No.CX-131-03

高精度温度変換器

KT-M

対応
熱処理の品
部
航空機
支援50Fを72S
AM置の校正装に力機器
入度
温KT-M311（6チャンネル仕様）

KT-M301（24チャンネル仕様）

熱電対 ±0.3℃、測温抵抗体 ±0.05℃の精度※を実現※接続するセンサの種類により異なります高精度温度変換器 KT-M
高精度温度変換器 KT-Mは、熱電対や測温抵抗体からの信号を高精度なデジタル信号に変換し、記録計やパソコンへデジタル出力を行います。

特長▶ 高精度な温度計測
熱電対/測温抵抗体の種類ごとに入力ユニットを用意。高精度な基準点補償を内蔵し、優れた総合精度を実現します。ベースユニットに入力ユニットを自由に取り付け、取り外しが可能です。
ベースユニット

KT-M311(6チャンネル仕様) ※1

入力ユニット

KT-M301

熱電対用(24チャンネル仕様)

測温抵抗体用※2※1 上部カバーを取り外した状態です※2 4線式、3線式測温抵抗体ともにご使用いただけます
測温抵抗体用は熱電対用2個分のスペースを使用します▶ 記録計で高精度かつ安定した集録
KT-Mと記録計をデジタル通信で接続。
温度センサの信号を高精度かつ長期安定した集録を行います。

▶ パソコンでデータ集録
KT-Mとパソコンをデジタル通信で接続し、設定・集録を行います。
炉内温度均一検査(TUS)を支援するソフトウェアを用意しています。
熱電対（E、J、T、R、N、K）

記録計/パソコン※3PDFチャート

グラフィックレコーダ
KR2D00• PDFチャート• デジタル記録

ハイブリッド記録計
LE5300• 250mm幅チャート紙（デジタル印字を付与可能）• デジタル記録

KT-M

デジタル通信(RS-485)

測温抵抗体（Pt100、Pt-Co）

パソコン• 設定ソフト（標準付属）• TUSレポート出力付き
TRAMS
（別売）

※3 記録計/パソコンは1台まで接続可能▶ 柔軟な配置が可能
KT-M（6チャンネル仕様）
は4ユニットまで直列接続に対応。集録する設備や温度センサを分散配置した場合も効率的に配線できます。またDINレール取り付けが可能です。
KT-M

RS-485パソコンなどソフトウェア
▶ 設定ソフト（標準付属）
KT-Mのパラメータ設定、データ集録、データ解析を行います。
機能（1）
機器パラメータ設定
・センサ入力種類 ・RJ ・バーンアウト
・Pt重畳電流 ・センサ補正（折れ線補正）（2）
データ集録（CSV形式)
・手動または自動でデータ保存（指定時刻、1秒／5秒／10秒ごと）
・集録グループ登録（最大10グループ）・ファイル分割（測定開始時ごと/月ごと/日ごと）
（3）
データ表示
・リアルタイムトレンドの表示 ・データ解析結果 ・警報表示（最大4点、上限・下限）(4)データ解析
・最大値 ・最小値 ・平均値 ・標準偏差 ・中央値

動作環境
OS

※
Windows 10（32bit/64bit）

ハードウェアCPU 1GHz以上、メモリ：2GB以上※ .NET Framework4.0以降 が必要です▶ 総合パッケージソフト TUS レポート出力機能付き TRAMS（別売）
Nadcap認証に必要なAMS2750Fの要求事項に対応するための検査とレポートの作成を支援します。
主な機能（1）
機器パラメータ設定 （2）TUSレポート出力 （3）安定判別（自動／半自動／手動）（4）
データメモリー （5）TUS条件設定

用途例▶ 熱処理炉の高精度温度管理• 航空機部品焼入れ炉の管理• 金属焼入れ炉の温度分布測定などの精密な多点温度計測
高精度変換器
KT-M

熱処理炉

熱電対（R、N）

ハイブリッド記録計
LE5300RS-485▶ 熱電対自動校正装置
パソコンから校正炉の調節計に校正温度を送るとともに、高精度温度変換器を介して熱電対の起電力データを収集し、昇温・安定判別・データ格納などの温度センサ校正作業をパソコンで自動的に行います。
熱電対校正炉KT-F311

被校正熱電対高精度変換器
KT-M

パソコン
RS-485標準熱電対

RS-232C
校正温度/リモート設定

形式

一般仕様
形式

KT-M301（24チャンネル）

入力種類
入力点数※１

熱電対 … 最大24点
測温抵抗体 … 最大12点

通信
インターフェイス

RS-485 (MODBUS） 取込み周期
上位機器を1台接続可能

定格電源電圧

100-240V

消費電力

約50VA

約15VA

質

約4.3kg約1.9kg温度18〜28℃

0〜50℃

量

精度保証
範囲
使用範囲

入力種類
0：最大 24 チャンネル
1：最大 6 チャンネル

最大6点（4台連結時、最大24点）
最大3点（4台連結時、最大12点）
24チャンネル/1秒

入力ユニット※2
KT-M411□50/60Hz ±2%

湿度45〜65%rh（結露なきこと）

温度

0〜40℃

湿度

20〜80%rh(結露なきこと）

取付方法

ベースユニット
KT-M3□1

KT-M311（6チャンネル）

熱電対 … K、E、J、T、E、B、R、S、N
測温抵抗体 … Pt100、Pt-Co（4線式/3線式）

入力種類
Ｋ：Ｋ熱電対
Ｔ：Ｔ熱電対
Ｓ：Ｓ熱電対Ｐ：Pt100

0〜50℃

卓上置き

Ｅ：Ｅ熱電対
Ｂ：Ｂ熱電対
Ｒ：Ｒ熱電対
Ｃ：Pt-Co

Ｊ：Ｊ熱電対
Ｒ：Ｒ熱電対※2 測温抵抗体の入力ユニットは 4線式/3線式共通です

卓上置き/DINレール取付け※1 熱電対と測温抵抗体を混在可能です
ただし測温抵抗体1点で熱電対2点分のスペースを使用します

ブラインド板KT-M421F

外形寸法
KT-M311
120

115

KT-M301500(5.6)

精度定格
入力種類

320(15.5)(23)

精度規定範囲

基準点※3
補償精度

精度

総合精度※4精度±0.4℃または測定値の±0.03％のいずれか大きい方±0.6℃

0〜1370℃±0.3℃

ー200〜1300℃

0〜1300℃±0.3℃

ー200〜 900℃

0〜 900℃±0.2℃

ー200〜 900℃

0〜 900℃±0.2℃

Tー200〜 400℃

0〜 400℃±0.2℃

R0〜1760℃

600〜1000℃

±0.6℃

±0.7℃

±1.2℃

1000〜1760℃±0.4℃±0.5℃または測定値の±0.06％のいずれか大きい方

±0.8℃

S

0〜1760℃ 1000〜1760℃±0.6℃±0.7℃または測定値の±0.06％のいずれか大きい方

±1.2℃

熱電対

EJ

(8.5)

120

単位：mm

KT-M301（24チャンネル）／KT-M311（6チャンネル） KT-M311（6チャンネル）
周囲温度：23℃±5℃のとき
周囲温度：0〜23℃未満、28℃を超え50℃までのときー200〜1370℃

KN

0〜1820℃ 1000〜1820℃ ±0.6℃
B
4 Pt100 ー200〜 400℃ ー200〜 400℃ ±0.05℃
線式

±0.2℃

±0.4℃

±0.4℃
±0.6℃

±0.4℃
±0.3℃

±1.4℃±0.6℃±1.2℃±1.0℃または測定値の±0.12％のいずれか大きい方±1.4℃または測定値の±0.12％のいずれか大きい方±0.1℃

4〜 374 K

±0.1℃

±0.2℃

Pt-Co

4〜 374 K

4〜 374 K ±100mK±200mK±100mK±50mK※3 基準点補償精度は周囲温度23℃±5℃条件下
総合精度＝総合精度※4±0.8℃または測定値の±0.06％のいずれか大きい方

±0.4℃

±0.3℃

4〜 374 K※4 総合精度は計測器の誤差を含まず。

基準点補償精度

±0.6℃

Pt-Co

3 Pt100 ー200〜 400℃ ー200〜 400℃
線式

測温抵抗体
※5※6

測定レンジ200※5 規定電流1mAの条件下
22（精度）＋(基準点補償精度）※6 温度ドリフト ±0.01％FS / 10℃● このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

神 奈 川

https://www.chino.co.jp/姫路079（288）
7580
086
（473）
7400

,
Cat.No. CX-131-03 Mar.- 21-01 Printed in Japan Ⓑ 126