Käyttöohjeet

Värinestekidenäyttö

Tärkeää
Varmista, että luet käyttöohjeet ja asennusoppaan ennen käyttöä.
• Katso asennusoppaasta tiedot näytön asetuksista ja säädöistä.
• Saat uusimmat tuotetiedot, mukaan lukien käyttöohjeet,
verkkosivustoltamme.
www.eizoglobal.com

MERKINNÄT
Tässä oppaassa ja tässä tuotteessa käytetään ohessa näkyviä merkintöjä. Ne sisältävät
tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.
VAROITUS-merkinnän huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja, ja seurauksena syntyvä tilanne voi olla hengenvaarallinen.

VAROITUS
HUOMAAHUOMAA-merkinnän huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa kohtalaisia
henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja tai johtaa tuotteen
vahingoittumiseen.

Käytetään varoituksen tai huomautuksen yhteydessä. Esimerkiksi
ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa. Esimerkiksi
osiin”.

tarkoittaa ”Älä pura

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, jolle se on alun perin toimitettu.
Jos laitetta käytetään muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä vastaa
teknisiä tietoja.
Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tietojen noutojärjestelmään tai lähettää
missään muodossa eikä millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muita menetelmiä
käyttäen ilman EIZO Corporationin kirjallista lupaa.
EIZO Corporation ei ole velvollinen pitämään mitään toimitettuja materiaaleja tai tietoja
luottamuksellisina, ellei toisin ole etukäteen sovittu EIZO Corporationin saamien tietojen
perusteella. Vaikka tämä käyttöopas on tehty huolellisesti ja sen tietojen ajantasaisuus on
pyritty varmistamaan, ota huomioon, että EIZO-tuotteen teknisiä tietoja voidaan koska
tahansa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
2

VAROTOIMENPITEETVAROTOIMENPITEET
Tärkeää
Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, jolle se on alun perin toimitettu.
Jos laitetta käytetään muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä
vastaa teknisiä tietoja.
Varmista käyttäjien turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito tutustumalla huolellisesti”VAROTOIMENPITEET”-osioon sekä kaikkiin näytössä oleviin varoituksiin.

Varoitusilmoituksen sijainti

Laitteen merkinnät
Merkintä

Merkinnän merkitys
Päävirtakytkin: Sammuta päävirta näytöstä painamalla tätä.
Päävirtakytkin: Kytke näytön päävirta päälle painamalla tätä.
Virtapainike: Käynnistä tai sammuta näyttö painamalla tätä.
Vaihtovirta
Varoitus sähköiskuvaarasta
HUOMAA
WEEE-merkintä: Tuote on hävitettävä erikseen; materiaalit voidaan kierrättää.

CE-merkintä: EU:n vaatimustenmukaisuusmerkintä neuvoston direktiivin ja/tai
asetuksen (EU) mukaisesti.
Valmistaja
Valmistuspäivä
Huomaa: Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön mukaan tämän tuotteen saa
luovuttaa vain lisensoidulle lääkärille tai lisensoidun lääkärin määräyksestä.
Lääkinnällinen laite EU:ssa

3

VAROTOIMENPITEETMerkintä

Merkinnän merkitys
Maahantuoja EU:ssa
Merkki, joka tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan määräysten noudattamista
Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkilö
Valtuutettu edustaja Sveitsissä
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

4

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
VAROITUS
Jos laitteesta nousee savua, haistat palaneen käryä tai jos laitteesta kuuluu outoja ääniä,irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä EIZO-edustajaan saadaksesi ohjeita.
Jos yrität käyttää laitetta, jossa on toimintahäiriö, siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku tai
laitteisto saattaa vahingoittua.

VAROITUS
Älä pura tai muokkaa laitetta.
Kotelon avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman suurjännitteen tai
kuumien osien seurauksena. Laitteen muokkaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

VAROITUS
Anna kaikki huoltotoimet valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai irrottaminen voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai laitevaurion.

VAROITUS
Varmista, ettei laitteeseen joudu vieraita esineitä tai nesteitä.
Kotelon sisään vahingossa putoavat metalliosat, syttyvät materiaalit tai nesteet voivat
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteiston laitevaurion.
Jos laitteen sisään pääsee esine tai nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä.
Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite, ennen kuin se otetaan uudelleen
käyttöön.

VAROITUS
Aseta laite tukevalle ja vakaalle alustalle.
Sopimattomalle alustalle asetettu laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan saadaksesi
ohjeita. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskuja.

5

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
Käytä laitetta asianmukaisessa paikassa.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteistovaurio.
• Älä sijoita laitetta ulos.
• Älä sijoita laitetta minkäänlaiseen kuljetusvälineeseen (mm. laiva, lentokone, juna
tai auto).
• Älä sijoita laitetta pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa näyttöön voi roiskua vettä (kuten kylpyhuoneisiin
tai keittiöihin).
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa näyttö joutuu suoraan kosketukseen höyryn
kanssa.
• Älä sijoita laitetta lähelle lämmön tai kosteuden lähteitä.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.
• Älä sijoita laitetta ympäristöön, jossa on syttyvää kaasua.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa voi olla syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi
rikkidioksidia, rikkivetyä, typpidioksidia, klooria, ammoniakkia ja otsonia).
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on pölyä, korroosiota ilmakehässä kiihdyttäviä
aineita (esimerkiksi natriumkloridia ja rikkiä), johtavia metalleja jne.

VAROITUS
Pidä muoviset pakkauspussit pois vauvojen ja lasten ulottuvilta.
Muoviset pakkauspussit voivat aiheuttaa tukehtumisen.

VAROITUS
Käytä laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa, ja liitä laite maassasi käytössä olevaan
vakiopistorasiaan.
Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja käyttöjännitteen vastaavuus. Muuten seurauksena voi olla
sähköisku.
Virransyöttö: 100–240 V AC 50/60 Hz

VAROITUS
Irrota virtajohto tarttumalla tukevasti pistokkeeseen ja vetämällä.
Johdosta vetäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS
Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

6

VAROTOIMENPITEETVAROITUS
Varmista, että jännite on oikea.
• Laite on suunniteltu käytettäväksi tietyllä jännitteellä. Laitteen liittäminen muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa määritettyyn jännitteeseen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen
vaurioitumisen.
Virransyöttö: 100–240 V AC 50/60 Hz• Älä ylikuormita virtapiiriä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS
Käsittele virtajohtoa varoen.
Älä laita virtajohdon päälle raskaita esineitä tai vedä tai sido virtajohtoa. Vaurioituneen
virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.

VAROITUS
Käyttäjä ei saa koskea potilasta samalla, kun hän koskee laitetta.
Tuotetta ei ole suunniteltu potilaiden koskettamiseen.

VAROITUS
Älä koskaan koske virtapistokkeeseen tai virtajohtoon ukonilmalla.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS
Kun kiinnität telinettä, katso käyttöoppaasta telinettä koskevat tiedot ja kiinnitä se tukevasti.
Muutoin laite saattaa irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai laite voi vaurioitua.
Ennen asennusta varmista, että pöydät, seinät ja muut mahdolliset asennuspinnat ovat
mekaanisesti riittävän vahvoja.
Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan saadaksesi
ohjeita. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskuja. Kun kiinnität kallistettavaa telinettä takaisin, käytä samoja ruuveja ja kiristä ne hyvin.

VAROITUS
Älä koske vaurioituneeseen nestekidenäyttöön paljain käsin.
Jos jokin ihosi osa joutuu suoraan kosketukseen paneelin kanssa, pese kyseinen aluehuolellisesti.
Jos nestekidettä pääsee silmiisi tai suuhusi, huuhtele välittömästi kyseinen aluesuurella määrällä vettä ja käänny lääkärin puoleen. Muutoin tilanne voi johtaa
myrkytysreaktioon.

VAROITUS
Pyydä ammattiapua korkealle asennusta varten.
Jos näyttö asennetaan korkealle, vaarana on, että tuote tai sen osat voivat pudota ja aiheuttaa
loukkaantumisia. Pyydä näytön asentamiseen apua meiltä tai rakennusalan ammattilaiselta,
mukaan lukien tuotteen tarkistaminen vaurioiden ja epämuotoisuuksien varalta ennen asentamista
ja sen jälkeen.

7

VAROTOIMENPITEETHUOMAAHUOMAAÄlä katso suoraan taustavalon tai työvalon valonlähteeseen.
Se voi mahdollisesti aiheuttaa epämukavuutta silmissä ja näköongelmia.

HUOMAAÄlä käytä liikaa voimaa työvalon varteen.
Varren taivuttaminen tai vääntäminen voimalla voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.

HUOMAA
Tarkasta toimintakunto ennen käyttöä.
Aloita käyttö, kun olet varmistanut, ettei näytetyssä kuvassa ole ongelmia.
Kun käytät useita laitteita, aloita käyttö, kun olet varmistanut, että kuvat näkyvät asianmukaisesti.

HUOMAA
Kiinnitä kiinnitysominaisuudella varustetut kaapelit/johdot turvallisesti.
Jos niitä ei ole kiinnitetty turvallisesti, kaapelit/johdot saattavat irrota, minkä johdosta myöhemmät
kuvat saattavat kadota ja toimintosi saattavat keskeytyä.

HUOMAAKun laitetta siirretään, irrota kaapelit ja lisävarusteet.
Muutoin kaapelit tai lisävarusteet saattavat irrota siirtämisen aikana, mikä voi johtaa
loukkaantumisiin.

HUOMAA
Nosta laitetta tai sijoita se asianmukaisten menetelmien mukaan.
• Kun tuotetta siirretään, pidä tukevasti kiinni näytön pohjasta.
• 30 tuuman ja sitä suuremmat näytöt ovat painavia. Näytön purkamisessa ja/tai
nostossa tulee käyttää vähintään kahta henkilöä.
• Jos laitemallissa on kahva näytön takana, pidä kiinni tukevasti sekä pohjasta että
näytön kahvasta.
Laitteen pudottaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion.

HUOMAAOle varovainen, jotta kätesi eivät jää osien väliin.
Jos käytät yhtäkkiä voimaa näyttöön sen korkeuden tai kulman säätämiseksi, kätesi voivat jäädä
osien väliin ja loukkaantua.

8

VAROTOIMENPITEETHUOMAAÄlä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.
• Älä aseta esineitä ilmastointiaukkojen päälle.
• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuun tai liian pieneen paikkaan.
• Älä käytä laitetta, jos se on asetettu sivuttain tai ylösalaisin.
Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen.

HUOMAAÄlä koske virtapistokkeeseen märillä käsillä.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMAAÄlä aseta esineitä virtapistokkeen lähistölle.
Tämä helpottaa virtapistokkeen irrottamista ongelman ilmaantuessa, jotta voidaan
välttyä tulipalolta tai sähköiskulta.

HUOMAA
Puhdista virtapistokkeen ympäristö ja näyttölaitteen ilmastointiaukko säännöllisesti.
Näillä alueilla oleva pöly, vesi tai öljy voivat aiheuttaa tulipalon.

HUOMAA
Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
Laitteen puhdistaminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMAAJos laite on käyttämättä pidemmän aikaa, varmista turvallisuus ja virransäästö irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kun olet ensin katkaissut virran virtakytkimestä.

HUOMAA
Hävitä tämä tuote paikallisten määräysten tai maakohtaisten lakien mukaisesti.

HUOMAA
Käyttäjät Euroopan talousalueella ja Sveitsissä:
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja
toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

9

Näyttöä koskevia huomautuksia

Näyttöä koskevia huomautuksia
Käyttöohjeet
Tämä tuote on tarkoitettu perehdytettyjen lääkärien suorittamaan radiologisten kuvien
arviointiin ja analysointiin ja kuvien avulla tehtävään diagnostiikkaan. Näyttöä ei ole
tarkoitettu mammografiaan.
Huomio• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu in vitro -diagnostiikkaan.
• Tuotteen takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa määritettyyn
käyttötarkoitukseen.
• Tässä käyttöoppaassa annetut tekniset tiedot ovat voimassa vain, kun käytetään tuotteen
mukana toimitettuja virtajohtoja ja EIZOn määrittämiä signaalikaapeleita.
• Käytä tämän tuotteen kanssa vain EIZO määrittämiä EIZO-lisävarusteita.

Varotoimet• Osat (kuten nestekidepaneeli ja tuuletin) voivat kulua pitkään käytettyinä. Tarkista
säännöllisesti, toimivatko ne normaalisti.
• Kun on tarkasteltu pitkään samaa kuvaa ja näyttökuvaa vaihdetaan, jälkikuva voi jäädä
näkyviin. Voit estää saman kuvan näkymisen liian pitkään käyttämällä näytönsäästäjää
tai virransäästötilaa. Näytettävästä kuvasta riippuen jälkikuva voi jäädä näkyviin jopa
lyhyen ajan kuluttua. Tällaisen ilmiön voi poistaa muuttamalla kuvaa tai pitämällä virran
sammutettuna usean tunnin ajan.
• Näytön vakautuminen vie useita minuuttia. Ennen näytön käyttöä odota muutama
minuutti tai pidempään näytön päälle kytkemisen tai virransäästötilasta palautumisen
jälkeen.
• Jos näyttöä käytetään jatkuvasti pitkän aikaa, siihen voi ilmestyä läiskiä tai kuva voi”palaa” näyttöön. Suosittelemme katkaisemaan näytön virran ajoittain, jotta sen
käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
• Nestekidepaneelin taustavalolla on tietty käyttöikä. Taustavalon käyttöikä saattaa
loppua aiemmin ja vaatia vaihdon riippuen esimerkiksi siitä, käytetäänkö näyttöä pitkiä
aikoja kerrallaan. Jos näyttö muuttuu tummaksi tai alkaa välkkyä, ota yhteys paikalliseen
EIZO-edustajaan.
• Näytössä voi olla viallisia pikseleitä tai pieni määrä valopilkkuja. Tämä johtuu
nestekidepaneelin ominaisuuksista eikä ole tuotevika.
• Älä paina lujasti LCD-paneelin pintaa tai kehyksen reunaa, koska tämä voi aiheuttaa
näytön toimintahäiriöitä, kuten häiriökuvioita ja vastaavia. Jos LCD-paneelin pintaan
kohdistetaan jatkuvasti painetta, nestekiteet voivat heikentyä tai LCD-paneeli voi
vahingoittua. (Jos nestekidepaneeliin jää painamisjälkiä, jätä näyttöön musta tai
valkoinen kuva. Jäljet saattavat hävitä.)• Älä naarmuta tai paina nestekidepaneelia terävillä esineillä, jotta nestekidepaneeli eivaurioidu. Älä yritä puhdistaa paneelia pehmopaperilla, sillä paneeli saattaa
naarmuuntua.
• Älä kosketa sisäänrakennettua kalibrointianturia (sisäänrakennettu etuanturi). Muutoin
mittaustarkkuus voi alentua tai laite vahingoittua.
• Ympäristöstä riippuen sisäänrakennettu valaistusanturi voi ilmaista joskus eri arvoja kuin
erillinen valaistusanturi.
• Tuotteen pinnalle tai sisään voi muodostua kondensaatiota, kun se tuodaan kylmään
huoneeseen, kun lämpötila nousee äkillisesti tai kun se siirretään kylmästä huoneesta
10

Näyttöä koskevia huomautuksia
lämpimään. Älä tällöin kytke laitteeseen virtaa. Odota, kunnes kondensaatio häviää.
Muuten laite voi vaurioitua.

Näytön pitkäaikainen käyttö
Laadunvalvonta• Näyttöjen näytönlaatuun vaikuttavat tulosignaalien laatu sekä tuotteen kuluminen.
Suosittelemme tarkastusten ja säännöllisten pysyvyystestien tekemistä (mukaan lukien
harmaasävyn tarkistus) käyttötarkoitustasi vastaavien lääkinnällisten standardien/ohjeiden noudattamiseksi sekä kalibrointia tarpeen mukaan. RadiCSlaadunvalvontaohjelmistolla (valinnainen) voit suorittaa laadunvalvonnan, joka täyttää
lääkinnälliset standardit/ohjeet.
• Odota vähintään 15 minuuttia näytön päälle kytkemisen tai virransäästötilasta
palautumisen jälkeen, ennen kuin suoritat näytölle laadunvalvontatarkistuksia,
kalibroinnin tai säätöjä.
• Näytön kirkkaus tulee asettaa suositellulle tasolle tai alemmaksi, jotta vähennetään
pitkäaikaisen käytön aiheuttamia valotehon muutoksia ja pidetään kirkkaus vakaana.
• Säädä kiinteän kalibrointianturin (sisäänrakennettu etuanturi) mittaustulokset erikseen
myytävän ulkoisen anturin mittaustulosten mukaisiksi suorittamalla korrelaatio etuanturin
ja ulkoisen anturin välillä käyttämällä RadiCS (lisävaruste)- / RadiCS LE (sisältyy
toimitukseen) -ohjelmistoa. Säännöllisen korrelaation avulla voit ylläpitää
sisäänrakennetun etusensorin mittaustarkkuutta ulkoisen anturin mittaustarkkuuden
tasolla. Lisätietoja korrelaatiosta saat RadiCS- / RadiCS LE -ohjelmiston
käyttöoppaasta.
Huomio• Näyttötila saattaa muuttua odottamattomasti käyttövirheen tai asetusten odottamattoman
muutoksen vuoksi. Näytön käyttöä ohjauskytkimet lukittuina suositellaan, kun näyttö on säädetty
asianmukaisesti.
Katso asetusten lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).

Puhdistus• On suositeltavaa puhdistaa näyttö säännöllisesti, jotta se näyttää uudenveroiselta ja sen
käyttöaika pitenee.
• Tuotteessa olevat tahrat voidaan pyyhkiä varovasti pois pehmeällä liinalla, joka on
osittain kastettu veteen tai ScreenCleaner-puhdistusaineeseemme.
Huomio• Nesteet eivät saa päästä suoraan kosketukseen tuotteen kanssa. Jos näin käy, pyyhi neste heti
pois.
• Nesteitä ei saa päästä tuotteessa oleviin rakoihin tai tuotteen sisäpuolelle.
• Puhdistukseen tai desinfiointiin tarkoitetut kemikaalit, kuten alkoholi ja desinfiointiaineet, voivat
aiheuttaa tuotteessa kiillon muutoksia, himmentymistä ja haalistumista sekä heikentää
kuvanlaatua. Älä käytä kemikaaleja jatkuvasti.
• Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, bentseeniä, vahaa tai hiovia puhdistusaineita, sillä
ne voivat vaurioittaa tuotetta.
• Lisätietoja puhdistuksesta ja desinfioinnista on sivustollamme.
Toimi näin: Siirry osoitteeseen www.eizoglobal.com ja tee haku kirjoittamalla sivuston
hakukenttään ”disinfect”.

11Näyttöä koskevia huomautuksia

Desinfiointi kemikaalien avulla• Suosittelemme käyttämään tuotteiden desinfioinnissa kemikaaleja, jotka olemme
testanneet (katso alla oleva taulukko). Huomaa, että näiden kemikaalien käyttäminen ei
takaa, että tuotteessa ei ilmene vaurioita tai heikkenemistä.
Kategoria

Kemikaalin tyyppi

Esimerkki tuotteesta

Alkoholipohjainen

Puhdistusalkoholi (etyylialkoholi)

Etanoli

Alkoholipohjainen

Isopropanoli

Isopropyylialkoholi (IPA)

KlooriNatriumhypokloriitti

PureloxBiguanidi

Klooriheksidiiniglukonaatti

Hibitane-liuos

Alkoholipohjainen

Bentsalkoniumkloridi

Welpas

Aldehydipohjainen

Glutaraali

Sterihyde

Aldehydipohjainen

Glutaraali

Cidex Plus28

Amfoteerinen tensidi

Alkyylidiaminoetyyliglysiinihydrokloridi

Satenidin-liuos

Näytön miellyttävä käyttö
• Liian tumma tai kirkas näyttö voi vaikuttaa silmiin. Säädä näytön kirkkaus ympäristön
olosuhteiden mukaan.
• Näytön tuijottaminen pitkään rasittaa silmiä. Pidä tunnin välein 10 minuutin tauko.
• Katso näyttöruutua asianmukaiselta etäisyydeltä ja oikeasta kulmasta.

Kyberturvavaroitukset ja -vastuut• Laiteohjelmistopäivitys tulee suorittaa EIZO Corporationin tai sen jakelijan kautta.
• Jos EIZO Corporation tai sen jakelija neuvoo päivittämään laiteohjelmiston, päivitä sevälittömästi.

12SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
VAROTOIMENPITEET ................................................................................................

3

Tärkeää ...............................................................................................................

3

Varoitusilmoituksen sijainti......................................................................

3

Laitteen merkinnät ..................................................................................

3

VAROITUS..........................................................................................................

5

HUOMAA ............................................................................................................

8

Näyttöä koskevia huomautuksia............................................................................... 10
Käyttöohjeet ........................................................................................................ 10
Varotoimet........................................................................................................... 10
Näytön pitkäaikainen käyttö ................................................................................ 11
Laadunvalvonta....................................................................................... 11
Puhdistus ................................................................................................ 11
Desinfiointi kemikaalien avulla ................................................................ 12
Näytön miellyttävä käyttö .................................................................................... 12
Kyberturvavaroitukset ja -vastuut........................................................................ 12
1 Johdanto ..................................................................................................................... 15
1.1

1.2

1.3

Ominaisuudet ...................................................................................................... 15
1.1.1

Vapaa asettelu ........................................................................................ 15

1.1.2

Helppo kytkentä ...................................................................................... 15

1.1.3

Tukee videonäyttöä ja virransyöttöä yhden USB Type-C -kaapelin
liitännällä. ................................................................................................ 15

1.1.4

Yksivärinen ja värillinen hybridinäyttö ..................................................... 16

1.1.5

Laadunvalvonta....................................................................................... 16

1.1.6

Telakointiasematoiminto ......................................................................... 16

1.1.7

Valaistustoiminnolla varustettu (RadiLight)............................................. 16

1.1.8

Tilaa säästävä suunnittelu ...................................................................... 17

1.1.9

Näytön käyttö hiirellä ja näppäimistöllä................................................... 17

Pakkauksen sisältö ............................................................................................. 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 18

1.2.3

RadiCS LE -ohjelmiston käyttö ............................................................... 19

Ohjaimet ja toiminnot .......................................................................................... 20
1.3.1

Etuosa..................................................................................................... 20

1.3.2

Takaosa .................................................................................................. 21

2 Asennus / Liittäminen ................................................................................................ 23
2.1

Ennen asennusta ................................................................................................ 23
2.1.1

2.2

Asennuksen ehdot .................................................................................. 23

Liitoskaapelit ....................................................................................................... 24

13SISÄLTÖ
2.3

RadiLight Focus -valon (työvalo) kiinnittäminen.................................................. 29

2.4

Virran kytkeminen ............................................................................................... 29

2.5

Näytön korkeuden ja kulman säätäminen ........................................................... 30

2.6

Liittimen suojuksen kiinnittäminen....................................................................... 31

2.7

RadiLight Arean/RadiLight Focuksen käyttö ....................................................... 32

3 Ei kuvaa -ongelma...................................................................................................... 33
4 Tekniset tiedot ............................................................................................................ 35
4.1

Luettelo teknisistä tiedoista ................................................................................. 35
4.1.1

Tyyppi ..................................................................................................... 35

4.1.2

Nestekidepaneeli .................................................................................... 35

4.1.3

Videosignaalit.......................................................................................... 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5

Verkko..................................................................................................... 36

4.1.6

Virta......................................................................................................... 36

4.1.7

Fyysiset tekniset tiedot............................................................................ 36

4.1.8

Toimintaympäristön vaatimukset ............................................................ 36

4.1.9

Kuljetus- / varastointiolosuhteet .............................................................. 36

4.2

Tuetut tarkkuudet ................................................................................................ 37

4.3

Lisävarusteet....................................................................................................... 37

Liite .............................................................................................................................. 38
Lääkinnällinen standardi ..................................................................................... 38
Laitteiston luokitus .................................................................................. 38
EMC-tiedot .......................................................................................................... 39
Tarkoitetut käyttöympäristöt.................................................................... 39
Tekniset tiedot......................................................................................... 40

14

Johdanto | 1

1 Johdanto
Kiitos, että valitsit EIZOn värinestekidenäytön!

1.1 Ominaisuudet
1.1.1 Vapaa asettelu• Tässä tuotteessa on PbyP (Picture by Picture) ja PinP (Picture in Picture) -toiminnot,
jotka voivat näyttää jopa kolme signaalia samaan aikaan.

Yksi

PbyP

Yksi + PinP

PbyP + PinP

• Näyttö tarjoaa yhden kaapelin PbyP-toiminnon, eli kuvia voidaan näyttää PbyP-tilassa
yhdellä signaalikaapelilla.

1.1.2 Helppo kytkentä
Näytössä on USB Type-C® (USB-C®) -lähtöliitin.
Lähtöliittimestä signaali voidaan lähettää toiseen näyttöön.

1.1.3 Tukee videonäyttöä ja virransyöttöä yhden USB Type-C -kaapelin liitännällä.
Tässä tuotteessa on USB-C-liitin, ja se tukee videosignaalien lähettämistä (DisplayPort™
Alt Mode) sekä virransyöttöä (USB Power Delivery).
Se syöttää enintään 94 W virtaa yhdistettyyn kannettavaan tietokoneeseen, kun sitä
käytetään ulkoisena näyttönä.

Videosignaalit

Virransyöttö

15

1 | Johdanto

Huomautus• Videosignaalien näyttämistä varten kytketyn laitteen on tuettava videosignaalien lähettämistä(DisplayPort Alt Mode).
• Lataustoiminnon edellytyksenä on, että yhdistetty laite tukee USB Power Delivery -latausta.
• Enimmäisteho 94 W voidaan syöttää vain käytettäessä seuraavia USB-kaapeleita:– CC150SS81G-5A (sisältyy pakkaukseen)• Yhdistettyjä laitteita voidaan ladata, vaikka näyttö on virransäästötilassa.

1.1.4 Yksivärinen ja värillinen hybridinäyttö
Kun Hybrid Gamma PXL -toiminto on käytössä, tuote erottaa automaattisesti saman kuvan
mustavalkoiset ja värilliset osat pikselitasolla ja näyttää ne optimaalisella astejaolla.

1.1.5 Laadunvalvonta• Tässä näytössä on kiinteä kalibrointianturi (sisäänrakennettu etuanturi). Tämän anturin
avulla näyttö voi suorittaa kalibroinnin (SelfCalibration) ja harmaasävyn tarkistuksen
itsenäisesti.
• Mukana tulevalla RadiCS LE:llä voit suorittaa näytön kalibroinnin ja hallita näyttöön
liittyvää historiaa.
• RadiCS-laadunvalvontaohjelmistolla voit suorittaa laadunvalvonnan, joka täyttää
lääkinnälliset standardit/ohjeet.

1.1.6 Telakointiasematoiminto
Tässä näytössä on LAN-liitäntä ja USB-keskitin, jonka ansiosta sitä voidaan käyttää
telakointiasemana. USB-C-kaapelin avulla voit luoda vakaan verkkoympäristön jopa
sellaisille kannettaville tietokoneille tai tableteille, joissa ei ole LAN-liitäntöjä. Voit myös
käyttää USB-yhteensopivia oheislaitteita ja ladata älypuhelimia (katso asennusoppaan
kohta ”Telakointiasematoiminnon käyttö”).

1.1.7 Valaistustoiminnolla varustettu (RadiLight)
RadiLight Area (taustavalo)• RadiLight Area on näyttöön sisäänrakennettu taustavalotoiminto. Se valaisee huonetta
epäsuorasti näytön takaosasta, mikä mahdollistaa tehokkaan radiologisen tulkinnan
hämärässä ympäristössä.
RadiLight Focus (työvalo)

16

Johdanto | 1• RadiLight Focus on irrotettava työvalo. Se voi valaista työtilasi lukiessasi, kirjoittaessasi
asiakirjoja tai käyttäessäsi näppäimistöä.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Tilaa säästävä suunnittelu
Näytössä on useita USB-liittimiä (upstream). Voit käyttää useita PC-tietokoneita vain yhdellä
USB-laitesarjalla (hiiri, näppäimistö jne.).

1.1.9 Näytön käyttö hiirellä ja näppäimistöllä
Kun käytät näytön RadiCS-/RadiCS LE -laadunvalvontaohjelmistoa, voit suorittaa seuraavat
näyttötoiminnot hiirellä ja näppäimistöllä:• CAL Switch -tilojen vaihto• Tulosignaalien vaihto• Toiminto, joka määrittää CAL Switch -tilan osaan ruutua ja näyttää kuvan (Point-andFocus)• PinP-ali-ikkunan näyttäminen tai piilottaminen (Hide-and-Seek)• USB-laitteita käyttävien PC:iden vaihtaminen (Switch-and-Go)• Virransäästötilaan siirtyminen (Backlight Saver)• Kirkkauden väliaikainen lisääminen, joka helpottaa diagnostiikkakuvien katselua (Instant
Backlight Booster)
Huomautus• RadiCS-/RadiCS LE -ohjelmistolla voit näyttää tai piilottaa PinP-ali-ikkunan ja vaihtaa USBlaitteita käyttävien PC:iden välillä samaan aikaan. Katso lisätietoja asetuskäytännöstä RadiCS- /RadiCS LE -käyttöoppaasta.

17

1 | Johdanto

1.2 Pakkauksen sisältö
Tarkasta, että kaikki seuraavassa mainitut kohteet löytyvät pakkauksesta. Jos jotain puuttuu
tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikalliseen EIZO-edustajaasi.
Huomautus• On suositeltavaa säilyttää laatikko ja pakkausmateriaalit niin, että niitä voi käyttää laitteen
siirtämiseen tai kuljettamiseen.

• Näyttö• Virtajohto• Digitaalinen signaalikaapeli (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2• Digitaalinen signaalikaapeli (HDMI–HDMI): HH300PR x 1• USB 2.0 -kaapeli (USB-A – USB-B): UU300 x 2• USB-C -kaapeli (USB-C – USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Liittimen suojus (vasen)• Liittimen suojus (oikea)• RadiLight Focus (työvalo)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Käyttöohjeet

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM sisältävää seuraavat kohteet. Katso levyllä olevasta ”Readme.txt”-tiedostosta
tietoja ohjelmiston käyttöönotosta tai tiedostojen viitemenetelmästä.
• Readme.txt-tiedosto• Näytön RadiCS LE -laadunvalvontaohjelmisto (Windowsille)• Käyttöopas
– Tämän näytön käyttöohjeet– Näytön asennusopas– RadiCS LE -käyttöopas
• Ulkomitat

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE -ohjelmistolla voi suorittaa seuraavat laadunvalvonta- ja näyttötoiminnot. Katso
lisätietoja ohjelmistosta tai asetuskäytännöstä RadiCS LE -käyttöoppaasta.
Laadunvalvonta• Kalibroinnin suorittaminen• Testitulosten näyttäminen luettelossa ja testiraportin luominen18

Johdanto | 1• SelfCalibration-kohteen ja suoritusaikataulun asetukset
Näyttötoiminnot• CAL Switch -tilojen vaihto• Tulosignaalien vaihto• Toiminto, joka määrittää CAL Switch -tilan osaan ruutua ja näyttää kuvan (Point-andFocus)• PinP-ali-ikkunan näyttäminen tai piilottaminen (Hide-and-Seek)• USB-laitteita käyttävien PC:iden vaihtaminen (Switch-and-Go)• Virransäästötilaan siirtyminen (Backlight Saver)• Kirkkauden väliaikainen lisääminen, joka helpottaa diagnostiikkakuvien katselua (Instant
Backlight Booster)• Toiminto, joka säätää tekstitilassa olevan näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön
valaistustason mukaiseksi (Auto Brightness Control)
Huomio• RadiCS LE:n tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. RadiCS LE:n uusin versio on
saatavilla ja ladattavissa sivustollamme: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 RadiCS LE -ohjelmiston käyttö
Katso tietoja RadiCS LE -ohjelmiston asentamisesta ja käytöstä RadiCS LE -ohjelmiston
käyttöoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
Kun käytät RadiCS LE -ohjelmistoa, liitä näyttö PC:hen käyttämällä mukana toimitettua
USB-kaapelia. Katso lisätietoja näytön liittämisestä kohdasta 2.2 Liitoskaapelit [} 24].

19

1 | Johdanto

1.3 Ohjaimet ja toiminnot
1.3.1 Etuosa
12Noin 30°

3

1. Sisäänrakennettu
etuanturi (siirrettävä)

4

Tätä anturia käytetään kalibroinnin suorittamiseen ja harmaasävyn
tarkistukseen.

2. Ympäröivän valon anturi Anturi mittaa ympäristön valaistusta. Ympäristön valaistuksen
mittaus suoritetaan RadiCS- / RadiCS LE-laadunvalvontaohjelmistolla.
3. Ohjauskytkimet

Näyttää käyttöoppaan. Aseta valikot käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.

4. Virtakytkin

Kytkee virran päälle ja pois.
Kytkimen merkkivalo palaa, kun kytket virran päälle. Merkkivalon
väri vaihtelee näytön käyttötilan mukaan.
Vihreä: tavallinen toimintatila, Oranssi: Virransäästötila,
Pois päältä: Päävirta tai virta on katkaistu

20Johdanto | 1

1.3.2 Takaosa
1

7

2

8

5

6
3

4

9

11

10

12

13

1. RadiLight Area
(taustavalo)

Näyttöön sisäänrakennettu takavalotoiminto. Se valaisee
epäsuorasti huonetta näytön takaa.

2. Teline

Säätää näytön korkeutta ja kulmaa (kallistus ja kääntö).

3. Päävirtakytkin

Kytkee päävirran päälle ja pois päältä.
: Pois päältä,14: Päällä

4. Virtaliitin

Liitä virtajohto tähän.

5. Turvalukon paikka

Yhdenmukainen Kensington MicroSaver -turvajärjestelmän kanssa.

6. Kaapelinpidin

Mahdollistaa kaapeleiden siistin järjestelyn.

7. USB-A-liitin(downstream)

Voidaan liittää USB-oheislaitteeseen (katso asennusoppaan kohta”Telakointiasematoiminnon käyttö”).

8. Työvalon liitin

Yhdistyy RadiLight Focusiin.

9. HDMI-liitin

Voidaan liittää PC:n HDMI-lähtöön.

10. DisplayPort-liitäntä

Voidaan liittää PC:n DisplayPort-lähtöön.

11. USB-C-liitin(upstream)

Voidaan liittää PC:n USB-C-lähtöön. Välittää myös USB-signaalin,jota tarvitaan USB-yhteyttä tai telakointiasematoimintoa vaativan
ohjelmiston käyttöön (katso asennusoppaan kohta”Telakointiasematoiminnon käyttö”).

21

1 | Johdanto

22

12. USB-C -liitin(downstream)

Kytke jonoliitäntä liittämällä kaapeli toisen näytön USB-C upstream-liittimeen. Lisäksi voit liittää USB-laitteen (katso”Telakointiasematoiminnon käyttäminen” Asennusoppaassa).

13. LAN-portti

Voidaan liittää verkkokeskittimeen tai reitittimeen LAN-kaapelillatelakointiasematoiminnon verkkoyhteyden käyttöä varten (katso
asennusoppaan kohta ”Telakointiasematoiminnon käyttö”).

14. USB-B-liitin(upstream)

Voidaan liittää tietokoneeseen, kun käytät USB-liitäntää vaativaa
ohjelmistoa eikä tietokoneessa ole USB-C-liitäntää, tai kun käytät
tämän tuotteen USB-keskitintoimintoa.

Asennus / Liittäminen | 2

2 Asennus / Liittäminen
2.1 Ennen asennusta
Lue huolellisesti VAROTOIMENPITEET [} 3] ja noudata aina ohjeita.
Jos sijoitat tämän tuotteen lakkapinnoitteiselle pöydälle, tuen pohja voi värjääntyä kumin
koostumuksen vuoksi. Tarkista pöydän pinta ennen käyttöä.

2.1.1 Asennuksen ehdot
Jos näyttö asennetaan telineeseen, varmista, että näytön sivuilla, takana ja yläpuolella onriittävästi tilaa.
Huomio• Sijoita näyttö niin, että näyttöruutuun ei osu valoa.

23

2 | Asennus / Liittäminen

2.2 Liitoskaapelit
Huomio• Tarkista ennen yhdistämistä, että näyttöön, PC:hen ja oheislaitteisiin ei ole kytketty virtaa.
• Kun vaihdat nykyisen näytön tähän näyttöön, katso kohta 4.2 Tuetut tarkkuudet [} 37] ja
varmista, että vaihdat PC:n tarkkuusasetuksen ja kuvaruudun virkistystaajuuden tämän näytön
mukaisiksi ennen PC:n kytkemistä.
• Jos kaapelien asettaminen on vaikeaa, säädä näytön kulmaa.

1. Liitä signaalikaapelit.
Tarkasta liittimien muoto ja liitä kaapelit.
Yhden ikkunan näyttö

Signaalikaapeli: HH300PR
Signaalikaapeli: PP300-V14
Signaalikaapeli: CC150SS81G-5A

Huomio• Oletusasetuksessa DisplayPort 1 -liittimen signaali näytetään. Jos haluat näyttää toisesta
liittimestä tulevan signaalin, vaihda tulosignaalia (katso ”Tulosignaalien vaihtaminen”
Asennusoppaassa).
• Jos käytät USB-C:tä videonäytön lisäksi myös näytön laadunvalvontaan RadiCS:n/RadiCS LE:navulla ja USB-laitteiden (USB-yhteensopivien oheislaitteiden) liittämiseen, sinun on asetettava
asetusvalikossa kohta ”USB Selection” tilaan ”USB-C”. Katso lisätietoja asennusoppaasta(toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• HDMI®-signaalien osalta se voidaan näyttää rajoitetulla alueella.

24Asennus / Liittäminen | 2
PbyP-näyttö (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)

Signaalikaapeli: PP300-V14

Signaalikaapeli: PP300-V14

Huomio• PbyP-näytön (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) käyttämiseksi kohta ”PbyP Settings” on määritettävä
asetusvalikossa. Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Kun PbyP näytetään kahdesta tietokoneesta, laadunvalvonta, kuten kalibrointi, voi ollarajoitettua.

25

2 | Asennus / Liittäminen
PbyP-näyttö (yhden kaapelin PbyP)

Signaalikaapeli: PP300-V14

Signaalikaapeli: CC150SS81G-5A

Huomio• PbyP-näytön (One Cable PbyP) käyttämiseksi tee kytkentä DisplayPort 1 -liitäntään tai USB-C). Lisäksi kohta ”PbyP Settings” on määritettävä asetusvalikossa.
liitäntään (Upstream:
Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Jos käytät USB-C:tä videonäytön lisäksi myös näytön laadunvalvontaan RadiCS:n/RadiCS LE:navulla ja USB-laitteiden (USB-yhteensopivien oheislaitteiden) liittämiseen, sinun on asetettava
asetusvalikossa kohta ”USB Selection” tilaan ”USB-C”. Katso lisätietoja asennusoppaasta(toimitetaan CD-ROM-levyllä).

26

Asennus / Liittäminen | 2
PinP-näyttö (alaikkuna)
Esimerkki: HDMI-liittimen käyttö

Signaalikaapeli: HH300PR
Signaalikaapeli: PP300-V14

Huomio• PinP-näytön (Alaikkuna) käyttämiseksi kohta ”PinP Settings” on määritettävä asetusvalikossa.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Kun HDMI-signaali näytetään yhdellä näytöllä, PinP (Alaikkuna) -näyttötoimintoa ei voi käyttää.

27

2 | Asennus / Liittäminen
Kun muita näyttöjä liitetään jonoliitännällä
DisplayPort 1 -liittimeen tai USB-C-liittimeen syötetty signaali (Upstream:
toiseen näyttöön.

) lähetetään

Liitä PC:hen

USB-C-kaapeli

Signaalikaapeli: PP300-V14

Signaalikaapeli: CC150SS81G-5A

Signaalikaapeli: CP200(lisävaruste, myydään erikseen)

Huomio• Katso EIZO-verkkosivustolta lisätietoja näytöistä ja grafiikkakorteista, joita voi käyttää
jonoliitäntään:(www.eizoglobal.com)).
• Kytke jonoliitäntä liittämällä DisplayPort 1 -liitäntään tai USB-C-liitäntään (Upstream:
Lisäksi kohta ”Daisy Chain” on määritettävä Järjestelmänvalvojan asetukset -valikossa. Katso
lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• USB-C-liitäntään on oletuksena kiinnitetty suojus (downstream:
käyttöä.

). Poista suojus ennen

2. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin näyttöön.
Aseta virtajohto kunnolla kiinni näyttöön.
3. Jos et käytä USB-C-liitäntää ja käytät RadiCS/RadiCS LE -järjestelmää tai liität USBlaitteita (USB-yhteensopivia oheislaitteita) näyttöön, liitä USB 2.0 -kaapeli näytön USBB-liitännästä tietokoneen USB-A-liitäntään.
USB 2.0 -kaapeli: UU300

Huomio• Kun liität näytön tietokoneeseen, johon on asennettu RadiCS/RadiCS LE, liitä kaapeli liittimeen) tai USB-C (upstream:).
USB-B 1 (• Kun käytät USB-B 2 () -liitäntää, poista suojus ennen käyttöä. Muuta lisäksi asetusvalikon”USB-valinta”-asetusta (katso ”USB-valinta” Asennusoppaassa).

28

Asennus / Liittäminen | 2

2.3 RadiLight Focus -valon (työvalo) kiinnittäminen
Kiinnitä RadiLight Focus (työvalo) näytön työvaloliitäntään.
Se voidaan kiinnittää vain alaspäin kohtisuoraan liittimeen nähden.

1
2

Jos haluat irrottaa sen, vedä se ulos ja käännä samalla näytön liitososaa kuvan 1
osoittamaan suuntaan.

2.4 Virran kytkeminen-kytkimellä.
1. Kytke näytön virta päälle
Näytön virran merkkivalo palaa vihreänä.
Jos merkkivalo ei pala, katso 3 Ei kuvaa -ongelma [} 33].
Huomautus• Kun näytössä ei ole virtaa, minkä tahansa ohjauskytkimen (paitsi-merkkivalon vilkkumaan merkiksi virtakytkimen sijainnista.

) painaminen saa

2. Käynnistä PC.
Näyttöön tulee kuva.
Jos näyttöön ei tule kuvaa, katso lisäohjeita luvusta 3 Ei kuvaa -ongelma [} 33].

29

2 | Asennus / Liittäminen

Huomio• Kun tuote liitetään tietokoneeseen ensimmäistä kertaa tai liittämistapaa vaihdetaan, näytön
asetukset, kuten tarkkuus ja mittakaava, eivät välttämättä ole sopivat. Tarkista, että PC:nasetukset ovat oikein.
• Virran säästämiseksi on suositeltavaa katkaista virta virtapainikkeesta. Kun näyttöä ei käytetä,
voit kytkeä päävirran pois päältä tai irrottaa verkkovirtapistokkeen, jolloin virtaa ei käytetä
lainkaan.

Huomautus• Maksimoi näytön käyttöikä hidastamalla kirkkauden heikentymistä ja vähennä virrankulutusta
toimimalla seuraavasti:– Käytä tietokoneen tai näytön virransäästötoimintoa.
– Sammuta näyttö käytön jälkeen.

2.5 Näytön korkeuden ja kulman säätäminen
Pitele näyttöä kiinni kummallakin kädellä ylhäältä ja alhaalta tai vasemmalta ja oikealta, ja
säädä näytön korkeus, kallistus ja kääntö optimaalisiksi työskentelyä varten.

Huomio• Kun säätö on suoritettu, varmista että kaapelit liitetty oikein.
• Kun korkeus ja kulma on säädetty, vedä kaapelit kaapelinpitimen läpi.
• Kun säädät näytön kulmaa tai asentoa, kun työvalo on kiinnitetty, varo kohdistamasta voimaa
työvaloon. Muutoin liitin tai varsi voi vahingoittua.

30

Asennus / Liittäminen | 2

2.6 Liittimen suojuksen kiinnittäminen
1. Järjestä kaapelit kaapelinpitimellä.

2. Kiinnitä liittimen suojus.

Esimerkki: Liittimen suojuksen kiinnittäminen (oikea)

Huomio• Varmista, että kiinnität sen hyvin asianmukaisen tuuletuksen varmistamiseksi näytön sisällä.

Huomautus• Irrota liittimen suojus vetämällä sitä itseäsi kohti.

31

2 | Asennus / Liittäminen

2.7 RadiLight Arean/RadiLight Focuksen käyttö
1. Varmista, että näyttö ja tietokone ovat päällä.
2. Kytke RadiLight Area tai RadiLight Focus päälle/pois päältä ohjauskytkimillä.
Säätää RadiLight Arean kirkkautta.

RadiLight Focus Päälle/Pois päältä
RadiLight Area
Kirkkaus alas / Kirkkaus ylös / Päälle/Pois päältä

Huomio• LEDien eroavaisuuksista johtuen väreissä ja kirkkaudessa voi olla eroja jopa samassatuotteessa.
• Seuraavissa ympäristöissä RadiLight Areaa käytettäessä ei ehkä saavuteta riittävää valaistusta.
– Jos etäisyys seinään tai kattoon on kaukana.
– Jos seinä tai katto on valmistettu materiaaleista, jotka heijastavat huonosti tai joissa ontummia värejä.
• Kun vaihdat RadiLight Focusin suuntaa, säädä kulmaa pitämällä kiinni sekä kärjestä että
varresta.

Huomautus• Lisätietoja RadiLight Arean määrittämisestä on asennusoppaassa (CD-ROM-levyllä).

32

Ei kuvaa -ongelma | 3

3 Ei kuvaa -ongelma
Virran merkkivalo ei syty
• Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.
• Kytke näytön takana oleva päävirtakytkin päälle.
• Kosketa-painiketta.

• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman
minuutin kuluttua uudelleen.

Virran merkkivalo syttyy: Vihreä• Suurenna asetusvalikossa asetuksen ”Brightness”, ”Contrast” tai ”Gain” arvoa. Katso
lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman
minuutin kuluttua uudelleen.

Virran merkkivalo syttyy: Oranssi• Vaihda tulosignaalia. Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Siirrä hiirtä tai paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. Liitä signaalikaapelit vastaavien
tulosignaalien liittimiin.
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten uudelleen.

Virran merkkivalo vilkkuu: Oranssi, vihreä• Käytä EIZOn määritysten mukaista signaalikaapelia. Sammuta sitten virta näytön takana
olevasta pääkytkimestä ja käynnistä muutaman minuutin kuluttua uudelleen.

Viesti ”No Signal” näkyy näytöllä.
Esimerkki:• Yllä oleva viesti voi tulla näkyviin, koska kaikki PC:t eivät lähetä signaalia välittömästi
virran kytkemisen jälkeen.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. Liitä signaalikaapelit vastaavien
tulosignaalien liittimiin.
) -liitintä käytetään jonoliitännän lähtöön. Näyttöä ei näytetä,• USB-C (downstream)
vaikka yhteys on muodostettu tietokoneeseen.
• Vaihda tulosignaalia. Katso lisätietoja asennusoppaasta (toimitetaan CD-ROM-levyllä).
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten uudelleen.

33

3 | Ei kuvaa -ongelma

Viesti ”Signal Error” näkyy näytöllä.
Esimerkki:• Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusvaatimuksia(katso 4.2 Tuetut tarkkuudet [} 37]).
• Käynnistä PC uudelleen.
• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot
näytönohjaimen käyttöoppaasta.

Viesti ”DP Unsupported” näkyy näytöllä• Tarkista, onko yhdistetty kaapeli EIZOn suosittelema signaalikaapeli.
• Tarkista, tukeeko yhdistetyn laitteen USB-C videosignaalin lähtöä (DisplayPort AltMode). Kysy lisätietoja laitteen valmistajalta.
• Yhdistä DisplayPort-kaapeli tai HDMI-kaapeli.

34

Tekniset tiedot | 44 Tekniset tiedot
4.1 Luettelo teknisistä tiedoista
4.1.1 Tyyppi
RX670

Häikäisynesto

RX670-AR

Heijastuksenesto

4.1.2 Nestekidepaneeli
Tyyppi

Väri (IPS)

Taustavalo

LED

Koko

30,0" (76,2 cm)

Tarkkuus

3280 pistettä x 2048 riviä

Näytön koko (V x P)

645,5 mm x 403,0 mm

Pikselin koko (V × P)

0,197 mm x 0,197 mm

Näytön värit

10-bittinen väri (DisplayPort/USB-C): Jopa
1,07 miljardia väriä (noin 543 miljardin värin
paletista)
8-bittinen (DisplayPort/HDMI): 16,77 miljoonaa
väriä (noin 543 miljardin värin paletista)

Katselukulmat (V/P, tyypillisesti)

178°/178°

Suositeltu kirkkaus

500 cd/m2

Kontrastisuhde (tyypillinen)

1800:1

Vasteaika (tyypillinen)

25 ms (musta -> valkoinen -> musta)

4.1.3 Videosignaalit
Tuloliittimet

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x
1, HDMI x 1

Lähtöliittimet

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Vaakataajuus
Pystytaajuus

31 kHz–127 kHz*1

59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Synkroninen kuvatila

59 Hz–61 Hz

Pikselitaajuus

25 MHz–440 MHz*1 Tuettu pystytaajuus riippuu tarkkuudesta. Katso lisätietoja kohdasta 4.2 Tuetut tarkkuudet [} 37].

4.1.4 USB
Portti

Upstream

USB-C x 1, USB-B x 2

Downstream

USB-A x 3, USB-C x 1

Vakio

USB-versio 2.0

Tiedonsiirtonopeus
Virransyöttö

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps
Upstream

USB-C: Enintään 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/
3 A, 20 V/4,7 A)

Downstream

USB-A: Enintään 500 mA liitäntää kohden
USB-C: Enintään 15 W (5 V/3 A)

35

4 | Tekniset tiedot

4.1.5 Verkko
Portti

RJ-45 (USB-LAN-sovitin)

Tuetut käyttöjärjestelmät*1

Windows 11
Microsoft 10 (32-/64-bittinen)
macOS Sierra (10.12) tai uudempi

Langallinen LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 EIZOn tuki päättyy, kun käyttöjärjestelmän toimittajan tuki päättyy.

4.1.6 Virta
Tulo

100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A

Virrankulutus enintään

279 W tai alle*1

Tehonsäästötila

0,5 W tai alle*2

Valmiustila

0,5 W tai alle*3*1 Kun ulkoinen kuorma on kytketty, ”Mode”: ”4-Custom”, "Brightness": ”100%”, RadiLight Focus on

käytössä, RadiLight Area -kirkkaus on suurin mahdollinen*2 Kun käytetään DisplayPort-tuloa ja USB upstream -portti ei ole liitettynä, ”Power Save”: ”High”,”DP Power Save” : "On", "One Cable PbyP" : ”Off”, RadiLight Focus on kytketty, RadiLight Focus
on pois päältä, ulkoista kuormaa ei ole kytketty*3 Kun USB upstream -portti ei ole kytkettynä, ”DP Power Save”: "On", "One Cable PbyP" : ”Off”,

RadiLight Focus on yhdistetty, RadiLight Focus on pois käytöstä, ulkoista kuormaa ei ole kytketty

4.1.7 Fyysiset tekniset tiedot
Mitat (L x K x S)

682,0 mm x 490,5 mm–590,5 mm x 225,0 mm(kallistus: 0°)
682,0 mm x 534,7 mm–634,7 mm x 295,2 mm(kallistus: 30°)

Mitat (L x K x S) (ilman telinettä)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Nettopaino

Noin 15,8 kg

Nettopaino (ilman telinettä)

Noin 11,7 kg

Korkeudensäädön alue

100 mm (kallistus: 0°)

Kallistuskulma

Ylös 30°, alas 5°

Kääntö

70°

4.1.8 Toimintaympäristön vaatimukset
Lämpötila

0 ˚C–35 ˚C

Kosteussuhteellinen kosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Ilmanpaine

540 hPa–1 060 hPa

4.1.9 Kuljetus- / varastointiolosuhteet
Lämpötila-20 ˚C–60 ˚C

Kosteussuhteellinen kosteus 10–90 %. (ei tiivistymistä)

Ilmanpaine

200 hPa–1 060 hPa36

Tekniset tiedot | 4

4.2 Tuetut tarkkuudet
Näyttö tukee seuraavia tarkkuuksia:✓: Tuetut, -: Ei tuettu
Tarkkuus

Pystytaajuus(Hz)

DisplayPort, USB-C

HDMI

Yhden
ikkunannäyttö

PbyPnäyttö

PinPnäyttö

Yhden
ikkunannäyttö

PinPnäyttö

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

59,940640 x 480

60,000

–

–

–

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

–

–

–

✓

✓

720 x 480

60,000

–

–

–

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

–

–

✓

–

✓

1200 x 1920

59,940

–

–

✓

–

✓

1280 x 720

59,940

–

–

–

✓

✓

1280 x 720

60,000

–

–

–

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

–

✓

–

–

–

1920 x 1080

59,940

–

–

–

✓

✓

1920 x 1080

60,000

–

–

–

✓

✓

1920 x 1200

59,950

–

–

✓*1

–

✓*1

2560 x 1600

59,972

–

–

–

✓*2

–

59,981

*1

–

–

✓*3

–

3280 x 2048✓

*1 Suositeltu tarkkuus*2 Suositeltu tarkkuus, kun asetus ”LMM Mode (HDMI)” on ”On” kohdassa ”Administrator Settings”.
*3 Suositeltu tarkkuus, kun asetus ”LMM Mode (HDMI)” on ”Off” kohdassa ”Administrator Settings”.

4.3 Lisävarusteet
Seuraavia lisävarusteita on saatavana erikseen.
Viimeisimmät tiedot valinnaisista lisävarusteista sekä tietoja uusimmista yhteensopivista
näytönohjaimista saat sivustoltamme.
(www.eizoglobal.com)
Kalibrointisarja

RadiCS UX2, versio 5.1.3 tai uudempi
RadiCS Version Up Kit, versio 5.1.3 tai uudempi

Network QC Management -ohjelmisto

RadiNET Pro, versio 5.1.3 tai uudempi

Puhdistussarja

ScreenCleaner

VESA-sovitin ohutta päätettä tai mini-PC:tä varten PCSK-R1
Signaalikaapeli (USB-C – DisplayPort)

CP200

37

LiiteLiite
Lääkinnällinen standardi• On varmistettava, että lopullinen järjestelmä on standardin IEC60601-1 vaatimusten
mukainen.
• Sähkövirralla toimivat laitteet voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat
vaikuttaa näyttöön, rajoittaa sen toimintaa tai vahingoittaa näyttöä. Asenna laitteet
valvottuun tilaan, jossa tällaiset vaikutukset voidaan välttää.

Laitteiston luokitus• Suojaustyyppi sähköiskua vastaan: Luokka I• EMC-luokka: IEC60601-1-2 ryhmä 1 luokka B• Lääkinnällisen laitteen luokitus (EU): Luokka I• Käyttötila: Jatkuva• IP-luokka: IPX038

Liite

EMC-tiedot
RadiForce RX670 pystyy näyttämään asianmukaisesti lääketieteellisiä kuvia.

Tarkoitetut käyttöympäristöt
RadiForceRX670 on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä.
• Ammattimaiset terveydenhuoltoympäristöt, kuten klinikat ja sairaalat• Asuinpaikat, kuten asunnot ja kodit, kotiterveydenhuoltoympäristöissä
RadiForce RX670 ei sovi käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä:• Kotiterveydenhuoltoympäristöt, asuinpaikkoja lukuun ottamatta• korkeataajuuksisten kirurgisten laitteistojen, kuten sähkökirurgisen veitsen,
läheisyydessä• lyhytaaltoterapialaitteistojen läheisyydessä• lääketieteellisissä MRI:n laitteistojärjestelmiä sisältävissä RF-suojatuissa huoneissa• suojatuissa paikoissa erityisympäristöissä
• asennettuna ajoneuvoihin, mukaan lukien ambulanssit• muissa erityisympäristöissä.
VAROITUS• RadiForce RX670 edellyttää tiettyjä varotoimenpiteitä EMC-häiriöiden suhteen, ja se on
asennettava. Sinun on luettava huolellisesti tämän asiakirjan EMC-tiedot ja”VAROTOIMENPITEET”-osio ja noudatettava seuraavia ohjeita, kun asennat ja käytät tuotetta.

VAROITUS• Laitetta RadiForce RX670 ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai pinottuna muiden
laitteiden kanssa. Jos käyttö muiden laitteiden vieressä tai pinossa on tarpeen, varmista, ettälaite tai järjestelmä toimii normaalisti kokoonpanossa, jossa sitä käytetään.

VAROITUS• Kun käytät kannettavaa RF-tiedonsiirtolaitetta, pidä se vähintään 30 cm:n päässä laitteen
RadiForce RX670 kaikista osista, mukaan lukien kaapeleista. Muuten laitteiston suorituskyky
saattaa heiketä.

VAROITUS• Jokainen, joka liittää lisälaitteita signaalin tulo- tai lähtöosiin, jotka ovat osa lääketieteellisen
järjestelmän kokoonpanoa, vastaa siitä, että järjestelmä täyttää IEC60601-1-2-standardin
vaatimukset.

VAROITUS• Älä kosketa signaalin tulo-/lähtöliittimiä, kun käytät laitetta RadiForce RX670. Se voi häiritä
näyttökuvaa.

39

LiiteVAROITUS• Käytä vain tuotteeseen liitettyjä tai EIZOn suosittelemia kaapeleita.
Muiden kuin EIZOn suosittelemien tai tuotteen mukana tarjoamien kaapelien käyttö voi lisätä
sähkömagneettisia päästöjä tai vähentää laitteiston sähkömagneettista immuniteettia ja
aiheuttaa virheellisen toiminnan.
Signaaliliitäntä

Kaapelin
enimmäispituus

SuojausFerriittiydin

Suositeltu
kaapeli

DisplayPort

3m

Suojattu

Ilman ferriittiytimiä

PP300-V14

HDMI

3m

Suojattu

Ferriittiytimillä

HH300PR

USB-C

1,5 m

Suojattu

Ilman ferriittiytimiä

CC150SS81G-5A

2m

Suojattu

Ilman ferriittiytimiä–

3m

Suojattu

Ferriittiytimillä

UU300/MD-C93

3m

Suojattu

Ilman ferriittiytimiä–

Ethernet

30 m

Suojaamaton

Ilman ferriittiytimiä–

AC-tulo3m

Suojaamaton

Ilman ferriittiytimiä

Maadoitusjohdolla(upstream)
USB-C(downstream)
USB-B(upstream)
USB-A(downstream)(tai vaihtovirran syöttö)Tekniset tiedot
Sähkömagneettiset päästöt
RadiForce RX670 on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä.
Asiakkaan tai laitteen RadiForce RX670 käyttäjän pitää vahvistaa, että laitetta RadiForce
RX670 käytetään tässä ympäristössä.
Päästötesti

RF-päästötCISPR11

Vaatimustenmukaisuus
Ryhmä 1

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

RadiForce RX670 käyttää RF-energiaa ainoastaan sisäisiin
toimintoihinsa.
Tästä syystä sen RF-päästöt ovat erittäin alhaisia eikä niiden
pitäisi aiheuttaa häiriöitä läheisiin elektroniikkalaitteisiin.

RF-päästötCISPR11
Harmoniset päästöt
IEC61000-3-2

Luokka B RadiForce RX670 sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä,
mukaan lukien kotitaloudet ja ympäristöt, jotka on liitetty suoraan
Luokka D julkiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon, joka toimittaa virtaa
kotitalouskäyttöön.

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC61000-3-3

Täyttää
vaatimukset40LiiteSähkömagneettinen immuniteetti
RadiForce RX670 on testattu seuraavilla vaatimustenmukaisuustasoilla (C) standardissa
IEC60601-1-2 määritettyjen ammattimaisten terveydenhuoltolaitosympäristöjen ja
kotiterveydenhuoltoympäristöjen testivaatimusten (T) mukaisesti.
Asiakkaan tai laitteen RadiForce RX670 käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

Testitaso (T)Staattinen purkaus(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
kosketuspurkaus±8 kV
kosketuspurkaus±15 kV ilmapurkaus±15 kV ilmapurkaus

Nopeattransienttipurskeet/purkaukset
IEC61000-4-4±2 kV
virransyöttölinjoissa±2 kVvirransyöttölinjoissa±1 kV tulo-/
lähtölinjoissa±1 kV tulo-/
lähtölinjoissa

Syöksyt
IEC61000-4-5±1 kV linja/linja±1 kV linja/linja±2 kV linja/maa±2 kV linja/maa

Virransyötön
0 % UT (UT:n lasku
tulolinjojen
100 %) 0,5 jakson ja
jännitekuopat,
1 jakson ajan
lyhytaikaiset häiriöt ja 70 % U (U :n lasku
TT
jännitevaihtelut30 %) 25 jakson
IEC61000-4-11
ajan / 50 Hz
0 % UT (UT:n lasku
100 %) 250 jakson
ajan / 50 Hz
Verkkotaajuiset
magneettikentät
IEC61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

Vaatimustenmukais Sähkömagneettinen ympäristö
uustaso (C)– ohjeet
Lattioiden tulee olla puuta,
betonia tai keraamista laattaa.
Jos lattioissa on synteettistä
materiaalia, suhteellisen
kosteuden tulee olla vähintään
30 %.
Verkkovirran tulee olla laadultaan
tavanomaista liiketiloihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.
Verkkovirran tulee olla laadultaan
tavanomaista liiketiloihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.

0 % UT (UT:n lasku
Verkkovirran tulee olla laadultaan
100 %) 0,5 jakson ja tavanomaista liiketiloihin tai
1 jakson ajan
sairaalaympäristöön sopivaa. Jos
70 % UT (UT:n lasku laitteen RadiForce RX670
käyttäjä tarvitsee jatkuvaa
30 %) 25 jakson
käyttöä verkkovirran katkosten
ajan / 50 Hz
aikana, suosittelemme laitteen
0 % UT (UT:n lasku
RadiForce RX670 virransyöttöä
100 %) 250 jakson
keskeytymättömän virtalähteen
ajan / 50 Hz
tai akun avulla.
30 A/mVerkkotaajuisten
magneettikenttien tulee olla
tasolla, joka vastaa tyypillisen
liike- tai sairaalaympäristön
tavanomaisen sijainnin
ominaisuuksia.
Tuote on pidettävä vähintään
15 cm:n päässä verkkotaajuisista
magneettikentistä käytön aikana.

41

LiiteHäiriönsietotesti

Testitaso (T)Vaatimustenmukais Sähkömagneettinen ympäristö
uustaso (C)– ohjeet
Kannettavia ja siirrettäviä
radiotaajuudella toimivia
tiedonsiirtolaitteita ei saa käyttää
lähempänä mitään laitteen
RadiForce RX670 osia,
sähköjohdot mukaan lukien, kuinsuositeltu erotusetäisyys, joka
lasketaan lähettimen taajuuden
laskentaan tarkoitetun yhtälön
perusteella.

RF-kenttien
aiheuttamat johdetut
häiriöt
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms
ISM*1 jaamatööriradioiden*2
taajuusalueet 150
kHz – 80 MHz
Säteilevät RF-kentät 10 V/m
IEC61000-4-3
80 MHz–2,7 GHz

3 VrmsSuositeltu erotusetäisyys
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
jossa ”P” on lähettimen
nimellinen maksimilähtöteho
watteina (W) lähettimen
valmistajan tietojen mukaan ja”d” on suositeltu erotusetäisyys
metreinä (m). Kiinteiden
radiotaajuuslähettimien
kentänvoimakkuuksien, jotka on
määritetty sähkömagneettisen
ympäristömittauksen*3 mukaan,tulee olla pienempiä kuin kunkintaajuusalueen
vaatimustenmukaisuustaso*4.
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla
merkinnällä merkittyjen laitteidenlähellä.

Huomautus• UT on vaihtovirtajännite ennen testitason soveltamista.
• 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksissa käytetään korkeampaa taajuusaluetta.
• Nämä RF-kenttien tai säteilevien RF-kenttien aiheuttamia johtavia häiriöitä koskevat ohjeet eivät
välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat
absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.
*1 ISM-radiotaajuusalueet (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen käyttö) välillä 150–80 MHz ovat

6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz, 26,957 MHz – 27,283 MHz ja 40,66 MHz –40,70 MHz.
*2 Amatööriradioiden taajuusalueet välillä 0,15 MHz – 80 MHz ovat 1,8 MHz – 2,0 MHz, 3,5 MHz –4,0 MHz, 5,3 MHz – 5,4 MHz, 7 MHz – 7,3 MHz, 10,1 MHz – 10,15 MHz, 14 MHz – 14,2 MHz,18,07 MHz – 18,17 MHz, 21,0 MHz – 21,4 MHz, 24,89 MHz – 24,99 MHz, 28,0 MHz – 29,7 MHz ja
50,0 MHz – 54,0 MHz.
*3 Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten / langattomien puhelinten) ja

maaradioliikenteen tukiasemien, radioamatööriverkkojen, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TV-

42

Liitelähetysten, kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voidaan arvioida, asennuspaikalla
kannattaa tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentänvoimakkuus laitteen RadiForce
RX670 käyttöpaikalla ylittää sallitun edellä mainitun radiotaajuuden vaatimustenmukaisuustason,laitetta RX670 on tarkkailtava, jotta varmistetaan normaali toiminta. Jos toiminnassa havaitaan
häiriöitä, lisätoimet, kuten laitteen RadiForce RX670 uusi suuntaus tai sijoitus, voivat olla tarpeen.
*4 Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

43

LiiteKannettavien tai siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden ja
RadiForce RX670 -laitteiden väliset suositeltavat erotusetäisyydet
RadiForce RX670 on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa
valvotaan radiotaajuushäiriötä. Asiakas tai laitteen RadiForce RX670 käyttäjä voi ehkäistä
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä vähimmäisetäisyyden (30 cm) kannettavien ja
siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden (lähettimien) ja laitteen
RadiForce RX670 välillä. Laitteen RadiForce RX670 häiriönsieto sähkömagneettisten
kenttien läheisyydelle on testattu seuraavilla vaatimustenmukaisuustasoilla (C) vaadituilletestitasoille (T) seuraaville radiotaajuusviestintäpalveluille.
Testitaajuu Kaistanleve
s
ys*1
(MHz)
(MHz)

Palvelu*1

Modulaatio*2

Testitaso (T)*3(V/m)

Vaatimuste
nmukaisuus
taso (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Pulssimodulaatio*2 27
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz:npoikkeama
1 kHz:n sini

28

28

710

704–787

LTE-kaista 13, 17

Pulssimodulaatio*2 9217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-kaista 5

Pulssimodulaatio*2 28
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
Pulssimodulaatio*2 28
CDMA 1900;
217 Hz
GSM 1900;
DECT;
LTE-kaistat 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-kaista 7

Pulssimodulaatio*2 28
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulssimodulaatio*2 9217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Joissakin palveluissa vain lähetystaajuudet sisältyvät mukaan.
*2 Kantoaaltoja moduloidaan käyttämällä 50 % pulssisuhteen kanttiaaltosignaalia.
*3 Testitasot laskettiin enimmäisteholla ja 30 cm:n erotusetäisyydellä.

44

LiiteAsiakas tai laitteen RadiForce RX670 käyttäjä voi ehkäistä läheisten magneettikenttien
aiheuttamia häiriöitä pitämällä vähimmäisetäisyyden (15 cm) radiotaajuuslähettimen ja
laitteen RadiForce RX670 välillä. Laitteen RadiForce RX670 häiriönsieto läheisillemagneettikentille on testattu seuraavilla vaatimustenmukaisuustasoilla (C) vaadituilletestitasoille (T).
Testitaajuus

Modulaatio

Testitaso (T)(A/m)

Vaatimustenmukaisuu
staso (C)(A/m)

30 kHzCW (Continuous Wave, 8
jatkuva aalto)

8

134,2 kHz

Pulssimodulaatio*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulssimodulaatio*1
50 kHz*1 Kantoaaltoja moduloidaan käyttämällä 50 % pulssisuhteen kanttiaaltosignaalia.

Muiden kannettavien ja siirrettävien RF-tiedonsiirtolaitteiden (lähettimet), kannettavien ja
siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden (lähettimien) ja laitteen
RadiForce RX670 välisten vähimmäisetäisyyksien suositukset annetaan jäljempänä,
määritettynä tietoliikennelaitteiden maksimilähtötehon mukaan.
Lähettimen nimellinen
maksimilähtöteho
(W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Lähettimille, joiden nimellistä maksimilähtötehoa ei ole mainittu yllä, voidaan arvioida
suositeltu erotusetäisyys ”d” metreinä (m) käyttämällä lähettimen taajuuden laskennassa
käytettävää yhtälöä, missä ”P” on lähettimen maksimilähtöteho watteina (W) lähettimen
valmistajan antamien tietojen mukaan.
Huomautus• 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksissa tulee käyttää korkeampaa taajuusaluetta koskevaa
erotusetäisyyttä.
• Nämä RF-kenttien tai säteilevien RF-kenttien aiheuttamia johtavia häiriöitä koskevat ohjeet eivät
välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat
absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

45153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024