No.CC-47-04

Graphic Program Controllers

グラフィック形プログラム調節計・設定器

DP-Gseries

設定器

調節計

5.6 形液晶ディスプレイ採用!
200種類／最大4000ステップのプログラムパターン
高性能・フルマルチレンジ

より見やすく！より多彩に！
！
表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイ採用
各種モニタ表示画面を用意

一括表示では･･･
測定値、目標値、偏差
パターン進行表示
パターン・ステップ番号
経過時間または残り時間
調節出力状態
警報ステータス
調節ステータス

ひとまとめに見やすく表示
キー操作でいつでも簡単切替

01「HOME 画面」登録で即復帰

数値拡大表示バーグラフ表示

トレンド表示外部信号出力状態表示

外部信号入力状態表示

設定器画面

タイムシグナル出力：18点
ステータス出力：10点

外部駆動入力：6点
パターン選択入力：10点

より使いやすく！
！より確実に！
！
プログラムパターン編集も グラフィックでらくらく！
！
面倒な設定もグラフィックなら簡単で確実、編集機能も充実
パターン数最大200、1パターンあたりのステップ数最大199、総ステップ数最大4000
ステップ／パターン繰り返し・連結、パターン設定方式は目標値／時間、勾配／時間設定可能
プログラムパターン編集画面

ステップごとPID番号設定

タイムシグナル設定

プログラムパターンを形で確認。

ステップごとパラメータはリストから発生パターンを確認できるのでステップごとパラメータも一目瞭然。

選ぶだけ。簡単確実。

設定が確実。

日本語メニューによる簡単設定

設定メニュー
入力設定画面

豊富な外部入出力！
！
外部出力28点、外部入力16点
ステータス、タイムシグナル、外部駆動などの機能構築が可能。各種用途に対応できます。

DP-Gseries

02

形式

●調節計
DP10□□G□□□−□□□●設定器
DP3−□0G□00−□□□

調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式（一般タイプ:4〜20mA DC）
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式（一般タイプ:0〜10V DC）
8：オンオフサーボ形PID式（微小負荷仕様）
A：電流出力形PID式（高精度タイプ:4〜20mA DC）
B：電流出力形PID式（高精度タイプ:1〜5mA DC）
C：電圧出力形PID式（高精度タイプ:0〜10V DC）調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式 ※1 OP
3：電流出力形PID式（一般タイプ:4〜20mA DC）※1 OP
5：SSR駆動パルス形PID式※1 OP
6：電圧出力形PID式（一般タイプ:0〜10V DC）※1 OP
A：電流出力形PID式（高精度タイプ:4〜20mA DC）※1 OP
B：電流出力形PID式（高精度タイプ:1〜5mA DC）※1 OP
C：電圧出力形PID式（高精度タイプ:0〜10V DC）※1 OP
通信インターフェイス※2
0：なし
R：RS-232C（COM1）OPS：RS-485（COM1）OP
A：RS-422A（COM1）OP
B：RS-232C（COM1）＋RS-232C（COM2）OP
C：RS-485（COM1）＋RS-232C（COM2）OP
D：RS-422A（COM1）＋RS-232C（COM2）OP
E：RS-232C（COM1）＋RS-485（COM2）OP
F：RS-485（COM1）＋RS-485（COM2）OP
G：RS-422A（COM1）＋RS-485（COM2）OP

設定出力信号
1：デジタル出力（RS -422A）
2：アナログ出力（4〜20mA）
4：アナログ出力（0〜10V）
5：アナログ出力（0〜1V）
7：デジタル出力（RS-485）
通信インターフェイス※2
0：なし
R：RS-232C（COM1）※3 OP
S：RS-485（COM1）※3 OP
A：RS-422A（COM1）※3 OP
B：RS-232C（COM1）＋RS-232C（COM2）※3 OP
C：RS-485（COM1）＋RS-232C（COM2）※4 OP
D：RS-422A（COM1）＋RS-232C（COM2）※5 OP
E：RS-232C（COM1）＋RS-485（COM2）※3 OP
F：RS-485（COM1）＋RS-485（COM2）※4 OP
G：RS-422A（COM1）＋RS-485（COM2）※5 OP
ケース色
G：グレー
B：ブラック
外部入出力信号0：なし OP
1：デジタル入出力（無電圧接点入力）
2：デジタル入出力＊（入力のみ外部電源仕様）OP
伝送器用電源
0：なし
1：伝送器用電源付 OP

伝送信号出力10：なし
1：4〜20ｍA OP
2：0〜1V OP
3：0〜10V OP
4：1〜5V OP
伝送信号出力20：なし
1：4〜20ｍA OP
2：0〜1V OP
3：0〜10V OP（伝送信号出力2のみの追加はできません）
ケース色
G：グレー
B：ブラック
外部入出力信号0：なし OP
1：デジタル入出力（無電圧接点入力）
2：デジタル入出力 OP（入力のみ外部電源仕様）
伝送器用電源
0：なし
1：伝送器用電源付 OP
OP:オプション03※1 調節モード（第1出力）が、1、3、5、6、A、B、Cに限り選択可。
※2 COM1は背面ポート専用、COM2は前面と背面ポートの切り替え仕様です。
※3 設定出力が1または7（デジタル出力）のときは指定できません。
※4 設定出力が7（RS-485）のとき、COM1は設定出力となります。
また、設定出力が1（RS-422A）のときは指定できません。
※5 設定出力が1（RS-422A）のとき、COM1は設定出力となります。
また設定出力が7（RS-485）のときは指定できません。

バッチ真空炉制御
DP-Gシリーズ

測定値（伝送出力）

補助設定出力（伝送出力）

外部駆動・ステータス

センサ

測定値
操作量

SCR

DB

真

目標値伝送︵通信伝送︶

PLC

SCR

導入ガス

空モニタ・設定︵上位通信︶

記録計

バルブ操作（外部出力）

炉SCR

PC

SCR

バルブ

マスフロー
コントローラDPシリーズからの置き換えも簡単！ 安心！
● 機能や操作性を継承● 端子配列・形状も配慮● 従来のオプション仕様にも対応（外部入出力、通信プロトコル等）● 設定パラメータも互換可能（メモリーカードからCFカードへの変換サービスを用意しています。）

互換対応！
機能強化！

らくらくセットアップ！

誤差のないデジタル（通信）伝送「DP-Gパラメータ編集ソフト」（標準添付）

DBシリーズと組み合わせればPIDも連動可能です。

パソコン上でプログラムパターンやパラメータを編集・帳票できます。

（MODBUSプロトコルの場合）

DP-Gシリーズ本体とはCFカードで移行できます。
デジタル（通信）伝送

DP-G

DBシリーズ04■入力仕様
入力信号

■警報仕様
直流電圧

±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V

設定数4点＋4点（拡張割付設定用）

直流電流20mA

判定方式

絶対値での上限警報または下限警報（待機有／無）熱電対

B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、C（WRe5-WRe26）、W-WRe26、偏差での上限警報または下限警報（待機有／無）NiMo-Ni、CR-AuFe、PR5-20、PtRh40-PtRh20、PlatinelⅡ

絶対値偏差での上限警報または下限警報（待機有／無）測温抵抗体 Pt100、JPt100、旧Pt100、Pt50、Pt-Co ※3線式および4線式

測定値変化率での上限警報または下限警報（待機有／無）

精度定格

測定レンジ一覧・精度定格詳細規定の表参照

出力値の上限判定または下限判定（待機有／無）

基準点
補償精度

K、E、J、T、N、PlatinelⅡ･･･±0.5℃以下

設定値の上限判定または下限判定（待機有／無）サンプリング周期 約0.1秒
バーンアウト制御ループ異常、フェイル、待時間警報、エンド信号

上記以外･･･±1.0℃以下
熱電対、直流電圧（±50mV以下）、測温抵抗体で警報設定範囲遅延、ラッチ機能の選択設定可能

出力形態

ー99999〜99999小数点位置スケーリング連動

バーンアウトを標準装備

リレー接点出力4点（A接、コモン共通）

バーンアウト時の出力値は任意値設定可能

接点容量

レンジ設定

測定レンジの範囲内で使用レンジの設定可能（リニアレンジのみ）

スケーリング

直流電圧・電流入力

誘導負荷100VAC・0.5A、240VAC・0.5A、30VDC・0.5A
オープンコレクタ出力4点（拡張割付設定用）
容量（設定範囲−99999〜99999小数点位置指定）
ユーザリニア
直流電圧・直流電流入力で使用可能（20区間）
ライズテーブル演算機能

開平演算、Log演算

許容信号源抵抗 熱電対入力・直流電圧（mV） 100Ω以下
直流電圧入力（±5V、±10V） 300Ω以下
測温抵抗体入力（3線式）1線当たり5Ω以下（4線式）1線当たり100Ω以下
測定電流

測温抵抗体入力

約1ｍＡ

警報解除
出力点数計

28点（各点ごと機能割付可能）

出力形態

オープンコレクタ出力（24VAC・最大50mA）

タイムシグナル
出力

既定割付点数

オンオフパルス形、オンオフサーボ形、電流出力形、SSR駆動パルス形、電圧出力形

PID値

オートチューニングによる自動設定または手動設定
Ｐ

0〜999.9秒（0は2位置動作）Ｉ

0〜9999秒（0は無限大）

Ｄ

0〜9999秒

6方式 AT1--運転中の目標値で設定
AT2--ステップ区間8種を予め設定
AT3--SV区間自動選択8種を予め設定

警報出力

接点容量

抵抗負荷100〜 240VAC 30VDC、5A
最小負荷5VDC、10mA以上

接点保護

小形CR素子を内蔵

AL1〜AL8

外部電源仕様は12V/24VDC（電源印加時ON、最大12mA/点）
外部駆動入力既定割付点数

5点

入力種類

RUN／STOP、ADV、RESET、WAIT、FAST

選択割付サークルパルス（プログラム操作）
A／M外部切換、警報解除、PVホールド、SVホールド

パターン選択入力

既定割付点数10点

入力種類

1、2、4、8、10、20、40、80、100、200の10種

選択方式

BCDコードによる１〜200のNo.選択アナログ出力4〜20mADC、0〜1VDC、0〜10VDC

デジタル出力RS-422A、RS-485

誘導負荷100〜 240VAC 30VDC、2.5A以下※熱起電力相当出力は用意しておりません
出力更新周期

0.1秒

精度定格

出力スパンの±0.1％

抵抗負荷100〜 240VAC 30VDC、20mA以下

分解能

約1／50000

誘導負荷100〜 240VAC 30VDC、20mA以下

出力インピーダンス

約10Ω

最小負荷5VDC 、1mA以上

負荷抵抗

電流出力400Ω以下、電圧出力50kΩ以上

フィードバック抵抗

100Ω〜 2kΩ

接点保護

小形CR素子を内蔵

出力信号

4〜20mAまたは1〜5mA

負荷抵抗750Ω以下
高精度タイプ0.1％

出力信号 オンオフパルス電圧信号ON時 12VDC±20%（最大20mA）
出力信号

0〜10VDC

出力抵抗約10Ω
高精度タイプ0.1％

出力リミット、出力変化量リミット、出力プリセット、
出力不感帯、調節動作、実温度補償、PV異常出力、Ａ.Ｒ.Ｗ、定値運転切換、手動運転、復電時制御動作、調節演算
オンオフパルス形、電流出力形、SSR駆動形、電圧出力形、電流出力形（高精度）、電圧出力形（高精度）の6種の任意組合せ可能、独立PID■プログラム仕様
パターン
設定方式

目標温度−時間または勾配−時間
時間設定−時分または分秒
勾配設定−温度／分または温度／秒

ステップ数

1パターンにつき最大199ステップ

パターン数

最大200パターン

合計ステップ数 最大4000ステップ
パターン 最大9999回、ステップ繰り返し

最大99回

ステップ
設定範囲

入力スケール範囲内

スタート温度PVスタートまたは任意設定値スタートを選択

時間 0〜999時間59分または0〜999分59秒

目標値（SV）補正 −99999〜99999小数点位置スケーリング連動
終了時出力定値制御か出力固定（設定−5〜105%）にするか選択

パラメータ登録 各パラメータをステップごとに選択可能（シーケンスの設定） ・PID定数8種またはSV区間自動選択8種（不感帯、ARW（上限・下限）、出力プリセット含む）（オンオフサーボ形出力の場合は、第2出力はありません）

・出力リミット（上限・下限）／出力変化量リミット（上限・下限）加熱・冷却制御 冷却比率演算、整合器演算
カスケード1次

8点

出力種類

無電圧接点（接点容量12VDC、2mA以上）

出力信号

制御出力精度

２出力仕様

選択割付

抵抗負荷100〜 240VAC 30VDC、5A以下OFF時 0.8VDC以下

調節機能

パターン／ステップNo.-BCD出力16点（外部駆動入力を除く各点ごと機能割付可能）■設定器仕様

標準負荷仕様…

制御出力精度

電圧出力形

選択割付

入力形態

接点容量

最小負荷5VDC 、10mA以上

SSR駆動
パルス形

RUN／STOP、ADV、RESET、WAIT、FAST、END

入力点数計

出力信号 オンオフサーボ導通信号

微小負荷仕様…

電流出力形

10点

出力種類

■外部入力信号仕様

出力信号 オンオフパルス導通信号（リレー接点）
誘導負荷100〜 240VAC 30VDC、2.5A

オンオフ
サーボ形

18点

ALL-ON／ALL-OFF／ステップごと最大30種

ステータス出力 既定割付点数

AT4〜AT6--2出力形の第2出力側を設定
オンオフ
パルス形

出力方式

ALM-WAIT、ERR、SV-UP、SV-DOWN
約0.1（初期値）／0.2／0.3／0.5秒

調節方式

オートチューニング

24VDC・最大50mA発生中の警報解除が可能■外部出力信号仕様■調節仕様
制御切換周期

抵抗負荷100VAC・3A、240VAC・3A各8種またはSV区間自動選択8種

制御出力（%）=a×制御演算値＋b＋c×設定値

・実温度補償の偏差値8種

a、c:0.00〜1.00、b:−100.0〜100.0

・待時間警報の待時間8種

出力先指定−制御出力1／2、伝送出力1／2・警報各8種（4点／１組）

・タイムシグナル30種、オールON、オールOFF、逆位相、ステップ内繰返し・センサ補正／マスフロー目標値

05

パラメータ
設定変更8種運転中変更可能 目標値、時間、勾配、PID、ARW、実温度補償、出力リミット、出力変化率リミット、警報、センサ補正、SV補正、マスフローSV

■一般仕様

■表示仕様

定格電源電圧100−240VAC

最大消費電力調節計 45VA、設定器 30VA

基準動作条件

周囲温湿度範囲
電源電圧

運転画面

パターン進行状況、
パターン・ステップNo.、
各データ数値、ステータス、タイムシグナル、警報

左右±3°、前後±3°

電源電圧

データ数値拡大表示、バーグラフ表示、トレンド表示、30分以上

DO表示、DI表示−10〜50℃、10〜90%rh

設定画面

90〜264VAC

電源周波数

パターン・シーケンス設定、各種パラメータ設定、メモリー管理設定、50／60Hz±2％

メンテナンス、設定ロック、

左右±10°、前後±10゜通信、運転中設定変更など

停電対策

EEPROMおよびリチウム電池によるRAMバックアップで設定内容を保持

防塵・防水

IP54準拠相当

外郭色

前面枠・ケース グレーまたは黒端子カバー

本体に標準付属質量調節計 約1.7kg、設定器 約1.6kg

取付方法

パネル埋込取付

LCDバックライト 輝度調整４段階可能■メモリーカード仕様（カードは別売）
メモリー媒体

コンパクトフラッシュカード

メモリー容量

最大2Ｇバイト

保存データ

設定パラメータ、
プログラムパターン
一括データ（オートロード用）■設定・操作仕様

保存／読込／削除／比較（ベリファイ）

機能プログラムパターン保存／削除は個別／全パターン選択可

運転開始・停止（RUN・STOP）、運転解除（RESET）、

運転操作

一括表示画面

50／60Hz±0.5％

周囲温湿度範囲

姿勢

5.6形TFTカラーLCD

表示内容

21〜25℃、50〜60%rh

ウォームアップ時間
正常動作条件表示器

100VAC±1.0％

電源周波数
姿勢

50／60Hz（フリー電源）

カードのフォーマット
（簡易フォーマット）

ステップ歩進（ADV）、自動／手動切換（Ａ／Ｍ）
、早送り（FAST）
エンジニアリング 前面にシリアルポート用意
ポート（専用ケーブル接続）■環境規制
RoHS環境規制規格：EN IEC63000適合

環境規制

オプション機能●通信インターフェイス●伝送信号出力
出力点数
出力信号

出力精度

通信点数
通信種類

2点まで4〜20mA DC（負荷抵抗 400Ω以下）
0〜1V DC（負荷抵抗 50kΩ以上）
1〜5V DC（負荷抵抗 50kΩ以上）
0〜10V DC負荷抵抗 50kΩ以上）※ただし第2伝送出力は1〜5Vなし
第1出力 出力スパンの±0.1％
第2出力 出力スパンの±0.3％

プロトコル●伝送器用電源（絶縁タイプ）
電源電圧
電流容量

熱電対

24VDC
最大30mA■精度定格の詳細規定■測定レンジ一覧［マルチレンジ］
測定レンジ

2点まで
RS-232C、RS-422A、RS-485※COM2は前面ポートと背面ポートの切り替え仕様です。
MODBUS／PRIVATE

測定範囲

測定レンジ
直流電圧

測定範囲

熱電対

入力種類

精度定格

B

±0.1％±1digitB

0.0 〜 1820.0 ℃

10mV−10 〜 10 mVR

0.0 〜 1760.0 ℃

20mV−20 〜 20 mV

R､S

0.0 〜 1200.0 ℃

50mV−50 〜 50 mV

NS0.0 〜 1760.0 ℃

100mV−100 〜 100 mV

KK−200.0 〜 1370.0 ℃
0.0 〜 600.0 ℃

EJ−5 〜 5 V

10V−10 〜 10 V

−200.0 〜 300.0 ℃

直流電流

20mA

−270.0 〜 1000.0 ℃

測温抵抗体

JPt100−270.0 〜 300.0 ℃−200.0 〜 300.0 ℃−270.0 〜 150.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃

JTU−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit−200.0 〜 649.0 ℃

または、±40μV相当値のいずれか大きい方
L−200.0 〜 300.0 ℃

C（WRe5-WRe26）−270.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃

W-WRe26−200.0 〜 200.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

NiMo-NiC（WRe5-WRe26）

0.0 〜 2310.0 ℃

Pt50−200.0 〜 649.0 ℃

PlatinelⅡ

W-WRe26

0.0 〜 2310.0 ℃

Pt100−200.0 〜 850.0 ℃

CR-AuFe

NiMo-Ni−50.0 〜 1410.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃

CR-AuFe

0.0 〜 280.0 Ｋ−200.0 〜 300.0 ℃

Ｎ

0.0 〜1300.0 ℃−200.0 〜 200.0 ℃

PR5-200.0 〜 1800.0 ℃−100.0 〜 100.0 ℃

PtRh40-PtRh20

0.0 〜 1880.0 ℃

PlatinelⅡ

0.0 〜 1390.0 ℃

Pt-Co

0.0 〜 600.0 ℃−200.0 〜 900.0 ℃−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±40μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 400.0 ℃

L−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方−100.0 〜 200.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−270℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
または、±80μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 400.0 ℃

U−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digitE−100.0 〜 100.0 ℃
旧Pt1000℃以上400℃未満：±0.2% ±1digit

または、±60μV相当値のいずれか大きい方−200.0 〜 649.0 ℃−200.0 〜 400.0 ℃−200.0 〜 1200.0 ℃

400℃以上800℃未満：±0.2% ±1digit

0 〜 20 mA

0.0 〜 700.0 ℃−200.0 〜 900.0 ℃

T5V

例外規定
400℃未満：規定外−200℃以上0℃ 未満：±0.2% ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±0.3% ±1digit±0.2％±1digit

PR5-20

0K以上20K 未満：±0.5% ±1digit
20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit
0℃以上100℃ 未満：規定せず
100℃以上200℃ 未満：±0.5% ±1digit

PtRh40-PtRh20

0℃以上400℃ 未満：±1.5% ±1digit

4.0 〜 374.0 K

400℃以上800℃ 未満：±0.8% ±1digit
直流電圧／直流電流
測温抵抗体

Pt100
旧Pt100±0.1％±1digit±0.1％±1digit

測定レンジ／「−100℃〜100℃」の場合に限り、±0.2% ±1digit

JPt100
Pt50※基準動作条件における測定レンジ換算精度。
さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
※K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584（1977、1982）、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）、W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
U、L：DIN43710-1985
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-1997
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1981、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

Pt-Co±0.2％±1digit

4K以上20K 未満：±0.5% ±1digit
20K以上50K 未満：±0.3% ±1digit

06DP-Gseries

Graphic Program Controllers■端子板図

DO出力端子部
伝送器用電源端子部（オプション）出力（＋）
端子出力（−）
端子
調節出力端子部（第1出力）

100−240V AC

電流・電圧・SSR駆動パルス形（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス形（−）

M3
M2
M1
R1RC
R21A

2オンオフパルス形

オ ンオ フサーボ 形

警報出力端子部

C D

E

F

G H

I

J

4 25

AL1AL2
AL3
AL4COM

151613H
CL

B

タイムシグナルステータス

17

6 3718819

外部駆動・パターン選択 / DI※入力端子部※調節計のみ9 420

測温抵抗体-4線式（A）
端子102111 522

熱電対・直流電圧・直流電流（＋）
端子
測温抵抗体-3線式、4線式（A）
端子1213 6231424

熱電対・直流電圧・直流電流（−）
端子
測温抵抗体-3線式、4線式（B）
端子
測温抵抗体-3線式、4線式（B）
端子

RS-232C / RS-485（COM2）
23

調節出力端子部（第2出力）＊設定器デジタル出力ではCOM1が設定出力。
＊RS-422A : COM1の1ポートのみ。
＊COM1は背面ポート専用。COM2は背面ポートと前面ポートを切り替えて使用。

4オンオフパルス形

電流・電圧・SSR駆動パルス形（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス形（−）

56HCL

通信インターフェイス端子部

RS-232C / RS-485（COM1） （オプション）
および設定器デジタル出力
RS-422A（COM1）

17

出力2（−）
端子
出力2（＋）
端子
出力1（−）
端子
出力1（＋）
端子

89

共通
調節計のみ

アナログ伝送出力端子部（オプション）

設定器のみ

設定出力
（アナログ出力）(−）
端子
設定出力（アナログ出力）(＋）
端子■ パネルカット■外形寸法

138＋10170

159144137×137170223144
17138235＋10252

単位：mm＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● このカタログの記載内容は2021年8月現在のものです。

神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

姫路079（288）7580
086（473）7400

Cat.No. CC-47-04 Aug-'21-01 Printed in Japan B 140