No.CD-45-01a

航空宇宙産業の熱処理を支援

ISO / IEC 17025

JCSS認定事業者
AMS2750F
特設Webサイト

AMS2750の概要
AMS（Aerospace Material Speciﬁcation）とは、航空宇宙材料に対する高度な規格で、その内2750は「熱処理｣ に使用する設備の高温計測に関する規格書になります。対象範囲は温度センサ、計装システム、熱加工設備、システム精度試験（SAT）、温度均一性検査（TUS）および品質管理です。2020年6月末にE版からF版へ改訂され、2022年6月には完全移行する事になっております。移行に伴って温度計測に関わるセンサや機器など計測制御監視システムの見直しが必要です。
チノーはこれまでお客様と協働でAMS2750Eに準拠するシステム構築に携わって参りました。
中でも当社のPDFチャートグラフィックレコーダKR3D00や温度センサ、校正はAMS2750Fの要求仕様に対し自信をもっておすすめできるモデルとなっております。是非ご検討ください。

Nadcap

SAT

TUS(サプライヤー認証制度)とは(システム精度試験)とは(温度均一性検査)とは

米国PRIが運営する航空宇宙産業における熱処理炉において温度センサ・補償導炉内温度の均一性と許容熱処理ゾー特殊工程（溶接・破壊検査・熱処理など）を線・コネクタおよび計器を統合した誤ンの温度が認定熱処理温度範囲であ実施するサプライヤー認証制度。認証取得

差または補正の合計を評価するもの。

ることを検査するもの。には実際の熱処理を含む、一連の業務につ校 正 済 み の 独 立したT U Sセン サといて管理・運営基準が設けられており・熱処TUS用計器を使用して実施します。

理、他を規定する規格がAMS2750です。

F 版での変更点

PDFチャートグラフィックレコーダ KR3D00の計測データ例

大きく改訂されたポイントは、
1．デジタル機器の要求

デジタル印字2022年6月以降、計測および制御に使用する機器は「デジタル｣（＝数値表現）であることが要求されます。
チャート紙を使用する場合には、10分間隔以内かつ1サイクルあたり6回以上の数値印字が必要です。

デジタル印字2．温度センサ校正精度の変更
校正精度の表記が下記の通りに変更されます。
また測温抵抗体に関する記述が追加されました。
3．第3者機関による校正に対し、ISO/IEC-17025適合を要求
初回使用前に温度センサ・機器は校正済みであることが定められました。
チノーは１、２、３のすべてに対応可能です。

用

途

E版

F版

一次標準

R、S熱電対 …………… ±0.6℃または±0.1%

R、S熱電対 ……………… ±0.6℃または±0.1%
B熱電対 ………………… ±0.6℃または±0.25%

二次標準

卑金属、R、S熱電対……±1.1℃ or ±0.4%B熱電対 ………………… ±0.6℃ or ±0.25%など

TUS±2.2℃ or ±0.75%

SAT

卑金属熱電対 ………… ±1.1℃ or ±0.4%
貴金属熱電対 ………… ±1.0℃ or ±0.25%など

監視制御
（製造用）
負荷2

校正精度（「* . *％」は読み値に対して）

クラス1、2 …………… ±1.1℃ or ±0.4%
クラス3〜6 …………… ±2.2℃ or ±0.75%±2.2℃ or ±0.75%

R、S熱電対 ……………… ±0.6℃または±0.1%
B熱電対 ………………… ±0.6℃または±0.25%
卑金属熱電対 …………… ±1.1℃または±0.4%
白金測温抵抗体（ASTM E1137 or IEC 60751のクラス/グレードA）チノーはISO/IEC 17025適合（JCSS）
登録された
温度センサ、計測・制御機器メーカです。
株式会社チノー標準技術部は、独立行政法人 製品評価技術基盤機構よりISO/IEC17025適合として認定された、ILACおよびAPACにおけるMRA対応JCSS登録事業者です。当部では、認定シンボルマーク付き校正証明書を発行できます。

AMS2750F対応をトータルサポート
温度センサ

熱電対（R、K、N）
白金測温抵抗体（Pt100）

計測機器

Point 1

JCSS校正証明書

センサ、機器共にISO/IEC17025適合と記載された「JCSS校正証明書」を発行可能。起電力並びに温度を表示した、AMS2750Fに準拠した試験成績書を準備しています。

Point 2

記録計

計測・制御・監視までサポート

高精度変換器

熱処理に必要な計測機器、制御機器、監視機器を自社開発。
航空機部品の熱処理に合わせた専用製品を展開しています。
計測機器、制御機器に誤差低減機能を搭載し、システムの総制御機器合精度の向上が可能です。

Point 3

温度の認定事業者

熱処理の重要要素の一つである精密温度計測技術に多くの知見を有しています。AMS2750Fに使用される温度センサにASTM-SP級を準備しております。またTUSレポート作成
調節計ソフトや出張校正などのアフターフォローも対応しておりサイリスタレギュレータます。

トレーサビリティ

アフターフォロー

JCSS校正出張校正（JCSS）

3

AMS2750F支援機能付きレコーダ

KR series

高利便性! 高セキュリティ! を実現。デジタル化をサポート。
ISO/IEC17025適合（JCSS）校正証明書を発行可能。

AMS2750Fへの対応
カタログ

Point 1

PDF

PDF

高利便性

PDFチャート機能

PDFチャート自動印刷

チャート紙と同じように管理できます。

データ集録後は、FTP転送機能とパソコン用ソフトウェア(無償)カスタムチャート（温度＋真空目盛）も対応。

によりPDFチャートをPCに接続したプリンタから自動印刷可能。

Ethernet

熱電対入力確度±0.6℃

計測異常判定機器入力補正、温度センサ入力補正を各チャンネル16折れ線設

データの乱れや無変動が続いた場合、センサ断線や計測機器異常定可能。簡易目盛校正機能による作業時間短縮を実現。とみなしてそのチャンネルの集録を中止することが可能。

異常と判定

4

温度センサ管理 (交換時期連絡、劣化判定)

温度センサ簡単登録

温度センサの交換周期を管理します。累積時間、温度サイクル

温度センサ成績書にQRコードを付加し、QRコードリーダより数、使用期間より選択。個別・併用設定可能。

記録計へ簡単に登録可能。手打ちの手間を削減。

Point 2

高セキュリティ

パスワードによるアクセス制限

記録データの暗号化

管理ユーザ：5名、一般ユーザ：100名(権限設定：10段階)

データ改ざん防止。専用ソフトのみ表示。

専用ソフト以外での表示例

電子署名（作成者、検印者）
電子データにレビュー記録

PDF チャートにも反映

手書きでの署名も可能

10:00

0AMS2750F支援用

150

225

300

375450525

600

675750

825

900

1000

調節計ラインナップ

プログラム調節計

DP-Gシリーズ

75

当社Webサイト

定値式調節計

KPシリーズDBシリーズ
シリーズ

DB650

DB630

Point 1

入力補正折れ線16点機能搭載！ AMS2750Fに準拠した入力指示の総合精度を実現

Point 2

ISO/IEC17025に適合したJCSS校正証明書を発行可能
5温度センサソリューション
AMS2750Fが要求する高精度な温度センサを提供いたします。
お客様のご要望をヒアリングし、最適なセンサを選定・ご提案

温度センサ
総合カタログ

します。また、センサのカスタマイズ・加工も承ります。

Point 1

温度センサはASTM-SP級を準備

2021年1月以降はAMS2750Fに準拠した温度センサを使用する必要があります。
当社では、ASTM-SP級のセンサをご用意しお客様のご要求にお応えします。
Ｒ、Ｓ熱電対…±0.6℃または±0.1％
Ｂ熱電対………±0.6℃または±0.25％
卑金属熱電対…±1.1℃または±0.4％
測温抵抗体……JISクラスＡPoint 2

AMS2750F認定手法のワイヤーロール校正に対応

ワイヤーロール校正とは
ワイヤーロール校正とは、長尺巻きの熱電対の両端を切り出し、各要求温度で校正することでロール全体の校正結果とする方法です。
AMS2750Fでは、ワイヤーロール校正が認められております。
注） 用途や種類に応じて使用できるワイヤーの最大長は定義されています。

Ｒ熱電対、K・Nシース熱電対、K・N（被覆）熱電対を在庫しています。
卑金属シース熱電対用シースワイヤの使用例
φ1.0mm〜φ8.0mm
100〜300m/ロット±1.1℃または±0.4％
0〜1250℃（100℃ピッチ＋1250℃）

保護管径
基本在庫許 容 差
校正範囲

※保護管径により上限温度は変わります。

Point 3ワイヤーの最大長一次標準熱電対
上記以外の貴金属熱電対
卑金属熱電対耐熱金属の熱電対

60m
610m
1525m
610m

提出書類の充実①AMS2750F専用フォーマットの成績書（お客様社名記入可能）

温度センサ打ち合わせシートを準備②ISO/IEC17025（JCSS）校正証明書③温度標準トレーサビリティ体系図④標準器一覧
⑤国家標準に連なる産業技術総合研究所、日本電気計器検定所から供給を受けた参照標準器の成績書⑥校正に使用した標準器の成績書※ワイヤーロール校正の場合上記書類を準備。
※ヘッドレスタイプに使用する補償導線については、②〜⑥を準備。

6

当社Webサイト

PDF

AMS専用フォーマット試験成績書について温度センサ機器特殊成績対応も承ります。
最寄りの営業所へ相談ください。

JCSS校正証明書例
AMS2750Fではデータは温度表記することを規定。
当社は校正証明書と温度を表記した専用成績書を合わせ、温度表記いたします。

標準トレーサビリティ体系図

JCSS校正証明書

標準器一覧表7

TUSレポート作成支援ソフトウェア（TUSレポート出力機能付きTRAMS）
Nadcap認証に必要なAMS2750Fの要求事項に対応するための検査とレポート作成を支援します。
カタログ

温度の自動判別機能付き

PDF

試験結果はレポートを簡単に作成

温度データ安定の判別は「自動」「半自動」「手動」の3種

レポートはExcelを使用して任意のフォーマットを作成できから選択可能。設定した温度から集録を開始、自動で終ます。サンプルフォーマットもご用意しております。

了します。

出張校正サービス

ISO/IEC17025（JCSS）校正に対応

チノーでは、お客様がお使いの各種センサや計測機器が常に精度管理され適切な状態で稼働できるよう出張での点検・JCSS校

カタログ

PDF

正サービスをご提供しております。
校正対象機器・指示計単体・ループ校正校正範囲−270 〜 1760℃−40 〜 250℃

(恒温槽の温度センサと指示計器の組合せ)
株式会社チノー標準技術部は、認定基準としてISO/IEC17025を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSS（計量法校正事業者登録制度）の下で認定されています。JCSS の認定機関である IAJapan は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。0024は当社標準技術部の登録番号です。

＊Excelは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
＊QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● このカタログの記載内容は2021年11月現在のものです。

https://www.chino.co.jp/

宇 都 宮

028
（612）
8963

姫079
（288）
7580
086
（473）
7400

路神 奈 川

Cat.No. CD-45-01a Sep.-'21.02 Printed in Japan Ⓑ000