Οδηγίες χρήσης

Έγχρωμη οθόνη LCD

Σημαντικό
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες χρήσης και το Εγχειρίδιο
εγκατάστασης πριν από τη χρήση.
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης για τις ρυθμίσεις και τις οδηγίες
προσαρμογής της οθόνης.
• Οι πιο πρόσφατα επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά τοπροϊόν, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών χρήσης, διατίθενται στηνιστοσελίδα μας.
www.eizoglobal.comΣΥΜΒΟΛΑΤο παρόν εγχειρίδιο και προϊόν χρησιμοποιούν τα παρακάτω σύμβολα. Καταδεικνύουν
κρίσιμες πληροφορίες. Διαβάστε τες με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΣΟΧΗΑν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες που αφορούν τηνεπισήμανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός και να δημιουργηθεί θανάσιμος κίνδυνος.
Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες που αφορούν στηνεπισήμανση ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθεί μικροτραυματισμός ή/και υλικές ζημιές ή/και ζημιά στο προϊόν.
Δηλώνει μια προειδοποίηση ή ένδειξη προσοχής. Για παράδειγμα, τουποδεικνύει κίνδυνο «ηλεκτροπληξίας».
Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται. Για παράδειγμα, τοσημαίνει «Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση».

Το προϊόν αυτό έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στην περιοχή όπου αποστέλλεταιαρχικά.
Αν χρησιμοποιηθεί εκτός αυτής της περιοχής, ενδέχεται να μην αποδίδει όπως περιγράφεταιστις προδιαγραφές του.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση σεοποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο -ηλεκτρονικό, μηχανικό ή με άλλο τρόποοποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της
EIZO Corporation.
Η EIZO Corporation δεν έχει ουδεμία υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου
οποιουδήποτε υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας έχει υποβληθεί, εκτός εάν έχουν
υπάρξει προηγούμενες συμφωνίες περί λήψης τέτοιων πληροφοριών από την EIZO
Corporation. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το παρόν
εγχειρίδιο παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές
του προϊόντος EIZO υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
2ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΣημαντικό
Το προϊόν αυτό έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στην περιοχή όπου αποστέλλεταιαρχικά. Αν χρησιμοποιηθεί εκτός αυτής της περιοχής, ενδέχεται να μην αποδίδει όπωςπεριγράφεται στις προδιαγραφές του.
Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή συντήρηση της μονάδας, διαβάστε
προσεκτικά την ενότητα «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ» και τα σήματα υπόδειξης ασφαλείας πάνω στηνοθόνη.

Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας

Σύμβολα πάνω στη μονάδα
ΣύμβολοΤο σύμβολο αυτό δηλώνει
Διακόπτης τροφοδοσίας: Πατήστε τον για να απενεργοποιήσετε την κεντρική
τροφοδοσία της οθόνης.
Διακόπτης τροφοδοσίας: Πατήστε τον για να ενεργοποιήσετε την κεντρική
τροφοδοσία της οθόνης.
Κουμπί τροφοδοσίας: Πατήστε το για να ανάψετε ή να σβήσετε την οθόνη.
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
ΠΡΟΣΟΧΗΣήμανση AHHE: Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά, τα υλικά
επιδέχονται ανακύκλωση.
Σήμανση CE: Σήμα συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ή/καιτου Κανονισμού του Συμβουλίου.
Κατασκευαστής
Ημερομηνία κατασκευής
Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση τηςπαρούσας συσκευής από αδειοδοτημένο γιατρό ή κατ' εντολήν αδειοδοτημένου
γιατρού.

3ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΣύμβολοΤο σύμβολο αυτό δηλώνει
Ιατρικό προϊόν στην ΕΕΕισαγωγέας στην ΕΕΣήμα που υποδεικνύει συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Ηνωμένου
Βασιλείου
Υπεύθυνο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

4ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει
παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας καιεπικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της EIZO για βοήθεια.
Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα που δυσλειτουργεί, μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΔεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε ούτε να τροποποιήσετε τη μονάδα.
Το άνοιγμα του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα απόεξαρτήματα υψηλής τάσης ή υψηλής θερμοκρασίας. Η τροποποίηση της μονάδας
ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΓια οποιαδήποτε εργασία επισκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε εσείς οι ίδιοι το προϊόν, γιατί ενδεχόμενο άνοιγμα ή αφαίρεση
των καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κρατήστε ξένα αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα.
Η πτώση μεταλλικών μερών, εύφλεκτων υλικών ή υγρών κατά λάθος μέσα στοπερίβλημα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί στο εσωτερικό του περιβλήματος,
αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σεεξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης προτού να την χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΤοποθετήστε τη μονάδα σε στιβαρή και σταθερή βάση.
Αν η μονάδα τοποθετηθεί σε ακατάλληλη επιφάνεια, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει
τραυματισμό.
Αν η μονάδα πέσει, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο της EIZO. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια μονάδα που έχει υποστεί ζημιά. Ηχρήση μονάδας που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

5ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΧρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο.
Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στονεξοπλισμό.
• Μην την τοποθετήσετε σε εξωτερικούς χώρους.
• Μην την τοποθετήσετε σε κανένα μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροσκάφος, τρένο,αυτοκίνητο κλπ).
• Μην την τοποθετήσετε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία.
• Μην την τοποθετήσετε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος να πιτσιλιστεί η οθόνη
(μπάνιο, κουζίνα, κλπ).
• Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με ατμό που έρχεται σε άμεση επαφή με τηνοθόνη.
• Μην την τοποθετήσετε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρες.
• Μην την τοποθετήσετε σε χώρους όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένη στο φως τουήλιου.
• Μην την τοποθετήσετε σε περιβάλλον όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο.
• Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με διαβρωτικά αέρια (όπως διοξείδιο του θείου,υδρόθειο, διοξείδιο του αζώτου, χλώριο, αμμωνία και όζον).
• Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με σκόνη, συστατικά που επιταχύνουν τηδιάβρωση στην ατμόσφαιρα (όπως χλωριούχο νάτριο και θείο), αγώγιμα μέταλλα
και ούτω καθεξής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΔιατηρείτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίες μακριά από βρέφη και παιδιά.
Οι πλαστικές σακούλες συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΧρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τημονάδα σε τυπική πρίζα ρεύματος στη χώρα σας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η ονομαστική τάση του καλωδίου ρεύματος. Αλλιώς υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Τροφοδοσία: 100-240 Vac 50/60 HzΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΓια να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, κρατήστε σταθερά το βύσμα καιτραβήξτε.
Ενδεχόμενο τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο καιπυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΟ εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

6ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΧρησιμοποιείτε τη σωστή τάση.
• Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με συγκεκριμένη τάση. Η σύνδεση σε τάσηδιαφορετική από αυτήν που καθορίζονται στις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» ενδέχεται ναπροκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
Τροφοδοσία: 100-240 Vac 50/60 Hz• Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα τροφοδοσίας, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ήηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος.
Μην αφήνετε πάνω του βαριά αντικείμενα, μην τραβάτε και μην δένετε το καλώδιο
ρεύματος. Η χρήση καλωδίου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται ναπροκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΟ χειριστής δεν πρέπει να αγγίξει τον ασθενή την ώρα που αγγίζει το προϊόν.
Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να το αγγίζουν οι ασθενείς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΜην αγγίξετε ποτέ το βύσμα και το καλώδιο ρεύματος αν αρχίσει να βγάζει
σπινθήρες.
Τυχόν επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑν συνδέσετε βάση με βραχίονα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της βάσης καιεγκαταστήστε τη μονάδα με ασφάλεια.
Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά στονεξοπλισμό.
Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα γραφεία, οι τοίχοι ή οποιεσδήποτε άλλες επιφάνειες
εγκατάστασης διαθέτουν επαρκή μηχανική αντοχή.
Αν η μονάδα πέσει, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο της EIZO. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια μονάδα που έχει υποστεί ζημιά. Ηχρήση μονάδας που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ότανεπαναπροσαρμόσετε τη ρυθμιζόμενη βάση, χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες και σφίξτε τες καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΜην αγγίζετε με γυμνά χέρια μια οθόνη LCD που έχει υποστεί ζημιά.
Αν κάποιο σημείο της επιδερμίδας σας έλθει σε άμεση επαφή με την οθόνη, πλυθείτεκαλά.
Αν πέσει υγρός κρύσταλλος στα μάτια σας ή στο στόμα σας, πλυθείτε αμέσως μεάφθονο νερό και πηγαίνετε αμέσως στον γιατρό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
τοξική αντίδραση.

7ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΓια εγκατάσταση σε ψηλά σημεία, ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία.
Κατά την εγκατάσταση της οθόνης σε κάποιο ψηλό σημείο, υπάρχει κίνδυνος πτώσης τουπροϊόντος ή εξαρτημάτων του και πρόκλησης τραυματισμού. Ζητήστε βοήθεια από εμάς ή από ένανεπαγγελματία που ειδικεύεται στις κατασκευαστικές εργασίες κατά την εγκατάσταση της οθόνης,μεταξύ άλλων για την επιθεώρηση του προϊόντος για τυχόν ζημιές ή παραμορφώσεις τόσο πριν όσοκαι μετά την εγκατάσταση της οθόνης.

8ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗΜην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός του οπίσθιου φωτισμού ή του φωτισμού εργασίας.
Μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει δυσφορία στα μάτια και προβλήματα όρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗΜην ασκείτε υπερβολική δύναμη στον βραχίονα του φωτός εργασίας.
Η κάμψη ή η συστροφή του βραχίονα με μεγάλη δύναμη μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ήδυσλειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗΕλέγξτε τη λειτουργική κατάσταση της μονάδας προτού τη χρησιμοποιήσετε.
Προχωρήστε στη χρήση της αφού βεβαιωθείτε ότι προβάλλεται εικόνα χωρίς προβλήματα.
Κατά τη χρήση πολλαπλών μονάδων πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες προβάλλονται
όπως πρέπει.

ΠΡΟΣΟΧΗΣτερεώστε γερά τα καλώδια που διαθέτουν διάταξη συγκράτησης.
Αν δεν τα στερεώσετε καλά, ενδέχεται να αποσυνδεθούν και, κατά συνέπεια, να διακοπεί ηαπεικόνιση και οι εργασίες σας γενικώς.

ΠΡΟΣΟΧΗΑποσυνδέστε τα καλώδια και αφαιρέστε τα εξαρτήματα πριν από τη μετακίνηση τηςμονάδας.
Διαφορετικά, τα καλώδια ή τα εξαρτήματα μπορεί να αποσυνδεθούν κατά τη μετακίνηση,προκαλώντας τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΜεταφέρετε ή τοποθετείτε τη μονάδα ακολουθώντας τις σωστές μεθόδους.
• Όταν μετακινείτε το προϊόν, κρατάτε σταθερά το κάτω μέρος της οθόνης.
• Οι οθόνες μεγέθους 30 ιντσών και άνω είναι βαριές. Φροντίστε να αναλαμβάνουν
τουλάχιστον δύο άτομα την αποσυσκευασία ή/και τη μεταφορά της οθόνης.
• Αν το μοντέλο της συσκευής σας διαθέτει λαβή στο πίσω μέρος της οθόνης, πιάστε
και κρατήστε σταθερά το κάτω μέρος και τη λαβή της οθόνης.
Ενδεχόμενη πτώση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στονεξοπλισμό.

9ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΣΟΧΗΠροσέξτε να μην χτυπήσετε τα χέρια σας.
Εάν ασκήσετε ξαφνικά δύναμη στην οθόνη για να ρυθμίσετε το ύψος ή τη γωνία της, τα χέρια σας
μπορεί να χτυπηθούν και να τραυματιστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗΜη φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε σημείο χωρίς καλό εξαερισμό ή σε στενό χώρο.
• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογυρισμένη.
Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται ναπροκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΜην αγγίζετε το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια.
Τυχόν επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗΜην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το βύσμα ρεύματος.
Έτσι θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε εύκολα το βύσμα ρεύματος σε περίπτωσηπροβλήματος για αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗΚαθαρίζετε περιοδικά το χώρο γύρω από το βύσμα ρεύματος και τη σχισμή αερισμού τηςοθόνης.
Ενδεχόμενη παρουσία σκόνης, νερού ή λαδιού πάνω σε αυτήν την περιοχή μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗΑποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Αν την καθαρίσετε ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ρεύματος, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗΑν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα αφότου κλείσετε το διακόπτη ρεύματος, γιαλόγους ασφαλείας και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗΗ απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους τηςπεριοχής ή της χώρας κατοικίας σας.

10ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΠΡΟΣΟΧΗΓια τους χρήστες στην περιοχή του ΕΟΧ και στην Ελβετία:Κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σχετικά με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται
στον Κατασκευαστή και στην Αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο χρήστης
ή/και ο ασθενής.

11Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη

Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη
Ενδείξεις χρήσης
Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται για χρήση κατά την προβολή ραδιολογικών εικόνων,για εξέταση, ανάλυση και διάγνωση από καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό. Η οθόνη δενπροορίζεται για μαστογραφία.
Προσοχή• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διαγνωστική χρήση in vitro.
• Το προϊόν αυτό μπορεί να μην καλύπτεται από εγγύηση σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μετρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ισχύουν μόνο εφόσον
χρησιμοποιούνται τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται μαζί με το προϊόν και τα καλώδια
σήματος που καθορίζονται από την EIZO.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα προϊόντα αξεσουάρ Eizo που καθορίζονται από την Eizo με τοσυγκεκριμένο προϊόν.

Προφυλάξεις για τη χρήση• Ορισμένα εξαρτήματα (όπως η οθόνη LCD και ο ανεμιστήρας) ενδέχεται να υποστούν
φθορά αν χρησιμοποιηθούν μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Ελέγχετε
περιοδικά ότι λειτουργούν κανονικά.
• Αν αλλάξει η εικόνα της οθόνης μετά την απεικόνιση της ίδιας εικόνας για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει ένα μετείκασμα (afterimage).
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης ή τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας για να αποφύγετε την απεικόνιση της ίδιας εικόνας για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα. Ένα μετείκασμα ενδέχεται να εμφανιστεί ακόμα και έπειτα από σύντομο
χρονικό διάστημα ανάλογα με την εικόνα που απεικονίζεται. Για να επιλύσετε ένα τέτοιο
φαινόμενο, αλλάξτε την εικόνα ή διατηρήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για πολλέςώρες.
• Χρειάζονται αρκετά λεπτά για να σταθεροποιηθεί η απεικόνιση στην οθόνη. Προτού
χρησιμοποιήσετε την οθόνη, περιμένετε μερικά λεπτά ή περισσότερο μετά τηνενεργοποίηση της οθόνης ή μετά την επαναφορά της από τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Αν η οθόνη παραμείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται ναεμφανιστούν κηλίδες ή είδωλα. Για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της οθόνης, σαςσυνιστούμε να σβήνετε ενίοτε την οθόνη.
• Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Ανάλογα με τοντρόπο χρήσης, π.χ. χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο οπίσθιος φωτισμός
ενδέχεται να φτάσει γρηγορότερα στο τέλος ζωής του και να χρειάζεται αντικατάσταση.
Αν η οθόνη μαυρίσει ή αρχίσει να τρεμουλιάζει, επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο της EIZO.
• Η οθόνη μπορεί να έχει ελαττωματικά εικονοστοιχεία (pixel) ή μικρό αριθμό φωτεινών
κουκκίδων. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της ίδιας της οθόνης LCD και δενσυνιστά δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια ή το εξωτερικό πλαίσιο της οθόνης LCD, επειδή
μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες κατά την απεικόνιση, όπως μοτίβα παρεμβολών
κ.λπ. Αν ασκείται συνεχής πίεση στην επιφάνεια της οθόνης LCD, ο υγρός κρύσταλλοςενδέχεται να υποστεί φθορά ή η οθόνη LCD ενδέχεται να υποστεί ζημιά. (Ανπαραμένουν σημάδια πάνω στην οθόνη LCD λόγω της πίεσης, αφήστε να προβάλλεταιμια λευκή ή μαύρη οθόνη. Το σύμπτωμα μπορεί να εξαλειφθεί.)12Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη• Μη χαράζετε και μην πιέζετε την οθόνη LCD με αιχμηρά αντικείμενα, επειδή έτσι μπορεί
να προκληθεί ζημιά στην οθόνη LCD. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε την οθόνη μεχαρτί, επειδή μπορεί να τη χαράξετε.
• Μην αγγίζετε τον ενσωματωμένο αισθητήρα βαθμονόμησης (ενσωματωμένο μπροστινό
αισθητήρα). Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την ακρίβεια μέτρησης ή να προκαλέσει ζημιά
στον εξοπλισμό.
• Ανάλογα με το περιβάλλον, η τιμή την οποία που μετριέται από τον ενσωματωμένο
αισθητήρα φωτός ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή που υποδεικνύεται σε μεμονωμένο
μετρητή φωτεινότητας.
• Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια ή το εσωτερικό αυτού
του προϊόντος αν τοποθετηθεί σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, αν η θερμοκρασία
αυξηθεί απότομα ή αν μεταφερθεί από χώρο με χαμηλή θερμοκρασία σε χώρο μευψηλή θερμοκρασία. Μην ενεργοποιήσετε το προϊόν σε τέτοια περίπτωση. Περιμένετε
να εξατμιστούν οι υδρατμοί, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Για μακρά χρήση της οθόνης
Έλεγχος ποιότητας
• Η ποιότητα παρουσίασης σε κάθε οθόνη επηρεάζεται από το επίπεδο της ποιότητας
των σημάτων εισόδου και τη φθορά του προϊόντος. Φροντίστε να πραγματοποιείτε
οπτικούς ελέγχους και περιοδικές δοκιμές σταθερότητας (συμπεριλαμβανομένου τουελέγχου της κλίμακας του γκρι) για συμμόρφωση προς τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές
κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για την εφαρμογή σας και να εκτελείτε
βαθμονόμηση όποτε είναι απαραίτητο. Με το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS(προαιρετικό) της οθόνης έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε έλεγχο της ποιότητας, οοποίος πληροί τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες.
• Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά αφότου ανάψετε την οθόνη ή μετά την επαναφορά τηςοθόνης από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, για να εκτελέσετε διάφορες δοκιμές
ελέγχου ποιότητας, εργασίες βαθμονόμησης ή ρυθμίσεις της οθόνης.
• Συνιστούμε τη ρύθμιση των οθονών στο συνιστώμενο ή σε χαμηλότερο επίπεδο
φωτεινότητας ώστε να μειώνονται οι μεταβολές φωτεινότητας που προκαλούνται από τημακρά χρήση και να διατηρείται σταθερή η φωτεινότητα.
• Για να ρυθμίσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ενσωματωμένου αισθητήρα
βαθμονόμησης (ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα) έτσι ώστε να είναι αντίστοιχα
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων εξωτερικού αισθητήρα που πωλείται χωριστά,εκτελέστε συσχέτιση του ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα με τον εξωτερικό
αισθητήρα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό RadiCS (προαιρετικό παρελκόμενο)/RadiCS
LE (περιλαμβάνεται). Εκτελώντας κατά διαστήματα τη διαδικασία συσχέτισης μπορείτε
να διασφαλίσετε ότι οι μετρήσεις του ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα θα είναι
πάντα εξίσου ορθές με τις μετρήσεις του εξωτερικού αισθητήρα. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη συσχέτιση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού RadiCS/
RadiCS LE.
Προσοχή• Η κατάσταση προβολής της οθόνης μπορεί να αλλάξει απροσδόκητα λόγω σφάλματοςλειτουργίας ή μη αναμενόμενης αλλαγής ρύθμισης. Αφού ρυθμιστεί η οθόνη, συνιστάται ναχρησιμοποιείται με τους διακόπτες χειρισμού κλειδωμένους.
Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CDROM).

Καθαρισμός• Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός ώστε το προϊόν να συνεχίσει να μοιάζει καινούργιο
και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.
13

Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη• Οι λεκέδες στην επιφάνεια του προϊόντος αφαιρούνται εάν βρέξετε με λίγο νερό ένα
μαλακό πανί ή εάν χρησιμοποιήσετε το ScreenCleaner της εταιρείας μας και σκουπίσετε
απαλά.
Προσοχή• Μην επιτρέπετε να έρθουν υγρά σε άμεση επαφή με την οθόνη. Σε περίπτωση που έρθουν,σκουπίστε αμέσως.
• Μην επιτρέπετε να εισέλθουν υγρά στα κενά ή μέσα στο προϊόν.
• Κατά τη χρήση χημικών ουσιών για τον καθαρισμό ή την απολύμανση, χημικές ουσίες όπως τοοινόπνευμα και τα απολυμαντικά ενδέχεται να αλλοιώσουν τη γυαλάδα, να προκαλέσουν
θάμπωμα ή ξεθώριασμα του προϊόντος, και, επίσης, να υποβαθμίσουν την ποιότητα της εικόνας.
Μη χρησιμοποιείτε συχνά χημικές ουσίες.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ διαλυτικό μέσο, βενζίνη καθαρισμού, κερί ή διαβρωτικό καθαριστικό,καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση, ανατρέξτε στηνιστοσελίδα μας.
Πώς να ελέγξετε: Ανοίξτε τη σελίδα www.eizoglobal.com και πληκτρολογήστε «disinfect» στοπλαίσιο αναζήτησης για αναζήτηση.

Απολύμανση με χημικές ουσίες
• Όταν απολυμαίνετε προϊόντα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που έχουν
ελεγχθεί από εμάς (δείτε τον πίνακα παρακάτω). Σημειώστε ότι κατά τη χρήση αυτών
των χημικών ουσιών δεν διασφαλίζεται το γεγονός ότι το προϊόν δεν θα καταστραφεί ήδεν θα υποστεί φθορά.
Κατηγορία

Τύπος χημικής ουσίας

Παράδειγμα προϊόντος

Με βάση το οινόπνευμα

Ισοπροπυλική αλκοόλη (αιθυλική
αλκοόλη)Αιθανόλη

Με βάση το οινόπνευμα

Ισοπροπανόλη

Ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA)Χλώριο

Υποχλωριώδες νάτριο

PureloxΔιγουανίδη

Γλυκονική χλωρεξιδίνη

Διάλυμα HibitaneΜε βάση το οινόπνευμαΧλωριούχο βενζαλκόνιο

WelpasΜε βάση την αλδεΰδη

Γλουταράλη

SterihydeΜε βάση την αλδεΰδη

Γλουταράλη

Cidex Plus28

Επαμφοτερίζον τασιενεργό Υδροχλωρική
αλκυλοδιαμινοαιθυλογλυκίνη

Διάλυμα SatenidinΓια άνετη χρήση της οθόνης• Αν η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή ή φωτεινή, ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα
στα μάτια σας. Φροντίστε να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τιςσυνθήκες του περιβάλλοντος.
• Αν κοιτάτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, κουράζονται τα μάτια σας.
Φροντίστε να κάνετε διάλειμμα 10 λεπτών κάθε μία ώρα.
• Κοιτάξτε την οθόνη από κατάλληλη απόσταση και γωνία.

Προειδοποιήσεις και ευθύνες για την ασφάλεια στονκυβερνοχώρο
• Η ενημέρωση υλικολογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της EIZO
Corporation ή του διανομέα της.

14Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη
• Εάν η EIZO Corporation ή ο διανομέας της ζητήστε την ενημέρωση του υλικολογισμικού,ενημερώστε το αμέσως.

15ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ...........................................................................................................

3Σημαντικό ............................................................................................................

3Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας ...............................................

3Σύμβολα πάνω στη μονάδα ....................................................................

3ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ..............................................................................................

5ΠΡΟΣΟΧΗ ..........................................................................................................

9Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη .......................................................... 12Ενδείξεις χρήσης ................................................................................................. 12Προφυλάξεις για τη χρήση .................................................................................. 12Για μακρά χρήση της οθόνης .............................................................................. 13Έλεγχος ποιότητας ................................................................................. 13Καθαρισμός............................................................................................. 13Απολύμανση με χημικές ουσίες .............................................................. 14Για άνετη χρήση της οθόνης................................................................................ 14Προειδοποιήσεις και ευθύνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο................... 14
1 Εισαγωγή .................................................................................................................... 18
1.1

1.2

1.3

Λειτουργίες .......................................................................................................... 18
1.1.1Ελεύθερη διάταξη.................................................................................... 18

1.1.2Απλή καλωδίωση .................................................................................... 181.1.3

Υποστηρίζεται η απεικόνιση σημάτων βίντεο και η τροφοδοσία με έναμόνο καλώδιο σύνδεσης USB Type-C .................................................... 18

1.1.4

Υβριδική μονόχρωμη και έγχρωμη προβολή .......................................... 19

1.1.5Έλεγχος ποιότητας ................................................................................. 19

1.1.6

Λειτουργία σταθμού αγκύρωσης............................................................. 19

1.1.7

Διαθέτει λειτουργία φωτισμού (RadiLight)............................................... 19

1.1.8Σχέδιο που εξοικονομεί χώρο ................................................................. 20

1.1.9

Λειτουργία οθόνης από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ......................... 20Περιεχόμενα συσκευασίας .................................................................................. 21
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 21

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 22

1.2.3

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό RadiCS LE................................... 22Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες ......................................................................... 23
1.3.1

Μπροστινή πλευρά ................................................................................. 23

1.3.2

Πίσω πλευρά........................................................................................... 24

2 Εγκατάσταση/Σύνδεση .............................................................................................. 26
2.1

Πριν από την εγκατάσταση ................................................................................. 26
2.1.1

2.2

16

Συνθήκες εγκατάστασης ......................................................................... 26Σύνδεση καλωδίων ............................................................................................. 27ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.3Σύνδεση του RadiLight Focus (φως εργασίας) ................................................... 32

2.4

Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ......................................................................... 32

2.5Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης .......................................................... 33

2.6Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής................................................................... 34

2.7Χρήση RadiLight Area / RadiLight Focus............................................................ 35

3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα» ................................................................................... 36
4 Προδιαγραφές ............................................................................................................ 38
4.1Λίστα προδιαγραφών .......................................................................................... 38
4.1.1

Τύπος...................................................................................................... 38

4.1.2

Οθόνη LCD ............................................................................................. 38

4.1.3

Σήματα βίντεο ......................................................................................... 38

4.1.4

USB......................................................................................................... 38

4.1.5

Δίκτυο...................................................................................................... 39

4.1.6

Τροφοδοσία ............................................................................................ 39

4.1.7

Φυσικές προδιαγραφές ........................................................................... 394.1.8

Απαιτήσεις Λειτουργικού Περιβάλλοντος ................................................ 40

4.1.9Συνθήκες μεταφοράς / αποθήκευσης...................................................... 404.2Υποστηριζόμενες αναλύσεις ............................................................................... 414.3

Παρελκόμενα....................................................................................................... 41Παράρτημα.................................................................................................................. 42Ιατρικό πρότυπο.................................................................................................. 42Ταξινόμηση του εξοπλισμού ................................................................... 42Πληροφορίες ΗΜΣ .............................................................................................. 43Περιβάλλοντα προβλεπόμενης χρήσης .................................................. 43Τεχνικές περιγραφές ............................................................................... 4417

1 | Εισαγωγή

1 Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια έγχρωμη οθόνη LCD της EIZO.

1.1 Λειτουργίες
1.1.1 Ελεύθερη διάταξη• Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει τις λειτουργίες PbyP (Picture by Picture, εικόνα δίπλα
σε εικόνα) και PinP (Picture in Picture, εικόνα μέσα σε εικόνα) οι οποίες επιτρέπουν τηνταυτόχρονη απεικόνιση έως και τριών σημάτων.

Μεμονωμένη οθόνη

PbyP

Μεμονωμένη οθόνη + PinP

PbyP + PinP• Η οθόνη παρέχει τη λειτουργία One Cable PbyP, η οποία προβάλλει εικόνες στηλειτουργία PbyP με ένα μόνο καλώδιο σήματος.

1.1.2 Απλή καλωδίωσηΗ οθόνη διαθέτει ακροδέκτη εξόδου USB Type-C® (USB-C®).
Από τον ακροδέκτη εξόδου είναι εφικτή η έξοδος σήματος σε διαφορετική οθόνη.

1.1.3 Υποστηρίζεται η απεικόνιση σημάτων βίντεο και η τροφοδοσία με ένα μόνοκαλώδιο σύνδεσης USB Type-CΤο προϊόν αυτό διαθέτει υποδοχή USB-C και υποστηρίζει τη μετάδοση σημάτων βίντεο
(λειτουργία Alt DisplayPort™) καθώς και την τροφοδοσία (παροχή ισχύος USB).
Παρέχει ισχύ έως 94 W σε συνδεδεμένους υπολογιστές notebook, όταν χρησιμοποιείται ωςεξωτερική οθόνη.

Σήματα βίντεο

Τροφοδοσία18Εισαγωγή | 1Σημείωση• Για την απεικόνιση σημάτων βίντεο, η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τη μετάδοση
σημάτων βίντεο (λειτουργία Alt DisplayPort).
• Για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης, η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να υποστηρίζειτη φόρτιση συσκευής μέσω της λειτουργίας παροχής ισχύος USB.
• Μόνο όταν χρησιμοποιούνται τα παρακάτω καλώδια USB, είναι εφικτή η παροχή ισχύος έως και
94 W:– CC150SS81G-5A (Περιλαμβάνεται)• Η φόρτιση των συνδεδεμένων συσκευών είναι εφικτή ακόμα και όταν η οθόνη εκτελεί τηλειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

1.1.4 Υβριδική μονόχρωμη και έγχρωμη προβολή
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Hybrid Gamma PXL (Γάμμα υβριδικής προβολής
εικονοστοιχείων) το προϊόν διαχωρίζει αυτόματα τα μονόχρωμα και τα έγχρωμα τμήματα τηςίδιας εικόνας σε επίπεδο εικονοστοιχείων και τα προβάλλει αντίστοιχα με τις βέλτιστες
διαβαθμίσεις.

1.1.5 Έλεγχος ποιότητας• Η συγκεκριμένη οθόνη διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα βαθμονόμησης(ενσωματωμένο μπροστινό αισθητήρα). Ο αισθητήρας αυτός δίνει επιτρέπει στην οθόνη
να εκτελεί βαθμονόμηση (SelfCalibration (αυτοβαθμονόμηση)) και έλεγχο της κλίμακαςτου γκρι ανεξάρτητα.
• Με τη χρήση του παρεχόμενου RadiCS LE μπορείτε να πραγματοποιείτε βαθμονόμηση
οθόνης και διαχείριση ιστορικού.
• Με το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS της οθόνης έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε
έλεγχο της ποιότητας ο οποίος πληροί τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές κατευθυντήριες
οδηγίες.

1.1.6 Λειτουργία σταθμού αγκύρωσηςΗ οθόνη αυτή διαθέτει υποδοχή LAN και USB hub που της επιτρέπουν να χρησιμοποιηθείως σταθμός αγκύρωσης. Συνδέοντας ένα καλώδιο USB-C, μπορείτε να δημιουργήσετε ένασταθερό περιβάλλον δικτύου ακόμα και σε υπολογιστές notebook ή σε συσκευές tablet πουδεν διαθέτουν υποδοχές LAN. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιφερειακές
συσκευές, συμβατές με USB και να φορτίσετε smartphone (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήσητης λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

1.1.7 Διαθέτει λειτουργία φωτισμού (RadiLight)
RadiLight Area (οπίσθιος φωτισμός)• Το RadiLight Area είναι μια λειτουργία οπίσθιου φωτισμού ενσωματωμένη στην οθόνη.
Φωτίζει έμμεσα ένα δωμάτιο από το πίσω μέρος της οθόνης, επιτρέποντας τηναποτελεσματική ακτινολογική αντίληψη σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.
RadiLight Focus (φως εργασίας)19

1 | Εισαγωγή• Το RadiLight Focus είναι ένα αποσπώμενο φως εργασίας. Μπορεί να παρέχει φωτισμό
για τον χώρο εργασίας σας κατά την ανάγνωση, τη συγγραφή εγγράφων ή τη χρήση
πληκτρολογίου.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Σχέδιο που εξοικονομεί χώροΗ οθόνη διαθέτει πολλές υποδοχές USB (upstream). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
πολλούς υπολογιστές μέσω ενός συνόλου συσκευών USB (στο οποίο περιλαμβάνονται
ποντίκι, πληκτρολόγιο κ.λπ).

1.1.9 Λειτουργία οθόνης από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS/RadiCS LE της οθόνης μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την οθόνη και το πληκτρολόγιο για να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίεςτης οθόνης:• Εναλλαγή λειτουργιών CAL Switch• Εναλλαγή σημάτων εισόδου
• Λειτουργία που εκχωρεί κάθε λειτουργία CAL Switch σε κάποιο τμήμα της οθόνης καιπαρουσιάζει μια εικόνα (Point-and-Focus)• Παρουσίαση ή απόκρυψη του υποπαραθύρου PinP (Hide-and-Seek)• Εναλλαγή υπολογιστών που χρησιμοποιούν συσκευές USB (Switch-and-Go)• Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Backlight Saver)• Μια λειτουργία που αυξάνει προσωρινά τη φωτεινότητα για να βελτιώσει την ορατότητα
των διαγνωστικών εικόνων (Instant Backlight Booster)20Εισαγωγή | 1Σημείωση• Με το λογισμικό RadiCS/RadiCS LE της οθόνης έχετε τη δυνατότητα προβολής ή απόκρυψης
του υποπαραθύρου PinP και ταυτόχρονης εναλλαγής των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται
για τη λειτουργία των συσκευών USB. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία
ρύθμισης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε αν στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα είδη που ακολουθούν. Αν λείπει ή είναι
κατεστραμμένο κάποιο από τα είδη αυτά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με τοντοπικό σας αντιπρόσωπο της EIZO.
Σημείωση• Συνιστούμε να φυλάξετε το κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας, ώστε να μπορέσετε να ταχρησιμοποιήσετε όποτε χρειαστεί να μετακινήσετε ή να μεταφέρετε το συγκεκριμένο προϊόν.

• Οθόνη• Καλώδιο τροφοδοσίας

• Καλώδιο ψηφιακού σήματος (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2• Καλώδιο ψηφιακού σήματος (HDMI - HDMI): HH300PR x 1• Καλώδιο USB 2.0 (USB-A - USB-B): UU300 x 2• Καλώδιο USB-C (USB-C σε USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Κάλυμμα υποδοχής (αριστερά)• Κάλυμμα υποδοχής (δεξιά)• RadiLight Focus (φως εργασίας)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Οδηγίες χρήσης

1.2.1 EIZO LCD Utility DiskΤο CD-ROM περιέχει τα είδη που ακολουθούν. Για τις διαδικασίες εκκίνησης του λογισμικού
ή αναφοράς στα αρχεία ανατρέξτε στο αρχείο «Readme.txt» που θα βρείτε στο δίσκο.
• Αρχείο Readme.txt• Λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS LE της οθόνης (για Windows)• Εγχειρίδιο χρήσης– Οδηγίες χρήσης αυτής της οθόνης
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης οθόνης
– Εγχειρίδιο χρήσης RadiCS LE• Εξωτερικές διαστάσεις

21

1 | Εισαγωγή

1.2.2 RadiCS LEΤο λογισμικό RadiCS LE σας επιτρέπει να εκτελέσετε τις δυνατότητες ελέγχου ποιότητας καιτις λειτουργίες της οθόνης που παρατίθενται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες
όσον αφορά το λογισμικό ή τις διαδικασίες ρύθμισης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης τουλογισμικού RadiCS LE.
Έλεγχος ποιότητας• Εκτέλεση βαθμονόμησης• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε λίστα και δημιουργία έκθεσης για τιςδοκιμές• Καθορισμός του στόχου αυτοβαθμονόμησης και του χρονοπρογράμματος εκτέλεσής τουΛειτουργίες οθόνης• Εναλλαγή λειτουργιών CAL Switch• Εναλλαγή σημάτων εισόδου
• Λειτουργία που εκχωρεί κάθε λειτουργία CAL Switch σε κάποιο τμήμα της οθόνης καιπαρουσιάζει μια εικόνα (Point-and-Focus)• Παρουσίαση ή απόκρυψη του υποπαραθύρου PinP (Hide-and-Seek)• Εναλλαγή υπολογιστών που χρησιμοποιούν συσκευές USB (Switch-and-Go)• Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Backlight Saver)• Μια λειτουργία που αυξάνει προσωρινά τη φωτεινότητα για να βελτιώσει την ορατότητα
των διαγνωστικών εικόνων (Instant Backlight Booster)• Μια λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης για να αντιστοιχεί στοεπίπεδο φωτός του περιβάλλοντος όταν ορίζεται στη λειτουργία «Text» (Κείμενο) (AutoBrightness Control)Προσοχή• Οι προδιαγραφές του λογισμικού RadiCS LE ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Ηπιο πρόσφατα ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού RadiCS LE είναι διαθέσιμη για λήψη απότην ιστοσελίδα μας: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό RadiCS LEΓια πληροφορίες όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού RadiCS LEανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης RadiCS LE (στο CD-ROM).
Όποτε χρησιμοποιείτε το λογισμικό RadiCS LE, συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή σαςχρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες όσοναφορά τον τρόπο σύνδεσης της οθόνης ανατρέξτε στην ενότητα 2.2 Σύνδεση καλωδίων
[} 27].

22Εισαγωγή | 1

1.3 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες
1.3.1 Μπροστινή πλευρά
12Περίπου 30°

34

1. Ενσωματωμένος
Ο αισθητήρας αυτός χρησιμοποιείται για την εκτέλεση
μπροστινός αισθητήρας βαθμονόμησης και ελέγχου της κλίμακας του γκρι.
(μετακινήσιμος)2. Αισθητήρας φωτός

Ο αισθητήρας αυτός μετρά το φως του περιβάλλοντος. Η μέτρηση
του φωτός περιβάλλοντος πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού
ελέγχου ποιότητας RadiCS/RadiCS LE.

3. Διακόπτες χειρισμού

Παρουσιάζεται ο οδηγός λειτουργίας. Καθορίστε τα μενού με βάσητον οδηγό λειτουργίας.

4. Διακόπτης ρεύματοςΕνεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
Το ενδεικτικό του διακόπτη ανάβει όποτε ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Το χρώμα του ενδεικτικού διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση
λειτουργίας της οθόνης.
Πράσινο: Κανονική λειτουργία, Πορτοκαλί: Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας,Απενεργοποίηση: Κεντρική τροφοδοσία ή τροφοδοσία
απενεργοποιημένη

23

1 | Εισαγωγή

1.3.2 Πίσω πλευρά
1

7

2

8

5

6
3

4

9

10

11

12

13

14

1. RadiLight Area (οπίσθιος Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού ενσωματωμένη στην οθόνη. Φωτίζει
φωτισμός)έμμεσα ένα δωμάτιο από το πίσω μέρος της οθόνης.
2. ΒάσηΡυθμίζει το ύψος και τη γωνία (κλίση και οριζόντια περιστροφή) τηςοθόνης.

3. Διακόπτης τροφοδοσίας Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κεντρική τροφοδοσία.
: Απενεργοποίηση,24: Ενεργοποίηση

4. Υποδοχή τροφοδοσίας

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

5. Σχισμή κλειδώματος
ασφαλείας

Συμμορφώνεται με το σύστημα ασφαλείας MicroSaver της
Kensington.

6. Θήκη καλωδίου

Επιτρέπει την τακτοποίηση των καλωδίων.

7. Υποδοχή USB-A(downstream)Χρησιμεύει για τη σύνδεση σε περιφερειακή συσκευή USB(ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού
αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

8. Υποδοχή φωτός
εργασίας

Συνδέεται με το RadiLight Focus.

9. Υποδοχή HDMIΧρησιμεύει για τη σύνδεση με υπολογιστή με έξοδο HDMI.

10. Υποδοχή DisplayPortΧρησιμεύει για τη σύνδεση με υπολογιστή με έξοδο DisplayPort.

Εισαγωγή | 1

11. Υποδοχή USB-C(upstream)Χρησιμεύει για τη σύνδεση σε υπολογιστή με έξοδο USB-C. Επίσης,μεταδίδει το απαραίτητο σήμα USB για τη χρήση λογισμικού πουαπαιτεί σύνδεση USB ή τη λειτουργία σταθμού αγκύρωσης
(ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού
αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

12. Υποδοχή USB-C(downstream)Για να δημιουργήσετε αλυσιδωτή σύνδεση, συνδέστε το καλώδιο
στην υποδοχή USB-C upstream κάποιας άλλης οθόνης. Επίσης,μπορείτε να συνδέσετε μια περιφερειακή συσκευή USB (ανατρέξτε
στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» τουΕγχειριδίου εγκατάστασης).

13. Υποδοχή LANΧρησιμεύει για τη σύνδεση σε διανομέα δικτύου ή δρομολογητή
μέσω καλωδίου LAN με σκοπό τη χρήση της σύνδεσης δικτύου τηςλειτουργίας σταθμού αγκύρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήσητης λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου
εγκατάστασης).

14. Υποδοχή USB-B(upstream)Συνδέεται με υπολογιστή κατά τη χρήση λογισμικού που απαιτεί
σύνδεση USB σε υπολογιστή χωρίς υποδοχή USB-C ή κατά τηχρήση της λειτουργίας USB hub του συγκεκριμένου προϊόντος.

25

2 | Εγκατάσταση/Σύνδεση

2 Εγκατάσταση/Σύνδεση
2.1 Πριν από την εγκατάστασηΔιαβάστε προσεκτικά την ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ [} 3] και φροντίστε να ακολουθείτε πάντατις οδηγίες.
Αν τοποθετήσετε το συγκεκριμένο προϊόν επάνω σε λακαρισμένο γραφείο, ενδέχεται νακολλήσει η μπογιά στο κάτω μέρος της βάσης λόγω της σύνθεσης του καουτσούκ. Ελέγξτε
την επιφάνεια του γραφείου πριν από τη χρήση.

2.1.1 Συνθήκες εγκατάστασης
Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε ράφι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρωαπό τα πλαϊνά μέρη, το πίσω και το πάνω μέρος της οθόνης.
Προσοχή• Τοποθετήστε την οθόνη σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να μην ανακλάται φως πάνω στην οθόνη.

26Εγκατάσταση/Σύνδεση | 2

2.2 Σύνδεση καλωδίων
Προσοχή
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη, ο υπολογιστής και τα περιφερειακά δεν λειτουργούν πριν από τησύνδεση.
• Κατά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας οθόνης σας με το συγκεκριμένο προϊόν, ανατρέξτε
στην ενότητα 4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις [} 41] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τουυπολογιστή για την ανάλυση και την κάθετη συχνότητα σάρωσης και να χρησιμοποιήσετε αυτέςπου είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη οθόνη προτού συνδέσετε τον υπολογιστή.
• Αν είναι δύσκολο να εισαγάγετε τα καλώδια, ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης.

1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος.
Ελέγξτε τα σχήματα των υποδοχών και συνδέστε τα καλώδια.
Σε οθόνη ενός παραθύρου

Καλώδιο σήματος: HH300PRΚαλώδιο σήματος: PP300-V14
Καλώδιο σήματος: CC150SS81G-5A

Προσοχή• Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εμφανίζεται το σήμα της υποδοχής DisplayPort 1. Εάν θέλετε ναεμφανίσετε το σήμα από άλλη υποδοχή, αλλάξτε το σήμα εισόδου (ανατρέξτε στην ενότητα
«Εναλλαγή σημάτων εισόδου» στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης).
• Εάν χρησιμοποιείτε το USB-C όχι μόνο για την προβολή βίντεο αλλά και για τον έλεγχο
ποιότητας της οθόνης με το RadiCS / RadiCS LE και τη σύνδεση συσκευών USB (περιφερειακά
συμβατά με USB), πρέπει να ρυθμίσετε το «USB Selection» σε «USB-C» στο μενού Ρυθμίσεις.
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
• Για τα σήματα HDMI®, ενδέχεται να απεικονίζονται σε περιορισμένο εύρος.

27

2 | Εγκατάσταση/Σύνδεση
Σε απεικόνιση PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)Καλώδιο σήματος: PP300-V14

Καλώδιο σήματος: PP300-V14

Προσοχή• Για να εκτελέσετε απεικόνιση PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2), πρέπει να ορίσετε την επιλογή
«PbyP Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
(στο CD-ROM).
• Κατά την απεικόνιση PbyP από δύο υπολογιστές, ορισμένες πτυχές του ποιοτικού ελέγχου,όπως η βαθμονόμηση, ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

28Εγκατάσταση/Σύνδεση | 2
Σε απεικόνιση PbyP (One Cable PbyP)Καλώδιο σήματος: PP300-V14

Καλώδιο σήματος: CC150SS81G-5A

Προσοχή• Για να εκτελέσετε απεικόνιση PbyP (One Cable PbyP), απαιτείται σύνδεση στην υποδοχή). Επιπλέον, πρέπει να ορίσετε τη
DisplayPort 1 ή στην υποδοχή USB-C (Upstream:ρύθμιση «PbyP Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
εγκατάστασης (στο CD-ROM).
• Εάν χρησιμοποιείτε το USB-C όχι μόνο για την προβολή βίντεο αλλά και για τον έλεγχο
ποιότητας της οθόνης με το RadiCS / RadiCS LE και τη σύνδεση συσκευών USB (περιφερειακά
συμβατά με USB), πρέπει να ρυθμίσετε το «USB Selection» σε «USB-C» στο μενού Ρυθμίσεις.
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).

29

2 | Εγκατάσταση/ΣύνδεσηΣε προβολή (υποπαραθύρου) PinPΠαράδειγμα: Χρήση της υποδοχής HDMI

Καλώδιο σήματος: HH300PR
Καλώδιο σήματος: PP300-V14

Προσοχή• Για να εκτελέσετε την απεικόνιση PinP (υποπαράθυρο), πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «PinP
Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στοCD-ROM).
• Στην περίπτωση απεικόνισης σήματος HDMI σε μεμονωμένη οθόνη, δεν είναι δυνατή η χρήσητης λειτουργίας απεικόνισης PinP (υποπαραθύρου).

30Εγκατάσταση/Σύνδεση | 2Κατά την αλυσιδωτή σύνδεση άλλων οθονώνΗ είσοδος σήματος στην υποδοχή DisplayPort 1 ή στην υποδοχή USB-C (Upstream:θα λειτουργεί ως έξοδος σε κάποια άλλη οθόνη.

)Σύνδεση με υπολογιστή

Καλώδιο USB-CΚαλώδιο σήματος: PP300-V14
Καλώδιο σήματος: CC150SS81G-5A

Καλώδιο σήματος: CP200(προαιρετικό, πωλείται χωριστά)Προσοχή• Αν χρειαστείτε πληροφορίες όσον αφορά τις οθόνες και τις κάρτες γραφικών που μπορούν ναχρησιμοποιηθούν για την αλυσιδωτή σύνδεση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της EIZO:(www.eizoglobal.com)• Για τη δημιουργία αλυσιδωτής σύνδεσης, απαιτείται σύνδεση στην υποδοχή DisplayPort 1 ή στην). Επιπλέον, πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «Daisy Chain» στουποδοχή USB-C (Upstream:μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CDROM).
• Ένα κάλυμμα συνδέεται στην υποδοχή USB-C (downstream:το κάλυμμα κατά τη χρήση της υποδοχής.

) από προεπιλογή. Αφαιρέστε

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος και την υποδοχή τροφοδοσίας στηνοθόνη.
Περάστε το καλώδιο ρεύματος μέσα στην οθόνη ως το τέρμα.
3. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση USB-C και χρησιμοποιείτε το RadiCS / RadiCS LEή συνδέετε συσκευές USB (περιφερειακά συμβατά με USB) στην οθόνη, συνδέστε ένακαλώδιο USB 2.0 από την υποδοχή USB-B της οθόνης στην υποδοχή USB-A τουυπολογιστή.
Καλώδιο USB 2.0: UU300

Προσοχή
• Όταν συνδέετε την οθόνη σε υπολογιστή στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό
RadiCS/RadiCS LE, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή USB-B 1 () ή USB-C (upstream:).
• Όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή USB-B 2 (), αφαιρέστε το κάλυμμα πριν τη χρήση.
Επίσης, αλλάξτε τη ρύθμιση «USB Selection» στο μενού Ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα
«Επιλογή USB» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

31

2 | Εγκατάσταση/Σύνδεση

2.3 Σύνδεση του RadiLight Focus (φως εργασίας)Συνδέστε το RadiLight Focus (φως εργασίας) στην υποδοχή του φωτός εργασίας τηςοθόνης.
Μπορεί να συνδεθεί μόνο προς τα κάτω, κάθετα προς την υποδοχή.

12Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το προς τα έξω ενώ στρέφετε το τμήμα σύνδεσης με τηνοθόνη προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το 1 στην εικόνα.

2.4 Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας
για να ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στην οθόνη.
1. Αγγίξτε τοΤο ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης ανάβει με πράσινο χρώμα.
Εάν το ενδεικτικό δεν ανάβει, ανατρέξτε στην ενότητα 3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»[} 36].
Σημείωση• Όταν αγγίξετε οποιονδήποτε από τους διακόπτες χειρισμού εκτός τουμε την οθόνη
απενεργοποιημένη, τοαρχίζει να αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει πού βρίσκεται οδιακόπτης τροφοδοσίας.

2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης.
Αν δεν εμφανιστεί εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα 3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»[} 36] για πρόσθετη ενημέρωση.
32Εγκατάσταση/Σύνδεση | 2Προσοχή
• Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά ή αλλάζετε τον τρόπο σύνδεσης, οι ρυθμίσεις οθόνης όπως ηανάλυση και η κλίμακα απεικόνισης ενδέχεται να μην είναι οι κατάλληλες. Ελέγξτε εάν οιρυθμίσεις για τον υπολογιστή έχουν διαμορφωθεί σωστά.
• Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, συνιστάται να σβήνετε την οθόνη από το κουμπί
τροφοδοσίας. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, μπορείτε να διακόψετε την παροχή ρεύματοςαπό το ηλεκτρικό δίκτυο ή να αποσυνδέσετε το βύσμα ρεύματος ώστε να διακοπεί εντελώς ητροφοδοσία.

Σημείωση• Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της οθόνης αποφεύγοντας την υποβάθμιση τηςφωτεινότητάς της και να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος, μπορείτε να κάνετε τα εξής:– Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή ή τηςοθόνης.
– Φροντίστε να απενεργοποιείτε την οθόνη μετά τη χρήση της.

2.5 Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης
Κρατήστε την πάνω και την κάτω ή την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και με ταδύο χέρια και ρυθμίστε το ύψος, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της οθόνης στηνκαταλληλότερη θέση εργασίας.

Προσοχή• Αφού τελειώσετε την προσαρμογή, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.
• Αφού ρυθμίσετε το ύψος και τη γωνία, περάστε τα καλώδια μέσα από τη θήκη συγκράτησήςτους.
• Όταν ρυθμίζετε τη γωνία ή τη θέση της οθόνης ενώ το φως εργασίας είναι συνδεδεμένο,προσέξτε να μην ασκείτε πίεση στο φως εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στηνυποδοχή ή στον βραχίονα.

33

2 | Εγκατάσταση/Σύνδεση

2.6 Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής
1. Τακτοποιήστε τα καλώδια στη θήκη καλωδίων.

2. Συνδέστε το κάλυμμα υποδοχής.

Παράδειγμα: Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής(δεξιά)Προσοχή• Φροντίστε να το συνδέσετε με ασφάλεια για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό στοεσωτερικό της οθόνης.

Σημείωση• Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα υποδοχής, τραβήξτε το προς το μέρος σας.

34Εγκατάσταση/Σύνδεση | 2

2.7 Χρήση RadiLight Area / RadiLight Focus
1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι.
2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
το RadiLight Area ή το RadiLight Focus.
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του RadiLight Area.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
RadiLight Focus

RadiLight AreaΜείωση φωτεινότητας / Αύξηση φωτεινότητας / Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Προσοχή
• Λόγω των διαφορών στα LED, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα χρώματα και τηφωτεινότητα ακόμη και για το ίδιο προϊόν.
• Στα παρακάτω περιβάλλοντα, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται επαρκής φωτισμός κατά τη χρήση
του RadiLight Area.
– Εάν η απόσταση από τον τοίχο ή την οροφή είναι μεγάλη
– Εάν ο τοίχος ή η οροφή είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντανακλούν καλά ή έχουν
σκούρα χρώματα• Κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης του RadiLight Focus, ρυθμίστε τη γωνία κρατώντας όχι μόνοτην άκρη αλλά και τον βραχίονα.

Σημείωση• Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη ρύθμιση του RadiLight Area, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
εγκατάστασης (στο CD-ROM).

35

3 | Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας δεν ανάβει
• Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο όπως πρέπει.
• Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης.
• Πατήστε το.

• Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια,ανοίξτε τον ξανά μετά από μερικά λεπτά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας ανάβει: Πράσινο• Αυξήστε την τιμή στις επιλογές «Brightness», «Contrast» ή «Gain» στο Μενού
ρύθμισης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
• Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια,ανοίξτε τον ξανά μετά από μερικά λεπτά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας ανάβει: Πορτοκαλί• Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στοCD-ROM).
• Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής έχει ενεργοποιηθεί.
• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε τα καλώδια
σήματος στις υποδοχές του αντίστοιχου σήματος εισόδου.
• Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια,ανοίξτε τον ξανά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας αναβοσβήνει:Πορτοκαλί, πράσινο• Πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σήματος σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές της EIZO. Έπειτα, κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευράτης οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά ύστερα από μερικά λεπτά.

Εμφανίζεται στο μήνυμα «No Signal» στην οθόνη.
Παράδειγμα:• Επειδή ορισμένοι υπολογιστές δεν επιτρέπουν την έξοδο του σήματος αμέσως μετά τηνενεργοποίησή τους, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται παραπάνω.
• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής έχει ενεργοποιηθεί.
• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε τα καλώδια
σήματος στις υποδοχές του αντίστοιχου σήματος εισόδου.
) χρησιμοποιείται ως υποδοχή εξόδου για την• Η υποδοχή USB-C (downstream:
αλυσιδωτή σύνδεση. Η οθόνη δεν εμφανίζεται ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένη σευπολογιστή.
36Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα» | 3• Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στοCD-ROM).
• Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια,ανοίξτε τον ξανά.

Εμφανίζεται στο μήνυμα «Signal Error» στην οθόνη.
Παράδειγμα:• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
ανάλυσης και συχνότητας κατακόρυφης σάρωσης της οθόνης (βλέπε 4.2Υποστηριζόμενες αναλύσεις [} 41]).
• Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
• Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας
γραφικών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών.

Εμφανίζεται το μήνυμα «DP Unsupported» στην οθόνη

• Ελέγξτε αν το συνδεδεμένο καλώδιο είναι ένα καλώδιο σήματος συνιστώμενο από την
EIZO.
• Ελέγξτε αν η υποδοχή USB-C της συνδεδεμένης συσκευής υποστηρίζει την έξοδο
σημάτων βίντεο (λειτουργία Alt DisplayPort). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τονκατασκευαστή της συσκευής.
• Συνδέστε ένα καλώδιο DisplayPort ή ένα καλώδιο HDMI.

37

4 | Προδιαγραφές

4 Προδιαγραφές
4.1 Λίστα προδιαγραφών
4.1.1 Τύπος
RX670

Αντιθαμβωτική

RX670-ARΑντιανακλαστική

4.1.2 Οθόνη LCDΤύποςΈγχρωμη (IPS)Οπίσθιος φωτισμός

LEDΜέγεθος

30,0" (76,2 cm)Ανάλυση3280 κουκκίδες x 2048 γραμμές

Περιοχή απεικόνισης (Ο x Κ)

645,5 mm x 403,0 mm

Βήμα εικονοστοιχείων (Ο x Κ)

0,197 mm x 0,197 mmΧρώματα οθόνης

Χρώμα 10 bit (DisplayPort / USB-C): Έως 1,07δισεκατομμύρια χρώματα (από μια παλέτα
περίπου 543 δισεκατομμυρίων χρωμάτων)8-bit (DisplayPort / HDMI): 16,77 εκατομμύρια
χρώματα (από μια παλέτα περίπου 543
δισεκατομμυρίων χρωμάτων)Γωνία θέασης (Ο / Κ, τυπικές)178˚ / 178˚Συνιστώμενη φωτεινότητα

500 cd/m2

Λόγος αντίθεσης (τυπικός)1800:1Χρόνος απόκρισης (τυπικός)25 ms (μαύρο -> λευκό -> μαύρο)4.1.3 Σήματα βίντεο
Ακροδέκτες εισόδου

DisplayPort x 2, USB-C (λειτουργία Alt
DisplayPort) x 1, HDMI x 1Ακροδέκτης εξόδου

USB-C (λειτουργία Alt DisplayPort) x 1

Οριζόντια συχνότητα σάρωσης

31 kHz – 127 kHzΚάθετη συχνότητα σάρωσης*159 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)Λειτουργία συγχρονισμού καρέ59 Hz – 61 HzΣυχνότητα κουκκίδων

25 MHz – 440 MHz*1 Η κάθετη συχνότητα σάρωσης που υποστηρίζεται διαφέρει ανάλογα με την ανάλυση. Γιαπερισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις [} 41].

4.1.4 USBΥποδοχή

Upstream

USB-C x 1, USB-B x 2

Downstream

USB-A x 3, USB-C x 1ΠρότυποΠροδιαγραφή USB, Αναθεώρηση 2.0Ταχύτητα επικοινωνίας

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

Τροφοδοσία

Upstream

USB-C: Μέγιστη ισχύς 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15
V/3 A, 20 V/4,7 A)

Downstream

USB-A: Μέγιστη ισχύς ανά υποδοχή 500 mA
USB-C: Μέγιστη ισχύς 15 W (5 V/3 A)38Προδιαγραφές | 4

4.1.5 Δίκτυο
Υποδοχή

RJ-45 (προσαρμογέας USB LAN)Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα*1

Windows 11
Windows 10 (32 bit / 64 bit)
macOS Sierra (έκδ. 10.12) ή μεταγενέστερηέκδοση

Ενσύρματο LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Η υποστήριξη EIZO θα λήξει όταν λήξει η υποστήριξη του προμηθευτή λειτουργικού συστήματος.

4.1.6 Τροφοδοσία
Είσοδος

100 – 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 2,80 – 1,20 AΜέγιστη κατανάλωση ισχύος

279 W ή λιγότερο*1Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

0,5 W ή λιγότερο*2Κατάσταση αναμονής

0,5 W ή λιγότερο*3*1 Όταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό φορτίο, «Mode»: «4-Custom», «Brightness»: «100%», Το

RadiLight Focus είναι ενεργοποιημένο, η φωτεινότητα του RadiLight Area είναι μέγιστη.
*2 Κατά τη χρήση της εισόδου DisplayPort ενώ δεν είναι συνδεδεμένη η υποδοχή USB upstream,«Power Save»: «High», «DP Power Save» : «On», «One Cable PbyP» : «Off», Το RadiLight
Focus είναι συνδεδεμένο, το RadiLight Focus είναι απενεργοποιημένο, δεν έχει συνδεθεί
εξωτερικό φορτίο
*3 Όταν δεν είναι συνδεδεμένη η υποδοχή USB upstream, «DP Power Save»: «On», «One Cable

PbyP» : «Off», Το RadiLight Focus είναι συνδεδεμένο, το RadiLight Focus είναι
απενεργοποιημένο, δεν έχει συνδεθεί εξωτερικό φορτίο

4.1.7 Φυσικές προδιαγραφές
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm(κλίση: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm(κλίση: 30˚)Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (χωρίς βάση)682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Καθαρό βάρος

Περίπου 15,8 kg

Καθαρό βάρος (χωρίς βάση)Περίπου 11,7 kg

Περιοχή τιμών ρύθμισης ύψους

100 mm (κλίση: 0˚)ΚλίσηΕπάνω 30˚, κάτω 5˚Οριζόντια περιστροφή

70˚

39

4 | Προδιαγραφές

4.1.8 Απαιτήσεις Λειτουργικού Περιβάλλοντος
Θερμοκρασία

0˚C–35˚C

Υγρασία

Σχετική υγρασία 20 %–80 % (χωρίς συμπύκνωσηυδρατμών)Πίεση αέρα540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Συνθήκες μεταφοράς / αποθήκευσης
Θερμοκρασία

-20˚C–60˚C

Υγρασία

Σχετική υγρασία 10 %–90 % (χωρίς συμπύκνωσηυδρατμών)Πίεση αέρα200 hPa–1060 hPa

40Προδιαγραφές | 4

4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσειςΗ οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις:✓: Υποστηρίζεται, -: Δεν υποστηρίζεται
ΑνάλυσηΚάθετη
συχνότητασάρωσης (Hz)DisplayPort/USB-C

HDMI

Οθόνη
Απεικόνισ ΑπεικόνισΟθόνηΑπεικόνισ
ενόςη PbyPη PinPενόςη PinPπαραθύρο
παραθύρο
υυ

640 x 480

59,940

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

1640 x 2048

59,985

-

✓*1

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

-

*1

✓

-

✓*1

-

*2

-

*3

-

1920 x 1200
2560 x 1600
3280 x 2048

59,950-59,972-

59,981

*1

✓

-

-

✓
✓

*1 Συνιστώμενη ανάλυση
*2 Συνιστώμενη ανάλυση όταν το «LMM Mode (HDMI)» έχει οριστεί σε «On» στο «Administrator

Settings»*3 Συνιστώμενη ανάλυση όταν το «LMM Mode (HDMI)» έχει οριστεί σε «Off» στο «Administrator

Settings»

4.3 Παρελκόμενα
Τα παρελκόμενα που ακολουθούν διατίθενται χωριστά.
Για τις πιο πρόσφατα επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά τα προαιρετικά
παρελκόμενα και για πληροφορίες όσον αφορά την πιο πρόσφατη συμβατή κάρτα
γραφικών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
(www.eizoglobal.com)
Κιτ βαθμονόμησης

RadiCS UX2 έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερη
RadiCS Version Up Kit έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερηΛογισμικό Network QC Management

RadiNET Pro έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερηΚιτ καθαρισμού

Καθαριστικό οθόνης (ScreenCleaner)Προσαρμογέας VESA για Thin Client ή Mini-PC

PCSK-R1Καλώδιο σήματος (USB-C – DisplayPort)

CP200

41

Παράρτημα

ΠαράρτημαΙατρικό πρότυπο• Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το τελικό σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
IEC60601-1.
• Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μπορεί
να επηρεάσουν, να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη ή να επιβάλλουνπεριορισμούς στη λειτουργία της. Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό σε ελεγχόμενο
περιβάλλον, όπου τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποφευχθούν.

Ταξινόμηση του εξοπλισμού
• Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Κλάση I• Κλάση ΗΜΣ: IEC60601-1-2 Ομάδα 1 Κλάση B• Ταξινόμηση ιατρικής συσκευής (ΕΕ): Κλάση I• Τρόπος λειτουργίας: Συνεχής
• Κλάση IP: IPX042Παράρτημα

Πληροφορίες ΗΜΣΗ RadiForce RX670 διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την κατάλληλη
απεικόνιση ιατρικών εικόνων.

Περιβάλλοντα προβλεπόμενης χρήσης
Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα που καθορίζονται παρακάτω.
• Επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, όπως κλινικές και νοσοκομεία
• Χώροι κατοικίας και διαμονής που συνιστούν οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής
περίθαλψης
Τα παρακάτω περιβάλλοντα δεν ενδείκνυνται για τη χρήση της RadiForce RX670 :• Οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρουμένων των χώρων κατοικίας• Κοντά σε χειρουργικό εξοπλισμό υψηλών συχνοτήτων, π.χ. ηλεκτροχειρουργικά
μαχαίρια• Κοντά σε εξοπλισμό θεραπείας με βραχέα κύματα
• Αίθουσα με θωράκιση έναντι ραδιοσυχνοτήτων στα συστήματα ιατρικού εξοπλισμού γιαμαγνητικές τομογραφίες (MRI)• Ειδικά περιβάλλοντα θωρακισμένων τοποθεσιών• Προϊόντα εγκατεστημένα σε οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων
• Άλλα ειδικά περιβάλλονταΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Για τη RadiForce RX670 απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα και χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού. Είναι απαραίτητο ναδιαβάσετε με προσοχή την ενότητα «Πληροφορίες για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(EMC)» και την ενότητα «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ» στο παρόν έγγραφο και να τηρήσετε πιστά τιςοδηγίες που ακολουθούν κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη RadiForce RX670 δίπλα σε άλλον εξοπλισμό ούτε να τηστοιβάζετε επάνω σε άλλον εξοπλισμό. Αν χρειαστεί να το κάνετε, πρέπει να παρακολουθήσετε
τον εξοπλισμό ή το σύστημα για να εξακριβώσετε αν λειτουργεί κανονικά με τη διάρθρωση στηνοποία θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Όποτε χρησιμοποιείτε φορητό εξοπλισμό επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, φροντίστε
να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα της RadiForce RX670,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστούν οιεπιδόσεις του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Κάθε άτομο που συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό στο εξάρτημα εισόδου σήματος ή στα εξαρτήματα
εξόδου σήματος, κατά τη διαμόρφωση ενός ιατρικού συστήματος, αναλαμβάνει την ευθύνη ναδιασφαλίζει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC60601-1-2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Μην αγγίζετε τις υποδοχές εισόδου/εξόδου κατά τη χρήση του RadiForce RX670. Διαφορετικά, ηπροβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να επηρεαστεί.

43Παράρτημα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε τα καλώδια που είναι προσαρτημένα στο προϊόν ή τακαλώδια που συνιστώνται από την EIZO.
Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικά καλώδια από αυτά που συνιστώνται από την EIZO για τονσυγκεκριμένο εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η πιθανότητα δημιουργίας
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή να μειωθεί η ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού,οπότε δεν θα λειτουργεί όπως πρέπει.
Υποδοχή σήματοςΜέγ. μήκος
καλωδίων

ΘωράκισηΠυρήνας φερρίτη

Συνιστώμενο
καλώδιο

DisplayPort3m

Με θωράκιση

Χωρίς πυρήνες
φερρίτη

PP300-V14

HDMI

3m

Με θωράκιση

Με πυρήνες φερρίτη

HH300PR

USB-C

1,5 m

Με θωράκιση

Χωρίς πυρήνες
φερρίτη

CC150SS81G-5A

2m

Με θωράκιση

Χωρίς πυρήνες
φερρίτη-3m

Με θωράκιση

Με πυρήνες φερρίτη

UU300/MD-C93

3m

Με θωράκιση

Χωρίς πυρήνες
φερρίτη-

Ethernet

30 m

Χωρίς
θωράκισηΧωρίς πυρήνες
φερρίτη-Είσοδος
εναλλασσόμενουρεύματος

3m

ΧωρίςθωράκισηΧωρίς πυρήνες
φερρίτηΜε καλώδιο
γείωσης

(upstream)
USB-C(downstream)
USB-B(upstream)
USB-A(downstream)(ή έξοδος
εναλλασσόμενουρεύματος)Τεχνικές περιγραφές
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον πουκαθορίζεται παρακάτω.
Ο πελάτης ή ο χρήστης της RadiForce RX670 οφείλει να διασφαλίσει ότι η RadiForce
RX670 χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

ΣυμμόρφωσηΕκπομπές
ραδιοσυχνοτήτωνCISPR11Ομάδα 1Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτωνCISPR11Κλάση BΑρμονικές εκπομπές
IEC61000-3-2Κλάση ΔΕκπομπές λόγωδιακυμάνσεων τάσης/τρεμοσβήματος
IEC61000-3-3Συμμορφώνεται

44

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες
Η RadiForce RX670 χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
μόνο για τις εσωτερικές λειτουργίες της.
Ως εκ τούτου, οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει είναι πολύχαμηλές και δεν υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν οιαδήποτε
παρεμβολή σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται κοντά τους.
Η RadiForce RX670 ενδείκνυται για χρήση σε όλες τιςεγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, καθώς καισε όσες συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας
χαμηλής τάσης, το οποίο παρέχει ρεύμα σε κτίρια πουχρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

Παράρτημα
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η RadiForce RX670 έχει υποβληθεί σε δοκιμές ως προς τα παρακάτω επίπεδα
συμμόρφωσης (C) σύμφωνα με τις απαιτήσεις δοκιμών (T) για περιβάλλονταεπαγγελματικών εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και για οικιακά περιβάλλονταυγειονομικής περίθαλψης που καθορίζονται στο πρότυπο IEC60601-1-2.
Ο πελάτης ή ο χρήστης της RadiForce RX670 οφείλει να διασφαλίσει ότι το εν λόγω προϊόν
χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμών
(T)ΕπίπεδοΗλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
συμμόρφωσης (C)- Οδηγίες

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση (ESD)
IEC61000-4-2Εκφόρτιση επαφής
±8 kVΕκφόρτιση επαφής
±8 kV

Ηλεκτρικά ταχέα
μεταβάσματα/Ριπές
IEC61000-4-4Γραμμές
τροφοδοσίας ±2 kV

Γραμμές
τροφοδοσίας ±2 kV

Γραμμές εισόδου/εξόδου ±1 kV

Γραμμές εισόδου/εξόδου ±1 kVΥπερτάσεις
IEC61000-4-5

Από γραμμή προςγραμμή ±1 kV

Από γραμμή προςγραμμή ±1 kV

Από γραμμή προςγείωση ±2 kV

Από γραμμή προςγείωση ±2 kV

Τα δάπεδα πρέπει να είναι απόξύλο, μπετόν ή κεραμικά
Εκφόρτιση αέρα ±15 Εκφόρτιση αέρα ±15 πλακίδια. Αν τα δάπεδα είναι
καλυμμένα με συνθετικό υλικό, ηkVkVσχετική υγρασία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30 %.

Βυθίσματα τάσης,0 % UT (100 %σύντομες διακοπές
βύθιση σε UT) 0,5και διακυμάνσεις
κύκλους και 1 κύκλο
τάσης στις γραμμές 70 % U (30 %εισόδου τροφοδοσίας βύθιση Tσε U ) 25
T
IEC61000-4-11
κύκλους / 50 HzΜαγνητικά πεδία
συχνοτήτων ισχύος
IEC61000-4-8

0 % UT (100 %βύθιση σε UT) 0,5κύκλους και 1 κύκλο
70 % UT (30 %βύθιση σε UT) 25
κύκλους / 50 Hz

0 % UT (100 %βύθιση σε UT) 250
κύκλους / 50 Hz

0 % UT (100 %βύθιση σε UT) 250
κύκλους / 50 Hz

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mΗ ποιότητα της τάσης τουδικτύου κεντρικής τροφοδοσίας
πρέπει να είναι ίδια με την τάσηενός τυπικού εμπορικού ήνοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Η ποιότητα της τάσης τουδικτύου κεντρικής τροφοδοσίας
πρέπει να είναι ίδια με την τάσηενός τυπικού εμπορικού ήνοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Η ποιότητα της τάσης τουδικτύου κεντρικής τροφοδοσίας
πρέπει να είναι ίδια με την τάσηενός τυπικού εμπορικού ήνοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Αν για τις ανάγκες του χρήστη
της RadiForce RX670 απαιτείται
να συνεχίζεται η λειτουργία τηςστη διάρκεια διακοπών
ρεύματος, συνιστάται ητροφοδότηση της Radiforce
RX670 από σύστημα αδιάλειπτης
τροφοδοσίας ή μπαταρία.
Τα μαγνητικά πεδία συχνοτήτων
ισχύος πρέπει να εμπίπτουν σταχαρακτηριστικά επίπεδα πουισχύουν για μια τυπική τοποθεσία
σε τυπικό εμπορικό ήνοσοκομειακό περιβάλλον.
Το προϊόν πρέπει να απέχει κατάτη χρήση του τουλάχιστον 15εκατοστά από την πηγή τωνμαγνητικών πεδίων συχνοτήτων
ισχύος.

45

Παράρτημα

Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμών
(T)ΕπίπεδοΗλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
συμμόρφωσης (C)- ΟδηγίεςΗ απόσταση του φορητού καικινητού εξοπλισμού
επικοινωνιών με χρήση
ραδιοσυχνοτήτων από κάθεεξάρτημα του RadiForce RX670,
συμπεριλαμβανομένων τωνκαλωδίων, πρέπει να είναι
τουλάχιστον η συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού πουυπολογίζεται με χρήση τηςκατάλληλης εξίσωσης ανάλογα
με τη συχνότητα του πομπού.

Διαταραχές
3 Vrms3 Vrmsμετρούμενες δι'
150 kHz–80 MHzαγωγής και
6 Vrms6 Vrmsοφειλόμενες σε πεδία Ζώνες ISM*1 καιραδιοσυχνοτήτων
ερασιτεχνικές
IEC61000-4-6ραδιοφωνικές ζώνες*2μεταξύ 150 kHz και
80 MHzΠεδία
10 V/m
10 V/mακτινοβολούμενων
80 MHz–2,7 GHz
ραδιοσυχνοτήτων
IEC61000-4-3Συνιστώμενη απόστασηδιαχωρισμού
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHzΌπου «P» είναι η μέγιστηονομαστική ισχύς εξόδου τουπομπού σε βατ (W) σύμφωνα μετις οδηγίες του κατασκευαστή τουπομπού και «d» είναι ησυνιστώμενη απόστασηδιαχωρισμού σε μέτρα (m). Οιτιμές για την ένταση πεδίου απόσταθερούς πομπούς
ραδιοσυχνοτήτων, όπωςκαθορίζονται από έρευνα τουχώρου όσον αφορά τηνηλεκτρομαγνητική συμβατότητα*3,πρέπει να είναι μικρότερες απότο επίπεδο συμμόρφωσης σεκάθε εύρος συχνοτήτων*4.
Ενδέχεται να προκύψει
παρεμβολή κοντά σε εξοπλισμό
που φέρει το ακόλουθο σύμβολο.

Σημείωση• UT είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) του ηλεκτρικού δικτύου πριν από τηνεφαρμογή του επιπέδου της δοκιμής.
• Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες για διαταραχές μετρούμενες δι' αγωγής και οφειλόμενες σεπεδία ραδιοσυχνοτήτων ή σε πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να μηνισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από τηναπορρόφηση και την ανάκλαση από κτήρια, αντικείμενα και άτομα.

46Παράρτημα
*1 Οι ζώνες ISM (βιομηχανικών, επιστημονικών και ιατρικών εφαρμογών) μεταξύ 150 kHz και 80

MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz, 13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283
MHz, και 40,66 MHz έως 40,70 MHz.
*2 Οι ζώνες ερασιτεχνικών ραδιοεκπομπών μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 1,8 MHz έως 2,0 MHz,3,5 MHz έως 4,0 MHz, 5,3 MHz έως 5,4 MHz, 7 MHz έως 7,3 MHz, 10,1 MHz έως 10,15 MHz, 14MHz έως 14,2 MHz, 18,07 MHz έως 18,17 MHz, 21,0 MHz έως 21,4 MHz, 24,89 MHz έως 24,99
MHz, 28,0 MHz έως 29,7 MHz, και 50,0 MHz έως 54,0 MHz.
*3 Οι τιμές για την ένταση πεδίου από σταθερούς πομπούς, π.χ. σταθμούς βάσης για τηλέφωνα

ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και επίγειες φορητές συσκευές, ερασιτεχνικές
ραδιοεκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές στα AM και στα FM και τηλεοπτικές εκπομπές, δενμπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού
περιβάλλοντος που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί
το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας έρευνας του χώρου όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα. Αν η μετρημένη ένταση πεδίου στον χώρο όπου χρησιμοποιείται η RadiForce
RX670 υπερβαίνει το προαναφερόμενο ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης για τις ραδιοσυχνότητες,πρέπει να παρακολουθήσετε την RadiForce RX670 για να εξακριβώσετε αν λειτουργεί κανονικά.
Αν παρατηρήσετε ότι οι επιδόσεις δεν είναι οι φυσιολογικές, ίσως χρειαστεί να πάρετε πρόσθεταμέσα, π.χ. να αλλάξετε τον προσανατολισμό της RadiForce RX670 ή να τη μετακινήσετε.
*4 Πάνω από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές για την ένταση πεδίου πρέπει ναείναι μικρότερες από 3 V/m.

47Παράρτημα
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού ή κινητού εξοπλισμού
επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων και της RadiForce RX670
Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον με
ελεγχόμενες διαταραχές ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ή ο πελάτης της
RadiForce RX670 μπορεί να καταστείλει τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών,διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση (30 εκατοστά) μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού
επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και της RadiForce RX670. Η
RadiForce RX670 έχει υποβληθεί σε δοκιμές ως προς τα παρακάτω επίπεδα συμμόρφωσης(C) για τα απαιτούμενα επίπεδα δοκιμών (T) σχετικά με την ατρωσία έναντιηλεκτρομαγνητικών πεδίων εγγύτητας στις ακόλουθες υπηρεσίες επικοινωνίας μέσωραδιοσυχνοτήτων.
Συχνότηταδοκιμής
(MHz)

Εύρος
ζώνης*1(MHz)Υπηρεσία*1Διαμόρφωση*2Επίπεδο δοκιμών Επίπεδο
(T)*3συμμόρφω(V/m)σης (C)(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Διαμόρφωση
παλμών*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FMαπόκλιση ±5 kHzημιτονικό 1 kHz

28

28

710

704 – 787

LTE ζώνης 13, 17Διαμόρφωση
παλμών*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE ζώνης 5Διαμόρφωση
παλμών*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,LTE ζώνης 1, 3, 4,
25,
UMTS

Διαμόρφωση
παλμών*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE ζώνης 7Διαμόρφωση
παλμών*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/nΔιαμόρφωση
παλμών*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Για ορισμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται μόνο οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης.
*2 Η διαμόρφωση του φορέα γίνεται με χρήση σήματος τετραγωνικού παλμού παράγοντα δράσης 50%.
*3 Τα επίπεδα δοκιμών υπολογίστηκαν με τη μέγιστη ισχύ και απόσταση διαχωρισμού 30 εκ.

48ΠαράρτημαΟ ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του RadiForce RX670 μπορεί να καταστείλει τις παρεμβολές απόκοντινά μαγνητικά πεδία διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση (15 εκ.) ανάμεσα στον πομπό
ραδιοσυχνοτήτων και το RadiForce RX670. Το RadiForce RX670 έχει δοκιμαστεί για ταακόλουθα επίπεδα συμμόρφωσης (Σ) για τα απαιτούμενα δοκιμαστικά επίπεδα (Δ)ατρωσίας από κοντινά μαγνητικά πεδία.
Συχνότητα δοκιμής

Διαμόρφωση

Επίπεδο δοκιμής (Δ)(A/m)Επίπεδοσυμμόρφωσης (Σ)(A/m)

30 kHzCW (Συνεχές κύμα)8

8

134,2 kHzΔιαμόρφωση παλμών*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHzΔιαμόρφωση παλμών*1
50 kHz*1 Η διαμόρφωση του φορέα γίνεται με χρήση σήματος τετραγωνικού παλμού παράγοντα δράσης 50%.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ άλλων φορητών και κινητών εξοπλισμών επικοινωνιών μεχρήση ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και των προϊόντων της RadiForce RX670 πρέπει ναείναι αυτή που συνιστάται παρακάτω, με βάση τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού
επικοινωνιών.
Ονομαστική μέγιστηισχύς εξόδου τουπομπού
(W)Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού
(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, ησυνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού «d» σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με χρήσητης κατάλληλης εξίσωσης ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού, όπου «P» είναι η μέγιστηονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε βατ (W) σύμφωνα με τις οδηγίες τουκατασκευαστή κάθε πομπού.
Σημείωση• Στα 80 MHz και στα 800 MHz πρέπει να ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για υψηλότερο εύρος
συχνοτήτων.
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες για διαταραχές μετρούμενες δι' αγωγής και οφειλόμενες σεπεδία ραδιοσυχνοτήτων ή σε πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να μηνισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από τηναπορρόφηση και την ανάκλαση από κτήρια, αντικείμενα και άτομα.

49

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024