USB connectés au moniteur ne fonctionnent pas /Impossible d’utiliser la fonction de station d’accueil.
• Vérifiez que le câble USB est correctement branché entre le PC et le port USB amont
sur le moniteur.
• Lorsque deux PC sont connectés à un moniteur, vérifiez que le bon port USB amont est
activé (voir Sélection de l'USB [} 16]).
• Vérifiez que le périphérique est correctement branché au port USB aval sur le moniteur.
• Essayez d’utiliser un port USB aval différent sur le moniteur.
• Essayez d’utiliser un port USB différent sur le PC.
• Vérifiez que les pilotes des périphériques sont à jour.
• Redémarrez le PC.
• Réglez « USB-C » sur « Marche » (voir USB-C [} 21]).
• Le port LAN ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.

26

Dépannage | 4– Lorsque « Ethernet » est défini sur « Arrêt » dans le menu « Réglages
administrateur ».
Réglez « Ethernet » sur « Marche » (voir Ethernet [} 21]).
– Lorsque la connexion USB-C n’est pas utilisée.
– Lorsque le système d’exploitation de l’ordinateur n’est pas pris en charge (voir« Réseau » dans la Notice d’instruction).
• Si les périphériques fonctionnent correctement lorsqu’ils sont raccordés directement au
PC, contactez votre représentant local EIZO.
• Vérifiez le réglage du BIOS (UEFI) pour la connexion USB si votre ordinateur fonctionne
sous Windows. (Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’ordinateur pour plusd’informations.)• Vérifiez que le système d’exploitation de l’ordinateur est à jour.
• Si vous utilisez macOS Ventura (13), sélectionnez « Autoriser » dans la fenêtre
« Autoriser l’accessoire à se connecter ? » qui apparaît lors de la connexion via USB.

Le moniteur n’alimente pas (USB Power Delivery) le PC.
• Vérifiez si le PC dispose des spécifications pour fonctionner avec une alimentation de
94 W.
• Pour une alimentation de 94 W, utilisez les câbles USB suivants :– CC150SS81G-5A (fourni)

Le capteur frontal intégré reste éteint.
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

RadiCS ne parvient pas à se connecter au moniteur• Vérifiez que le câble USB n’est pas retiré.
• Vérifiez le réglage Sélection de l'USB [} 16]. Le connecteur USB connecté à l’ordinateur
sur lequel le logiciel RadiCS est installé doit être activé.

Les fonctions SelfCalibration / Vérif. niv. Gris échouent.
• Reportez-vous à 4.4 Tableau des codes d'erreur [} 28].
• Si le code d’erreur qui s’affiche n’apparaît pas dans le tableau des codes d’erreur,contactez votre revendeur ou votre représentant local EIZO.
Attention• Ne touchez pas le capteur frontal intégré.

L’historique de SelfCalibration / Vérif. niv. gris n’affiche pas l’heure
correctement.
• Effectuez une détection de moniteur à l’aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE. Pourobtenir plus d’informations, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS / RadiCSLE.

27

4 | Dépannage

4.4 Tableau des codes d'erreur
Code d'erreur****50Description• La luminosité maximale du moniteur peut être plus basse que la luminosité
ciblée.
• Essayez de réduire la luminosité ciblée.

****52• La luminosité minimale du moniteur peut être plus élevée que la luminosité
ciblée.
• Essayez d’augmenter la luminosité minimale ciblée.

****05• Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement.
• Mettez l’appareil hors tension, attendez quelques minutes avant de lerallumer, puis relancez SelfCalibration / Vérif. niv. gris.

****20• Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement.

****21• Vérifiez qu’aucun objet étranger ne se trouve à proximité du capteur.
• Relancez SelfCalibration / Vérif. niv. Gris.

28

Référence | 5

5 Référence
5.1 Procédure d’installation du bras
Un bras (ou pied) de moniteur tiers peut être fixé en retirant le pied de ce produit.
Lors de la fixation d’un bras ou d’un pied, les orientations d’installation possibles et la plagede déplacement (angle d’inclinaison) sont les suivantes :• Orientation• Plage de déplacement (angle d’inclinaison)

Norme

Vers le haut : 45˚Vers le bas : 45˚

Attention• Fixez le bras ou le pied conformément aux instructions de son manuel d’utilisation.
• Avant d’utiliser un bras ou un pied d’un fabricant tiers, vérifiez les points suivants et choisissez
un produit conforme à la norme VESA.
– Espacement entre les trous de vis : 100 mm × 100 mm– Dimensions de montage du support VESA du bras/du pied : 122 mm × 122 mm ou moins– Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l’exception du pied) et lesaccessoires tels que les câbles
• Lors de l’utilisation du bras ou du pied d’un autre fabricant, utilisez les vis suivantes pour le fixer.
– Vis fixant le pied au moniteur• Raccordez les câbles après avoir fixé le bras ou le pied.
• Une fois le pied retiré, ne le manipulez pas vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous
blesser ou d’endommager l’appareil.
• Le moniteur, le bras et le pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager lematériel en les laissant tomber.
• Vérifiez périodiquement le serrage des vis. Si elles ne sont pas suffisamment serrées, lemoniteur risque de se détacher du bras, ce qui risque de provoquer des blessures ou
d’endommager l’équipement.

1. Pour éviter de rayer la surface du panneau LCD, posez le moniteur sur un tissu doux,étendu sur une surface stable, avec la surface de la dalle LCD reposant sur le tissu.
2. Munissez-vous d’un tournevis. À l’aide du tournevis, retirez les vis (au nombre dequatre) qui fixent le moniteur au pied.

29

5 | Référence
3. Utilisez les vis retirées à l’étape 2 pour fixer le bras (ou le pied) au moniteur.

5.2 Utilisation de la fonction de station d’accueil
Ce produit est équipé d’un port LAN et d’un concentrateur USB afin d’être utilisé commestation d’accueil. En branchant un câble USB-C, vous pouvez créer un environnement
réseau stable, y compris sur les ordinateurs portables ou les tablettes qui ne sont paséquipés de ports LAN. Il est également possible d’utiliser des périphériques USB
compatibles ou de recharger un smartphone.
1. Branchez un câble USB-C (CC150SS81G-5A).
2. Configurez Ethernet [} 21] sur « Marche » et Sélection de l'USB [} 16] sur « USB-C » ou
sur « USB 1 - USB-C ».
3. Connectez le câble LAN au port LAN du moniteur.

30

Référence | 5
4. Si nécessaire, connectez une souris, un clavier ou un autre périphérique au port USB
aval.
USB-C
aval

USB-A
aval
USB-C

Port LAN

Câble USB
(USB-C - USB-C)
CC150SS81G-5A(fourni)Câble LAN
(disponible dans lecommerce)

USB-C

Port LAN31

5 | Référence

Attention• Dans un environnement à plusieurs moniteurs connectés en USB Type-C (USB-C) en mode
Daisy Chain, veuillez utiliser le port LAN du moniteur directement connecté au PC pour établir
une connexion réseau filaire.
N’utilisez pas le port LAN des moniteurs qui ne sont pas directement connectés au PC, car cela
pourrait potentiellement affecter la communication réseau.

Câble USB-C

Câble USB-C

Câble réseau• Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon le PC, le système d’exploitation etles périphériques utilisés. Contactez le fabricant de chaque périphérique pour plus d’informations
sur la compatibilité USB.
• Même lorsque le moniteur est en mode d’économie d’énergie, les périphériques connectés au
port USB aval sont fonctionnels. C’est pourquoi la consommation d’énergie du moniteur dépend
des périphériques connectés, même en mode d’économie d’énergie.
• Si le commutateur d’alimentation principal du moniteur est éteint, un périphérique raccordé auport USB aval ne fonctionne pas.

Remarque• Un capuchon est fixé au port LAN par défaut. Retirez le capuchon avant toute utilisation.
• La vitesse de transfert du port LAN dépend de la vitesse de transfert USB. La vitesse detransfert USB maximale de ce produit est de 480 Mbps.
• L’adresse MAC est indiquée à l’arrière du moniteur. L’intercommutation d’adresse MAC n’est pas
prise en charge.
• Avec le logiciel RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez remplacer l’adresse MAC du moniteur parune autre adresse MAC autorisée à accéder au réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au
Manuel d’utilisation de RadiCS / RadiCS LE.
• Le port LAN ne peut pas être utilisé avec une connexion USB-B, mais le concentrateur USB
fonctionnera. Il est possible d’utiliser des périphériques USB compatibles ou de recharger unsmartphone.

5.3 Principaux réglages par défaut
5.3.1 CAL Switch Mode
Le réglage d’usine par défaut pour l’affichage est « 1-DICOM ».
ModeLuminosité

Température

Gamma

Hybrid Gamma
PXL

1-DICOM

500 cd/m2

7500 K

DICOM GSDF

Arrêt

2-CAL

400 cd/m2

7500 K

DICOM GSDF

Arrêt

2

3-Patho

500 cd/m

6500 K

2,2Arrêt

4-CustomEnviron 300 cd/m2 7500 K

2,2- (Désactiver)sRGB- (Désactiver)

2,2- (Désactiver)

2

5-sRGB

Environ 250 cd/m6-TextEnviron 100 cd/m2 6500 K

32

sRGB

Référence | 5

5.3.2 Autres Fonctions
LEA - Mes. fréquence

VeilleRéglages - Avertissement

Arrêt

Réglages - Historique CQ

MarcheRéglages PbyP - PbyPArrêt*1

Réglages PbyP - One Cable PbyPArrêt*1

Réglages PinP - Affichage PinPArrêt*1

Réglages PinP - CAL Switch Mode

DICOM

Réglages PinP - Position

Haut droit

VeilleHaut

Indicateur

4

Rotation du menu

0°

Sélection de l'USB

USB 1

RadiLight Area – RadiLight Area

Auto

RadiLight Area - Luminosité

5Mode passer- (Tout afficher)

LanguesEnglishVerrouillageArrêt*1

DP Power SaveArrêt*1

Avert. niv. grisMarche*1

Avert. de plage limitéeMarche*1

Sharpness Recovery

Marche*1

USB-C

Marche*1

EthernetArrêt*1

Daisy Chain - SortieArrêt*1

Daisy Chain - Source

DisplayPort 1*1*1 Ces menus ne peuvent pas être réinitialisés par « Réinit. moniteur » (voir la section Réinit.

moniteur [} 18]).

33

5 | Référence

5.4 Installation et désinstallation de RadiLight Focus (lampe detravail)
RadiLight Focus (lampe de travail) peut être installé ou désinstallé.

1
2

Pour l’installer, branchez-le simplement sur le moniteur, sans le faire pivoter. Il ne peut êtreinstallé que vers le bas.
Pour le retirer, tirez-le vers vous tout en tournant la partie raccordée au moniteur dans lesens indiqué en 1 sur l’illustration.

34

Annexe

AnnexeMarque commerciale
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sontdes marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator,
Inc.
DisplayPort, le logo DisplayPort Compliance et VESA sont des marques déposées de Video
Electronics Standards Association aux États-Unis et dans d’autres pays.
Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum,Inc.
Les logos SuperSpeed USB Power Delivery Trident sont des marques commerciales de
USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C et USB-C sont des marques déposées d’USB Implementers Forum, Inc.
DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour lespublications de ses normes liées à la communication numérique d’informations médicales.
Kensington et Microsaver sont des marques déposées d’ACCO Brands Corporation.
Thunderbolt est une marque commerciale d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dansd’autres pays.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Uniset dans d’autres pays.
Adobe est une marque déposée d’Adobe aux États-Unis et dans d’autres pays.
Apple, macOS, Mac OS, OS X, macOS Sierra, Macintosh et ColorSync sont des marquescommerciales d’Apple Inc.
ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine de protection del’environnement (EPA) aux États-Unis et dans d’autres pays.
EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS,
RadiForce, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO
Corporation au Japon et dans d’autres pays.
ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX,
EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match,
RadiLight, Re/Vue, SafeGuard, Screen Administrator, Screen InStyle, ScreenCleaner,
SwitchLink et UniColor Pro sont des marques commerciales d’EIZO Corporation.
Tous les autres noms de société, noms de produit et logos sont des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Licence
La police bitmap utilisée pour ce produit est conçue par Ricoh Industrial Solutions Inc.

GARANTIE LIMITÉEEIZO Corporation (ci-après dénommé « EIZO ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ciaprès dénommés « Distributeurs »), sous réserve et conformément aux termes de cettegarantie limitée (ci-après dénommée « Garantie »), garantissent à l’acheteur initial (ci-après
dénommé « Acheteur initial ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé« Produit ») acheté auprès d’EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses
35

Annexe
Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit sil’Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), (i) qu’il y a un
dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d’une utilisation
normale du Produit conformément à la description du mode d’emploi du Produit (ci-après
dénommé « Manuel d’utilisateur »), ou (ii) que le panneau LCD et la luminosité du Produit
ne peuvent pas maintenir la luminosité recommandée spécifiée dans le Manuel d’utilisation
dans le cadre d’une utilisation normale du Produit, conformément à la description du Manueld’utilisation.
La période de cette Garantie est de cinq (5) ans à partir de la date d’achat du Produit (ciaprès dénommée « Période de Garantie »).
Cependant, la luminosité du Produit ne sera garantie que si le Produit a été utilisé
conformément à la luminosité recommandée dans le Manuel d’Utilisation.
La Période de Garantie en matière de luminosité est également limitée à cinq (5) ans àcompter de la date d’achat du Produit, sous réserve que la durée d’utilisation soit inférieureou égale à 20 000 heures (la luminosité est de 500 cd/m2 et la température de la couleur à
7500 K).
EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit
face à l’Acheteur initial ou à toute autre personne à l’exception de celles stipulées dans laprésente Garantie.
EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les pièces (en excluant
les pièces de conception) du produit à l’expiration de sept (7) années après que laproduction du Produit se soit arrêtée.
Lors d’une réparation du Produit, EIZO et les Distributeurs utiliseront des pièces derechange conformes à nos normes QC. Si l’unité ne peut pas être réparée en raison de sonétat ou de la rupture de stock d’une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent
proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de leréparer.
La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent lesDistributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l’Acheteur initial.
Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n’aurontd’obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :1. Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés à cause de poussière
incrustée ou lors du transport, d’une modification, d’une altération, d’un abus, d’unemauvaise utilisation, d’un accident, d’une installation incorrecte, d’un désastre, de lapoussière incrustée, d’un entretien et/ou d’une réparation incorrects effectués par une
personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;2. Toute incompatibilité du Produit résultant d’améliorations techniques et/ou
réglementations possibles ;3. Toute détérioration du capteur, y compris la valeur de mesure du capteur ;4. Tout défaut du Produit causé par des appareils externes ;5. Tout défaut du Produit résultant d’une utilisation dans des conditions environnementales
non prévues par EIZO ;6. Toute détérioration des fixations du Produit (par ex. câbles, Manuel d’utilisation, CDROM, etc.) ;7. Toute détérioration des consommables, et/ou accessoires du Produit (par ex. piles,
télécommande, crayon tactile, etc.) ;8. Toute détérioration ou décoloration extérieure du Produit, y compris de la surface dupanneau LCD, de l’écran tactile et de l’écran de protection ;9. Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affectépar de fortes vibrations ou chocs ;10. Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;36

Annexe
11. Toute détérioration du Produit causée par l’utilisation d’une luminosité plus élevée quela luminosité recommandée, telle que décrite dans le Manuel d’utilisation ;12. Toute détérioration des performances d’affichage causée par la détérioration deséléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (parexemple, des changements de l’uniformité de la luminosité, des changements decouleur, des changements de l’uniformité des couleurs, des défectuosités de pixels, ycompris des pixels brûlés, etc.) ;13. Toute détérioration ou dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement causé parde la poussière incrustée.
Pour bénéficier d’un service dans le cadre de cette Garantie, l’Acheteur initial doit renvoyer
le Produit port payé, dans son emballage d’origine ou tout autre emballage approprié offrant
un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité desdommages et/ou perte possibles lors du transport. L’Acheteur initial doit présenter une
preuve d’achat du Produit comprenant sa date d’achat pour bénéficier de ce service dans lecadre de la Garantie.
La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette
Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.
EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES
DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D’AUTRES INFORMATIONS STOCKÉESDANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ ÀEIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.
EIZO ET LES DISTRIBUTEURS DÉCLINENT TOUTE AUTRE GAR ANTIE, EXPLICITE OUIMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS ET SANS S’Y LIMITER, SA
QUALITÉ, SES PERFORMANCES, SA QUALITÉ MARCHANDE OU SON ADAPTATION À
UN USAGE PARTICULIER.
EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES
DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE
DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGESRÉSULTANT D’UNE PERTE DE PROFIT, D’UNE INTERRUPTION D’ACTIVITÉS, D’UNE
PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER)RÉSULTANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT OUAYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE
D’UN CONTRAT, D’UN TORT, D’UNE NÉGLIGENCE, D’UNE RESPONSABILITÉSTRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRESOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D’UN TIERS CONTRE L’ACHETEUR INITIAL.
L’ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE
DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/
OU DES VENTES.

37

00N0N441AZ
IM-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – February, 2024