ハイブリッドメモリーレコーダ（打点式）
H Y B R I D

M E M O R Y

R E C O R D E R

記録と記憶の融合
チャートとSDカードへ同時記録

SDカードプレーバック機能搭載（オプション）

ハイブリッドメモリーレコーダ（打点式）

チャート紙とSDカードへの同時記録
見やすい液晶ディスプレイ

AHSD

堅牢なアルミ扉で耐環境性向上

SDカード対応によるパソコンとの連携
SDカード（別売）のスロットを標準で装備し、最大２GBの大容量をメモリーできます。
データの記録、設定値の書き込み、読み出しもできます。
記録データ保存形式は専用／テキスト形式から選択できます。

512MB
2GB

記録点数

データ記録周期2秒10秒

6点

約420日

約5.7年

24点

約118日

約1.6年

6点

約4.6年

約10年以上

24点

約470日

約6.5年

※専用形式で保存した場合※当社推奨SDカード：ATP社製 512MB/1GB/2GB● データメモリー開始／終了トリガも多彩です● 記録計の全設定パラメータもSDカードに保存できます

SDカードスロット

SDカードプレーバック機能搭載（オプション）

SDカードに保存した測定値データファイルを使用して、チャート紙にプレーバックできます。チャート紙が詰まったり、記録インキが無くなったりしてチャート紙への記録結果が失われても、後からチャート紙を再生できます。
チャート紙

記録の欠損

SDカード容量パラメータ設定用
USBポート

紙詰まり発生！

!!

チャート紙

SD

データ再生 !!

時刻指定で再生可能 !

対話方式で設定が簡単

チャート照明でデータの視認性向上

MENU キーでメニュー画面を表示し 、カタカナ表示による対話方式で簡単にパラメータ設定ができます。

高輝度形白色LEDを採用し、器内を明るく照らします。さらに表示器と記録ドラムの間にゆとりをもたせ、記録した直近のデータが見易く、扉を開かなくても確認できます。

＜モノクロLCD採用＞

メニューガイド

高信頼性と環境配慮設計

自由な演算式構築

国際的な安全規格であるCE、UKCAマーク、UL、cUL規格に適合しています。

演算を標準装備
演算モジュールの組み合わせで演算を自由に構築
多チャンネルの演算器としても使用可能● 演算モジュール一覧

積算、最大値、最小値、平均値、折れ線近似、通信入力、加算、減算、乗算、除算、剰余、eのべき乗、等値、非等値、大なり、小なり、等値または大なり、等値または小なり、論理積、論理和、排他論理和、否定、小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、絶対値、平方根、eのべき乗、自然対数、常用対数、前回処理結果データ、F値、相対湿度、露点温度、移動平均、過去データ、1次遅れフィルタ、時間あたり増加量、SDカード残量、風向表示…etc.

統合パッケージソフトTRAMS（無償）を用意
TRAMSは弊社ホームページよりダウンロードしてお使い頂けます。
●パソコンで簡単にデータ集録●記録計から通信でパラメータを読み込んで編集●編集・保存したパラメータを記録計に反映●集録したデータファイルのトレンドグラフ表示、波形処理、編集作業

データ集録

パラメータ設定

データ解析

前面にUSBポートを用意

市販のmini-USBケーブルを使用してパソコンと接続し、付属の設定ソフトを使用して、パソコンから各種パラメータの設定・変更ができます。

USB
統合パッケージソフト
TRAMS
（無償）
※パソコンでの集録には、オプションの通信インターフェイスが必要です。

形式AL 47□□−□□□−□N□

AH 47□□−□□□−□N□
入力点数
06：6打点通信インターフェイス （オプション）
N：なし
E：イーサネット
R：RS-232C
A：RS-422A/RS-485
Q：RS-232C+RS-485
C：RS-422A/RS-485+RS-485
G：イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485
F：イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485+下位通信源
A：100−240V AC

取手ゴム足 （オプション）
*
N：なし
T：あり

電SDカードプレーバック（オプション）
N：なし
P：あり

*取手ゴム足（オプション）付加時はCE、UKCA、UL/cUL非適合になります。
入力仕様

記録仕様

打 点 周 期 : 約5秒／ 1点、約3秒／ 1点、チャートスピード連動打点
データ記録周期 : 1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、30秒、（S D カ ー ド） 1、2、3、5、10、15、20、30、60分、打点同期※測定点数により選択肢は異なります。
記 録 方 法 : ワイヤドット方式 6色リボン
記 録・印 字 色 : アナログ記録…設定により6色を任意に割り振ることが可能
デジタル記録…定時刻記録 赤、黒、青、緑、茶、紫の6色繰り返し記録
紙 : A L…折りたたみ式（全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm）
AH…折りたたみ式（全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm）
チャートスピード : 1〜1500mm ／ hより、1mm間隔で任意設定（ただし、12.5mm設定可）
定 時 刻 記 録 : アナログ記録に月日、時刻、チャンネル番号、データ、単位をデジタル記録。インターバル（時、分）任意設定
差記
録 : 基準チャンネルと測定値との差あるいは基準値（設定値）との差を記録

表示・指示仕様ア ナ ロ グ 指 示 : LCDバーグラフ（ALは100mm、AHは180mm）
モノクロフルドットLCD採用
デ ジ タ ル 表 示 : AL…ドット数：240×48ドット（表示エリア：106×16mm）
AH…ドット数：264×48ドット（表示エリア：184×22mm）

警報仕様
警 報 種 類 : 絶対値上限下限警報、差上限下限警報、変化率上限
下限警報、FAIL、カレンダタイマ、記録紙終了検知
警 報 設 定 : 各点個別設定、最大4レベル／ 1チャンネル
警 報 出 力 : オプション

源
A：100−240V AC

取手ゴム足 （オプション）*
N：なし
Ｔ：あり

SDカードプレーバック （オプション）
N：なし
P：あり

測 定 点 数 : A L …6点
AH…6点、12点、24点
入 力 種 類 : 直流電圧
直流電流 …外付受信抵抗を付加することにより対応
熱電対…17種
測温抵抗体…5種
測 定 周 期 : 1秒／ 6点、 2秒／ 12点、 2秒／ 24点
基準点補償精度 : K、
E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃または熱起電力の20μV
相当値のいずれか大きい方
上記以外…±1.0℃または、熱起電力の40μV相当値のいずれか大きい方
周囲温度：23℃±10℃において

通信インターフェイス （オプション）
N：なし
E：イーサネット
R：RS-232C
A：RS-422A/RS-485
Q：RS-232C+RS-485
C：RS-422A/RS-485+RS-485
G：イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485
F：イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485+下位通信
警報出力＋外部駆動 （オプション）
0：なし
2：メカリレー a接点警報出力2点
4：メカリレー c接点警報出力4点＋外部駆動5点
A：メカリレー a接点警報出力6点＋外部駆動5点
8：メカリレー c接点警報出力8点＋外部駆動10点
B：メカリレー a接点警報出力12点＋外部駆動10点
F：メカリレー c接点警報出力16点＋外部駆動20点
D：メカリレー a接点警報出力24点＋外部駆動20点

警報出力＋外部駆動 （オプション）
0：なし
2：メカリレー a接点警報出力2点
4：メカリレー c接点警報出力4点＋外部駆動5点
A：メカリレー a接点警報出力6点＋外部駆動5点
電入力点数06：6打点
12：12打点
24：24打点

測定レンジ・表示分解能・精度定格
入力種類

測定レンジ
−13.80 to 13.80mV−27.60 to 27.60mV−69.00 to 69.00mV
DC（mV）−200.0 to 200.0mV−500.0 to 500.0mV
直流電圧−1.00 to 1.00V−5.00 to 5.00V−10.00 to 10.00V
DC（V）−20.00 to 20.00V-50.00 to 50.00V−200.0 to 300.0℃−200.0 to 600.0℃
K−200 to 1370℃−200.0 to 200.0℃−200.0 to 350.0℃
E−200 to 900℃
−200.0 to 250.0℃−200.0 to 500.0℃
J−200 to 1200℃−200.0 to 250.0℃
T−200.0 to 400.0℃
0 to 1200℃R0 to 1760℃
0 to 1300℃
S
0 to 1760℃
0 to 1820℃
B−200.0 to 400.0℃
N−200.0 to 750.0℃
熱電対−200 to 1300℃−200.0 to 250.0℃
U−200.0 to 500.0℃−200.0 to 600.0℃−200.0 to 250.0℃
L−200.0 to 500.0℃−200 to 900℃
0 to 2315℃
W-WRe26
0 to 2315℃
C（WRe5-WRe26）
0.0 to 290.0℃
0.0 to 600.0℃
NiMo-Ni
0 to 1310℃
0.0 to 350.0℃
0.0 to 650.0℃
Platinel Ⅱ
0 to 1390℃
0 to 1880℃
PtRh40-PtRh20
0.0 to 280.0K
CR-AuFe
0.0 to 1000.0℃
Au/Pt−140.0 to 150.0℃−200.0 to 300.0℃
Pt100−200.0 to 649.0℃−200.0 to 850.0℃−140.0 to 150.0℃
旧 Pt100−200.0 to 300.0℃
測温抵抗体−200.0 to 649.0℃−140.0 to 150.0℃
ＪPt100−200.0 to 300.0℃−200.0 to 649.0℃
Pt50−200.0 to 649.0℃
Pt-Co
4.0 to 374.0K

基準レンジ±13.8mV±27.6mV±69.0mV±200mV±500mV
±1V
±5V
±10V
±20V
±50V
±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±13.8mV±27.6mV±13.8mV±27.6mV±13.8mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±69.0mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±27.6mV±69.0mV±13.8mV±6.9mV±27.6mV
160Ω
220Ω
340Ω
400Ω
160Ω
220Ω
340Ω
160Ω
220Ω
340Ω
220Ω
220Ω

表示分解能
精度定格
10μV
10μV
10μV ±0.1%FS±1digit
100μV
100μV
10mV
10mV
10mV ±0.1%FS±1digit
10mV
10mV
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃±0.1%FS±1digit
1℃
1℃±0.1%FS±1digit
1℃±0.1%FS±1digit
1℃
0.1℃±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
0.1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
1℃±0.15%FS±1digit
1℃±0.2%FS±1digit
1℃
0.1℃±0.2%FS±1digit
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃ ±0.15%FS±1digit
1℃±0.2%FS±1digit
1℃±0.2%FS±1digit
0.1K±0.2%FS±1digit
0.1℃
0.1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
0.1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
0.1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
0.1℃
±0.1%FS±1digit
0.1℃
0.1K ±0.15%FS±1digit※基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対は基準点補償精度を含まず。精度定格の例外規定あり。

見やすく多彩なグラフィックLCD表示

測定データのデジタル表示とバーグラフによりアナログ指示を表示します。
［AH運転画面例 ］

１点デジタル拡大表示

１点デジタル表示+バーグラフ表示

6点一括デジタル表示

12点一括デジタル表示

24点一括デジタル表示

通信機能も充実し同時に3ポート通信が可能
オプションの通信インターフェイスにはイーサネット、RS-232C、RS-422A、RS-485を用意しています。イーサネットを選択すると、Webブラウザからの設定や警報発生時のEメール送信機能が付加されます。

統合パッケージソフト
TRAMS（無償）
WWWブラウザ※メール通報機能は、メールサーバーがポート番号25に対応している事が必要です。

イーサネッ
ト

RS-422A

AL

AL
AH

表示器

下位通信

弊社機器の入出力データおよびPLCレジスタに格納されたデータをAL4000/AH4000が 収 集・記 録します。また、
AL4000/AH4000で計測したデータをPLCレジスタへ転送することも可能です。

RS-485（下位通信）

PLC

プログラム調節計 サイリスタレギュレータ
KP
JU,JW

Webブラウザによる集録データのモニタリング
Webブラウザで集録データのモニタリングが可能。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。

警報発生時や機器異常時にEメールで自動通報

携帯電話やネットワーク上のコンピュータに警報発生、機器異常の自動通報が可能。通知メールアドレスは3箇所まで登録できます。
※メール通報機能は、メールサーバーがポート番号25に対応している事が必要です。

［ブラウザ画面］

一般仕様

オプション仕様定 格 電 源 電 圧 : 100−240V AC、50/60Hz
消 費 電 力 : A L …最大 40VA ／ AH… 最大 65VA
正 常 動 作 条 件 : 周囲温度 0 〜 50℃
周囲湿度 20 〜 80%ｒｈ（ ただし、結露しないこと）
電源電圧 一般電源仕様：100 〜240VAC±10％電源周波数 50 ／ 60Hz±2％
取付姿勢 前傾0°、後傾0 〜 30°、左右0 〜 10°
扉 枠…アルミダイカスト（黒）（無色透明）
ケー
ス : 前面板…ソーダガラス
ケース…普通鋼板（グレー）A L … 約3.0kg（フルオプション）
質
量 : AH … 約7.6kg（フルオプション）

名 称
警報出力

内

容

形式で選択した外部警報接点出力に警報動作を割付け
接点容量：100VAC 2A、240VAC 2A(抵抗負荷)
30VDC 2A(抵抗負荷)

外部駆動

形式で選択した外部駆動接点入力点数に下記動作を割付け・チャートスピード3速の選択、メッセージNo.1,2の印字、メッセージNo.1〜 5の印字、データプリント、リスト1〜 3
印字、積算リセット、
メッセージNo.1〜20の印字、時刻補正

下位通信

本器が通信の上位機器として機能し、予め設定した内容に従い、下位機器として接続された機器＊からデータを読込み、本器のデータとして表示・記録する。また、下位機器(PLC)に対して、本器の測定・演算データを書込む
インターフェイス：RS-485＊チノー製品およびPLC(MELSEC,SYSMAC)の一部対応規格
令 : EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±20%、または最大2mVのいずれか大きい方に相当する指示値が変動することがあります安
全 : EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
UL61010-1認証（UL）
CSA C22.2 No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2
環 境 規 制 : RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）: E202547
UL File.No
EMC 指外形寸法

6363

取手ゴム足

持ち運びや卓上置きに便利（CE、UKCA、UL/cUL非対応）

関連別売品
512MB
1GB2GB

SDカード

直流電流入力用受信抵抗
直流電流入力用受信抵抗

警報ユニット・通信ユニット付加時、最大216

形式：RZ-SMC512
形式：RZ-SMC1G
形式：RZ-SMC2G

100Ω
250Ω

50mA用
20mA用

形式：EZ-RX100
形式：EZ-RX250

パネルカットおよび計器取付最小間隔
200＋1

138 0200＋188.8

297.6

パネルカットおよび計器取付最小間隔
360

281＋10

警報ユニット・通信ユニット付加時、最大216288

AH

138 0

□277.6288154.4
195

360

27.2

12.5

144

□13716212.5

AL14418SDカード 本器でSDカードに保存した測定値データファイルを使用
プレーバック して、チャート紙上に測定値のアナログ記録、時刻・時刻線、記録上下限のデジタル記録を行う機能。
任意のファイルを選択し、時間範囲を指定して実行

281＋10154.4

単位：mm195●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
葉 ☎043（224）8371
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）（代） FAX052（561）2683☎052（581）7595
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）（代） FAX06（6386）7202☎06（6385）7031
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081
I 150
Cat.No. CR-47-13 Jun. '23-01 Printed in Japan ◯