Notice d’instruction

Moniteur couleur LCD

Remarque importante
Veillez à lire la notice d’instruction et le manuel d’installation avant
toute utilisation.
Veuillez conserver ce manuel pour le consulter ultérieurement.
• Reportez-vous au manuel d’installation pour en savoir plus sur lesréglages et la configuration du moniteur.
• Les dernières informations relatives au produit, y compris la noticed’instruction, sont disponibles sur notre site web.
www.eizoglobal.com

SYMBOLES DE SÉCURITÉ
Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité ci-dessous. Ils communiquentdes informations cruciales. Veuillez les lire attentivement.
Le non-respect des informations contenues dans un AVERTISSEMENT
peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT
Le non-respect des informations contenues dans une MISE EN GARDE
peut entraîner des blessures modérées et/ou des dommages matériels
MISE EN GARDE ou sur le produit.
Indique un avertissement ou une mise en garde. Par exemple,
indique un risque de « choc électrique ».
Indique une action interdite. Par exemple,
démonter ».

signifie « Ne pas

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue.
Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme
indiqué dans les spécifications.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction
ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique,mécanique ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.
EIZO Corporation n’a aucune obligation de maintenir les documents ou informations soumis
confidentiels, à moins que des dispositions antérieures n’aient été prises conformément à laréception par EIZO Corporation desdites informations. Bien que tout soit mis en œuvre pourgarantir l’exactitude des informations contenues dans le présent manuel, veuillez noter que
les spécifications des produits EIZO peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
2

PRÉCAUTIONSPRÉCAUTIONS
Remarque importante
Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue.
Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme
indiqué dans les spécifications.
Pour garantir votre sécurité et une maintenance correcte, lisez attentivement la section« PRECAUTIONS » et les mises en garde sur l’écran.

Emplacements des étiquettes de sécurité

Symboles sur l’appareil
SymboleCe symbole indiqueCommutateur d’alimentation principal : Appuyez sur ce bouton pour éteindre lemoniteur.
Commutateur d’alimentation principal : Appuyez sur ce bouton pour activer
l’alimentation principale du moniteur.
Touche d’alimentation : Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre lemoniteur.
Courant alternatif
Avertissement sur les dangers électriques
MISE EN GARDE : Voir SYMBOLES DE SÉCURITÉ [} 2]
Marquage DEEE : Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux peuventêtre recyclés.
Marquage CE : Marque de conformité aux dispositions des directives et/ou
règlements de l’Union européenne (UE).
FabricantDate de fabrication
Attention : La loi fédérale américaine stipule que ce produit ne peut être vendu ouprescrit que par un professionnel de la santé autorisé.
Dispositif médical dans l’UE

3

PRÉCAUTIONS

SymboleCe symbole indique
Importateur dans l’UE
Marque indiquant la conformité à la réglementation britannique
Responsable au Royaume-Uni
Représentant autorisé en Suisse
Représentant autorisé dans la Communauté européenne

4

PRÉCAUTIONSAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
Si l’appareil commence à émettre de la fumée, s’il sent le brûlé ou fait des bruits étranges,
débranchez immédiatement toutes les connexions électriques et contactez votre
représentant EIZO pour obtenir des conseils.
Tenter d'utiliser un appareil défectueux peut provoquer un incendie, entraîner un choc électrique ou
endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT
Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
L’ouverture du boîtier peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des brûluresen raison des pièces sous haute tension ou à haute température. La modification d’unappareil peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT
Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.
N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car ouvrir ou retirer les couvercles peut provoquer
un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
Tenez les objets étrangers ou liquides loin de l'appareil.
Les pièces métalliques, les matériaux inflammables ou les liquides tombant ou se
déversant accidentellement dans le boîtier risquent d'entraîner un incendie, un chocélectrique ou d'endommager l'équipement.
Si un objet tombe dans le boîtier ou si du liquide s'y déverse, débranchez
immédiatement l'appareil. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié avant del'utiliser à nouveau.

AVERTISSEMENT
Placez l'appareil sur une surface solide et stable.
Placer l'appareil sur une surface inadaptée peut entraîner la chute de l'appareil et des blessures
corporelles.
Si l’appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local
EIZO. Cessez immédiatement d’utiliser un appareil endommagé. L’utilisation d’un appareil
endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

5

PRÉCAUTIONSAVERTISSEMENT
Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.
Sinon, un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels peuvent en
résulter.
• Ne le placez pas à l'extérieur.
• Ne le placez dans aucun moyen de transport (bateaux, avions, trains, automobiles,etc.).
• Ne le placez pas dans un environnement poussiéreux ou humide.
• Ne le placez pas dans des endroits où de l'eau peut éclabousser l'écran (salles debains, cuisines, etc.)• Ne le placez pas dans des endroits où de la vapeur est en contact direct avecl’écran.
• Ne le placez pas à proximité d'appareils de production de chaleur ou
d'humidificateurs.
• Ne le placez pas dans des endroits où le produit est exposé aux rayons directs dusoleil.
• Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz inflammables.
• Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz corrosifs (comme ledioxyde de soufre, l’hydrogène de sulfure, le dioxyde d’azote, le chlore,
l’ammoniac, l’ozone).
• Ne le placez pas dans des environnements poussiéreux contenant des composantsqui accélèrent la corrosion dans l’atmosphère (comme le chlorure de sodium et lesoufre), des métaux conducteurs, etc.

AVERTISSEMENT
Tenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.
Les sacs en plastique peuvent créer un risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT
Utilisez le cordon d'alimentation fourni et branchez-le à la prise de courant standard de votre
pays.
Veillez à utiliser la plage de tension nominale du cordon d'alimentation. Sinon, un incendie ou un
choc électrique peut en résulter.
Alimentation : 100-240 Vca 50/60 Hz

AVERTISSEMENT
Pour débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur, saisissez la fichefermement et tirez.
Tirer sur le cordon peut l’endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT
L'équipement doit être branché à une prise électrique raccordée à la terre.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

6

PRÉCAUTIONSAVERTISSEMENT
Utilisez la bonne tension.
• Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec une tension spécifique. La
connexion à une tension autre que celle spécifiée dans cette « Notice d’instruction » peutdéclencher un incendie, provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement.
Alimentation : 100-240 Vca 50/60 Hz• Ne surchargez pas votre circuit d'alimentation, car cela peut provoquer un incendie ou un chocélectrique.

AVERTISSEMENT
Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution.
Ne placez pas d'objets lourds dessus, ne tirez ou ne nouez pas le cordon
d'alimentation. L’utilisation d’un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un
incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT
L'opérateur ne doit pas toucher le patient en touchant le produit.
Ce produit n'a pas été conçu pour être touché par les patients.

AVERTISSEMENT
Ne touchez jamais la fiche ou le cordon d'alimentation pendant un orage.
Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.

AVERTISSEMENT
Fixez le bras conformément aux instructions de son manuel d’utilisation et installez
l'appareil en toute sécurité.
Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser et/ou endommager le matériel en laissant tomber
l’appareil.
Avant l’installation, veillez à ce que les bureaux, les murs ou toute autre surface d’installationpossèdent la résistance mécanique suffisante.
Si l’appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local
EIZO. Cessez immédiatement d’utiliser un appareil endommagé. L’utilisation d’un appareil
endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour refixer le socle inclinable,utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

AVERTISSEMENT
Ne touchez pas un panneau LCD endommagé directement à mains nues.
En cas de contact de la peau avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau.
Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux ou votre bouche, rincez
immédiatement abondamment avec de l’eau et consultez un médecin. Dans le cas
contraire, vous risquez une réaction toxique.

7

PRÉCAUTIONSAVERTISSEMENT
Pour une installation sur des surfaces élevées, veuillez demander l'aide d'un professionnel.
Lors de l’installation du moniteur sur un support en hauteur, il existe un risque de chute du produit
ou de ses pièces, ce qui risque d'entraîner des blessures. Demandez notre aide ou celle d'unprofessionnel des travaux de construction pour l'installation du moniteur, notamment pourl'inspection du produit visant à vérifier l'absence de dommages ou de déformations à la fois avant etaprès l'installation.

8

PRÉCAUTIONSMISE EN GARDEMISE EN GARDE
Contrôlez l’état de fonctionnement avant utilisation.
Commencez à utiliser l'appareil après avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème avec l'image affichée.
Lorsque vous utilisez plusieurs appareils, commencez à les utiliser après avoir vérifié que lesimages sont affichées correctement.

MISE EN GARDE
Fixez solidement les câbles / cordons qui possèdent un élément de fixation.
S’ils ne sont pas solidement fixés, les câbles / cordons peuvent se débrancher, les images êtrecoupées et vos opérations interrompues.

MISE EN GARDE
Débranchez les câbles et retirez les accessoires avant de déplacer l’appareil.
Dans le cas contraire, les câbles ou accessoires risquent de se détacher lors du déplacement et decauser des blessures.

MISE EN GARDETransportez ou placez l’appareil conformément aux méthodes spécifiées.
• Lorsque vous déplacez le produit, saisissez fermement la partie inférieure dumoniteur.
• Les moniteurs d'une taille de 30 pouces et plus sont lourds. Lors du déballage et/ou
du transport du moniteur, assurez-vous qu'au moins deux personnes sontprésentes.
• Si votre modèle dispose d'une poignée à l'arrière du moniteur, saisissez fermement
la partie inférieure et la poignée du moniteur.
Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en laissant tomber l’appareil.

MISE EN GARDE
Soyez prudent pour évider de vous pincer les mains.
Si vous appliquez une force soudaine sur le moniteur pour ajuster sa hauteur ou son orientation,
vous risquez de vous pincer les mains et de vous blesser.

MISE EN GARDE
N’obstruez pas les fentes d'aération du boîtier.
• Ne placez aucun objet sur les fentes d'aération.
• N’installez pas l’appareil dans un endroit où la ventilation est insuffisante ou
l’espace inadapté.
• N’utilisez pas l’appareil par terre ou à l’envers.
L’obstruction des fentes d’aération empêche le bon passage de l’air et peut provoquer
un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels.

9

PRÉCAUTIONSMISE EN GARDENe touchez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.
Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.

MISE EN GARDENe placez aucun objet autour de la fiche électrique.
Cela permet de débrancher facilement la fiche électrique en cas de problème pouréviter tout incendie ou choc électrique.

MISE EN GARDE
Nettoyez régulièrement la zone située autour de la fiche électrique et de la fente deventilation du moniteur.
La poussière, l’eau ou l’huile adhérant à cette zone peut provoquer un incendie.

MISE EN GARDE
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Nettoyer l'appareil alors qu'il est branché sur une prise électrique peut provoquer un chocélectrique.

MISE EN GARDE
Si vous prévoyez de laisser l’appareil inutilisé pendant une période prolongée, débranchez lafiche d’alimentation de la prise murale après avoir mis l'interrupteur d'alimentation sur OFF
pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie.

MISE EN GARDE
Éliminez ce produit conformément aux lois de la localité ou du pays de résidence.

MISE EN GARDE
Pour les utilisateurs résidant en Suisse ou sur le territoire de l’un des pays de l’EEE :Tout incident grave en lien avec l’appareil doit être signalé au fabricant et à l’autorité
compétente de l’État membre où l’utilisateur et/ou le patient résident.

10Avertissement relatif au présent moniteur

Avertissement relatif au présent moniteur
Mode d'emploi
Ce produit est conçu pour afficher des images radiologiques permettant aux professionnels
de la santé d’effectuer des examens, des analyses et des diagnostics. L’affichage n’est pas
conçu pour la mammographie.
Attention• Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits
dans le présent manuel.
• Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les cordonsd'alimentation fournis avec le produit et les câbles de signalisation spécifiés par EIZO sontutilisés.
• Utilisez uniquement les accessoires EIZO spécifiés par EIZO avec ce produit.

Précautions d’utilisation• Des pièces (telles que la dalle LCD et la ventilation) peuvent se détériorer à long terme.
Vérifiez régulièrement si elles fonctionnent normalement.
• Lorsque l’image de l’écran change après que la même image est restée affichée
pendant une période prolongée, une image rémanente risque de s’afficher. Utilisezl’économiseur d’écran ou la fonction veille pour éviter d’afficher la même image pendantune période prolongée. Selon l’image, une image rémanente peut apparaître même sielle a été affichée durant une courte période. Pour éliminer un tel phénomène, modifiez
l’image ou coupez l’alimentation pendant plusieurs heures.
• Plusieurs minutes sont nécessaires à la stabilisation de l’affichage du moniteur. Avant
d’utiliser le moniteur, patientez quelques minutes ou plus après la mise sous tension dumoniteur ou après la sortie du moniteur du mode d’économie d’énergie.
• Si le moniteur affiche un contenu en continu sur une longue période, des taches ou desbrûlures sont susceptibles d’apparaître sur l’écran. Afin d’optimiser la durée de vie d’unmoniteur, nous vous conseillons de l’éteindre régulièrement.
• La durée de vie du rétroéclairage du panneau LCD est limitée. Les habitudes
d’utilisation, par exemple lorsque le moniteur est allumé en continu pendant de longues
périodes, peuvent raccourcir la durée de vie du rétroéclairage, lequel doit alors êtreremplacé plus tôt que prévu. Si l’écran s’assombrit ou se brouille, prenez contact avec
votre représentant local EIZO.
• L’écran peut avoir des pixels défectueux ou un petit nombre de points lumineux surl’écran. Cela est dû aux caractéristiques du panneau LCD lui-même, et n’est pas un
dysfonctionnement du produit.
• N’appuyez pas fortement sur la surface de l’écran LCD ou sur les bords, car cela peut
entraîner des dysfonctionnements de l’affichage, comme des mires moirés, etc. Si lapression est continuellement appliquée sur la surface de l’écran LCD, le cristal liquide
peut se détériorer ou le panneau LCD peut être endommagé. (Si des marques depression restent sur le panneau LCD, affichez un écran noir ou blanc sur le moniteur. Le
problème peut être ainsi résolu.)• Prenez garde de ne pas rayer ou d’appuyer sur le panneau LCD avec des objets
pointus, car cela pourrait entraîner des dommages au panneau LCD. Ne tentez jamaisde le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.
• De la condensation peut se former à la surface ou l’intérieur de ce produit lorsqu’il est
placé dans une pièce froide, lorsque la température augmente soudainement ou
lorsqu’il est déplacé d’une pièce froide à une pièce chaude. Dans ce cas, ne mettez pas
11Avertissement relatif au présent moniteurle produit sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le produit
pourrait être endommagé.

Pour utiliser le moniteur durant une longue période
Contrôle de la qualité• La qualité d'affichage des moniteurs est affectée par le niveau de qualité des signaux
d'entrée et la dégradation du produit. Effectuez des vérifications visuelles et des tests
périodiques de constance (notamment une vérification des niveaux de gris) pour vousconformer aux normes/directives médicales correspondantes à votre application, et
effectuez tout étalonnage nécessaire. L’utilisation du logiciel de contrôle qualité dumoniteur RadiCS vous permet d’effectuer un contrôle qualité de haut niveau qui
respecte les normes/directives médicales.
• La stabilisation de l’affichage du moniteur prend environ 15 minutes (selon nos
conditions de mesure). Veuillez patienter 15 minutes, ou plus, après la mise soustension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d’économie d’énergie,
avant de réaliser des tests de contrôle de la qualité, un étalonnage ou un réglage dumoniteur.
• Nous vous recommandons de régler le moniteur au niveau recommandé de luminosité
ou à un niveau plus faible afin de limiter les variations de la luminosité provoquées parune utilisation à long terme et de stabiliser l’intensité lumineuse.
Attention• L'état d'affichage du moniteur peut changer de manière inattendue en raison d'une erreur defonctionnement ou d'une modification de réglage inattendue. L'utilisation du moniteur à l'aide descommutateurs de fonctionnement verrouillés est recommandée après l'ajustement de l'écran dumoniteur.
Pour obtenir de plus amples informations sur les réglages, consultez le Manuel d’installation (surle CD-ROM).

Nettoyage• Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver l’aspect neuf du produit etprolonger sa durée de vie.
• Essuyez doucement toute saleté présente sur la carrosserie ou la surface du panneau
LCD à l’aide d’un chiffon doux imprégné d’un peu d’eau ou de l’une des solutions
chimiques énumérées ci-dessous, ou à l’aide du ScreenCleaner (disponible en option
avec ce produit).
Produits chimiques autorisés pour le nettoyage
Nom de la substanceNom du produit

Éthanol

Éthanol

Alcool isopropylique

Alcool isopropylique

Gluconate de chlorhexidine

Solution d’Hibitane

Chlorure de benzalkonium

WelpasAlkyldiaminoéthylglycine

Tego 51

Glutaraldéhyde

Sterihyde

Glutaraldéhyde

Cidex Plus28

12

Avertissement relatif au présent moniteur

Attention• N’utilisez pas de produits chimiques de manière fréquente.
• Les produits chimiques comme l’alcool et des désinfectants peuvent provoquer une modification
du brillant, le ternissement et la décoloration de la plasturgie ou de la surface de l’écran LCD etégalement la détérioration de la qualité de l’image.
• N’utilisez jamais de diluant, de benzine, de la cire ou un nettoyant abrasif car ils peuvent
endommager la plasturgie ou la surface de l’écran LCD.
• Ne laissez pas les produits chimiques entrer en contact direct avec le moniteur.

Pour utiliser le moniteur confortablement• Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pausesde 10 minutes toutes les heures.
• Regardez l’écran à une distance et sous un angle appropriés.

Responsabilités et avertissement en matière decybersécurité• Une mise à jour du micrologiciel doit être réalisée par le biais de EIZO Corporation ou
de son distributeur.
• Si EIZO Corporation ou son distributeur vous demande de mettre à jour le micrologiciel,
faites-le immédiatement.

13

CONTENUSCONTENUS
PRÉCAUTIONS ...........................................................................................................

3

Remarque importante .........................................................................................

3

Emplacements des étiquettes de sécurité ..............................................

3

Symboles sur l’appareil...........................................................................

3

Avertissement relatif au présent moniteur .............................................................. 11
Mode d'emploi ..................................................................................................... 11
Précautions d’utilisation ...................................................................................... 11
Pour utiliser le moniteur durant une longue période ........................................... 12
Contrôle de la qualité .............................................................................. 12
Nettoyage................................................................................................ 12
Pour utiliser le moniteur confortablement............................................................ 13
Responsabilités et avertissement en matière de cybersécurité .......................... 13
1 Introduction ................................................................................................................ 16
1.1

1.2

1.3

Caractéristiques .................................................................................................. 16
1.1.1

Affichage hybride couleur et monochrome ............................................. 16

1.1.2

Câblage simple ....................................................................................... 16

1.1.3

Contrôle de la qualité .............................................................................. 16

1.1.4

Gestion du moniteur depuis la souris et le clavier .................................. 16

Contenu de l’emballage ...................................................................................... 16
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 17

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 17

1.2.3

Utilisation du logiciel RadiCS LE............................................................. 18

Commandes et fonctions .................................................................................... 18
1.3.1

Avant....................................................................................................... 18

1.3.2

Arrière ..................................................................................................... 19

2 Installation / Branchements ...................................................................................... 20
2.1

Avant l’installation ............................................................................................... 20
2.1.1

Conditions d’installation .......................................................................... 20

2.2

Câbles de raccordement ..................................................................................... 20

2.3

Mise sous tension ............................................................................................... 22

2.4

Régler la hauteur et l’angle de l’écran................................................................. 22

3 Problème « Pas d’image » ......................................................................................... 23
4 Spécifications ............................................................................................................. 25
4.1

14

Liste des spécifications ....................................................................................... 25
4.1.1

Panneau LCD ......................................................................................... 25

4.1.2

Signaux vidéo ......................................................................................... 25

4.1.3

Port ......................................................................................................... 25

4.1.4

Alimentation ............................................................................................ 25

CONTENUS

4.1.5

Spécifications physiques......................................................................... 26

4.1.6

Conditions de fonctionnement ................................................................ 26

4.1.7

Conditions de transport / stockage ......................................................... 26

4.2

Résolutions compatibles ..................................................................................... 26

4.3

Accessoires......................................................................................................... 27

Annexe ........................................................................................................................ 28
Normes médicales .............................................................................................. 28
Classification de l’équipement ................................................................ 28
Informations sur la CEM...................................................................................... 29
Environnements d’utilisation prévue ....................................................... 29
Descriptions techniques.......................................................................... 30
Informations sur les Interférences Radioélectriques ........................................... 36
For U.S.A., Canada Only ........................................................................ 36

15

1 | Introduction

1 Introduction
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un moniteur couleur LCD EIZO.

1.1 Caractéristiques
1.1.1 Affichage hybride couleur et monochrome
Lorsque la fonction Hybrid Gamma PXL est activée, ce produit différencie automatiquement
les parties monochromes et les parties en couleur de la même image à un niveau de pixel,
et les affiche respectivement dans des gradations optimales.

1.1.2 Câblage simple
En plus d’un connecteur d’entrée DisplayPort, un connecteur de sortie est aussi fourni.
Ce connecteur () peut être relié à l’entrée d’un autre moniteur.

1.1.3 Contrôle de la qualité• Grâce au logiciel RadiCS LE fourni, vous pouvez effectuer le calibrage du moniteur etgérer l’historique.
• Le logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS vous permet d’effectuer uncontrôle de qualité de haut niveau qui respecte les normes et les directives médicales.

1.1.4 Gestion du moniteur depuis la souris et le clavier
Grâce au logiciel de gestion de la qualité du moniteur RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez
effectuer les opérations suivantes sur le moniteur à l’aide de la souris et du clavier :• Basculer entre les modes de CAL Switch• Basculer entre les signaux d’entrée• Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l’écran et affiche une
image (Point et Mise au point)• Démarrer le mode d’économie d’énergie (Backlight Saver)

1.2 Contenu de l’emballage
Vérifiez que tous les articles suivants sont inclus dans l’emballage. Si le moindre de ces
articles est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur ou votre représentant
EIZO.
Remarque• Nous vous recommandons de stocker la boîte et les matériaux d’emballage afin de pouvoir lesutiliser pour déplacer et transporter ce produit ultérieurement.

16

Introduction | 1• Moniteur• Cordon d’alimentation• Câble de signal numérique (DisplayPort - DisplayPort) : PP300 x 1• Câble USB : UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Notice d’instruction

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
Ce CD-ROM contient les éléments suivants. Référez-vous au fichier « Readme.txt » sur ledisque pour en savoir plus sur les procédures de démarrage du logiciel ou les procéduresde fichiers de référence.
• Fichier Readme.txt• Logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS LE (pour Windows)• Manuel d'utilisation– Notice d’instruction de ce moniteur– Manuel d’installation du moniteur– Manuel d'utilisation RadiCS LE• Dimensions externes

1.2.2 RadiCS LE
Le logiciel RadiCS LE vous permet d’effectuer les opérations suivantes de contrôle de laqualité et de gestion du moniteur. Pour obtenir plus d’informations sur la procédure deconfiguration, consultez le Manuel d’utilisation de RadiCS LE.
Contrôle de la qualité• Calibrage• Affichage des résultats des tests dans une liste et création d’un rapport de tests
Gestion du moniteur• Basculer entre les modes de CAL Switch• Basculer entre les signaux d’entrée• Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l’écran et affiche une
image (Point et Mise au point)• Démarrer le mode d’économie d’énergie (Backlight Saver)• Une fonction qui ajuste automatiquement la luminosité du moniteur pour s’adapter au
niveau de lumière ambiante lorsque le mode « Text » est défini (Auto Brightness
Control)17

1 | Introduction

Attention• Si vous effectuez un test qui nécessite un calibrage ou une mesure, vous aurez besoin d’uncapteur externe vendu séparément (tel que le capteur UX2).
• Les spécifications du RadiCS LE sont sujettes à changement sans préavis. La dernière version
du logiciel RadiCS LE peut être téléchargée depuis notre site web : (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Utilisation du logiciel RadiCS LE
Pour obtenir plus d’informations sur la façon d’installer et d’utiliser le logiciel RadiCS LE,
consultez le Manuel d’utilisation de RadiCS LE (sur le CD-ROM).
Lors de l’utilisation du logiciel RadiCS LE, branchez le moniteur à votre ordinateur à l’aide
du câble USB fourni. Pour obtenir davantage d’informations sur la façon de brancher votre
PC à l’aide du câble USB fourni, consultez 2.2 Câbles de raccordement [} 20].

1.3 Commandes et fonctions
1.3.1 Avant

12

1. Commutateurs defonctionnement

Affiche le guide de fonctionnement. Règle les menus selon le guidede fonctionnement.

2. Commutateur

Pour mettre sous/hors tension.
L’indicateur s’allume lorsque vous mettez l’appareil sous tension. La
couleur de l’indicateur diffère selon le statut de l’opération effectuéepar le moniteur.
Vert : mode de fonctionnement normal, Orange : mode d’économied’énergie, Arrêt : alimentation / mise hors tension

18

Introduction | 1

1.3.2 Arrière
1
4
2
5
3

6

7

1. Poignée

8

9

10

11

Cette poignée est utilisée pour le transport.
Attention• Saisissez fermement le moniteur par la poignée et par endessous lorsque vous le transportez, sans exercer de pression
sur le panneau LCD et sans faire tomber le moniteur.

2. PiedPermet de régler la hauteur et l’angle (inclinaison, pivotement,
rotation) du moniteur.

3. Fente pour leverrouillage de sécurité

Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.

4. Support de câble

Maintient les câbles du moniteur.

5. Connecteur USB Type-A Branchez-le à un périphérique USB. Pour configurer une connexion(port aval USB)en Daisy Chain, raccordez le câble au port USB amont d’un autre
moniteur.
6. Commutateurd’alimentation principal

Active ou désactive l’alimentation.

7. Connecteurd’alimentation

Permet de brancher le cordon d’alimentation.

8. Connecteur DVI-D

Branchez-le au PC.

: Éteint,: Allumé

9. Connecteur d’entrée
DisplayPort
10. Connecteur de sortie
DisplayPort

Pour configurer une connexion en Daisy Chain, raccordez le câble
au connecteur d’entrée DisplayPort d’un autre moniteur.

11. Connecteur USB Type-B Connectez ce port au PC lorsque vous utilisez un logiciel qui a(port USB amont)
besoin d’une connexion USB ou connectez un périphérique USB (unpériphérique prenant en charge la connexion USB) au port USB en
aval.

19

2 | Installation / Branchements

2 Installation / Branchements
2.1 Avant l’installation
Lisez attentivement PRÉCAUTIONS [} 3] et suivez toujours les instructions.
Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risqued’adhérer au bas du pied en raison de la composition du caoutchouc. Vérifiez la surface dubureau au préalable.

2.1.1 Conditions d’installation
Lors de l’installation du moniteur sur un support, veillez à laisser un espace suffisant àl’arrière, au-dessus et sur les côtés du moniteur.
Attention• Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l’écran.

2.2 Câbles de raccordement
Attention• Vérifiez que le moniteur, le PC et les périphériques sont hors tension.
• Quand vous remplacez le moniteur existant par ce moniteur, consultez la section 4.2 Résolutions
compatibles [} 26] et configurez le PC avant de connecter ce moniteur de sorte que ses
paramètres de résolution et de fréquence de balayage vertical correspondent aux valeurs prises
en charge par ce moniteur.

1. Raccordez les câbles de signal.
Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles. Après avoir raccordé le câble
DVI, serrez les attaches pour fixer le connecteur.

DisplayPort

DVI

DVI

Câble de signal : DD200(en option)ou
Câble de signal : PP300

20

DisplayPort

Installation / Branchements | 2

Attention• Les connecteurs DisplayPort du moniteur sont composés de connecteurs d’entrée et de sortie.
Pour connecter le moniteur à un PC, branchez le câble sur le connecteur d’entrée.
• Pour connecter plusieurs PC, changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au
Manuel d’installation (sur le CD-ROM).

Remarque• Si les câbles sont difficiles à insérer, réglez l’angle de l’écran.

Lors du raccordement d’autres moniteurs grâce à une connexion en guirlandeLe signal d’entrée à

est envoyé à un autre moniteur.

Attention• Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes
graphiques pouvant être utilisées pour la connexion en guirlande :(www.eizoglobal.com)• Retirez le capuchon

avant de raccorder le câble de signal.

Raccordez au PC
Câble de signal : PP300

Câble de signal : PP300

2. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur et le connecteurd’alimentation sur le moniteur.
Insérez le cordon d’alimentation complètement dans le moniteur.
3. Branchez le câble USB respectivement sur le port USB amont du moniteur et sur le port
aval du PC.
Le raccordement par câble est nécessaire lorsque vous utilisez RadiCS / RadiCS LE ou
lorsque vous branchez un périphérique USB (périphérique connecté par USB) sur lemoniteur.

Câble USB : UU300

21

2 | Installation / Branchements

2.3 Mise sous tension
pour mettre le moniteur sous tension.
1. Appuyez sur
L’indicateur d’alimentation du moniteur s’allume en vert.
Si l’indicateur ne s’allume pas, consultez 3 Problème « Pas d’image » [} 23].
Remarque• Si vous appuyez sur l’un des commutateurs de fonctionnement (excepté) lorsque le moniteur
est hors tension,
clignote pour vous indiquer l’emplacement du commutateur d’alimentation.

2. Mettez en marche le PC.
L’image d’écran apparaît.
Si une image n’apparaît pas, reportez-vous à la section 3 Problème « Pas d’image »[} 23] pour obtenir des conseils supplémentaires.
Attention• Selon les paramètres du PC, l’affichage peut ne pas être correct ou ne pas être à l’échelle
appropriée. Vérifiez les paramètres du PC si nécessaire.
• Pour l’économie d’énergie maximale, il est conseillé de mettre le bouton d’alimentation en
position arrêt. Si vous n’utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l’alimentation secteur ou
débrancher la fiche d’alimentation afin que l’électricité soit complètement coupée.

Remarque• Afin de maximiser la durée de vie du moniteur en empêchant la dégradation de la luminosité, etde réduire la consommation d’énergie, faites ce qui suit :– Utilisez la fonction d’économie d’énergie du PC ou du moniteur.
– Éteignez le moniteur après l’avoir utilisé.

2.4 Régler la hauteur et l’angle de l’écran
Tenez les bords supérieur et inférieur ou les bords gauche et droit du moniteur avec lesdeux mains puis réglez la hauteur, inclinez et faites pivoter l’écran jusqu’à obtenir la position
optimale pour travailler.

Attention• Une fois que le réglage est terminé, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés.
• Après avoir réglé la hauteur et l’angle, faites passer les câbles dans l’enveloppe de câbles.

22

Problème « Pas d’image » | 3

3 Problème « Pas d’image »L’indicateur d’alimentation ne s’allume pas• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
• Activez le commutateur d’alimentation principal.
• Touchez.

• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

L’indicateur d’alimentation s’allume : Vert
• Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou « Gain » dans le menu
réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

L’indicateur d’alimentation s’allume : Orange• Changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d’installation(sur le CD-ROM).
• Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
• Vérifiez si le PC est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal
aux connecteurs du signal d’entrée correspondant. Raccordez le câble de signal àpour l’entrée d’un signal DisplayPort.
est utilisé pour la sortie quand une connexionen guirlande est configurée.
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

L’indicateur d’alimentation clignote : Orange, Vert
• Connectez via le câble de signal spécifié par EIZO. Coupez l’alimentation, puis
rétablissez-la.

Le message « Absence signal » s’affiche
Exemple :• Le message illustré ci-dessus risque de s’afficher, étant donné que certains ordinateursn’émettent pas de signal dès leur mise sous tension.
• Vérifiez si le PC est sous tension.
• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal
aux connecteurs du signal d’entrée correspondant. Raccordez le câble de signal àpour l’entrée d’un signal DisplayPort.
est utilisé pour la sortie quand une connexionen guirlande est configurée.
• Changez le signal d’entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d’installation(sur le CD-ROM).
• Coupez l’alimentation, puis rétablissez-la.

23

3 | Problème « Pas d’image »Le message « Erreur de signal » s’affiche
Exemple :• Vérifiez que le PC est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur enmatière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir 4.2 Résolutions
compatibles [} 26]).
• Redémarrez le PC.
• Sélectionnez un réglage approprié à l’aide de l’utilitaire de la carte graphique. Reportezvous au manuel d’utilisation de la carte graphique pour plus d’informations.

24

Spécifications | 4

4 Spécifications
4.1 Liste des spécifications
4.1.1 Panneau LCD
Type

IPS (Anti-reflet)

Rétroéclairage

LED

Taille24,1" (61 cm)

Résolution

1920 points x 1200 lignes

Taille de l’écran (H x V)

518,4 mm x 324,0 mm

Pas de pixel

0,270 mm x 0,270 mm

Couleurs de l’écran

Couleur 10 bits (DisplayPort) : Jusqu’à
1,07 milliard de couleurs (dans une paletted’approx. 543 milliards de couleurs)
8 bits (DisplayPort / DVI) : 16,77 millions decouleurs (dans une palette d’approx. 543 milliards
de couleurs)

Angle de visualisation (H / V, typique)

178˚ / 178˚

Luminosité recommandée

220 cd/m2

Rapport de contraste (typique)1350:1

Temps de réponse (typique)22 ms (noir -> blanc -> noir)

4.1.2 Signaux vidéo
Bornes d’entrée

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1

Bornes de sortie

DisplayPort x 1

Fréquence de balayage horizontal

31 kHz – 76 kHz

Fréquence de balayage vertical*1

59 Hz – 61 Hz (720 x 400 : 69 Hz – 71 Hz)

Mode de synchronisation de trame

59 Hz – 61 Hz

Fréquence de point DisplayPort

25 MHz – 165 MHz

DVI

25 MHz – 165 MHz*1 La fréquence de balayage vertical prise en charge varie en fonction de la résolution. Pour plusd’informations, voir 4.2 Résolutions compatibles [} 26].

4.1.3 Port
Port

Amont

USB-B x 1

Aval

USB-A x 2

Norme
Alimentationcourante

USB Specification Revision 2.0
Aval (USB-A)

500 mA maxi. par port

4.1.4 Alimentation
Entrée100 – 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz 0,90 A –0,50 A

Consommation d’énergie maximale

56 W ou moins

Mode d’économie d’énergie

0,6 W ou moins*1

Mode veille

0,6 W ou moins*2

25

4 | Spécifications*1 Lorsque l’importation DisplayPort est utilisée et que le port USB amont n’est pas connecté, « DP

Power Save » : « Marche », « DisplayPort » : « Version 1.1 », aucune charge externe n’est
connectée*2 Lorsque le port USB amont n’est pas connecté, « DP Power Save » : « Marche »,« DisplayPort » : « Version 1.1 », aucune charge externe n’est connectée

4.1.5 Spécifications physiques
Dimensions (L x H x P)

552,0 mm x 430,8 mm – 520,8 mm x 200,0 mm(inclinaison : 0˚)
552,0 mm x 459,2 mm – 549,2 mm x 229,9 mm(inclinaison : 30˚)Dimensions (L x H x P) (sans pied)

552,0 mm x 361,6 mm x 64,5 mm

Poids net

Env. 7,8 kg

Poids net (sans pied)

Env. 4,9 kg

Plage de réglage de la hauteur

90 mm (inclinaison : 0˚ / 30˚)

Inclinaison

30˚ vers le haut, 5˚ vers le bas

Pivotement

70˚

Rotation

90˚ (sens horaire)

4.1.6 Conditions de fonctionnement
Température

0 ˚C – 35 ˚C

Humidité

20 % – 80 % H.R. (sans condensation)

Pression atmosphérique

540 hPa – 1060 hPa

4.1.7 Conditions de transport / stockage
Température-20 ˚C – 60 ˚C

Humidité

10 % – 90 % H.R. (sans condensation)

Pression atmosphérique

200 hPa – 1060 hPa

4.2 Résolutions compatibles
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Prise en charge
Résolution

Fréquence de balayage
vertical (Hz)DisplayPort

DVI

640 x 480

59,940✓✓720 x 400

70,087✓✓800 x 600

60,317✓✓1024 x 768

60,004✓✓1280 x 960

60,000✓✓1280 x 1024

60,020✓✓1600 x 1200

60,000✓✓1680 x 1050

59,883✓✓1680 x 1050

59,954✓✓1920 x 1080

59,934✓✓1920 x 1200*1

59,950✓✓*1 Résolution recommandée26

Spécifications | 4

4.3 Accessoires
Les accessoires suivants sont disponibles séparément.
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires en option et les
informations relatives aux dernières cartes vidéo compatibles, reportez-vous à notre site
web.
(www.eizoglobal.com)
Kit de calibrage

RadiCS UX2 Ver.5.0.12 ou ultérieure
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.12 ou ultérieure

Logiciel de gestion du contrôle de qualité en
réseauRadiNET Pro Ver.5.0.12 ultérieure

Kit de nettoyage

ScreenCleaner

Éclairage de confort pour les salles de lecture

RadiLight

Bras

AAH-02B3W
LA-011-W

Adaptateur VESA pour client léger ou mini-PC

PCSK-R1

Câble de signal (DVI-D - DVI-D)

DD200

27

Annexe

AnnexeNormes médicales• Vous devez vérifier que le système final est conforme à la norme IEC60601-1-1.
• Les équipements sous tension peuvent émettre des ondes électromagnétiques, qui
pourraient influencer, limiter ou entraîner un dysfonctionnement du moniteur. Installezl'équipement dans un environnement contrôlé, pour éviter ce genre d’effets.

Classification de l’équipement• Type de protection contre les chocs électriques : Classe I• Classe CEM : IEC60601-1-2 Groupe 1 Classe B• Classification des appareils médicaux (UE) : Classe I• Mode de fonctionnement : continu• Classe IP : IPX028

Annexe

Informations sur la CEM
Les appareils de la gamme RadiForce permettent d’afficher correctement les images
médicales.

Environnements d’utilisation prévue
Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à être utilisés dans les environnements
suivants• Établissements de santé professionnels tels que les cliniques et les hôpitaux
Les environnements suivants ne conviennent pas à l’utilisation de la gamme RadiForce :• Les environnements de soins de santé à domicile• À proximité des équipements chirurgicaux à haute fréquence tels que les couteauxélectrochirurgicaux• À proximité des appareils de thérapie à ondes courtes• Dans les salles blindées contre les émissions RF des équipements médicaux dessystèmes d’IRM• Dans des environnements spéciaux blindés• Installés dans les véhicules, y compris les ambulances• Autres environnements spéciaux
AVERTISSEMENT• Les appareils de la gamme RadiForce requièrent que des précautions spéciales soient prises
concernant la CEM et ils doivent être installés. Vous devez lire attentivement les « Informations
sur la CEM » et les « PRÉCAUTIONS » de ce document, et observer les instructions suivantes
lors de l’installation et de l’utilisation de l’appareil.

AVERTISSEMENT• Les appareils de la gamme RadiForce ne doivent pas être utilisés à proximité d’autres appareilsou être superposés sur de tels appareils. Toutefois, s’il est nécessaire d’utiliser un appareil
RadiForce dans de telles conditions, vous devez vérifier si cet équipement ou ce système
fonctionne normalement avec la configuration RadiForce.

AVERTISSEMENT• Lors de l’utilisation d’un équipement de communication RF portable, maintenez-le à une distancede 30 cm (12 pouces) ou plus de toute partie, y compris les câbles, de la gamme RadiForce.
Sinon, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet appareil.

AVERTISSEMENT• Toute personne raccordant des appareils supplémentaires aux éléments d’entrée ou de sortie
des signaux, dans le cadre de la configuration d’un système médical, est responsable de laconformité du système aux exigences de la norme IEC60601-1-2.

AVERTISSEMENT• Ne touchez pas les connecteurs d’entrée/de sortie du signal lorsque vous utilisez la gamme
RadiForce. Cela pourrait affecter l’image affichée.

29

Annexe

AVERTISSEMENT• Assurez-vous d’utiliser les câbles attachés à l’appareil ou les câbles recommandés par EIZO.
L’utilisation de câbles autres que ceux recommandés par EIZO pour cet équipement pourrait
entraîner une augmentation des interférences électromagnétiques ou une diminution del’immunité électromagnétique de cet équipement ainsi qu’un mauvais fonctionnement.
Câble
Câble de signal(DisplayPort)

Câbles désignés
EIZO

Longueur decâble max.

Blindé

Noyau de ferrite

PP300 / PP2003m

Blindé

Sans noyaux deferriteCâble de signal (DVI- DD300 / DD200
D)

3m

Blindé

Avec noyaux deferriteCâble USB

UU300 / MD-C93

3m

Blindé

Avec noyaux deferriteCâble d’alimentation-

3m

Non blindé

Sans noyaux deferriteDescriptions techniques
Émissions électromagnétiques
Les appareils de la gamme RadiForce sont destinés à être utilisés dans les environnementsélectromagnétiques spécifiés ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans
un tel environnement.
Test des émissions

Conformi
téEnvironnement électromagnétique – instructions

Émissions RF
CISPR11

Groupe 1 La gamme RadiForce utilise l’énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne.
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sontpas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareilélectronique situé à proximité.

Émissions RF
CISPR11Classe B

Émissionsd’harmoniques
IEC61000-3-2Classe D

Variations de tension / Conformeémissions descintillement
IEC61000-3-330

La gamme RadiForce convient à une utilisation dans tous lesétablissements, y compris les établissements à usage privé etceux qui sont directement raccordés au réseau public d’électricité
basse tension alimentant des bâtiments à usage privé.

Annexe
Immunité électromagnétique
La gamme RadiForce a été testée aux niveaux de conformité (C) suivants selon lesexigences des tests (T) relatifs aux environnements d’établissements de santéprofessionnels spécifiés dans la norme IEC60601-1-2.
Le client ou l’utilisateur d’un appareil RadiForce doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans
un tel environnement.
Test d’immunité

Niveau de test (T)Niveau deconformité (C)Environnementélectromagnétique –instructions

Décharge±8 kV de déchargeélectrostatique (ESD) par contact
IEC61000-4-2±15 kV de décharge±8 kV de décharge
par contact

Le sol doit être en bois, en béton
ou recouvert de carrelage. Si lesol est recouvert d’un matériau
synthétique, l’humidité relative
doit être au moins égale à 30 %.

dans l’air±15 kV de déchargedans l’air

Coupures/déchargesélectriques de courte
durée
IEC61000-4-4±2 kV pour les lignes ±2 kV pour les lignes La qualité de l’alimentationd’alimentationd’alimentation
secteur doit correspondre à celle±1 kV pour les lignes ±1 kV pour les lignes d’un environnement commercial
ou hospitalier traditionnel.
d’entrée / de sortie
d’entrée / de sortie

Surtensions
IEC61000-4-5±1 kV phase à phase ±1 kV phase à phase La qualité de l’alimentation±2 kV phase à terre ±2 kV phase à terre secteur doit correspondre à celled’un environnement commercial
ou hospitalier traditionnel.

Creux de tension,
coupures de courant
et variations de latension à l’entrée del’alimentationélectrique
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % creux 0 % UT (100 % creux La qualité de l’alimentation
dans UT) 0,5 cycle et dans UT) 0,5 cycle et secteur doit correspondre à celle1 cycle1 cycled’un environnement commercial
70 % UT (30 % creux 70 % UT (30 % creux ou hospitalier traditionnel. Si
dans UT ) 25 cycles / dans UT ) 25 cycles / l’appareil de la gamme
RadiForce doit fonctionner en
50 Hz
50 Hz
continu malgré les coupures
0 % UT (100 % creux 0 % UT (100 % creux d’électricité du secteur, il est
dans UT )dans UT )recommandé de l’alimenter avec
250 cycles / 50 Hz
250 cycles / 50 Hz
un onduleur ou une batterie.

Champs
30 A/mmagnétiques induits (50 / 60 Hz)
par fréquence réseau
IEC61000-4-8

30 A/mLes champs magnétiques induits
par fréquence réseau doivent
respecter les niveaux
caractéristiques d’unenvironnement commercial ou
hospitalier traditionnel.
L’appareil durant son utilisation
doit être maintenu à au moins
15 cm de la sourced’alimentation de champs
magnétiques induit par fréquence
réseau.

31

Annexe

Test d’immunité

Niveau de test (T)Niveau deconformité (C)Environnementélectromagnétique –instructions
Les systèmes de communication
portables et mobiles RF nedoivent pas être utilisés à une
distance d’un appareil de lagamme RadiForce, câbles
compris, inférieure à celle
calculée à partir de l’équation
applicable à la fréquence del’émetteur.

Perturbations
conduites induites
par les champs RF
IEC61000-4-6
Champs des RFémises
IEC61000-4-3

3 Vrms3 Vrms150 kHz – 80 MHz
6 Vrms6 VrmsBandes ISM entre
150 kHz et 80 MHz*1
3 V/m
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

Distance de séparation
recommandéed = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, de 800 MHz –2,7 GHz« P » désigne la puissancenominale de sortie maximale del’émetteur transmetteur en watts(W) d’après le fabricant dutransmetteur, et « d » représentela distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L’intensité du champ desémetteurs RF fixes, déterminéepar une étude électromagnétiquedu site*2, doit être inférieure au
niveau de conformité danschaque bande de fréquences*3.
Des interférences peuvent se
produire à proximité d’appareils
marqués du symbole suivant.

Remarque• UT représente la tension du courant alternatif du secteur avant application du niveau de test.
• Entre 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences la plus élevée s’applique.
• Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées parles champs RF peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et despersonnes.
*1 Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont lessuivantes : de 6,765 MHz à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à
27,283 MHz, et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.
*2 L’intensité du champ ne peut pas être calculée avec précision pour les émetteurs fixes, tels que

les stations de téléphones radio (cellulaire/sans fil) et de radios mobiles terrestres, les postes deradio amateur, la radiodiffusion AM ou FM ou la télédiffusion. Pour évaluer l’environnementélectromagnétique créé par des transmetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doitêtre envisagée. Si l’intensité du champ mesurée sur le lieu d’utilisation de l’appareil RadiForce32

Annexedépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il est indispensable de vérifier si
l’appareil fonctionne normalement. En cas de performances anormales avérées de l’appareil
RadiForce, vous pouvez également envisager de le réorienter ou de le déplacer.
*3 Au-dessus de la bande de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ doit êtreinférieure à 3 V/m.

33

Annexe
Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables ou mobiles et les appareils de la gamme RadiForceLes appareils de la gamme RadiForce sont destinés à être utilisés dans un environnementélectromagnétique dont les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil RadiForce peut supprimer les interférences électromagnétiques enconservant une distance minimale (30 cm) entre les équipements de communication RF
portables ou mobiles (transmetteurs) et les appareils de la gamme RadiForce. La gamme
RadiForce a été testée au niveau de conformité (C) suivant pour les exigences du niveau detest d’immunité aux champs électromagnétiques de proximité (T) pour les services decommunication RF suivants.
Fréquencede test(MHz)

Bande*1(MHz)

Service*1

Modulation*2

Niveau de test
(T)*3
(V/m)

Niveau deconformité
(C)
(V/m)

385

de 380 à 390 TETRA 400

Modulation par
impulsions*2
18 Hz

27

27

450

de 430 à 470 GMRS 460,
FRS 460

FM
Écart de ± 5 kHz
Sinus 1 kHz

28

28

710

de 704 à 787 Bandes LTE 13, 17 Modulation par
impulsions*2
217 Hz99de 800 à 960 GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Modulation par
impulsions*2
18 Hz

28

28

de 1700 à
1990

GSM 1800 ;CDMA 1900 ;GSM 1900 ;DECT ;LTE Band 1, 3, 4,
25 ;
UMTS

Modulation par
impulsions*2
217 Hz

28

28

2450

de 2400 à
2570

Bluetooth,
WLAN,
802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulation par
impulsions*2
217 Hz

28

28

5240

de 5100 à
5800

WLAN 802.11 a/n

Modulation par
impulsions*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.
*2 La fréquence porteuse est modulée à l’aide d’un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.
*3 Les niveaux de test ont été calculés à une puissance maximale et à une distance de séparation de

30 cm.

34

Annexe
Le client ou l’utilisateur de la gamme RadiForce peut supprimer les interférences dues aux
champs magnétiques de proximité en respectant une distance minimale (15 cm) entre lestransmetteurs RF et les appareils de la gamme RadiForce. La gamme RadiForce a été
testée aux niveaux de conformité (C) suivants pour les exigences des niveaux de testd’immunité aux champs magnétiques de proximité (T).
Fréquence de test

134,2 kHz

Modulation

Modulation par
impulsions*1

Niveau de test (T)(A/m)

Niveau de conformité
(C)
(A/m)

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Modulation par
impulsions*1
50 kHz*1 La fréquence porteuse est modulée à l’aide d’un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

Pour les autres équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs), ladistance minimale entre les équipements de communication RF portables ou mobiles(transmetteurs) et l’appareil de la gamme RadiForce en fonction de la puissance de sortie
maximale de l’équipement de communication, comme indiqué ci-dessous.
Puissance nominalede sortie maximale dutransmetteur(W)

Distance de séparation en fonction du transmetteur de fréquence(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale ne figure pas cidessous, la distance de séparation recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée àl’aide de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, « P » représentant lapuissance de sortie nominale maximale du transmetteur en watts (W) préconisée par lefabricant du transmetteur.
Remarque• Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences laplus élevée doit s’appliquer.
• Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées parles champs RF peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et despersonnes.

35Annexe

Informations sur les Interférences Radioélectriques
For U.S.A., Canada Only
FCC Supplier’s Declaration of Conformity
We, the Responsible Party
Company: EIZO Inc.
Address: 5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011
declare that the product
Trade name: EIZO
Model: RadiForce MX243W
is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to thefollowing two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) thisdevice must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Thisequipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed andused in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in aparticular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiveris connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliancecould void the user’s authority to operate the equipment.
Note
Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keepinterference within the limits of a Class B digital device.
• AC Cord• Shielded Signal Cable (enclosed)
Canadian NoticeThis Class B information technology equipment complies with Canadian ICES-003.
Cet équipement informatique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
36

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2022 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N305C5
IFU-MX243W
3rd Edition – September 29th, 2023