‫تعليمات االستخدام‬‫شاشة ‪ LCD‬ملونة‬‫مهم‬‫يرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام ودليل التركيب قبل االستخدام‪.‬‬‫• راجع دليل التركيب للحصول على إعدادات وتعديالت الشاشة‪.‬‬‫• يمكن العثور على أحدث المعلومات عن المنتج بما في ذلك تعليمات االستخدام على الموقع اإللكتروني‪.‬‬‫‪www.eizoglobal.com‬‬‫الرموز‬‫يُستخدم هذا الدليل والمنتج رموز السالمة الموضحة أدناه‪ .‬حيث توضح هذه الرموز معلومات مهمة للغاية‪ .‬يُرجى قراءتها بعناية‪.‬‬‫قد يؤدي عدم االلتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديدًا على‬‫حياتك‪.‬‬‫تحذير‬‫قد يؤدي عدم االلتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و‪/‬أو يمكن أن تؤدي إلى‬‫تلف الممتلكات أو المنتج‪.‬‬‫تنبيه‬‫يشير إلى تحذير أو تنبيه‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬‫يشير إلى خطر "صدمة كهربائية"‪.‬‬‫يشير إلى إجراء محظور‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬‫يعني "ال تقم بالفك"‪.‬‬‫تم ضبط هذا المنتج تحديدًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪.‬‬‫إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة‪ ،‬فقد ال يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات‪.‬‬‫ال تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة أو بأي وسيلة‪ ،‬سواء كانت‬‫إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة ‪.EIZO‬‬‫ال تتحمل شركة ‪ EIZO‬أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلّمة لها قبيل إجراء الترتيبات الالزمة عقب‬‫تسلم شركة ‪ EIZO‬لتلك المعلومات ذات الصلة‪ .‬على الرغم من أنه بُذل أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل ألحدث‬‫المعلومات‪ ،‬يُرجى مالحظة أن مواصفات منتج ‪ EIZO‬عرضة للتغيير دون إشعار‪.‬‬‫‪2‬‬‫االحتياطات‬‫االحتياطات‬‫مهم‬‫تم ضبط هذا المنتج تحديدًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪ .‬إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة‪ ،‬فقد ال يتم تشغيل‬‫المنتج كما هو موضح حسب المواصفات‪.‬‬‫بالنسبة للسالمة الشخصية والصيانة الصحيحة‪ ،‬يرجى قراءة قسم "االحتياطات" بعناية وعبارات التنبيه على الشاشة‪.‬‬‫موقع عبارات التنبيه‬‫الرموز الموجودة على الوحدة‬‫يشير هذا الرمز إلى‬‫الرمز‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪ :‬اضغط إليقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪ :‬اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫زر التشغيل‪ :‬اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الخاص بالشاشة أو إيقافه‪.‬‬‫التيار المتردد‬‫التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربية‬‫تنبيه‪ :‬انظر‬‫عالمة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية‪ :‬يجب التخلص من المنتج بمفرده‪ ،‬قد يُعاد تصنيع المواد الخام‪.‬‬‫عالمة ‪ :CE‬عالمة مطابقة االتحاد األوربي طبقًا ألحكام توجيه المجلس والئحة )االتحاد األوربي( أو أيًا منهما‪.‬‬‫ال ُمصنّع‬‫تاريخ التصنيع‬‫تنبيه‪ :‬يحظر القانون الفيدرالي )الواليات المتحدة األمريكية( بيع هذا الجهاز من قبل المتخصص الطبي المرخص‬‫بالرعاية الصحية أو بنا ًء على طلب منه‪.‬‬‫الجهاز الطبي في االتحاد األوروبي‬‫المستورد في االتحاد األوروبي‬‫‪3‬‬

‫االحتياطات‬‫يشير هذا الرمز إلى‬‫الرمز‬‫عالمة تشير إلى االمتثال للوائح المملكة المتحدة‬‫الشخص المسؤول في المملكة المتحدة‬‫الممثل المعتمد في سويسرا‬‫الممثل المعتمد في االتحاد األوروبي‬‫‪4‬‬

‫االحتياطات‬‫تحذير‬‫تحذير‬‫إذا انبعث من الوحدة دخان‪ ،‬أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق‪ ،‬أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة‪ ،‬فقم بفصل كافة توصيالت الطاقة في‬‫الحال واتصل بمندوب ‪ EIZO‬لطلب النصح منه‪.‬‬‫قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز‪.‬‬‫تحذير‬‫ال تقم بتفكيك أو تعديل الوحدة‪.‬‬‫قد يؤدي فتح الهيكل إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق عن طريق أجزاء عالية الجهد أو ذات درجة حرارة عالية‪.‬‬‫قد يؤدي إجراء تعديالت على الوحدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫تحذير‬‫ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة‪.‬‬‫ال تقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة األغطية قد يؤدي إلى نشوب حريق‪ ،‬أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز‪.‬‬‫تحذير‬‫يُنصح بإبعاد األشياء الغريبة أو السوائل عن الوحدة‪.‬‬‫قد يؤدي سقوط األجزاء المعدنية أو المواد القابلة لالشتعال أو السوائل على الهيكل إلى خطر نشوب حريق أو صدمة‬‫كهربائية أو تلف بالمعدات‪.‬‬‫في حالة وقوع أي شيء‪/‬انسكاب أي سائل داخل الهيكل‪ ،‬قم بفصل قابس الوحدة في الحال‪ .‬اطلب من مهندس الصيانة‬‫المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى‪.‬‬‫تحذير‬‫ضع الوحدة في مكان صلب ومستقر‪.‬‬‫قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير مالئم وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة‪.‬‬‫في حالة سقوط الوحدة‪ ،‬قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪ .‬ال تقم باالستمرار في استخدام وحدة‬‫تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪.‬‬‫تحذير‬‫استخدم الوحدة في المكان المالئم‪.‬‬‫وإال‪ ،‬فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز‪.‬‬‫• ال تقم بوضع الوحدة في األماكن المفتوحة‪.‬‬‫• ال تقم بوضع الوحدة في أي ٍ من وسائل النقل )السفن والطائرات والقطارات والحافالت وما شابه(‪.‬‬‫• ال تقم بوضع الوحدة في بيئات متربة أو رطبة‪.‬‬‫• ال تقم بوضعها في أماكن يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل بالماء )الحمامات والمطابخ وما شابه‪(.‬‬‫• ال تعمد إلى وضع الوحدة في أماكن تكون فيها الشاشة عرضة للبخار بشك ٍل مباشر‪.‬‬‫• ال تقم بوضعها بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة‪.‬‬‫• ال تقم بوضعها في مواقع يتعرض فيها المنتج لضوء الشمس المباشر‪.‬‬‫• ال تعمد إلى وضعها في بيئات تحتوي على غاز قابل لالشتعال‪.‬‬‫• تجنب وضعه في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل )مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وثاني‬‫أكسيد النيتروجين والكلور واألمونيا واألوزون(‪.‬‬‫• تجنب وضعه في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء )مثل كلوريد الصوديوم والكبريت(‬‫والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات األخرى‪.‬‬‫‪5‬‬‫االحتياطات‬‫تحذير‬‫احتفظ بأكياس التعبئة البالستيكية بعيدًا عن األطفال الرضع واألطفال‪.‬‬‫قد تؤدي أكياس التعبئة إلى خطر حدوث اختناق‪.‬‬‫تحذير‬‫استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقًا لمعيار مأخذ التيار في دولتك‪.‬‬‫تأكد من االستخدام ضمن حدود الجهد الكهربي المقدر لسلك الطاقة‪ .‬وإال‪ ،‬فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪.‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪ :‬تيار متردد ‪ 240-100‬فولت ‪ 50/60‬هرتز‬‫تحذير‬‫لفصل سلك الطاقة‪ ،‬قم بنزع القابس بثبات واسحبه‪.‬‬‫قد يؤدي الربط على السلك إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪.‬‬‫تحذير‬‫يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي مؤرض‪.‬‬‫قد يتسبب الفشل في القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫تحذير‬‫استخدم الجهد الصحيح‪.‬‬‫• الوحدة مصممة لالستخدام مع الجهد المحدد فقط‪ .‬قد يتسبب االتصال بجهد كهربي آخر غير المحدد في "تعليمات االستخدام" هذه إلى‬‫نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز‪.‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪ :‬تيار متردد ‪ 240-100‬فولت ‪ 50/60‬هرتز‬‫• ال تقم بالتحميل الزائد على الدائرة الكهربية الخاصة بك‪ ،‬ألن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫تحذير‬‫قم بالتعامل مع سلك الطاقة بعناية‪.‬‬‫ال تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو تقم بسحبه أو ربطه‪ .‬قد يؤدي استخدام سلك طاقة تالف إلى نشوب حريق أو حدوث‬‫صدمة كهربائية‪.‬‬‫تحذير‬‫ال ينبغي على المشغل مالمسة المريض أثناء لمسه للمنتج‪.‬‬‫هذا المنتج غير مصمم ليتم لمسه بواسطة المرضى‪.‬‬‫تحذير‬‫ال تقم أبدًا بلمس القابس أو سلك الطاقة في حالة وجود رعد‪.‬‬‫فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية‪.‬‬‫‪6‬‬

‫االحتياطات‬‫تحذير‬‫عند إرفاق ركيزة ذراع‪ ،‬يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان‪.‬‬‫وإال فقد تنفصل الوحدة مما يسبب وقوع إصابات و‪/‬أو تلف األجهزة‪.‬‬‫وقبل التركيب‪ ،‬تأكد من أن المكتب أو الجدار أو أي سطح خاص بالتركيب يتمتع بقوة ميكانيكية كافية‪.‬‬‫في حالة سقوط الوحدة‪ ،‬قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪ .‬ال تقم باالستمرار في استخدام وحدة‬‫تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪ .‬عند إعادة ربط ركيزة اإلمالة‪ ،‬يرجى استخدام نفس المسامير‬‫وإحكامها بأمان‪.‬‬‫تحذير‬‫ال تقم بلمس لوحة ‪ LCD‬التالفة مباشرةً بأيد عارية‪.‬‬‫إذا تعرض أي جزء من جلدك للمالمسة بشكل مباشر مع اللوحة‪ ،‬اغسله بالكامل‪.‬‬‫إذا دخلت مادة الكريستال السائل داخل عينيك أو فمك‪ ،‬اشطفه على الفور بكمية وافرة من الماء واطلب العناية الطبية‪ .‬وإال‬‫فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث رد فعل س ّمي‪.‬‬‫تحذير‬‫وللتثبيت في أماكن مرتفعة‪ ،‬اطلب المساعدة من فنّي‪.‬‬‫عند تركيب الشاشة في مكان مرتفع‪ ،‬فهناك خطر سقوط المنتج أو أي جزء منه مما قد يسبب في حدوث إصابة‪ .‬اطلب المساعدة منا أو من فني‬‫متخصص في أعمال التركيب عند تركيب الشاشة‪ ،‬بما في ذلك فحص المنتج للكشف عن أي ضرر أو تشوهات قبل وبعد تركيب الشاشة‪.‬‬‫‪7‬‬

‫االحتياطات‬‫تنبيه‬‫تنبيه‬‫ال تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء القادم من الضوء الخلفي أو بقعة الضوء‪.‬‬‫فقد يؤدي ذلك إلى عدم ارتياح العين ومشاكل في الرؤية‪.‬‬‫تنبيه‬‫ال تستخدم قوة مفرطة على ذراع بقعة الضوء‪.‬‬‫فقد يؤدي ثني الذراع أو لفه بقوة إلى تلف الجهاز أو تعطله‪.‬‬‫تنبيه‬‫تحقق من حالة التشغيل قبل االستخدام‪.‬‬‫ابدأ في االستخدام بعد التأكد من عدم وجود مشكالت في الصور المعروضة‪.‬‬‫عند استخدام وحدات متعددة‪ ،‬ابدأ في االستخدام بعد التأكد من عرض الصور بشك ٍل مناسب‪.‬‬‫تنبيه‬‫أحكم تثبيت الكابالت ‪ /‬األسالك التي تحتوي على ميزة التثبيت‪.‬‬‫إذا لم يتم تثبيت الكابالت ‪ /‬األسالك بإحكام‪ ،‬فقد تنفصل‪ ،‬وبالتالي قد تنقطع الصور وتتوقف عملياتك‪.‬‬‫تنبيه‬‫قم بفصل الكابالت ثم انزع الملحقات عند تحريك الوحدة‪.‬‬‫وإال‪ ،‬فقد تنفصل الكابالت أو الملحقات بنفسها عند تحريك الوحدة‪ ،‬مما يؤدي إلى وقوع إصابة‪.‬‬‫تنبيه‬‫قم بحمل الوحدة أو وضعها وفقًا للطرق المحددة الصحيحة‪.‬‬‫• عند تحريك المنتج‪ ،‬أمسك بالجزء السفلي من الشاشة بإحكام‪.‬‬‫• تعتبر الشاشات بمقاس ‪ 30‬بوصة وأكثر ثقيلة الوزن‪ .‬عند فك تغليف الشاشة و‪/‬أو حملها‪ ،‬تأكد من وجود شخصين على‬‫األقل عند القيام بذلك‪.‬‬‫• إذا كان طراز جهازك مزودًا بمقبض على الجزء الخلفي للشاشة‪ ،‬فاقبض على الجزء السفلي ومقبض الشاشة وأمسك‬‫بهما بإحكام‪.‬‬‫قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف األجهزة‪.‬‬‫تنبيه‬‫احرص جيدًا على أن ال تنحشر يديك‪.‬‬‫إذا قمت فجأة باستخدام قوة على الشاشة لضبط ارتفاعها أو زاويتها‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى انحشار يديك وإصابتها‪.‬‬‫‪8‬‬‫االحتياطات‬‫تنبيه‬‫ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة في الهيكل‪.‬‬‫• ال تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية‪.‬‬‫• ال تعمد إلى تركيب الوحدة في مكان سيء التهوية أو في حيز غير مالئم‪.‬‬‫سا على عقب‪.‬‬‫• ال تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأ ً‬‫يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق‬‫التلف بالجهاز‪.‬‬‫تنبيه‬‫ال تقم بلمس قابس التيار ويديك مبتلة‪.‬‬‫فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية‪.‬‬‫تنبيه‬‫ال تقم بوضع أي أشياء حول قابس التيار‪.‬‬‫إن هذا لتسهيل فصل قابس التيار في حال وجود مشكلة ما لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪.‬‬‫تنبيه‬‫قم بتنظيف المنطقة حول قابس الطاقة وفتحة تهوية الشاشة من آن إلى آخر‪.‬‬‫قد يؤدي وجود الغبار أو الماء أو الزيت على هذه المنطقة إلى نشوب حريق‪.‬‬‫تنبيه‬‫قم بفصل الوحدة قبل تنظيفها‪.‬‬‫قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫تنبيه‬‫إذا كنت تنوي ترك الوحدة بدون استخدام لفترة طويلة‪ ،‬فقم بفصل قابس التيار من مقبس الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة لضمان‬‫السالمة وحفظ الطاقة‪.‬‬‫تنبيه‬‫تخلص من هذا المنتج وفقًا لقوانين المنطقة أو بلد اإلقامة‪.‬‬‫تنبيه‬‫للمستخدمين الذين يسكنون في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا‪:‬‬‫في حال وقوع أي حدث خطير بسبب الجهاز‪ ،‬يجب إبالغ ال ُمصنع به وسلطات الدولة العضو المختصة التي يعيش فيها مستخدم الجهاز أو‬‫المريض‪.‬‬‫‪9‬‬‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫مؤشرات لالستخدام‬‫تم تصميم هذا المنتج الستخدامه عرض الصور اإلشعاعية للمراجعة والتحليل والتشخيص من خالل متخصصين طبيين مدربين‪.‬‬‫تستخدم شاشة العرض هذه ألغراض التصوير اإلشعاعي للثدي‪.‬‬‫إشعار‬‫• هذا المنتج غير مخصص لالستخدام في التشخيص المختبري‪.‬‬‫• قد ال يتم تغطية هذا المنتج من خالل الضمان لالستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل‪.‬‬‫• إن المواصفات المذكورة في هذا الدليل ال تنطبق إال عند استخدام أسالك الطاقة المزود بها المنتج وكابالت اإلشارات التي تحددها شركة‬‫‪.EIZO‬‬‫• ال تستخدم إال الملحقات الخاصة بمنتجات شركة ‪ Eizo‬المحددة من قِبل ‪ Eizo‬مع هذا المنتج‪.‬‬‫احتياطات االستخدام‬‫• قد تتشوه القطع )مثل لوحة ‪ LCD‬والمروحة( مع االستخدام على المدى الطويل‪ .‬تحقق من عملها بشكل طبيعي على نح ٍو‬‫دوري‪.‬‬‫• عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن‪ ،‬فقد تظل صورة التِلويَّة‪ .‬استخدم شاشة التوقف‬‫أو وظيفة توفير الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفترات ممتدة من الزمن‪ .‬وقد تظهر صورة التِلويَّة‪،‬حتى بعد مرور فترة‬‫ق الطاقة قيد اإليقاف لعدة‬‫زمنية قصيرة‪ ،‬بنا ًء على الصورة المعروضة‪ .‬إلزالة مثل هذه الظاهرة‪ ،‬قم بتغيير الصورة أو أب ِ‬‫ساعات‪.‬‬‫• يستغرق األمر عدة دقائق حتى يستقر عرض شاشة العرض‪ .‬قبل استخدام الشاشة‪ ،‬يرجى االنتظار بضع دقائق أو أكثر بعد‬‫تشغيل طاقة شاشة العرض أو تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة‪.‬‬‫• إذا استمرت الشاشة في العرض بشكل متواصل لفترة طويلة من الوقت‪ ،‬فقد تظهر بقع أو حروق‪ .‬إلطالة عمر الشاشة‪ ،‬نوصي‬‫بإغالق شاشة العرض من آن آلخر‪.‬‬‫• عمر الضوء الخلفي للوحة ‪ LCD‬ثابت‪ .‬اعتمادًا على نمط االستخدام‪ ،‬كاالستخدام لفترات طويلة مستمرة‪ ،‬فقد يُستهلَك عمر‬‫اإلضاءة الخلفية في وقت أقل‪ ،‬األمر الذي يتطلب االستبدال‪ .‬عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض‪ ،‬يرجى االتصال‬‫بمندوب ‪ EIZO‬المحلي الخاص بك‪.‬‬‫• قد يوجد بالشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقط المضيئة على الشاشة‪ .‬يرجع ذلك إلى الخصائص‬‫الخاصة بلوحة ‪ LCD‬ذاتها‪ ،‬وليس عطل بالمنتج‪.‬‬‫• ال تضغط على سطح لوحة )‪ (LCD‬أو إطارها الخارجي بقوة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض‪ ،‬على سبيل المثال‬‫أنماط التداخل‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬في حالة استمرار الضغط على لوحة )‪ (LCD‬بشكل مستمر‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الكريستال‬‫السائل أو تلف لوحة )‪) .(LCD‬في حالة بقاء عالمات الضغط على لوحة ‪ ،LCD‬اترك شاشة العرض مع شاشة بيضاء أو‬‫سوداء‪ .‬قد تختفي األعراض‪(.‬‬‫• ال تقم بخدش لوحة ‪ LCD‬أو بالضغط عليها باستخدام أشياء حادة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في تلفها‪ .‬ال تحاول التنظيف باستخدام‬‫األنسجة ألن ذلك قد يؤدي إلى خدش باللوحة‪.‬‬‫• التقم لمس مستشعر المعايرة المدمج )المستشعر األمامي المتكامل(‪ .‬فقد يؤدي ذلك إلى تقليل دقة القياس أو التسبب في تلف‬‫الجهاز‪.‬‬‫• تبعًا للبيئة‪ ،‬قد تختلف القيمة التي تم قياسها بواسطة مستشعر اإلضاءة المدمج عن القيمة المعروضة على عداد اإلضاءة الفريد‬‫من نوعه‪.‬‬‫• قد يحدث تكاثف لقطرات الندى على سطح هذا المنتج أو داخله عندما يتم إحضاره إلى غرفة باردة‪ ،‬أو عندما ترتفع درجة‬‫الحرارة فجأة‪ ،‬أو عند نقله من غرفة باردة إلى أخرى دافئة‪ .‬في هذه الحالة‪ ،‬ال تقم بتشغيل المنتج‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬انتظر حتى‬‫يختفي تكاثف قطرات الندى‪ ،‬وإال فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج‪.‬‬‫‪10‬‬

‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫الستخدام الشاشة لفترة طويلة‬‫التحكم في الجودة‬‫• تتأثر جودة العرض على الشاشات بمستوى جودة إشارات الدخل ومدى تدهور حالة المنتج‪ .‬قم بإجراء الفحوص البصرية‬‫واالختبارات الدورية المنتظمة )بما في ذلك فحص تدرج الرمادي( حتى تتوافق مع المعايير الطبية‪/‬التوجيهات اإلرشادية تبعًا‬‫لطريقة استخدامك‪ ،‬وقم بإجراء المعايرة حسب الضرورة‪ .‬تتيح لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة ‪RadiCS‬‬‫)اختياري( القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية ‪ /‬التوجيهات اإلرشادية‪.‬‬‫• يرجى االنتظار ‪ 15‬دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو بعد تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة‪ ،‬قبل‬‫إجراء اختبارات متنوعة للتحكم في الجودة‪ ،‬أو المعايرة‪ ،‬أو ضبط الشاشة لشاشة العرض‪.‬‬‫• نوصي بأن يتم ضبط شاشات العرض إلى المستوى الموصى به أو أقل لتقليل التغييرات في اللمعان بواسطة االستخدام طويل‬‫المدى والحفاظ على سطوع ثابت‪.‬‬‫• لضبط نتائج القياس لمستشعر المعايرة المتكامل )المستشعر األمامي المتكامل( على تلك الخاصة بالمستشعر الخارجي والذي‬‫يُباع على حدة‪ ،‬قم بتنفيذ التصحيح بين المستشعر األمامي المتكامل والمستشعر الخارجي باستخدام )ملحق اختياري(‬‫‪) RadiCS / RadiCS LE‬مضمن(‪ .‬يتيح لك التصحيح الدوري الحفاظ على نتيجة القياس للمستشعر األمامي المتكامل عند‬‫مستوى يكافئ ذلك الخاص بالمستشعر الخارجي‪ .‬للحصول على تفاصيل حول االرتباط‪ ،‬راجع دليل مستخدم ‪RadiCS /‬‬‫‪.RadiCS LE‬‬‫إشعار‬‫• قد تتغير حالة عرض الشاشة بشكل غير متوقع بسبب حدوث خطأ في التشغيل أو تغيير غير متوقع في اإلعداد‪ .‬يُوصى باستخدام الشاشة‬‫مع مفاتيح التشغيل بعد ضبط شاشة العرض‪.‬‬‫للحصول على تفاصيل حول كيفية االستخدام‪ ،‬راجع دليل التركيب )على ‪.(CD-ROM‬‬‫التنظيف‬‫• يوصى بالتنظيف من آن آلخر للحفاظ على مظهر المنتج جديد وإلطالة عمر التشغيل الخاص به‪.‬‬‫• يمكن إزالة البقع من على المنتج عبر ترطيب قطعة قماش ناعمة بالماء‪ ،‬أو باستخدام منظف الشاشة الخاصة بنا والمسح‬‫بلطف‪.‬‬‫إشعار‬‫• ال تجعل السوائل تالمس المنتج مباشرةً‪ .‬وإذا حدث ذلك‪ ،‬فقم بمسحها على الفور‪.‬‬‫• ال تسمح للسوائل بالدخول في الفتحات أو إلى داخل المنتج‪.‬‬‫• عند استخدام المواد الكيميائية للتنظيف أو التطهير‪ ،‬فقد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول أو المطهرات في اختالف اللمعان أو فقدانه‬‫وتغير لون المنتج‪ ،‬وتردي جودة الصورة‪ .‬ال تستخدم المواد الكيميائية بشكل متكرر‪.‬‬‫• تجنب تما ًما استخدام أي مخفف طالء‪ ،‬أو بنزين‪ ،‬أو شمع‪ ،‬أو منظف كاشط‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج‪.‬‬‫• لمزيد من المعلومات عن التنظيف والتطهير‪ ،‬يُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بنا‪.‬‬‫طريقة الفحص‪ :‬قم بالدخول إلى موقع ‪ www.eizoglobal.com‬واكتب كلمة "‪ "disinfect‬في مربع البحث على الموقع للبحث عن‬‫هذه الكلمة‪.‬‬‫التطهير بالمواد الكيميائية‬‫• عند تطهير المنتجات‪ ،‬نوصي باستخدام المواد الكيميائية التي اختبرناها )انظر الجدول أدناه(‪ .‬الحظ أن استخدام هذه المواد‬‫الكيميائية ال يضمن عدم تلف هذه المنتجات أو تضررها‪.‬‬‫الفئة‬‫كحولي‬‫نوع المادة الكيميائية‬‫الفرك بمادة اإليثانول )الكحول اإليثيلي(‬‫مثال على المنتج‬‫اإليثانول‬‫كحولي‬‫اإليزوبروبانول‬‫اإليزوبروبانول الكحولي )‪(IPA‬‬‫الكلورين‬‫هيبوكلوريت الصوديوم‬‫‪Purelox‬‬‫البيغوانيد‬‫الكلورهيكسيدين جلوكونات‬‫محلول هيبيتان‬‫كحولي‬‫كلوريد البنزالكونيوم‬‫‪Welpas‬‬‫تبعًا لأللدهيد‬‫‪Glutaral‬‬‫‪Sterihyde‬‬‫تبعًا لأللدهيد‬‫‪Glutaral‬‬‫‪Cidex Plus28‬‬‫عامل األمفوتريك الفعّال‬‫هيدروكلوريد آلكيل أمينو إيثيل غليسين‬‫محلول ‪Satenidin‬‬‫‪11‬‬

‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫الستخدام شاشة العرض بشكل مريح‬‫• قد تؤثر الظلمة أو السطوع الشديد على عينيك‪ .‬قم بضبط سطوع الشاشة وفقًا للظروف البيئية‪.‬‬‫• بدء تشغيل الشاشة لفترة طويلة يرهق عينيك‪ .‬استرح لمدة ‪ 10‬دقائق كل ساعة‪.‬‬‫• انظر إلى الشاشة من على بُعد مناسب ومن زاوية مناسبة‪.‬‬‫تحذيرات األمن السيبراني ومسؤولياته‬‫• يجب أن يكون تحديث البرنامج الثابت عن طريق شركة ‪ EIZO‬أو موزعها‪.‬‬‫• إذا أوصت شركة ‪ EIZO‬أو أحد موزعيها بضرورة تحديث البرنامج الثابت‪ ،‬فقم بتحديثه على الفور‪.‬‬‫‪12‬‬

‫المحتويات‬‫المحتويات‬‫االحتياطات ‪.........................................................................................................................‬‬‫‪3‬‬‫مهم ‪........................................................................................................................‬‬‫‪3‬‬‫موقع عبارات التنبيه ‪.........................................................................................‬‬‫‪3‬‬‫الرموز الموجودة على الوحدة‪...............................................................................‬‬‫‪3‬‬‫تحذير ‪.....................................................................................................................‬‬‫‪5‬‬‫تنبيه ‪.......................................................................................................................‬‬‫‪8‬‬‫إشعار لشاشة العرض هذه‪10 ........................................................................................................‬‬‫مؤشرات لالستخدام ‪10 ......................................................................................................‬‬‫احتياطات االستخدام‪10 ......................................................................................................‬‬‫الستخدام الشاشة لفترة طويلة‪11 ............................................................................................‬‬‫التحكم في الجودة‪11 .............................................................................................‬‬‫التنظيف‪11 .......................................................................................................‬‬‫التطهير بالمواد الكيميائية ‪11 ....................................................................................‬‬‫الستخدام شاشة العرض بشكل مريح‪12 ....................................................................................‬‬‫تحذيرات األمن السيبراني ومسؤولياته‪12 ..................................................................................‬‬‫‪ 1‬مقدمة ‪15 ..............................................................................................................................‬‬‫‪1.1‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.3‬‬‫المميزات‪15 ..................................................................................................................‬‬‫‪1.1.1‬‬‫الترتيب الحر ‪15 .................................................................................................‬‬‫‪1.1.2‬‬‫توصيل األسالك البسيط‪15 ......................................................................................‬‬‫‪1.1.3‬‬‫تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل ‪ USB‬واحد من النوع ‪15 ................... C‬‬‫‪1.1.4‬‬‫شاشة ألوان وأحادية اللون هجين‪16 ............................................................................‬‬‫‪1.1.5‬‬‫التحكم في الجودة‪16 .............................................................................................‬‬‫‪1.1.6‬‬‫وظيفة قاعدة التثبيت‪16 ..........................................................................................‬‬‫‪1.1.7‬‬‫وظيفة إضاءة )‪ (RadiLight‬متاحة ‪16 .......................................................................‬‬‫‪1.1.8‬‬‫تصميم موفر للمساحة‪17 ........................................................................................‬‬‫‪1.1.9‬‬‫تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح ‪17 .................................................................‬‬‫محتويات العبوة‪18 ...........................................................................................................‬‬‫‪1.2.1‬‬‫‪18 ............................................................................. EIZO LCD Utility Disk‬‬‫‪1.2.2‬‬‫‪18 .............................................................................................. RadiCS LE‬‬‫‪1.2.3‬‬‫الستخدام ‪19 ................................................................................... RadiCS LE‬‬‫مفاتيح التحكم والوظائف ‪20 .................................................................................................‬‬‫‪1.3.1‬‬‫الجزء األمامي‪20 ................................................................................................‬‬‫‪1.3.2‬‬‫الجزء الخلفي ‪21 .................................................................................................‬‬‫‪ 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‪23 ................................................................................................................‬‬‫‪2.1‬‬‫قبل التركيب ‪23 ..............................................................................................................‬‬‫‪2.1.1‬‬‫شروط التركيب‪23 ...............................................................................................‬‬‫‪2.2‬‬‫كابالت االتصال ‪24 ..........................................................................................................‬‬‫‪2.3‬‬‫إرفاق تركيز ‪) RadiLight‬بقعة الضوء( ‪29 .............................................................................‬‬‫‪13‬‬

‫المحتويات‬‫‪2.4‬‬‫تشغيل مصدر الطاقة ‪29 .....................................................................................................‬‬‫‪2.5‬‬‫ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها‪30 ...........................................................................................‬‬‫‪2.6‬‬‫إرفاق غطاء الموصل ‪31 ....................................................................................................‬‬‫‪2.7‬‬‫استخدام منطقة ‪ / RadiLight‬تركيز ‪32 ..................................................................RadiLight‬‬‫‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة ‪33 .........................................................................................................‬‬‫‪ 4‬المواصفات‪35 .........................................................................................................................‬‬‫‪4.1‬‬‫قائمة المواصفات ‪35 .........................................................................................................‬‬‫‪4.1.1‬‬‫النوع ‪35 ..........................................................................................................‬‬‫‪4.1.2‬‬‫لوحة ‪35 .................................................................................................. LCD‬‬‫‪4.1.3‬‬‫إشارات الفيديو ‪35 ...............................................................................................‬‬‫‪4.1.4‬‬‫‪35 ........................................................................................................ USB‬‬‫‪4.1.5‬‬‫الشبكة‪35 .........................................................................................................‬‬‫‪4.1.6‬‬‫الطاقة ‪36 .........................................................................................................‬‬‫‪4.1.7‬‬‫المواصفات المادية ‪36 ...........................................................................................‬‬‫‪4.1.8‬‬‫متطلبات التشغيل البيئية‪36 ......................................................................................‬‬‫‪4.1.9‬‬‫شروط النقل ‪ /‬التخزين‪36 .......................................................................................‬‬‫‪4.2‬‬‫معدالت الدقة المدعومة ‪37 ..................................................................................................‬‬‫‪4.3‬‬‫الملحقات ‪37 ..................................................................................................................‬‬‫الملحق ‪38 .............................................................................................................................‬‬‫المعايير الطبية‪38 ............................................................................................................‬‬‫تصنيف المنتج‪38 ................................................................................................‬‬‫معلومات ‪39 ......................................................................................................... EMC‬‬‫بيئات االستخدام المقصودة‪39 ...................................................................................‬‬‫األوصاف الفنية ‪40 ..............................................................................................‬‬‫‪14‬‬

‫مقدمة | ‪1‬‬‫‪ 1‬مقدمة‬‫كثيرا الختيارك شاشة عرض ‪ LCD‬لصورة ملونة من ‪.EIZO‬‬‫شكرا لك‬‫ً‬‫ً‬‫‪ 1.1‬المميزات‬‫‪ 1.1.1‬الترتيب الحر‬‫• تم تجهيز هذا المنتج بوظائف ‪) PbyP‬صورة بصورة( و ‪) PinP‬صورة داخل صورة( التي يمكنها عرض ما يصل إلى‬‫ثالث إشارات في الوقت نفسه‪.‬‬‫‪PbyP + PinP‬‬‫‪PbyP‬‬‫أحادي ‪PinP +‬‬‫أحادي‬‫• تقدم شاشة العرض وظيفة كابل ‪ PbyP‬واحد التي تعرض الصورة في وضع ‪ PbyP‬باستخدام كابل إشارة واحد‪.‬‬‫‪ 1.1.2‬توصيل األسالك البسيط‬‫تم تجهيز شاشة العرض هذه بطرف توصيل الخرج موصل ‪ USB‬من النوع ®‪.(USB-C®) C‬‬‫من طرف توصيل الخرج‪ ،‬يمكن إخراج اإلشارة على شاشة مختلفة‪.‬‬‫‪ 1.1.3‬تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل ‪ USB‬واحد من النوع ‪C‬‬‫تم تجهيز هذا المنتج بموصل ‪ USB‬من النوع ‪ C‬ويدعم نقل إشارات الفيديو )وضع ‪ (DisplayPort™ Alt‬ومصدر إمداد الطاقة‬‫)توصيل طاقة ‪.(USB‬‬‫إنه يوفر قوة ‪ 94‬وات كحد أقصى من الطاقة لجهاز كمبيوتر محمول متصل عند استخدام شاشة خارجية‪.‬‬‫إشارات الفيديو‬‫مصدر إمداد الطاقة‬‫‪15‬‬

‫‪ | 1‬مقدمة‬‫مالحظة‬‫• لعرض إشارات الفيديو‪ ،‬يجب أن يدعم الجهاز المتصل نقل إشارات الفيديو )وضع ‪.(DisplayPort Alt‬‬‫• للتمتع باستخدام وظيفة الشحن‪ ،‬يجب أن يدعم الجهاز المتصل الشحن باستخدام توصيل طاقة ‪.USB‬‬‫• عند استخدام كابالت ‪ USB‬التالية‪ ،‬يمكن توفير قوة ‪ 94‬وات كحد أقصى من الطاقة‪:‬‬‫– ‪) CC150SS81G-5A‬مضمن(‬‫• يمكن شحن األجهزة المتصلة حتى عندما تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة‪.‬‬‫‪ 1.1.4‬شاشة ألوان وأحادية اللون هجين‬‫عند تمكين وظيفة ‪) Hybrid Gamma PXL‬جاما الهجينة ‪ ،(PXL‬يقوم هذا المنتج تلقائيًا بالتمييز بين األجزاء الملونة واألجزاء‬‫أحادية اللون لنفس الصورة على مستوى البكسل ويعرضها على التوالي بتدرجات مثالية‪.‬‬‫‪ 1.1.5‬التحكم في الجودة‬‫• تحتوي هذه الشاشة على مستشعر المعايرة المدمج )المستشعر األمامي المتكامل(‪ .‬يتيح هذا المستشعر للشاشة القيام بالمعايرة‬‫)المعايرة الذاتية( وفحص تدرج الرمادي بشكل مستقل‪.‬‬‫• يتيح لك استخدام ‪ RadiCS LE‬المدمجة إجراء معايرة الشاشة وإدارة السجل‪.‬‬‫• يتيح لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة ‪ RadiCS‬القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية‪/‬‬‫التوجيهات اإلرشادية‪.‬‬‫‪ 1.1.6‬وظيفة قاعدة التثبيت‬‫تم تجهيز هذه الشاشة بمنفذ ‪ LAN‬ومجمع وصالت ‪ USB‬التي يمكن استخدامها كقاعدة تثبيت‪ .‬عند توصيل كابل ‪ USB‬من النوع‬‫‪ ،C‬يمكنك خلق بيئة شبكة مستقرة سواء على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية غير مجهزة بمنافذ ‪ .LAN‬يمكنك أيضًا‬‫استخدام األجهزة الطرفية المتوافقة مع ‪ USB‬وشحن الهواتف الذكية )انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪ 1.1.7‬وظيفة إضاءة )‪ (RadiLight‬متاحة‬‫منطقة ‪) RadiLight‬الضوء الخلفي(‬‫• منطقة ‪ RadiLight‬هي وظيفة إضاءة خلفية مدمجة في الشاشة‪ .‬ينير هذا الضوء الغرفة بشكل غير مباشر من خلف الشاشة‪،‬‬‫مما يسمح للمستخدم برؤية الصور بوضوح حتى في البيئات خافتة اإلضاءة‪.‬‬‫تركيز ‪) RadiLight‬بقعة الضوء(‬‫‪16‬‬

‫مقدمة | ‪1‬‬‫• تركيز ‪ RadiLight‬هو بقعة الضوء القابلة لإلزالة‪ .‬ينير هذا الضوء مكان عملك عند قراءة المستندات أو كتابتها أو عند‬‫استخدام لوحة المفاتيح‪.‬‬‫منطقة ‪RadiLight‬‬‫تركيز ‪RadiLight‬‬‫‪ 1.1.8‬تصميم موفر للمساحة‬‫تم تجهيز الشاشة بموصالت ‪ USB‬متعددة )صاعدة(‪ .‬يمكنك تشغيل أجهزة كمبيوتر عديدة باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة‬‫‪) USB‬الماوس‪ ،‬لوحة المفاتيح‪ ،‬إلخ(‪.‬‬‫‪ 1.1.9‬تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح‬‫باستخدام برنامج التحكم في الجودة لشاشة العرض ‪ ،RadiCS/RadiCS LE‬يمكنك إجراء عمليات التشغيل التالية الخاصة‬‫بالشاشة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح‪:‬‬‫• تبديل أوضاع مفتاح ‪CAL‬‬‫• تبديل إشارات الدخل‬‫• وظيفة تعين وضع ‪) CAL Switch‬مفتاح ‪ (CAL‬إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة )التصويب والتركيز(‬‫• عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في ‪(Hide-and-Seek) PinP‬‬‫• تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة ‪(Switch-and-Go) USB‬‬‫• الدخول في وضع توفير الطاقة )‪(Backlight Saver‬‬‫• وهي ميزة تزيد من السطوع بشكل مؤقت للتحسين من رؤية الصور التشخيصية )‪) (Instant Backlight Booster‬معزز‬‫اإلضاءة الخلفية اللحظي(‬‫مالحظة‬‫• يتيح لك برنامج ‪ RadiCS / RadiCS LE‬عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في ‪ PinP‬وتبديل جهاز الكمبيوتر الذي تم‬‫استخدامه لتشغيل أجهزة ‪ USB‬في الوقت نفسه‪ .‬للحصول على المزيد من المعلومات حول إجراء اإلعداد‪ ،‬راجع دليل المستخدم الخاص‬‫في ‪.RadiCS / RadiCS LE‬‬‫‪17‬‬

‫‪ | 1‬مقدمة‬‫‪ 1.2‬محتويات العبوة‬‫يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة‪ .‬في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تالفًا‪ ،‬يُرجى االتصال بالوكيل أو‬‫موزع ‪ EIZO‬المحلي‪.‬‬‫مالحظة‬‫• يوصى بتخزين الصندوق ومواد التغليف بحيث يمكن استخدامها من أجل تحريك أو نقل المنتج‪.‬‬‫• شاشة‬‫• سلك الطاقة‬‫• كابل إشارة رقمي )‪PP300-V14 × 2 :(DisplayPort - DisplayPort‬‬‫• كابل إشارة رقمي )‪HH300PR x 1 :(HDMI - HDMI‬‬‫• كابل ‪UU300 × 2 :(USB-A - USB-B) USB 2.0‬‬‫• كابل ‪ USB-C) USB-C‬إلى ‪CC150SS81G-5A × 1 :(USB-C‬‬‫• غطاء الموصل )األيسر(‬‫• غطاء الموصل )األيمن(‬‫• تركيز ‪) RadiLight‬بقعة الضوء(‬‫• )‪EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM‬‬‫• تعليمات االستخدام‬‫‪EIZO LCD Utility Disk 1.2.1‬‬‫تحتوي أسطوانة ‪ CD-ROM‬على العناصر التالية‪ .‬ارجع إلى "‪ "Readme.txt‬على القرص للقيام بإجراءات بدء تشغيل البرامج‬‫أو إجراءات مرجع الملف‪.‬‬‫• ملف ‪Readme.txt‬‬‫• مجموعة برامج التحكم في جودة شاشة عرض ‪) RadiCS LE‬لنظام ‪(Windows‬‬‫• دليل المستخدم‬‫– دليل مستخدم هذه الشاشة‬‫– دليل تركيب الشاشة‬‫– دليل مستخدم ‪RadiCS LE‬‬‫• أبعاد الرسم التخطيطي‬‫‪RadiCS LE 1.2.2‬‬‫يتيج لك ‪ RadiCS LE‬القيام بتنفيذ التحكم بالجودة وعمليات تشغيل الشاشة التالية‪ .‬للحصول على المزيد من المعلومات حول‬‫البرنامج أو إجراء اإلعداد‪ ،‬راجع دليل المستخدم الخاص في ‪.RadiCS LE‬‬‫التحكم في الجودة‬‫• تنفيذ المعايرة‬‫• عرض نتائج االختبار في قائمة وإنشاء تقرير االختبار‬‫• إعداد المعايرة الذاتية المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ‬‫‪18‬‬

‫مقدمة | ‪1‬‬‫عمليات تشغيل الشاشة‬‫• تبديل أوضاع مفتاح ‪CAL‬‬‫• تبديل إشارات الدخل‬‫• وظيفة تعين وضع ‪) CAL Switch‬مفتاح ‪ (CAL‬إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة )التصويب والتركيز(‬‫• عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في ‪(Hide-and-Seek) PinP‬‬‫• تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة ‪(Switch-and-Go) USB‬‬‫• الدخول في وضع توفير الطاقة )‪(Backlight Saver‬‬‫• وهي ميزة تزيد من السطوع بشكل مؤقت للتحسين من رؤية الصور التشخيصية )‪) (Instant Backlight Booster‬معزز‬‫اإلضاءة الخلفية اللحظي(‬‫• ميزة تقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائيا ً لتتوافق مع مستوى اإلضاءة المحيطة عند ضبط وضع النص )‪Auto Brightness‬‬‫‪) (Control‬التحكم التلقائي في مستوى السطوع(‬‫إشعار‬‫• إن المواصفات الخاصة في ‪ RadiCS LE‬خاضعة للتغيير دون إشعار‪ .‬إن اإلصدار األخير الخاص في ‪ RadiCS LE‬متوفر للتنزيل‬‫من موقع الويب الخاص بنا‪(www.eizoglobal.com) :‬‬‫‪ 1.2.3‬الستخدام ‪RadiCS LE‬‬‫للحصول على المعلومات عن كيفية تركيب واستخدام ‪ ،RadiCS LE‬راجع دليل المستخدم الخاص في ‪) RadiCS LE‬على‬‫‪.(CD-ROM‬‬‫عند استخدام ‪ ،RadiCS LE‬قم بتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل ‪ USB‬المرفق‪ .‬للحصول على المزيد‬‫من المعلومات حول كيفية توصيل الشاشة‪ ،‬انظر ‪ 2.2‬كابالت االتصال ]| ‪.[24‬‬‫‪19‬‬

‫‪ | 1‬مقدمة‬‫‪ 1.3‬مفاتيح التحكم والوظائف‬‫‪ 1.3.1‬الجزء األمامي‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 30‬درجة تقريبًا‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .1‬المستشعر األمامي المتكامل )قابل‬‫للحركة(‬‫يستخدم هذا المستشعر للقيام بالمعايرة وفحص تدرج الرمادي‪.‬‬‫‪ .2‬مستشعر اإلضاءة‬‫يقوم هذا المستشعر بقياس اإلضاءة المحيطة‪ .‬يتم القيام بقياس اإلضاءة المحيطة باستخدام برامج‬‫التحكم في الجودة ‪.RadiCS/RadiCS LE‬‬‫ً‬‫تقوم بعرض دليل التشغيل‪ .‬تقوم بضبط القوائم وفقا لدليل التشغيل‪.‬‬‫‪ .4‬مفتاح الطاقة‬‫يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه‪.‬‬‫‪ .3‬مفاتيح التشغيل‬‫يضيء مؤشر المفتاح عندما تقوم بتشغيل مصدر الطاقة‪ .‬يختلف لون المؤشر تبعًا لحالة تشغيل‬‫الشاشة‪.‬‬‫أخضر‪ :‬وضع التشغيل العادي‪ ،‬برتقالي‪ :‬وضع توفير الطاقة‪،‬‬‫إيقاف‪ :‬مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقاف الطاقة‬‫‪20‬‬

‫مقدمة | ‪1‬‬‫‪ 1.3.2‬الجزء الخلفي‬
‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫‪4‬‬

‫‪14‬‬‫‪13‬‬‫‪ .1‬منطقة ‪) RadiLight‬الضوء‬‫الخلفي(‬‫‪12‬‬‫‪11‬‬‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫وظيفة إضاءة خلفية مدمجة في الشاشة‪ .‬ينير هذا الضوء الغرفة بشكل غير مباشر من خلف‬‫الشاشة‪.‬‬‫‪ .2‬ركيزة‬‫لضبط ارتفاع وزاوية )اإلمالة والتدوير( الشاشة‪.‬‬‫‪ .3‬مفتاح الطاقة الرئيسي‬‫يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه‪.‬‬‫‪ :‬إيقاف تشغيل‪،‬‬‫‪ :‬تشغيل‬‫‪ .4‬موصل التيار‬‫يوصل سلك الطاقة‪.‬‬‫‪ .5‬فتحة قفل األمان‬‫يتوافق مع نظام أمان ‪ MicroSaver‬من إنتاج ‪.Kensington‬‬‫‪ .6‬حامل الكبل‬‫ينظم الكابالت بدقة‪.‬‬‫‪ .7‬موصل ‪ USB‬من النوع ‪A‬‬‫)هابط(‬‫يتصل بجهاز ‪ USB‬طرفي )انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪ .8‬موصل بقعة الضوء‬‫يتصل بتركيز ‪.RadiLight Focus‬‬‫‪ .9‬موصل ‪HDMI‬‬‫يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج ‪.HDMI‬‬‫‪ .10‬موصل ‪DisplayPort‬‬‫يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج ‪.DisplayPort‬‬‫‪ .11‬موصل ‪ USB‬من النوع ‪C‬‬‫)صاعد(‬‫يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج ‪ USB‬من النوع ‪ .C‬ينقل هذا أيضًا إشارة ‪USB‬‬‫الضرورية الستخدام البرامج التي تتطلب اتصال ‪ USB‬أو وظيفة قاعدة التثبيت )انظر "استخدام‬‫وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪21‬‬

‫‪ | 1‬مقدمة‬‫‪22‬‬‫‪ .12‬موصل ‪USB-C‬‬‫)هابط(‬‫لضبط توصيل السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل ‪ USB-C‬صاعد خاص بشاشة‬‫أخرى‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكنك توصيل جهاز طرفي يدعم ‪) USB‬انظر "استخدام وظيفة قاعدة‬‫التركيب" في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪ .13‬منفذ ‪LAN‬‬‫يتصل بمجمع وصالت شبكة أو موجه باستخدام كابل ‪ LAN‬من أجل استخدام اتصال الشبكة‬‫لوظيفة قاعدة التثبيت )انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪ .14‬موصل ‪ USB‬من النوع ‪B‬‬‫)صاعد(‬‫يتصل بجهاز كمبيوتر عند استخدام برنامج يتطلب اتصال ‪ USB‬على جهاز كمبيوتر بدون‬‫اتصال ‪ USB-C‬أو عند استخدام وظيفة موزع ‪ USB‬لهذا المنتج‪.‬‬‫التركيب ‪ /‬التوصيل | ‪2‬‬‫‪ 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫‪ 2.1‬قبل التركيب‬‫اقرأ االحتياطات ]| ‪ [3‬واتبع التعليمات دائ ًما‪.‬‬‫إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش‪ ،‬فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط‪ .‬تحقق من سطح المكتب‬‫قبل االستخدام‪.‬‬‫‪ 2.1.1‬شروط التركيب‬‫عند تركيب شاشة العرض في الحامل‪ ،‬تأكد من وجود مسافة كافية حول جوانب الشاشة وخلفها وأعالها‪.‬‬‫إشعار‬‫• ضع شاشة العرض بحيث ال يكون هناك ضوء يتداخل مع الشاشة‪.‬‬‫‪23‬‬

‫‪ | 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫‪ 2.2‬كابالت االتصال‬‫إشعار‬‫• تأكد من إيقاف تشغيل ك ٍل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر واألجهزة الطرفية قبل التوصيل‪.‬‬‫• عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة‪ ،‬انظر ‪ 4.2‬معدالت الدقة المدعومة ]| ‪ [37‬لتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة‬‫وتردد المسح العمودي إلى تلك اإلعدادات المتاحة لهذه الشاشة قبل التوصيل بالكمبيوتر‪.‬‬‫• إذا كان من الصعب إدخال الكابالت‪ ،‬فقم بضبط زاوية الشاشة‪.‬‬‫‪ .1‬قم بتوصيل كابالت اإلشارة‪.‬‬‫تحقق من أشكال الموصالت‪ ،‬وقم بتوصيل الكابالت‪.‬‬‫في نافذة العرض الواحدة‬‫كابل اإلشارة‪HH300PR :‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫كابل اإلشارة‪CC150SS81G-5A :‬‬‫إشعار‬‫• في اإلعداد االفتراضي‪ ،‬يتم عرض موصل إشارة ‪ .DisplayPort 1‬إذا كنت ترغب في عرض اإلشارة من موصل آخر‪ ،‬قم بتبديل‬‫إشارة الدخل )انظر "تبديل إشارات الدخل" في دليل التركيب(‪.‬‬‫• إذا كنت تستخدم ‪ USB-C‬ليس فقط لعرض الفيديو ولكن أيضًا لمراقبة الجودة باستخدام ‪ RadiCS/RadiCS LE‬وتوصيل أجهزة‬‫‪) USB‬األجهزة الطرفية المتوافقة مع ‪ ،(USB‬فأنت بحاجة إلى تعيين"‪ "USB Selection‬إلى "‪ "USB-C‬في قائمة الضبط‪.‬‬‫للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• بالنسبة إلشارات ®‪ ،HDMI‬فيمكن عرضها في نطاق محدود‪.‬‬‫‪24‬‬

‫التركيب ‪ /‬التوصيل | ‪2‬‬‫عند عرض )‪PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫إشعار‬‫• عند أداء عرض )‪ ،PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2‬تحتاج إلى تهيئة"‪ "PbyP Settings‬في قائمة الضبط‪ .‬للحصول‬‫على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• عند عرض ‪ PBYP‬من جهازي كمبيوتر‪ ،‬قد تكون بعض جوانب مراقبة الجودة محدودة مثل المعايرة‪.‬‬‫‪25‬‬

‫‪ | 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫عند عرض ‪) PbyP‬كابل ‪ PbyP‬واحد(‬‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫كابل اإلشارة‪CC150SS81G-5A :‬‬‫إشعار‬‫• ألداء عرض )‪ ،PbyP (One Cable PbyP‬قم بتوصيل اإلشارة في موصل ‪ DisplayPort 1‬أو موصل ‪) USB-C‬الصاعد‪:‬‬‫(‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تحتاج إلى تهيئة اإلعداد "‪ "PbyP Settings‬في قائمة الضبط‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع‬‫لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• إذا كنت تستخدم ‪ USB-C‬ليس فقط لعرض الفيديو ولكن أيضًا لمراقبة الجودة باستخدام ‪ RadiCS/RadiCS LE‬وتوصيل أجهزة‬‫‪) USB‬األجهزة الطرفية المتوافقة مع ‪ ،(USB‬فأنت بحاجة إلى تعيين"‪ "USB Selection‬إلى "‪ "USB-C‬في قائمة الضبط‪.‬‬‫للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫‪26‬‬

‫التركيب ‪ /‬التوصيل | ‪2‬‬‫عند عرض ‪) PinP‬النافذة الفرعية(‬‫مثال‪ :‬استخدام موصل ‪HDMI‬‬‫كابل اإلشارة‪HH300PR :‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫إشعار‬‫• عند إعداد عرض ‪) PinP‬النافذة الفرعية(‪ ،‬تحتاج إلى تهيئة اإلعداد "‪ "PinP Settings‬في قائمة الضبط‪ .‬للحصول على التفاصيل‪،‬‬‫يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• عندما يتم عرض إشارة ‪ HDMI‬على شاشة واحدة‪ ،‬ال يمكن استخدام وظيفة عرض ‪) PinP‬النافذة الفرعية(‪.‬‬‫‪27‬‬

‫‪ | 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫عند توصيل شاشات عرض أخرى باستخدام اتصال السلسلة التعاقبية‬‫دخل اإلشارة في موصل ‪ DisplayPort 1‬أو موصل ‪) USB-C‬الصاعد‪:‬‬‫( سيكون خرج لشاشة أخرى‪.‬‬‫التوصيل بالكمبيوتر الشخصي‬‫كابل ‪ USB‬من النوع ‪C‬‬

‫كابل اإلشارة‪PP300-V14 :‬‬‫كابل اإلشارة‪CC150SS81G-5A :‬‬‫كابل اإلشارة‪) CP200 :‬اختياري‪ ،‬يُباع على حدة(‬‫إشعار‬‫• قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص في ‪ EIZO‬للحصول على معلومات حول الشاشات ولوحات الرسومات البيانية التي يمكن استخدامها‬‫لتوصيل السلسلة التعاقبية‪:‬‬‫)‪(www.eizoglobal.com‬‬‫• لضبط توصيل السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل اإلشارة في موصل ‪ DisplayPort 1‬أو موصل ‪) USB-C‬الصاعد‪:‬‬‫(‪ .‬باإلضافة‬‫إلى ذلك‪ ،‬تحتاج إلى تهيئة اإلعداد "‪ "Daisy Chain‬في قائمة ‪" Administrator Settings‬إعدادات المسؤول"‪ .‬للحصول على‬‫التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• يتم إرفاق غطاء بـ ‪) USB-C‬الهابط‪:‬‬‫( بشكل افتراضي‪ .‬قم بنزع الغطاء عند االستخدام‪.‬‬‫‪ .2‬قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة‪.‬‬‫قم بإدخال سلك الطاقة بالكامل داخل الشاشة‪.‬‬‫‪ .3‬إذا كنت ال تستخدم اتصال ‪ USB-C‬وتستخدم ‪ RadiCS/RadiCS LE‬أو توصل أجهزة ‪) USB‬األجهزة الطرفية‬‫المتوافقة مع ‪ (USB‬بالشاشة‪ ،‬فقم بتوصيل كابل ‪ USB 2.0‬من موصل ‪ USB-B‬للشاشة إلى موصل ‪ USB-A‬لجهاز‬‫الكمبيوتر‪.‬‬‫كابل ‪USB 2.0: UU300‬‬‫إشعار‬‫• عند توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الذي تم تثبيت ‪ RadiCS / RadiCS LE‬عليه‪ ،‬قم بتوصيل ‪ USB‬من النوع ‪) B 1‬‬‫‪ USB‬من النوع ‪) C‬صاعد‪:‬‬‫(‪.‬‬‫( أو‬‫(‪ ،‬قم بنزع الغطاء قبل االستخدام‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قم بتغيير إعداد "تحديد ‪ "USB‬في قائمة الضبط‬‫• عند استخدام ‪) USB-B 2‬‬‫)انظر "تحديد ‪ "USB‬في دليل التركيب(‪.‬‬‫‪28‬‬

‫التركيب ‪ /‬التوصيل | ‪2‬‬‫‪ 2.3‬إرفاق تركيز ‪) RadiLight‬بقعة الضوء(‬‫إرفاق تركيز ‪) RadiLight‬بقعة الضوء( بموصل بقعة الضوء للشاشة‪.‬‬‫ال يمكن إال في اتجاه سفلي عمودي على الموصل‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫إلزالته‪ ،‬قم بتدوير الجهة المتصلة بالشاشة في االتجاه المشار إليه في ‪ 1‬في الرسم التوضيحي واسحبه للخارج‪.‬‬‫‪ 2.4‬تشغيل مصدر الطاقة‬‫لتشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة‪.‬‬‫‪ .1‬المس‬‫يضيء مؤشر الشاشة الخاص بمفتاح الطاقة باللون األخضر‪.‬‬‫إذا كان مؤشر الطاقة ال يضئ‪ ،‬فانظر ‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة ]| ‪.[33‬‬‫مالحظة‬‫• عند لمسك ألي من مفاتيح التشغيل باستثناء‬‫مفتاح إيقاف تشغيل الشاشة‬‫سيبدأ الوميض لتتمكن من معرفة مكان مفتاح الطاقة‪.‬‬‫‪ .2‬قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫تظهر صورة بالشاشة‪.‬‬‫في حالة عدم ظهور أي صورة‪ ،‬انظر ‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة ]| ‪ [33‬للحصول على نصائح إضافية‪.‬‬‫‪29‬‬

‫‪ | 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫إشعار‬‫• عند االتصال ألول مرة أو عند تغيير طريقة االتصال‪ ،‬فقد تكون إعدادات العرض مثل الدقة أو نطاق العرض غير مناسبة‪ .‬تحقق مما إذا‬‫تمت تهيئة إعدادات جهاز الكمبيوتر بطريقة صحيحية‪.‬‬‫• وألغراض توفير الطاقة‪ ،‬يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل‪ .‬عند عدم استخدام الشاشة‪ ،‬يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة‬‫الرئيسي أو فصل قابس التيار بحيث يتم قطع التيار بشك ٍل كامل‪.‬‬‫مالحظة‬‫• لكي يتم تحقيق أقصى قدر من المدى العمري للشاشة بواسطة منع تضاؤل السطوع وللحد من استهالك الطاقة‪ ،‬يجب القيام بما يلي‪:‬‬‫– استخدم وظيفة توفير الطاقة بجهاز الكمبيوتر أو الشاشة‪.‬‬‫– قم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد استخدامها‪.‬‬‫‪ 2.5‬ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها‬‫احمل الحواف العليا والسفلى أو اليمنى واليسرى للشاشة بكلتا يديك‪ ،‬واضبط ارتفاع الشاشة‪ ،‬ومن ثم قم بإمالتها وتدويرها حتى‬‫تصل إلى الوضع األمثل ألداء المهام‪.‬‬‫إشعار‬‫• بعد االنتهاء من الضبط‪ ،‬تأكد من توصيل الكابالت بشك ٍل صحيح‪.‬‬‫• بعد ضبط االرتفاع والزاوية‪ ،‬قم بتمرير الكابالت عبر حامل الكابل‪.‬‬‫• عند ضبط زاوية أو موضع الشاشة أثناء توصيل بقعة الضوء‪ ،‬احذر استخدام القوة على بقعة الضوء‪ .‬قد يؤدي القيام بذلك إلى إتالف‬‫الموصل أو الذراع‪.‬‬‫‪30‬‬

‫التركيب ‪ /‬التوصيل | ‪2‬‬‫‪ 2.6‬إرفاق غطاء الموصل‬‫‪ .1‬تنظيم الكابالت في حامل الكابل‪.‬‬‫‪ .2‬إرفاق غطاء الموصل‪.‬‬‫مثال‪ :‬إرفاق غطاء الموصل )األيمن(‬‫إشعار‬‫• تأكد من إرفاقه بإحكام لضمان التهوية المناسبة داخل الشاشة‪.‬‬‫مالحظة‬‫• إلزالة غطاء الموصل‪ ،‬اسحبه نحوك‪.‬‬‫‪31‬‬

‫‪ | 2‬التركيب ‪ /‬التوصيل‬‫‪ 2.7‬استخدام منطقة ‪ / RadiLight‬تركيز ‪RadiLight‬‬‫‪ .1‬تأكد من تشغيل الشاشة والكمبيوتر‪.‬‬‫‪ .2‬استخدم مفاتيح التشغيل لتشغيل‪/‬إيقاف تشغيل منطقة ‪ RadiLight‬أو تركيز ‪.RadiLight‬‬‫يضبط سطوع منطقة ‪.RadiLight‬‬‫تشغيل‪/‬إيقاف تركيز ‪RadiLight‬‬‫منطقة ‪RadiLight‬‬‫تقليل السطوع ‪ /‬زيادة السطوع ‪ /‬تشغيل‪/‬إيقاف‬‫إشعار‬‫• بسبب االختالفات في مصابيح ‪ ،LED‬قد تكون هناك اختالفات في األلوان والسطوع حتى بالنسبة لنفس المنتج‪.‬‬‫• قد ال تضيء منطقة ‪ RadiLight‬الغرفة بشكل كافٍ في البيئات التالية‪.‬‬‫– إذا كانت المسافة بعيدة بين المنتج والجدار أو السقف‬‫– إذا كانت المواد المستخدمة في الجدار أو السقف غير قابلة لالنعكاس أو ذات لون غامق‬‫• عن تغيير اتجاه تركيز ‪ ،RadiLight‬قم بضبط الزاوية باستخدام الذراع جنبًا إلى جنب مع طرف بقعة الضوء‪.‬‬‫مالحظة‬‫• للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام منطقة ‪ ،RadiLight‬راجع دليل التركيب )على ‪.(CD-ROM‬‬‫‪32‬‬

‫مشكلة عدم وجود صورة | ‪3‬‬‫‪ 3‬مشكلة عدم وجود صورة‬‫مؤشر مفتاح الطاقة ال يضئ‪.‬‬‫• تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح‪.‬‬‫• شغِّل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة‪.‬‬‫• اللمس‬‫‪.‬‬‫• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق‪.‬‬‫مؤشر مفتاح الطاقة يضئ‪ :‬أخضر‬‫• زيادة "‪ ،"Brightness‬أو "‪ ،"Contrast‬أو "‪ "Gain‬في قائمة اإلعداد‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل‬‫التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق‪.‬‬‫مؤشر مفتاح الطاقة يضئ‪ :‬برتقالي‬‫• قم بتبديل إشارة الدخل‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح‪.‬‬‫• تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫• تحقق من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح‪ .‬قم بتوصيل كابالت اإلشارة بموصالت إشارة الدخل المناسبة لها‪.‬‬‫• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫المؤشر الخاص بمفتاح الطاقة يومض‪ :‬برتقالي‪ ،‬أخضر‬‫أجر التوصيل باستخدام كابل اإلشارة المحددة من قِبَل شركة ‪ .EIZO‬ثم أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي‬‫•‬‫ِ‬‫من الشاشة‪ ،‬وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق‪.‬‬‫تظهر رسالة "‪ "No Signal‬على الشاشة‪.‬‬‫مثال‪:‬‬‫نظرا ألن بعض أجهزة الكمبيوتر ال تقوم بإخراج اإلشارة بعد تشغيل الطاقة على الفور‪.‬‬‫• قد تظهر الرسالة المبينة في األعلى ً‬‫• تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫• تحقق من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح‪ .‬قم بتوصيل كابالت اإلشارة بموصالت إشارة الدخل المناسبة لها‪.‬‬‫• موصل ‪ USB‬من النوع ‪) C‬هابط‪:‬‬‫بجهاز كمبيوتر‪.‬‬‫( يُستخدم لخرج توصيل السلسلة التعاقبية‪ .‬ال يتم عرض الشاشة حتى عند االتصال‬‫• قم بتبديل إشارة الدخل‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر )على ‪.(CD-ROM‬‬‫• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫‪33‬‬

‫‪ | 3‬مشكلة عدم وجود صورة‬‫تظهر رسالة "‪ "Signal Error‬على الشاشة‪.‬‬‫مثال‪:‬‬‫• تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة )انظر ‪ 4.2‬معدالت‬‫الدقة المدعومة ]| ‪.([37‬‬‫• أعد تشغيل الكمبيوتر‪.‬‬‫• اختر اإلعداد المناسب باستخدام األدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات‪ .‬ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد‬‫من التفاصيل‪.‬‬‫تظهر رسالة "‪ "DP Unsupported‬على الشاشة‬‫• تحقق مما إذا كان الكابل المتصل هو كابل إشارة موصى به من قِبل ‪.EIZO‬‬‫• تحقق مما إذا كان ‪ USB‬من النوع ‪ C‬الخاص بالجهاز المتصل يدعم إخراج إشارة الفيديو )وضع ‪.(DisplayPort Alt‬‬‫للحصول على تفاصيل‪ ،‬تواصل مع الشركة ال ُمصنعة للجهاز‪.‬‬‫• قم بتوصيل كابل ‪ DisplayPort‬أو كابل ‪.HDMI‬‬‫‪34‬‬

‫المواصفات | ‪4‬‬‫‪ 4‬المواصفات‬‫‪ 4.1‬قائمة المواصفات‬‫‪ 4.1.1‬النوع‬‫‪RX670‬‬‫مضاد للوهج‬‫‪RX670-AR‬‬‫مضاد لالنعكاس‬‫‪ 4.1.2‬لوحة ‪LCD‬‬‫النوع‬‫اللون )‪(IPS‬‬‫إضاءة خلفية‬‫‪LED‬‬‫الحجم‬‫‪ 76.2) "30.0‬سم(‬‫معدل الدقة‬‫‪ 3280‬نقطة × ‪ 2048‬خط‬‫حجم العرض )أفقي × رأسي(‬‫‪ 645.5‬مم × ‪ 403.0‬مم‬‫المسافة بين البكسالت )أفقي × رأسي(‬‫‪ 0.197‬مم × ‪ 0.197‬مم‬‫ألوان العرض‬‫‪ 10‬بت ألوان )‪ DisplayPort / USB‬من النوع ‪ :(C‬حتى ‪1.07‬‬‫مليار لون )من لوحة ألوان بها ما يقرب من ‪ 543‬مليار لون(‬‫‪-8‬بت )‪ 16.77 :(DisplayPort / HDMI‬مليون لون )من لوحة‬‫ألوان بها ما يقرب من ‪ 543‬مليار لون(‬‫زاوية العرض )أفقي‪/‬رأسي‪ ،‬نموذجي(‬‫‪ 178‬درجة ‪ 178 /‬درجة‬‫‪2‬‬‫السطوع الموصى به‬‫‪ 500‬سي دي‪/‬م‬‫نسبة التباين )نموذجي(‬‫‪1800:1‬‬‫وقت االستجابة )نموذجي(‬‫‪ 25‬مللي ثانية )أسود ‪ <-‬أبيض ‪ <-‬أسود(‬‫‪ 4.1.3‬إشارات الفيديو‬‫أطراف توصيل الدخل‬‫‪ DisplayPort x 2، USB‬من النوع ‪) C‬وضع ‪DisplayPort‬‬‫‪x 1، HDMI x 1 (Alt‬‬‫أطراف توصيل الخرج‬‫‪ USB‬من النوع ‪) C‬وضع ‪x 1 (DisplayPort Alt‬‬‫تردد المسح األفقي‬‫تردد المسح العمودي‬‫‪ 31‬كيلو هرتز ‪ 127 -‬كيلو هرتز‬‫*‪1‬‬‫‪ 59‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز )‪ 69 :400 × 720‬هرتز – ‪ 71‬هرتز(‬‫الوضع المزامن لإلطار‬‫‪ 59‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز‬‫تردد الصورة النقطي‬‫‪ 25‬ميجا هرتز – ‪ 440‬ميجا هرتز‬‫*‪ 1‬يختلف تردد المسح العمودي المدعوم وفقًا للدقة‪ .‬للحصول على المزيد من المعلومات‪ ،‬انظر ‪ 4.2‬معدالت الدقة المدعومة ]| ‪.[37‬‬‫‪USB 4.1.4‬‬‫منفذ‬‫صاعد‬‫‪ USB‬من النوع ‪ USB x 1، C‬من النوع ‪B x 2‬‬‫هابط‬‫‪ USB‬من النوع ‪ USB x 3، A‬من النوع ‪C x 1‬‬‫مراجعة مواصفات ‪USB 2.0‬‬‫قياسي‬‫سرعة االتصال‬‫مصدر إمداد الطاقة‬‫‪ 480‬ميجابكسل‪ 12 ،‬ميجابكسل‪ 1.5 ،‬ميجابكسل‬‫صاعد‬‫‪ USB‬من النوع ‪ :C‬قوة ‪ 94‬كحد أقصى )‪ 5‬فولت‪ 3/‬أمبير‪ 9 ،‬فولت‪/‬‬‫‪ 3‬أمبير‪ 15 ،‬فولت‪ 3/‬أمبير‪20 ،‬فولت‪ 4.7/‬أمبير(‬‫هابط‬‫‪ USB‬من النوع ‪ 500 :A‬مل أمبير لكل منفذ كحد أقصى‬‫‪ USB‬من النوع ‪ :C‬قوة ‪ 15‬وات كحد أقصى )‪ 5‬فولت‪ 3/‬أمبير(‬‫‪ 4.1.5‬الشبكة‬‫منفذ‬‫‪) RJ-45‬محول ‪(USB LAN‬‬‫‪35‬‬

‫‪ | 4‬المواصفات‬‫أنظمة تشغيل مدعمة‬‫*‪1‬‬‫نظام التشغيل ‪Windows 11‬‬‫نظام التشغيل ‪ 32) Windows 10‬بت ‪ 64 /‬بت(‬‫نظام التشغيل )‪ macOS Sierra (10.12‬أو إصدار أحدث‬‫‪ LAN‬سلكية‬‫)‪IEEE802.3ab (1000BASE-T‬‬‫)‪IEEE802.3u (100BASE-TX‬‬‫)‪IEEE802.3 (10BASE-T‬‬‫*‪ 1‬سينتهي دعم ‪ EIZO‬عندما ينتهي دعم بائع نظام التشغيل‪.‬‬‫‪ 4.1.6‬الطاقة‬‫الدخل‬‫الحد األقصى الستهالك الطاقة‬‫تيار متردد ‪ 240 - 100‬فولت ‪ 60 / 50 ،10% ±‬هرتز‪2.80 ،‬‬‫أمبير ‪ 1.20 -‬أمبير‬‫‪ 279‬وات أو أقل‬‫*‪1‬‬‫وضع توفير الطاقة‬‫‪ 0.5‬وات أو أقل‬‫*‪2‬‬‫وضع االستعداد‬‫‪ 0.5‬وات أو أقل‬‫*‪3‬‬‫*‪ 1‬عند توصيل حمل خارجي‪ ،"100%" :"Brightness" ،"4-Custom" :"Mode" ،‬تم تشغيل تركيز ‪ ،RadiLight‬وصل سطوع‬‫منطقة ‪ RadiLight‬إلى أقصى حد‬‫*‪ 2‬عند استخدام استيراد منفذ ‪ DisplayPort‬وعدم توصيل منفذ ‪ USB‬الصاعد‪: "DP Power Save" ، "High" :"Power Save" ،‬‬‫"‪ ،"Off" : "One Cable PbyP" ، "On‬تم توصيل تركيز ‪ ،RadiLight‬تم إيقاف تشغيل تركيز ‪ ،RadiLight‬لم يتم توصيل حمل‬‫خارجي‬‫*‪ 3‬عند عدم توصيل منفذ ‪ USB‬الصاعد‪ ،"Off" : "One Cable PbyP" ,"On" : "DP Power Save" ،‬تم توصيل تركيز‬‫‪ ،RadiLight‬تم إيقاف تشغيل تركيز ‪ ،RadiLight‬لم يتم توصيل حمل خارجي‬‫‪ 4.1.7‬المواصفات المادية‬‫األبعاد ) العرض × االرتفاع × العمق(‬‫‪ 682.0‬مم × ‪ 490.5‬مم – ‪ 590.5‬مم × ‪ 225.0‬مم )اإلمالة‪0 :‬‬‫درجة(‬‫‪ 682.0‬مم × ‪ 534.7‬مم – ‪ 634.7‬مم × ‪ 295.2‬مم )اإلمالة‪30 :‬‬‫درجة(‬‫األبعاد ) العرض × االرتفاع × العمق ( )بال ركيزة(‬‫‪ 682.0‬مم × ‪ 441.0‬مم × ‪ 88.0‬مم‬‫الوزن الصافي‬‫‪ 15.8‬كجم تقريبًا‬‫الوزن الصافي )بال ركيزة(‬‫‪ 11.7‬كجم تقريبًا‬‫معدل ضبط االرتفاع‬‫‪ 100‬مم )الميل‪ 0 :‬درجة(‬‫اإلمالة‬‫ألعلى ‪ 30‬درجة‪ ،‬ألسفل ‪ 5‬درجات‬‫التدوير‬‫‪ 70‬درجة‬‫‪ 4.1.8‬متطلبات التشغيل البيئية‬‫درجة الحرارة‬‫‪ 0‬درجة مئوية ‪ 35 :‬درجة مئوية‬‫الرطوبة‬‫‪ % 80 – % 20‬رطوبة نسبية )ال يوجد تكاثف لقطرات الندى(‬‫ضغط الهواء‬‫‪hPa – 1060 hPa 540‬‬‫‪ 4.1.9‬شروط النقل ‪ /‬التخزين‬‫درجة الحرارة‬‫‪ 20-‬درجة مئوية ‪ 60 :‬درجة مئوية‬‫الرطوبة‬‫‪ % 90 – % 10‬رطوبة نسبية )ال يوجد تكاثف لقطرات الندى(‬‫ضغط الهواء‬‫‪hPa – 1060 hPa 200‬‬‫‪36‬‬

‫المواصفات | ‪4‬‬‫‪ 4.2‬معدالت الدقة المدعومة‬‫تدعم الشاشة معدالت الدقة التالية‪:‬‬‫✓‪ :‬مدعوم‪ :- ،‬غير مدعوم‬‫معدل الدقة‬‫تردد المسح العمودي‬‫)‪(Hz‬‬‫‪HDMI‬‬‫‪ DisplayPort / USB‬من النوع ‪C‬‬
‫نافذة العرض‬‫الواحدة‬‫عرض ‪PbyP‬‬‫عرض ‪PinP‬‬‫نافذة العرض‬‫الواحدة‬‫عرض ‪PinP‬‬‫‪480 × 640‬‬‫‪59.940‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪480 × 640‬‬‫‪60.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪400 × 720‬‬‫‪70.087‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪480 × 720‬‬‫‪59.940‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪480 × 720‬‬‫‪60.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪600 × 800‬‬‫‪60.317‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪768 × 1024‬‬‫‪60.004‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪1600 × 1200‬‬‫‪59.963‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫‪1920 × 1200‬‬‫‪59.940‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫‪720 × 1280‬‬‫‪59.940‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪720 × 1280‬‬‫‪60.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪1024 × 1280‬‬‫‪60.020‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪1200 × 1600‬‬‫‪60.000‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪2048 × 1640‬‬‫‪59.985‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫*‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1080 × 1920‬‬‫‪59.940‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪1080 × 1920‬‬‫‪60.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫✓‬

‫‪1200 × 1920‬‬‫‪59.950‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫*‪1‬‬‫‪-‬‬‫✓‬‫‪1600 × 2560‬‬‫‪59.972‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫*‪2‬‬‫‪-‬‬‫‪2048 × 3280‬‬‫‪59.981‬‬‫*‪1‬‬‫‪-‬‬‫*‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫✓‬

‫‪-‬‬

‫✓‬
‫✓‬

‫*‪1‬‬‫*‪ 1‬الدقة الموصى بها‬‫*‪ 2‬معدالت الدقة الموصى بها عند تعيين ")‪ "LMM Mode (HDMI‬إلى "‪ "On‬في "‪"Administrator Settings‬‬‫*‪ 3‬معدالت الدقة الموصى بها عند تعيين ")‪ "LMM Mode (HDMI‬إلى "‪ "Off‬في "‪"Administrator Settings‬‬‫‪ 4.3‬الملحقات‬‫الملحقات التالية متوفرة بشك ٍل منفصل‪.‬‬‫للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات االختيارية والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات متوافقة‪ ،‬ارجع إلى الموقع‬‫اإللكتروني الخاص بنا‪.‬‬‫)‪(www.eizoglobal.com‬‬‫طقم المعايرة‬‫‪ RadiCS UX2‬اإلصدار ‪ 5.1.3‬أو إصدار أحدث‬‫‪ RadiCS Version Up Kit‬اإلصدار ‪ 5.1.3‬أو إصدار أحدث‬‫برامج إدارة شبكة ‪QC‬‬‫‪ RadiNET Pro‬اإلصدار ‪ 5.1.3‬أو إصدار أحدث‬‫طقم التنظيف‬‫منظف الشاشة‬‫محول ‪ VESA‬للعميل النحيف أو جهاز الكمبيوتر الصغير‬‫‪PCSK-R1‬‬‫كابل إشارة )‪ USB‬من النوع ‪(C - DisplayPort‬‬‫‪CP200‬‬‫‪37‬‬

‫الملحق‬‫الملحق‬‫المعايير الطبية‬‫• يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات ‪.IEC60601-1‬‬‫• قد تنبعث من جهاز مصدر إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في‬‫حدوث عطل بها‪ .‬لذا قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات‪.‬‬‫تصنيف المنتج‬‫• نوع الحماية ضد الصدمات الكهربية‪ :‬الفئة ‪I‬‬‫• الفئة ‪ IEC60601-1-2 :EMC‬المجموعة ‪ 1‬الفئة ‪B‬‬‫• تصنيف الجهاز الطبي )‪ :(EU‬الفئة ‪I‬‬‫• نمط العملية‪ :‬مستمر‬‫• فئة ‪IP: IPX0‬‬‫‪38‬‬

‫الملحق‬‫معلومات ‪EMC‬‬‫‪ RadiForce RX670‬يتمتع بالقدرة على عرض الصور الطبية بشكل صحيح‪.‬‬‫بيئات االستخدام المقصودة‬‫تم إعداد ‪ RadiForce RX670‬لالستخدام في البيئة المحددة أدناه‪.‬‬‫• بيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية مثل العيادات والمستشفيات‬‫• المسكن‪ ،‬مثل مكان اإلقامة والمنازل‪ ،‬داخل بيئات الرعاية الصحية المنزلية‬‫البيئات التالية غير مناسبة الستخدام ‪:RadiForce RX670‬‬‫• بيئات الرعاية الصحية المنزلية‪ ،‬باستثناء المسكن‬‫• في المناطق القريبة من المعدات الجراحية عالية التردد مثل مشارط الجراحة الكهربية‬‫• في المناطق القريبة من معدات العالج ذات الموجة القصيرة‬‫• غرفة الترددات الالسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي‬‫• في المواقع المحمية للبيئات الخاصة‬‫• التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات اإلسعاف‬‫• بيئات خاصة أخرى‬‫تحذير‬‫• يتطلب ‪ RadiForce RX670‬احتياطات خاصة تتعلق بـ ‪ EMC‬وتحتاج إلى التثبيت‪ .‬أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة في‬‫‪ EMC‬بعناية وقسم االحتياطات الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت وتشغيل المنتج‪.‬‬‫تحذير‬‫• ال ينبغي استخدام ‪ RadiForce RX670‬بالقرب من أجهزة أخرى أو وهو ملتصقًا بها‪ .‬إذا لزم األمر االستخدام المجاور أو المالصق‪،‬‬‫فيجب مالحظة الجهاز أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهيئة التي سوف يتم استخدامه من خاللها‪.‬‬‫تحذير‬‫• عند استخدام أجهزة االتصاالت ذات التردد الالسلكي المحمولة‪ ،‬اتركها بعيدة بمقدار ‪ 30‬سم )‪ 12‬بوصة( أو أكثر عن أي جزء بما في‬‫ذلك الكابالت الخاصة بـ ‪ .RadiForce RX670‬وإال قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز‪.‬‬‫تحذير‬‫• أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بدخل اإلشارة أو أجزاء خرج اإلشارة‪ ،‬وتكوين نظام طبي‪ ،‬فإنه يتحمل مسؤولية‬‫أن النظام متوافق مع متطلبات ‪.IEC60601-1-2‬‬‫تحذير‬‫• ال تلمس موصالت مدخل‪/‬مخرج اإلشارة عند استخدام ‪ .RadiForce RX670‬وإال فقد تتأثر الصورة المعروضة‪.‬‬‫‪39‬‬

‫الملحق‬‫تحذير‬‫• تأكد من استخدام الكابالت المرفقة مع المنتج‪ ،‬أو الكابالت الموصى بها من قِبل ‪.EIZO‬‬‫قد ينتج عن استخدام كابالت أخرى غير الموصى بها من قِبل ‪ EIZO‬الخاصة بهذا الجهاز زيادة االنبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض‬‫المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح‪.‬‬‫منفذ أحادي‬‫محمي‬‫أقصى طول للكابل‬‫كابل موصى به‬‫قلب حديدي‬‫‪DisplayPort‬‬‫‪3‬م‬‫محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫‪PP300-V14‬‬‫‪HDMI‬‬‫‪3‬م‬‫محمي‬‫مزودة بقلب الفريت‬‫‪HH300PR‬‬‫‪ USB‬من النوع ‪C‬‬‫‪ 1.5‬م‬‫محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫‪CC150SS81G-5A‬‬‫‪ USB‬من النوع ‪C‬‬‫‪2‬م‬‫محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫‪-‬‬‫‪ USB‬من النوع ‪B‬‬‫‪3‬م‬‫محمي‬‫مزودة بقلب الفريت‬‫‪UU300 / MD-C93‬‬‫‪ USB‬من النوع ‪A‬‬‫‪3‬م‬‫محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫‪-‬‬‫)صاعد(‬‫)هابط(‬‫)صاعد(‬‫)هابط(‬‫إيثرنت‬‫‪ 30‬م‬‫غير محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫‪-‬‬‫مدخل التيار المتردد‬‫‪3‬م‬‫غير محمي‬‫غير مزودة بقلب حديدي‬‫مع سلك التأريض‬‫)أو دخل التيار المتردد(‬‫األوصاف الفنية‬‫االنبعاثات الكهرومغناطيسية‬‫تم تصميم ‪ RadiForce RX670‬لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه‪.‬‬‫يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم ‪ RadiForce RX670‬من استعمال ‪ RadiForce RX670‬في هذه البيئة‪.‬‬‫اختبار االنبعاث‬‫االمتثال‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11‬‬‫المجموعة ‪1‬‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11‬‬‫الفئة ‪B‬‬

‫االنبعاثات التوافقية‬‫‪IEC61000-3-2‬‬‫الفئة ‪D‬‬

‫لذلك‪ ،‬تكون انبعاثات التردد الالسلكي الخاصة بها منخفضة جدًا ومن غير المحتمل أن تتسبب‬‫في أي تداخل في بيئة إلكترونية مجاورة‪.‬‬‫ذبذبات الجهد‪/‬انبعاثات الوميض يتوافق مع‬‫‪IEC61000-3-3‬‬‫‪40‬‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫يستخدم ‪ RadiForce RX670‬طاقة التردد الالسلكي لتأدية وظائفه الداخلية فقط‪.‬‬‫يعتبر ‪ RadiForce RX670‬مناسب لالستخدام في كافة المؤسسات‪ ،‬بما في ذلك البيئات‬‫الداخلية وهؤالء الذين هم على اتصال مباشر بشبكة اإلمداد بالطاقة منخفضة الجهد العامة‬‫والتي تقوم بتزويد المباني المستخدمة لألغراض الداخلية‪.‬‬‫الملحق‬‫المناعة الكهرومغناطيسية‬‫تم اختبار ‪ RadiForce RX670‬في مستويات التوافق التالية )‪ (C‬وفقًا لمتطلبات االختبار )‪ (T‬الخاصة ببيئات مرافق الرعاية‬‫الصحية المهنية وبيئات الرعاية الصحية المنزلية المحددة في ‪.IEC60601-1-2‬‬‫يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم ‪ RadiForce RX670‬من استعماله في هذه البيئة‪.‬‬‫اختبار المناعة‬‫مستوى االختبار )‪(T‬‬‫مستوى التوافق )‪(C‬‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫التفريغ االستاتيكي )‪(ESD‬‬‫‪IEC61000-4-2‬‬‫تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت يجب أن تكون األرضيات من الخشب‪ ،‬أو‬‫تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت الخرسانة أو من بالط السيراميك‪ .‬إذا كانت‬‫األرضيات مغطاة بمادة اصطناعية‪ ،‬فيجب أن‬‫تكون الرطوبة النسبية ‪ % 30‬على األقل‪.‬‬‫سريع الزوال كهربي‪/‬منفجر‬‫‪IEC61000-4-4‬‬‫خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي‬‫خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬بيئة تجارية نموذجية أو صحية‪.‬‬‫اندفاع التيارات‬‫‪IEC61000-4-5‬‬‫كيلو فولت‬‫كيلو فولت‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو‬‫فولت‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو‬‫فولت‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي‬‫بيئة تجارية نموذجية أو صحية‪.‬‬‫انحدار الجهد‪ ،‬وحاالت التعطل ‪ % 100) UT % 0‬انحدار ‪ % 100) UT % 0‬انحدار يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي‬‫القصيرة واختالفات الجهد في في ‪ 0.5 (UT‬دائرة و ‪ 1‬دائرة في ‪ 0.5 (UT‬دائرة و ‪ 1‬دائرة بيئة تجارية نموذجية أو صحية‪ .‬إذا احتاج‬‫‪ % 30) U % 70‬انحدار ‪ % 30) U % 70‬انحدار مستخدم ‪ RadiForce RX670‬التشغيل‬‫خطوط دخل مصدر إمداد‬‫في ‪ 25T(U‬دائرة ‪ 50 /‬هرتز في ‪ 25T(U‬دائرة ‪ 50 /‬هرتز المستمر أثناء عمليات تعطل الوصالت الرئيسية‬‫الطاقة‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫للطاقة‪ ،‬فيوصى بتشغيل ‪RadiForce‬‬‫‪IEC61000-4-11‬‬‫‪ % 100) UT % 0‬انحدار ‪ % 100) UT % 0‬انحدار ‪ RX670‬من خالل مصدر إمداد الطاقة‬‫في ‪ 250 (UT‬دائرة ‪50 /‬‬‫في ‪ 250 (UT‬دائرة ‪50 /‬‬‫الالمنقطعة أو بطارية‪.‬‬‫هرتز‬‫هرتز‬‫المجاالت المغناطيسية لتردد‬‫الطاقة‬‫‪IEC61000-4-8‬‬‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫)‪ 60 / 50‬هرتز(‬‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫ينبغي أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد‬‫الطاقة عند المستويات المخصصة لموقع‬‫نموذجي في بيئة تجارية نموذجية أو صحية‪.‬‬‫يجب االحتفاظ بهذا المنتج على بعد ‪ 15‬سم‬‫على األقل عن مصدر تردد طاقة المجاالت‬‫المغناطيسية أثناء االستخدام‪.‬‬‫‪41‬‬

‫الملحق‬‫اختبار المناعة‬‫مستوى االختبار )‪(T‬‬‫مستوى التوافق )‪(C‬‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫ال يجب أن يتم استخدام األجهزة القابلة للحمل‬‫أو أجهزة االتصاالت ذات التردد الالسلكي‬‫المحمولة بالقرب من أي جزء لـ ‪RadiForce‬‬‫ً‬‫فضال عن‬‫‪ ،RX670‬بما في ذلك الكابالت‪،‬‬‫المسافة الفاصلة الموصى بها والمحسوبة من‬‫المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول‪.‬‬‫‪Vrms 3‬‬‫االضطرابات التي تم إجراؤها ‪Vrms 3‬‬‫والناجمة عن مجاالت الترددات ‪ 150‬كيلو هرتز إلى ‪ 80‬ميجا‬‫هرتز‬‫الالسلكية‬‫‪IEC61000-4-6‬‬‫‪Vrms 6‬‬‫‪Vrms 6‬‬‫نطاق الترددات المفتوح‬‫للتطبيقات العلمية والطبية‬‫والصناعية*‪ 1‬ونطاقات‬‫*‪2‬‬‫الالسلكي الخاص بالهواة‬‫بين ‪ 150‬كيلو هرتز و ‪80‬‬‫ميجا هرتز‬‫‪ 10‬فولت‪/‬م‬‫مجاالت التردد الالسلكي المشع ‪ 10‬فولت‪/‬م‬‫‪ 80‬ميجا هرتز – ‪ 2.7‬جيجا‬‫‪IEC61000-4-3‬‬‫هرتز‬‫المسافة الفاصلة ال ُموصى بها‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة ‪ 80‬ميجا هرتز ‪800 -‬‬‫ميجا هرتز‬‫المسافة = ‪√ 2.3‬الطاقة‪ 800 ،‬ميجا هرتز ‪-‬‬‫‪ 2.7‬جيجا هرتز‬‫حيث يمثل الرمز "‪ "P‬الحد األقصى لتقييم طاقة‬‫اإلخراج الخاصة بالمحول بالوات )‪ (W‬وفقًا‬‫لمصنع المحول والرمز "‪ "d‬هو المسافة‬‫الفاصلة الموصى بها بالمتر )‪ .(m‬قوى المجال‬‫من محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬كما هو‬‫محدد من خالل استطالع الموقع‬‫الكهرومغناطيسي*‪ ،3‬يجب أن يكون أقل من‬‫مستوى االمتثال في كل نطاق تردد*‪.4‬‬‫قد يحدث تداخل بالقرب من األجهزة الموجود‬‫بها عالمة الرمز التالي‪.‬‬‫مالحظة‬‫• ‪ UT‬هو الجهد الكهربي لوصالت التيار المتردد قبل تطبيق مستوى االختبار‪.‬‬‫• عند ‪ 80‬ميجا هرتز و‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬يتوافق نطاق التردد األعلى‪.‬‬‫• قد ال يتم تطبيق التوجيهات اإلرشادية هذه المتعلقة باالضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجاالت الترددات الالسلكية أو مجاالت‬‫التردد الالسلكي المشع في كافة الحاالت‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫*‪ 1‬إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات )العلمية والطبية والصناعية( بين ‪ 150‬كيلو هرتز و ‪ 80‬ميجا هرتز هي من ‪ 6.765‬ميجا هرتز إلى‬‫‪ 6.795‬ميجا هرتز‪ ،‬من ‪ 13.553‬ميجا هرتز إلى ‪ 13.567‬ميجا هرتز‪ ،‬من ‪ 26.957‬ميجا هرتز إلى ‪ 27.283‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن‬‫‪ 40.66‬ميجا هرتز إلى ‪ 40.70‬ميجا هرتز‪.‬‬‫*‪ 2‬نطاقات الالسلكي الخاص بالهواة من ‪ 0.15‬ميجا هرتز إلى ‪ 80‬ميجا هرتز هي من ‪ 1.8‬ميجا هرتز إلى ‪ 2.0‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 3.5‬ميجا‬‫هرتز إلى ‪ 4.0‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 5.3‬ميجا هرتز إلى ‪ 5.4‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 7‬ميجا هرتز إلى ‪ 7.3‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 10.1‬ميجا هرتز‬‫إلى ‪ 10.15‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 14‬ميجا هرتز إلى ‪ 14.2‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 18.07‬ميجا هرتز إلى ‪ 18.17‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 21.0‬ميجا‬‫هرتز إلى ‪ 21.4‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 24.89‬ميجا هرتز إلى ‪ 24.99‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 28.0‬ميجا هرتز إلى ‪ 29.7‬ميجا هرتز‪ ،‬و ‪50.0‬‬‫ميجا هرتز إلى ‪ 54.0‬ميجا هرتز‪.‬‬‫*‪ 3‬ال يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحوالت الثابتة‪ ،‬على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف الالسلكية )الخلوية‪/‬الالسلكية( والالسلكي‬‫المحمول األرضي‪ ،‬والالسلكي الخاص بالهواة‪ ،‬وإذاعات الراديو ‪ AM‬و ‪ FM‬وإذاعة التلفزيون نظريًا بدقة‪ .‬لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية‬‫بسبب محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬فيجب وضع استطالع الموقع الكهرومغناطيسي في االعتبار‪ .‬إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت‬‫قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام ‪ RadiForce RX670‬مستوى توافق التردد الالسلكي المعمول به أعاله‪ ،‬فيجب‬‫مالحظة‪ RadiForce RX670‬للتحقق من التشغيل الطبيعي‪ .‬إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي‪ ،‬فقد يلزم األمر وجود معايير إضافية‪،‬‬‫على سبيل المثال إعادة توجيه أو إعادة وضع ‪.RadiForce RX670‬‬‫*‪ 4‬فوق نطاق التردد ‪ 150‬كيلو هرتز إلى ‪ 80‬كيلو هرتز‪ ،‬يجب أن تكون قوى المجال أقل من ‪ 3‬فولت‪/‬م‪.‬‬‫‪42‬‬

‫الملحق‬‫المسافات الفاصلة الموصى بها بين األجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد الالسلكي المحمولة و ‪RadiForce RX670‬‬‫تم تصميم ‪ RadiForce RX670‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي‬‫المشع‪ .‬يمكن للعميل أو مستخدم ‪ RadiForce RX670‬المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على الحد‬‫األدنى للمسافة )‪ 30‬سم( بين األجهزة المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة )المحوالت( و ‪RadiForce‬‬‫‪ .RX670‬تم اختبار ‪ RadiForce RX670‬عند مستويات التوافق التالية )‪ (C‬لمستويات االختبار المطلوبة )‪ (T‬لمناعة‬‫المجاالت الكهرومغناطيسية القريبة في خدمات اتصاالت التردد الالسلكي التالية‪.‬‬‫اختبار التردد‬‫)ميجا هرتز(‬‫عرض النطاق‬‫*‪) 1‬ميجا هرتز(‬‫الخدمة‬‫*‪1‬‬‫التعديل‬‫*‪2‬‬‫مستوى االختبار )‪(T‬‬‫)فولت‪/‬م(‬‫*‪3‬‬‫مستوى التوافق‬‫)‪(C‬‬‫)فولت‪/‬م(‬‫‪385‬‬‫‪390 – 380‬‬‫‪TETRA 400‬‬‫نابض التعديل*‪2‬‬‫‪ 18‬هرتز‬‫‪27‬‬‫‪27‬‬‫‪450‬‬‫‪470 – 430‬‬‫‪GMRS 460,‬‬‫‪FRS 460‬‬‫‪FM‬‬‫االنحراف ‪ 5±‬كيلو هرتز‬‫جيب الزاوية ‪ 1‬كيلو هرتز‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪710‬‬‫‪787 – 704‬‬‫نطاق ‪17 ،LTE 13‬‬‫نابض التعديل*‪2‬‬‫‪ 217‬هرتز‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪745‬‬‫‪780‬‬‫‪810‬‬‫‪870‬‬‫‪930‬‬‫‪960 – 800‬‬‫‪GSM 800 / 900،‬‬‫‪TETRA 800،‬‬‫‪iDEN 820‬‬‫‪،CDMA 850‬‬‫نطاق ‪LTE 5‬‬‫‪1720‬‬‫‪GSM 1800 1990 – 1700‬؛‬‫‪CDMA 1900‬؛‬‫‪GSM 1900‬؛‬‫‪DECT‬؛‬‫‪ LTE‬نطاق ‪،4 ،3 ،1‬‬‫‪25‬؛‬‫‪UMTS‬‬‫‪1845‬‬‫‪1970‬‬‫*‬‫نابض التعديل ‪2‬‬‫‪ 18‬هرتز‬‫نابض التعديل*‪2‬‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪2450‬‬‫‪Bluetooth®، 2570 – 2400‬‬‫‪WLAN،‬‬‫‪802.11 b/g/n،‬‬‫‪،RFID 2450‬‬‫‪ LTE‬نطاق ‪7‬‬‫نابض التعديل*‪2‬‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪5240‬‬‫‪WLAN 802.11 a/n 5800 – 5100‬‬‫نابض التعديل*‪2‬‬‫‪ 217‬هرتز‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5500‬‬‫‪5785‬‬‫*‪ 1‬للحصول على بعض الخدمات‪ ،‬تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط‪.‬‬‫*‪ 2‬تم تعديل الناقل باستخدام ‪ %50‬من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل‪.‬‬‫*‪ 3‬تم حساب مستويات االختبار بأقصى طاقة ومسافة فاصلة بمقدار ‪ 30‬سم‪.‬‬‫‪43‬‬

‫الملحق‬‫يمكن للعميل أو مستخدم ‪ RadiForce RX670‬منع التداخل الناجم عن المجاالت المغناطيسية القريبة من خالل الحفاظ على‬‫مسافة ال تقل عن )‪ 15‬سم( بين محول التردد الالسلكي و ‪ .RadiForce RX670‬تم اختبار ‪ RadiForce RX670‬عند‬‫مستويات التوافق التالية )‪ (C‬لمستويات االختبار المطلوبة )‪ (T‬لمناعة المجال المغناطيسي القريب‪.‬‬‫اختبار التردد‬‫‪ 30‬كيلو هرتز‬‫‪ 134.2‬كيلو هرتز‬‫التعديل‬‫‪) CW‬موجة مستمرة(‬‫نابض التعديل‬‫*‪1‬‬‫مستوى االختبار )‪(T‬‬‫)أمبير‪/‬م(‬‫‪8‬‬‫مستوى التوافق )‪(C‬‬‫)أمبير‪/‬م(‬‫‪8‬‬‫‪65‬‬‫‪65‬‬‫‪7.5‬‬‫‪7.5‬‬‫‪ 2.1‬كيلو هرتز‬‫‪ 13.56‬كيلو هرتز‬‫نابض التعديل‬‫*‪1‬‬‫‪ 50‬كيلو هرتز‬‫*‪ 1‬تم تعديل الناقل باستخدام ‪ %50‬من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل‪.‬‬‫لألجهزة المحمولة األخرى وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة )المحوالت(‪ ،‬يكون الحد األدنى للمسافة بين األجهزة‬‫المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة )المحوالت( ‪ RadiForce RX670‬الموصى بها أدناه‪ ،‬وفقًا للحد األقصى‬‫لطاقة المخرج ألجهزة االتصاالت‪.‬‬‫تم تقييم الحد األقصى لطاقة الخرج‬‫لجهاز اإلرسال‬‫)وات(‬‫المسافة الفاصلة وفقًا لتردد المحول‬‫)م(‬‫‪ 150‬كيلو هرتز – ‪ 80‬ميجا‬‫هرتز‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫‪ 80‬ميجا هرتز – ‪ 800‬ميجا‬‫هرتز‬‫المسافة = ‪√1.2‬الطاقة‬‫‪ 800‬كيلو هرتز – ‪ 2.7‬ميجا‬‫هرتز‬‫المسافة = ‪√2.3‬الطاقة‬‫‪0.01‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.23‬‬‫‪0.1‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.73‬‬‫‪1‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.2‬‬‫‪2.3‬‬‫‪10‬‬‫‪3.8‬‬‫‪3.8‬‬‫‪7.3‬‬‫‪100‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪23‬‬‫بالنسبة للمحوالت التي تم تقييمها عند الحد األقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعاله‪ ،‬فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى‬‫بها "‪ "d‬بالمتر )‪ (m‬باستخدام المعادلة المعمول بها لتردد المحول‪ "P" ،‬هو الحد األقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات )‪(W‬‬‫وفقًا لمصنع المحول‪.‬‬‫مالحظة‬‫• عند ‪ 80‬ميجا هرتز و ‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬تتوافق المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى‪.‬‬‫• قد ال يتم تطبيق التوجيهات اإلرشادية هذه المتعلقة باالضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجاالت الترددات الالسلكية أو مجاالت‬‫التردد الالسلكي المشع في كافة الحاالت‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫‪44‬‬

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024