‫تعليمات االستخدام‬‫شاشة ‪ LCD‬لصورة ملونة‬‫هام‬‫يرجى قراءة «تعليمات االستخدام»‪ ،‬ودليل التركيب «مجلد منفصل»‬‫بعناية كي تعتاد على االستخدام الفعال واآلمن‪.‬‬‫•لضبط الشاشة واإلعدادات‪ ،‬ارجع إلى دليل التركيب‪.‬‬‫•أحدث «تعليمات استخدام» متوفرة للتنزيل من موقع الويب الخاص بنا‪:‬‬‫‪http://www.eizoglobal.com‬‬‫رموز السالمة‬‫يستخدم هذا الدليل وهذا المنتج رموز السالمة الموضحة أدناه‪ .‬حيث توضح هذه الرموز معلومات هامة للغاية‪.‬‬‫بعد لذا‪ ،‬يرجى ق راءتها بعناية‪.‬‬‫تحذير‬‫قد يؤدي عدم االلت زام بالمعلومات الواردة في‬‫أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن‬‫تشكل تهدي دًا على حياتك‪.‬‬‫تنبيه‬‫قد يؤدي عدم االلت زام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه‬‫إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و‪/‬أو يمكن أن‬‫تؤدي إلى تلف الممتلكات أو المنتج‪.‬‬‫يشير إلى تحذير أو تنبيه‪ .‬على سبيل المثال‪,‬‬‫يشير إلى خطر «صدمة كهربائية»‪.‬‬‫يشير إلى إج راء محظور‪ .‬على سبيل المثال‪,‬‬‫يعني «ال تقم بالفك»‪.‬‬‫يشير إلى إج راء إل زامي‪ .‬على سبيل المثال‪,‬‬‫يعني «تأريض الوحدة»‪.‬‬‫تم ضبط هذا المنتج تحدي دًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪ .‬إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة‪ ،‬فقد‬‫ال يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات‪.‬‬‫كافة الحقوق محفوظة‪ .‬ال تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة‬‫أو بأي وسيلة‪ ،‬سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة‬‫‪.EIZO‬‬‫ال تتحمل شركة ‪ EIZO‬أي الت زام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلّ مة لها قبيل إج راء الترتيبات الالزمة‬‫عقب تسلم شركة ‪ EIZO‬لتلك المعلومات ذات الصلة‪ .‬لقد بُذل أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل ألحدث المعلومات‪،‬‬‫يُرجى مالحظة أن مواصفات شاشة ‪ EIZO‬عرضة للتغيير دون إشعار‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫﻿‬

‫‪( PRECAUTIONS‬احتياطات)‬‫هام‬‫•تم ضبط هذا المنتج تحدي دًا لالستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في األصل‪ .‬إذا تم استخدام المنتج خارج‬‫المنطقة‪ ،‬فقد ال يتم تشغيله كما هو محدد حسب المواصفات‪.‬‬‫•بالنسبة للسالمة الشخصية والصيانة الصحيحة‪ ،‬يرجى ق راءة هذا القسم بعناية وعبارات التنبيه على الشاشة‪.‬‬‫موقع عبارات التنبيه‬‫‪WARNING‬‬‫‪AVERTISSEMENT‬‬‫‪WARNUNG‬‬‫الرموز الموجودة في الوحدة‬‫يشير هذا الرمز إلى‬‫الرمز‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪:‬‬‫اضغط إليقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫مفتاح الطاقة الرئيسي‪:‬‬‫اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة‪.‬‬‫زر التشغيل‪:‬‬‫المسه لتشغيل الشاشة أو إيقافها‪.‬‬‫التيار المتردد‬‫التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربية‬‫تنبيه‪:‬‬‫ارجع إلى «رموز السالمة» (الصفحة ‪.)2‬‬‫عالمة نفايات المعدات‬‫الكهربائية واإللكترونية‪:‬‬‫يجب التخلص من المنتج بمفرده‪ ,‬قد يُعاد تصنيع المواد الخام‪.‬‬‫عالمة ‪:CE‬‬‫عالمة مطابقة ‪ EU‬طبقًا ألحكام ‪ Council Directive‬و‪/‬أو اللوائح‬‫)‪.(EU‬‬‫ال ُمصنّع‬‫تاريخ التصنيع‬‫الجهاز الطبي في االتحاد األوروبي‬‫المستورد في االتحاد األوروبي‬‫‪PRECAUTIONSPRECAUTIONS‬‬‫‪3‬‬

‫تحذير‬‫إذا انبعث من الوحدة دخان‪ ،‬أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق‪ ،‬أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة‪ ،‬فقم بفصل كافة‬‫توصيالت الطاقة في الحال واتصل بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪.‬‬‫قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز‪.‬‬‫ال تقم بفتح الهيكل أو تعديل الوحدة‪.‬‬‫قد ينتج عن الهيكل أو تعديل الوحدة نشوب حريق أو صدمات كهربية أو حروق‪.‬‬‫ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة‪.‬‬‫ال تقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة األغطية قد يؤدي إلى نشوب حريق‪ ،‬وصدمات كهربية أو تلف‬‫الجهاز‪.‬‬‫يُ نصح بإبعاد األشياء الصغيرة أو السوائل عن الوحدة‪.‬‬‫قد تتسبب األشياء الصغيرة التي تقع دون قصد عبر فتحات التهوية إلى داخل الهيكل أو السوائل‬‫التي قد تنسكب داخله في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز‪ .‬في حالة‬‫وقوع أي شيء‪/‬انسكاب أي سائل داخل الهيكل‪ ،‬قم بفصل قابس الوحدة في الحال‪ .‬اطلب من مهندس‬‫الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى‪.‬‬‫ضع الوحدة في مكان مستقر وصلب‪.‬‬‫قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير كافي وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف األجهزة‪ .‬في حالة سقوط‬‫الوحدة‪ ،‬قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب ‪ EIZO‬المحلي لطلب النصح منه‪.‬‬‫ال تقم باالستم رار في استخدام وحدة تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫استخدم الوحدة في المكان المالئم‪.‬‬‫قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في األماكن المفتوحة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في وسائل النقل (السفن والطائ رات والقطا رات والحافالت وما شابه)‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في بيئة متربة أو رطبة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في مكان يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل (الحمامات والمطابخ وما شابه)‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في مكان قد تتعرض فيه الشاشة للبخار بصورة مباشرة‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة بالقرب من أجهزة توليد الح رارة أو أجهزة ضبط الرطوبة‪.‬‬‫•ال تقم بوضعه في موقع يتعرض فيه المنتج لضوء الشمس المباشر‪.‬‬‫•ال تقم بوضع الوحدة في بيئة بها غاز قابل لالشتعال‪.‬‬‫•تجنب وضعه في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل)مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد‬‫الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والكلور واألمونيا واألوزون)‪.‬‬‫•تجنب وضعه في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء (امثل كلوريد الصوديوم‬‫والكبريت) والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات األخرى‪.‬‬‫لتجنب خطر االختناق‪ ،‬احتفظ بأكياس التعبئة البالستيكية بعي دًا عن األطفال واألطفال الرضع‪.‬‬‫استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وف قً ا لمعيار مأخذ التيار بدولتك‪.‬‬‫تأكد من البقاء في حدود الجهد الكهربي المقدر لسلك الطاقة‪ .‬قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو‬‫حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫‪100-240Vac‬‬‫‪50/60‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪:‬‬‫هرتز‬‫لفصل سلك الطاقة‪ ،‬قم بنزع القابس بثبات واسحبه‪.‬‬‫قد يؤدي الربط على السلك إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو‬‫حدوث صدمات كهربية‪.‬‬‫يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي مؤرض‪.‬‬‫قد يتسبب الفشل في القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫‪4‬‬‫‪PRECAUTIONSPRECAUTIONS‬‬‫تحذير‬‫استخدم الجهد الصحيح‪.‬‬‫•تم تصميم الوحدة لالستخدام مع الجهد المحدد فقط‪ .‬قد يتسبب االتصال بجهد كهربي آخر غير المحدد في «تعليمات االستخدام»‬‫هذه إلى نشوب حريق أو صدمة كهربية أو تلف الجهاز‪.‬‬‫مصدر إمداد الطاقة‪ 100-240Vac 50/60 :‬هرتز‬‫•ال تقم بالتحميل ال زائد على الدائرة الكهربية الخاصة بك‪ ،‬ألن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫قم بالتعامل مع سلك الطاقة بعناية‪.‬‬‫•ال تضع السلك أسفل الوحدة أو أي أشياء أخرى ثقيلة‪.‬‬‫•ال تقم بالسحب أو الربط على السلك‪.‬‬‫في حالة تلف سلك الطاقة‪ ،‬قم بإيقاف استخدامه‪ .‬قد يؤدي استخدام سلك تالف إلى نشوب حريق‬‫أو حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫بالنسبة للسالمة الكهربية‪ ،‬ال تقم بربط سلك الطاقة أو فصله في وجود المرضى‪.‬‬‫ال تقم أب دًا بلمس القابس أو سلك الطاقة في حالة وجود رعد‪.‬‬‫فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربية‪.‬‬‫عند إرفاق ركيزة ذراع‪ ،‬يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان‪.‬‬‫عد القيام بذلك قد يؤدي إلى انفصال الوحدة‪ ،‬والذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو تلف األجهزة‪ .‬قبل التركيب‪ ،‬تأكد من‬‫أن المكاتب والحوائط واألشياء األخرى المثبت عليها ركيزة الذ راع لديها قوى ميكانيكية كافية‪ .‬عند إسقاط الوحدة‪ ،‬يرجى‬‫االتصال بمندوب ‪ EIZO‬المحلي واطلب النصح منه‪ .‬ال تقم باالستم رار في استخدام وحدة تالفة‪ .‬قد يؤدي استخدام وحدة تالفة‬‫إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية‪ .‬عند إعادة ربط ركيزة اإلمالة‪ ،‬يرجى استخدام نفس المسامير وإحكامهم بأمان‪.‬‬‫ال تقم بلمس لوحة ‪ LCD‬التالفة مباشرةً بأيد عارية‪.‬‬‫بلور الكريستال الذي قد يتسرب من اللوحة سام إذا دخل العين أو الفم‪ .‬إذا تعرض أي جزء من الجلد‬‫أو الجسم بشكل مباشر للوحة‪ ،‬فيرجى غسلهم بالكامل‪ .‬إذا نتج عن ذلك بعض األع راض الجسدية‪،‬‬‫فيرجى استشارة الطبيب الخاص بك‪.‬‬‫تحتوي مصابيح الفلوريسنت الخاصة باإلضاءة الخلفية على الزئبق (ال تحتوي المنتجات المزودة‬‫بمصابيح ‪ LED‬لإلضاءة الخلفية على الزئبق)‪ ،‬بعد هذا يرجى التخلص منها وف قً ا للقوانين‬‫المحلية أو الفيدرالية أو قوانين دولتك‪.‬‬‫قد ينتج عن التعرض للزئبق وجود آثار في الجهاز العصبي‪ ،‬والتي تشمل الرعشة وفقدان الذاكرة‬‫والصداع‪.‬‬‫‪PRECAUTIONSPRECAUTIONS‬‬‫‪5‬‬‫تنبيه‬‫تعامل بعناية عند حمل الوحدة‪.‬‬‫ً‬‫خطرا‪.‬‬‫قم بفصل سلك الطاقة والكابالت عند نقل الوحدة‪ .‬يمثل نقل الوحدة مع ترك السلك متص ال‬‫ً‬‫قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات‪.‬‬‫قم بحمل الوحدة أو وضعها وف قً ا للطرق المحددة الصحيحة‪.‬‬‫•عند حمل الوحدة‪ ،‬قم بإمساكها بثبات كما في هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه‪.‬‬‫•تعتبر الشاشات بمقاس ‪ 30‬بوصة وأكثر ثقيلة الوزن‪ .‬عند فك تغليف الشاشة و‪/‬أو حملها‪ ،‬تأكد من وجود شخصين على األقل عند‬‫القيام بذلك‪.‬‬‫قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف األجهزة‪.‬‬‫ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة بالهيكل‪.‬‬‫•ال تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية‪.‬‬‫•ال تقم بتركيب الوحدة في مكان مغلق‪.‬‬‫س ا على عقب‪.‬‬‫•ال تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأ ً‬‫يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث‬‫صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز‪.‬‬‫ال تقم بلمس القابس ويديك مبتلة‪.‬‬‫القيام بهذا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫استخدم مأخذ تيار يسهل الوصول إليه‪.‬‬‫حيث يضمن هذا إمكانية فصل التيار بشكل سريع في حالة حدوث مشكلة‪.‬‬‫قم بتنظيف المنطقة حول قابس الطاقة وفتحة تهوية الشاشة من آن إلى آخر‪.‬‬‫قد يؤدي وجود الغبار والماء أو الزيت على القابس إلى نشوب حريق‪.‬‬‫قم بفصل الوحدة قبل تنظيفه‪.‬‬‫قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربية‪.‬‬‫إذا كنت تنوي ترك الوحدة غير مستخدمة لفترة ممتدة‪ ،‬فقم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح‬‫الطاقة للحصول على السالمة والحفاظ على الطاقة‪.‬‬‫يتناسب هذا المنتج فقط مع بيئة المرضى‪ ،‬وليس لمالمسة المريض‪.‬‬‫فيما يخص المستخدمين المتواجدين في اإلقليم التابع للمنطقة االقتصادية األوروبية )‪ (EEA‬وسويسرا‪:‬‬‫يجب إبالغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة التابعة للدولة العضو التي يقطنها المستخدم و‪/‬أو المريض بأي حادثة‬‫خطيرة تتعلق بالجهاز‪.‬‬‫‪6‬‬‫‪PRECAUTIONSPRECAUTIONS‬‬‫إشعار لشاشة العرض هذه‬‫غرض االستخدام‬‫تم تصميم هذا المنتج لالستخدام في العرض وعرض الصور الرقمية للم راجعة والتحليل من خالل متخصصين‬‫طبيين مدربين‪.‬‬‫شاشة العرض غير مخصصة لتصوير الثدي الشعاعي‪.‬‬‫تنبيه‬‫•قد ال يتم تغطية هذا المنتج من خالل الضمان لالستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل‪.‬‬‫•يتم العمل بالمواصفات المذكورة في هذا الدليل فقط عند استخدام التالي‪:‬‬‫	‪-‬أسالك الطاقة المتوفرة مع المنتج‬‫	‪-‬كابالت اإلشارة المحددة من خاللنا‬‫•استخدم المنتجات االختيارية فقط المصنعة أو المحددة من خاللنا مع هذا المنتج‪.‬‬‫متطلبات التركيب‬‫•اق رأ «‪( PRECAUTIONS‬احتياطات)» (الصفحة ‪)3‬واتبع التعليمات دائ ًم ا‪.‬‬‫•عند تركيب شاشة العرض في الحامل‪ ،‬تأكد من وجود مسافة كافية حول جوانب الشاشة وخلفها وأعالها‪.‬‬‫•ضع شاشة العرض بحيث ال يكون هناك ضوء يتداخل مع الشاشة‪.‬‬‫•إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش‪ ،‬فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط‪ .‬تحقق‬‫من سطح المكتب قبل االستخدام‪.‬‬‫هذه ضرعلا ةشاشل راعشإ‬‫‪7‬‬‫الصيانة‬‫•تتأثر جودة العرض على الشاشات بمستوى جودة إشارات الدخل ومدى تدهور حالة المنتج‪ .‬يوصى بإج راء الفحص‬‫اليومي والقيام باالختبار الدوري المنتظم وذلك حتى يتوافق مع المعايير الطبية‪/‬التوجيهات اإلرشادية تب عً ا لطريقة‬‫استخدامك‪ .‬يتيح لك استخدام برنامج التحكم بجودة شاشة ‪ RadiCS‬القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة الكلية‬‫بمستوى عا ٍل بحيث يلبي المعايير الطبية‪/‬التوجيهات اإلرشادية‪.‬‬‫•سوف تستغرق ‪ 15‬دقيقة الستق رار أداء األج زاء الكهربية‪ .‬يرجى االنتظار ‪ 15‬دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة‬‫العرض أو تم تنشيط شاشة العرض من وضع حفظ الطاقة‪ ،‬ثم قم بضبط شاشة العرض‪.‬‬‫•يجب أن يتم ضبط شاشات العرض لدرجة سطوع منخفضة لتقليل التغيي رات في اللمعان بواسطة االستخدام طويل‬‫المدى والحفاظ على عرض ثابت‪ .‬قم بإج راء اختبار الدقة من آن آلخر‪ .‬قم بإج راء المعايرة إذا لزم األمر‪ .‬لمزيد من‬‫التفاصيل‪ ،‬ارجع إلى أدلة المستخدم لبرنامج التحكم في جودة شاشة عرض‪.RadiCS/RadiCS LE‬‬‫•للحفاظ على دقة القياس للمستشعر األمامي المتكامل‪ ،‬قم بإج راء التوصيل الدوري باستخدام‬‫‪.RadiCS/RadiCS LE‬‬‫‪LCD‬‬‫) على المدى الطويل‪ .‬تحقق من عملها بشكل طبيعي على نح ٍو دوري‪.‬‬‫•قد تتشوه القطع (مثل لوحة‬‫•عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن‪ ،‬فقد تظهر الصورة التلوية‪.‬‬‫استخدم شاشة التوقف أو وظيفة توفير الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفت رات ممتدة من الزمن‪.‬‬‫•إذا استمرت الشاشة في العرض بشكل متواصل لفترة طويلة من الوقت‪ ،‬فقد تظهر بقع معتمة أو حروق‪ .‬إلطالة‬‫عمر الشاشة‪ ،‬نوصي بإغالق شاشة العرض من آن آلخر‪.‬‬‫•الضوء الخلفي للوحة ‪ LCD‬لديه عمر ثابت‪ .‬عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض‪ ،‬يرجى االتصال‬‫بمندوب ‪ EIZO‬المحلي الخاص بك‪.‬‬‫•قد يوجد لدى الشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقط المضيئة على الشاشة‪ .‬يرجع‬‫ذلك إلى الخصائص الخاصة باللوحة ذاتها‪ ،‬وليس عطل بالمنتج‪.‬‬‫•ال تقم بالضغط على اللوحة أو حافة اإلطار بقوة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض‪ ،‬على سبيل المثال‬‫أنماط التداخل‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬في حالة استم رار الضغط على اللوحة بشكل مستمر‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو تشوه‬‫اللوحة‪( .‬في حالة بقاء عالمات الضغط على اللوحة‪ ،‬اترك شاشة العرض مع شاشة بيضاء أو سوداء‪ .‬قد تظهر‬‫األع راض‪).‬‬‫•ال تقم بخدش اللوحة أو الضغط عليها باستخدام أشياء حادة‪ ،‬ألن ذلك قد يتسبب في تلف اللوحة‪ .‬ال تحاول‬‫التنظيف باستخدام األنسجة الن ذلك قد يؤدي إلى خدش باللوحة‪.‬‬‫•عندما تكون شاشة العرض باردة وتم إحضارها إلى الغرفة أو ارتفعت درجة ح رارة الغرفة بسرعة‪ ،‬فقد يحدث‬‫تكاثف لقط رات الندى على األسطح الداخلية والخارجية لشاشة العرض‪ .‬في هذه الحالة‪ ،‬ال تقم بتشغيل شاشة‬‫العرض‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬انتظر حتى يختفي تكاثف قط رات الندى‪ ،‬وإال فقد يتسبب ذلك في تلف شاشة العرض‪.‬‬‫‪8‬‬‫هذه ضرعلا ةشاشل راعشإ‬‫التنظيف‬‫يوصى بالتنظيف من آن آلخر للحفاظ على مظهر شاشة العرض جديدة وإلطالة عمر التشغيل الخاص بها‪.‬‬‫تنبيه‬‫•ال تستخدم المواد الكيمائية بشكل متكرر‪ .‬قد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول والمحلول المطهر في اختالف اللمعان وفقدان‬‫ض ا تدهور جودة الصورة‪.‬‬‫اللمعان وتالشي الهيكل أو اللوحة وأي ً‬‫•ال تستخدم أي مرقق أو بنزين أو شمع أو منظف كاشط‪ ،‬والذي قد يؤدي إلى تلف الهيكل أو اللوحة‪.‬‬‫مباشرة‪.‬‬‫•ال تجعل المواد الكيمائية تالمس الشاشة‬‫ً‬‫مالحظة‬‫•يوصى باستخدام ‪ ScreenCleaner‬لتنظيف الهيكل وسطح اللوحة‪.‬‬‫امسح األتربة الموجودة على الهيكل أو اللوحة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من الماء أو بأحد‬‫المواد الكيمائية المذكورة أدناه‪.‬‬‫فيظنتلل اهمادختساب حومسملا ةيئاميكلا داوملا‬‫اسم المادة‬‫لوناثيإلا‬‫كحول اإليزوبروبانول‬‫‪Chlorhexidine‬‬‫مويدوصلا تيرولكوبيه‬‫‪Benzalkonium chloride‬‬‫‪Alkyldiaminoethylglycine‬‬‫‪Glutaral‬‬‫‪Glutaral‬‬‫لوناثيإلا‬‫اسم المنتج‬‫كحول اإليزوبروبانول‬‫‪Hibitane‬‬‫‪Purelox‬‬‫‪Welpas‬‬‫‪Tego 51‬‬‫‪Sterihyde‬‬‫‪Cidex Plus28‬‬‫الستخدام شاشة العرض بشكل مريح‬‫•بدء تشغيل شاشة العرض لفترة طويلة قد يرهق عينيك‪ .‬استرح لمدة ‪ 10‬دقائق كل ساعة‪.‬‬‫•انظر إلى الشاشة من على بُعد مناسب ومن زاوية مناسبة‪.‬‬‫هذه ضرعلا ةشاشل راعشإ‬‫‪9‬‬‫المحتويات‬‫‪( PRECAUTIONS‬احتياطات)‪3..........................................‬‬‫هام ‪3.................................................................................‬‬‫إشعار لشاشة العرض هذه ‪7....................................................‬‬‫المحتويات‪10....................................................................‬‬‫الفصل ‪1‬‬‫مقدمة ‪11..........................................................‬‬‫‪.1-1‬‬‫الميزات‪11...............................................................‬‬‫‪.2-1‬‬‫محتويات العبوة‪12......................................................‬‬‫‪..3-1‬‬‫‪12................................... EIZO LCD Utility Disk‬‬

‫●●‬
‫●●‬

‫محتويات القرص ونظرة عامة حول البرامج ‪12......................‬‬‫استخدام ‪12............................................ RadiCS LE‬‬‫‪.4-1‬‬‫أزرار التحكم والوظائف ‪13.............................................‬‬‫‪.5-1‬‬‫معدالت الدقة المتوافقة‪14..............................................‬‬‫الفصل ‪2‬‬‫التوصيل‪15........................................................‬‬‫‪.1-2‬‬‫كابالت االتصال ‪15......................................................‬‬‫‪.2-2‬‬

‫●●‬
‫●●‬

‫القيام باستخدام ‪( USB‬ناقل متسلسل عالمي) ‪17...................‬‬‫بيئة النظام المطلوبة‪17..................................................‬‬‫إجراءات التوصيل (إعداد وظيفة ‪18......................... )USB‬‬‫الفصل ‪3‬‬‫اإلعداد‪19..........................................................‬‬‫‪.1-3‬‬‫ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها ‪19.....................................‬‬‫‪.2-3‬‬‫تثبيت الذراع ‪20.........................................................‬‬‫الفصل ‪4‬‬‫استكشاف المشكالت وإصالحها‪21..............................‬‬‫الفصل ‪5‬‬

‫المواصفات‪22.....................................................‬‬‫‪.1-5‬‬‫قائمة المواصفات ‪22....................................................‬‬‫‪.2-5‬‬‫التهيئات االفتراضية الرئيسية ‪23......................................‬‬‫‪.3-5‬‬‫األبعاد‪24.................................................................‬‬‫‪.4-5‬‬‫الملحقات ‪24.............................................................‬‬‫الفصل ‪6‬‬‫المصطلحات‪25....................................................‬‬‫الملحق‪27........................................................................‬‬‫عالمة تجارية ‪27...................................................................‬‬‫الترخيص ‪27........................................................................‬‬‫المعايير الطبية ‪28..................................................................‬‬‫معلومات ‪29................................................................ EMC‬‬‫‪10‬‬‫الفصل ‪﻿3‬‬‫	‪ 1‬لصفل‬‫امقدمة‬‫كثيرا الختيارك شاشة عرض ملونة ‪ LCD‬لصورة ملونة من ‪.EIZO‬‬‫شكرا لك‬‫ً‬‫ً‬‫‪1 1-1.‬الميزات‬‫•شاشة ‪ LCD‬بتنسيق عرض ‪ 21,3‬بوصة‬‫ً‬‫‪1600‬‬‫•يدعم دقة ‪ 2‬بوصة (‪ 1200‬نقطة ×‬‫خ ط ا)‬‫•تستخدم لوحة عالية التباين ( ‪.) 1400:1‬‬‫‪10‬‬‫•متوافقة مع ‪( DisplayPort‬متوافقة مع ‪ 8‬بت أو بت‪ ،‬وغير متوافقة مع اإلشارات الصوتية)‬‫•إن وظيفة السلسلة التعاقبية المتضمنة تتيح القيام بتوصيل شاشات متعددة بكابل ‪.DisplayPort‬‬‫يتطلب وجود لوحة رسومات بيانية تدعم ‪ .DisplayPort1.2‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬راجع الموقع اإللكتروني‬‫الخاص في ‪http://www.eizoglobal.com .EIZO‬‬‫•تسمح وظيفة ‪ CAL Switch‬للمستخدم بتحديد وضع العرض المثالي للصورة المعروضة‪.‬‬‫ارجع إلى دليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•‪ DICOM‬القابل للتحديد (الصفحة ‪ )25‬الشاشة المتوافقة الفقرة ‪.14‬‬‫•تم تضمين ب رامج التحكم في الجودة »‪ «RadiCS LE‬المستخدمة لمعايرة شاشة العرض وإلدارة السجل‪.‬‬‫انظر « ‪( » EIZO LCD Utility Disk 1-3.‬الصفحة ‪.)12‬‬‫•وظيفة توفير الطاقة‬‫تم تجهيز هذا المنتج مع وظيفة توفير الطاقة‪.‬‬‫	‪-‬استهالك الطاقة ‪ 0‬وات عند إيقاف مصدر الطاقة الرئيسي‬‫مجهز بمفتاح مصدر الطاقة الرئيسي‪.‬‬‫عند عدم استخدام الشاشة‪ ،‬يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي بحيث يتم قطع التيار بشك ٍل‬‫آامل‬‫	‪( Presence Sensor-‬مستشعر الكشف عن أشخاص)‬‫يقوم المستشعر الموجود على الجانب األمامي لشاشة العرض باكتشاف حركة شخص‪ .‬عندما يتحرك‬‫شخص بعي دًا عن شاشة العرض‪ ،‬تقوم شاشة العرض بتبديل وضع توفير الطاقة تلقائ يًا وال يمكنه عرض‬‫الصور على الشاشة‪ .‬لذلك‪ ،‬تقوم الوظيفة بتقليل استهالك الطاقة‪ .‬يمكن تعيين الحساسية والوقت حتى يتم‬‫تنشيط وضع توفير الطاقة حسب بيئة استخدام الشاشة وحركة المستخدم‪.‬‬‫ارجع إلى دليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•تصميم بمظهر جانبي منخفض ووزن خفيف‬‫•لوحة ‪ LCD‬للضوء الخلفي ‪ LED‬لعمر الخدمة الطويل‬‫•مستشعر الضوء المحيط المدمج‬‫تب عً ا للبيئة‪ ،‬يوضح المستشعر قيم مختلفة أحيانً ا عن القيم التي تم قياسها من خالل عداد اإلضاءة الفريد من نوعه‪.‬‬‫يتطلب استخدام المستشعر برنامج م راقبة الجودة «‪ »RadiCS/RadiCS LE‬ويتم دائ ًم ا إطالق القياس بواسطة‬‫مشغل المستخدم في القائمة المتوافقة‪.‬‬‫للحصول على تفاصيل مستقبلية حول القيم التي تم قياسها وكيفية تنفيذ القياس‪ ،‬ارجع إلى دليل المستخدم‬‫‪( RadiCS/RadiCS LE‬على ‪)CD-ROM‬‬‫لصفلاا ةمدقم‬‫‪11‬‬

‫‪1 1-2.‬محتويات العبوة‬‫يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة‪ .‬في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تال فً ا‪ ،‬يُرجى االتصال‬‫بموزع ‪ EIZO‬المحلي‪.‬‬‫مالحظة‬‫•يُرجى االحتفاظ بالعبوة ومواد التغليف من أجل التحرك بالشاشة في المستقبل أو نقلها‪.‬‬‫•الشاشة‬‫•سلك الطاقة‬‫•كابل ‪USB: UU300‬‬‫•)‪(CD-ROM‬‏ ‪EIZO LCD Utility Disk‬‬‫•تعليمات االستخدام (هذا الدليل)‬‫•كابل اإلشارة الرقمي‪PP300 :‬‬‫‪DisplayPort – DisplayPort‬‬‫•كابل اإلشارة الرقمي‪DD300 :‬‬‫)‪DVI - DVI (Single link‬‬‫‪ksiD ytilitU DCL OZIE1 1-3.‬‬‫تم تزويد )‪ «EIZO LCD Utility Disk» (CD-ROM‬مع هذا المنتج‪ .‬يعرض الجدول التالي محتويات القرص‬‫والنظرة العامة للب رامج‪.‬‬‫	●محتويات القرص ونظرة عامة حول البرامج‬‫يحتوي القرص على برنامج للتحكم في الجودة ودليل المستخدم‪ .‬ارجع إلى الملف ‪ Readme.txt‬على القرص‬‫للحصول على إج راءات بدء الب رامج أو إج راءات الوصول للملف‪.‬‬‫النظرة العامة‬‫المحتويات‬‫ملف ‪Readme.txt‬‬‫‪( RadiCS LE‬لنظام التشغيل ‪)Windows‬‬‫ب رامج التحكم في الجودة لمعايرة شاشة العرض وإدارة سجل المعايرة‪.‬‬‫دليل التركيب لشاشة العرض هذه (ملف ‪)PDF‬‬‫“تعليمات االستخدام” لشاشة العرض هذه (ملف ‪)PDF‬‬‫	●‬‫استخدام ‪RadiCS LE‬‬‫بالنسبة للتركيب واستخدام برنامج‪ ،RadiCS LE‬ارجع إلى دليل المستخدم على القرص‪.‬‬‫عند استخدام هذه الب رامج‪ ،‬سوف تحتاج إلى توصيل الكمبيوتر بشاشة العرض بواسطة كابل ‪ USB‬المدعوم (انظر‬‫«‪ 2-2.‬القيام باستخدام ‪( USB‬ناقل متسلسل عالمي)» في الصفحة ‪.17‬‬‫مالحظة‬‫‪USB‬‬‫‪RadiCS‬‬‫‪LE‬‬‫‪DDC‬‬‫‪ .‬للحصول على‬‫دون الحاجة إلى استخدام كابل‬‫االستفادة من برنامج‬‫•يتيح لك استخدام اتصال‬‫معلومات حول كيفية تهيئة االتصال ‪ ،DDC‬راجع دليل التركيب (على اسطوانة ‪.)CD-ROM‬‬‫‪12‬‬‫لصفلاا ةمدقم‬‫‪1 1-4.‬أزرار التحكم والوظائف‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫˚‪30‬كجم تقريبًا‬‫‪12‬‬‫‪13‬‬‫‪15‬‬‫‪6‬‬‫‪14‬‬‫قائمة الضبط*‪1‬‬‫‪11‬‬‫‪10‬‬‫‪1 1.‬مستشعر أمامي مدمج‬‫(محمول )‬‫‪2 2.‬مستشعر إضاءة المحيط‬‫‪Presence Sensor3 3.‬‬‫(مستشعر الكشف‬‫عن أشخاص)‬‫‪4 4.‬مفاتيح التشغيل‬‫‪ 5 5.‬مفتاح‬‫‪6 6.‬منفذ ‪ USB‬هابط‬‫‪7 7.‬منفذ ‪ USB‬صاعد‬‫‪8 8.‬موصل ‪DVI-D‬‬‫‪9 9.‬موصل دخل‬‫‪DisplayPort‬‬‫‪1 10.‬موصل خرج‬‫‪DisplayPort‬‬‫‪1 11.‬موصل التيار‬‫‪1 12.‬ركيزة‬‫‪1 13.‬مفتاح الطاقة الرئيسي‬‫‪1 14.‬فتحة قفل األمان‬‫‪1 15.‬حامل الكابل‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫يستعمل للمعايرة و (‪) Grayscale Check‬فحص تدرج الرمادي‪.‬‬‫يعمل على قياس اإلضاءة المحيطة‬‫يعمل على كشف حركة شخص أمام الشاشة‪.‬‬‫لعرض القائمة‪ .‬اتبع الدليل ألداء عمليات التشغيل التي ترغب بها‪.‬‬‫•يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه‪.‬‬‫•يشير إلى حالة التشغيل الخاصة بشاشة العرض‪.‬‬‫أخضر‪ :‬تشغيل‪ ،‬برتقالي‪ :‬وضع توفير الطاقة‪ ،‬إيقاف‪ :‬مصدر الطاقة الرئيسي‪/‬إيقاف الطاقة‬‫يعمل على توصيل جهاز ‪ USB‬الطرفي‪.‬‬‫يعمل على توصيل كابل ‪ USB‬من أجل استخدام الب رامج التي تحتاج إلى اتصال ‪ USB‬أو‬‫الستخدام وظيفة محور ‪.USB‬‬‫قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر‪.‬‬‫قم بتوصيله بجهاز الكمبيوتر‪ .‬لضبط توصيل السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل‬‫الخرج الخاص بالشاشة العليا‪.‬‬‫لضبط توصيل السلسلة التعاقبية‪ ،‬قم بتوصيل الكابل بموصل الدخل الخاص بالشاشة السفلى‪.‬‬‫يقوم بتوصيل كابل التيار فقط‪.‬‬‫يُستخدم لضبط ارتفاع وزاوية شاشة الم راقبة‪.‬‬‫يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه‪.‬‬‫‪ :‬إيقاف تشغيل‬‫‪ :‬تشغيل‬‫يتوافق مع نظام أمان ‪ MicroSaver‬من إنتاج ‪.Kensington‬‬‫يعمل على تغطية كابالت الشاشة‪.‬‬‫‪* *1‬للحصول على تعليمات االستخدام‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫لصفلاا ةمدقم‬‫‪13‬‬

‫‪1 1-5.‬معدالت الدقة المتوافقة‬‫تدعم الشاشة معدالت الدقة التالية‪.‬‬‫‪DVI‬‬‫معدل الدقة‬‫تردد المسح العمودي‬‫‪720 × 400‬‬‫هرتز ‪70‬‬‫√‬‫‪640 × 480‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫√‬

‫√‬

‫‪800 × 600‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪1024 × 768‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪1280 × 1024‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪1200 × 1600‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫‪1600 × 1200‬‬‫هرتز ‪60‬‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫ض ا ل ‪ 10‬بت‬‫‪** *1‬مناسبة أي ً‬‫‪14‬‬‫‪DisplayPort*1‬‬‫لصفلاا ةمدقم‬‫عمودي‬‫أفقي‬‫عمودي‬‫أفقي‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫االتوصيل‬‫لصفلاا‬‫‪2 2-1.‬كابالت االتصال‬‫تنبيه‬‫•تأكد من إيقاف تشغيل ك ٍل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫•عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة‪ ،‬راجع «‪ 1-5.‬معدالت الدقة المتوافقة» (الصفحة ‪ )14‬لتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة‬‫بالدقة وتردد المسح العمودي إلى تلك اإلعدادات المتاحة لهذه الشاشة قبل التوصيل بالكمبيوتر‪.‬‬‫‪11.‬‬‫أدر الشاشة بمقدار ‪ 90‬درجة في اتجاه عقارب الساعة‪.‬‬‫الموضع األفقي هو االتجاه االفتراضي للشاشة‪.‬‬‫تنبيه‬‫•قبل إدارة الشاشة‪ ،‬ارفعها إلى الموضع األعلى‪.‬‬‫‪22.‬‬‫قم بتوصيل كابالت اإلشارة‪.‬‬‫تحقق من أشكال الموصالت‪ ،‬وقم بتوصيل الكابالت‪ .‬بعد توصيل كابل ‪ ،DVI‬قم بشد أدوات التثبيت إلحكام ربط‬‫الموصالت‪.‬‬‫التوصيل بجهاز كمبيوتر واحد‬‫تنبيه‬‫•تتكون موصالت ‪ DisplayPort‬الخاصة بالشاشة من الدخل‬‫بموصل الدخل‬‫والخرج‬‫صل الكابل‬‫‪ .‬عند توصيل شاشة بجهاز كمبيوتر‪ ،‬و ِ ّ‬‫‪.‬‬‫كابل اإلشارة‪:‬‬‫‪DD300‬‬‫أو‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫لصفلاا ليصوتلا‬‫‪15‬‬

‫التوصيل بأجهزة كمبيوتر متعددة‬‫للحصول على معلومات حول كيفية تحويل إشارات الدخل‪ ،‬راجع دليل التركيب (على اسطوانة ‪.)CD-ROM‬‬‫كابل اإلشارة‪:‬‬‫‪DD300‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫شاشة متعددة ذات سلسلة تعاقبيّة (ديزي)‬‫تنبيه‬‫•قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص في ‪ EIZO‬للحصول على معلومات حول الشاشات ولوحات الرسومات البيانية التي يمكن‬‫استخدامها لتوصيل السلسلة التعاقبية‪http://www.eizoglobal.com :‬‬‫•انزع الغطاء‬‫قبل توصيل كابل اإلشارة‪.‬‬‫التوصيل بجهاز كمبيوتر‬‫كابل اإلشارة‪PP200 :‬‬‫‪16‬‬‫لصفلاا ليصوتلا‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫كابل اإلشارة‪PP300 :‬‬‫‪33.‬‬‫قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة‪.‬‬‫‪44.‬‬‫ِصل كابل ‪ USB‬عند استخدام برنامج ‪.RadiCS LE‬‬‫للحصول على معلومات حول التوصيل بمنفذ ‪ USB‬صاعد‪ ،‬راجع “«‪ 2-2.‬القيام باستخدام ‪( USB‬ناقل متسلسل عالمي)»‬‫(الصفحة ‪.)17‬‬‫التوصيل بجهاز كمبيوتر‬‫التوصيل بالشاشة‬‫مالحظة‬‫•يتيح لك استخدام اتصال ‪ DDC‬االستفادة من برنامج ‪ RadiCS LE‬دون الحاجة إلى استخدام كابل ‪ .USB‬للحصول على‬‫معلومات حول كيفية تهيئة االتصال ‪ ،DDC‬راجع دليل التركيب (على اسطوانة ‪.)CD-ROM‬‬‫‪55.‬‬‫‪66.‬‬‫المس‬‫لتشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة‪.‬‬‫يضيء مؤشر التيار الخاص بالشاشة باللون األخضر‪.‬‬‫قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫تظهر صورة بالشاشة‪.‬‬‫في حالة عدم ظهور أي صورة‪ ،‬راجع «الفصل ‪ 4‬استكشاف المشكالت وإصالحها» (الصفحة ‪ )21‬للحصول على‬‫النصائح اإلضافية‪.‬‬‫تنبيه‬‫•للحصول على أقصى حد في توفير الطاقة‪ ،‬يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل‪ .‬عند عدم استخدام الشاشة‪ ،‬يمكنك إيقاف تشغيل‬‫مصدر إمداد الطاقة الرئيسي أو فصل قابس التيار بحيث يتم قطع التيار بشك ٍل كامل‪.‬‬‫مالحظة‬‫•لزيادة العمر التشغيلي للشاشة وتقليل تدهور اإلضاءة واستهالك الطاقة‪ ،‬قم بما يلي‪:‬‬‫	‪-‬استخدم وظيفة توفير الطاقة بالكمبيوتر‪.‬‬‫	‪-‬قم بإيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر بعد استخدامهما‪.‬‬‫‪2 2-2.‬القيام باستخدام ‪( USB‬ناقل متسلسل عالمي)‬‫تحتوي هذه الشاشة على محور متوافق مع ‪ .USB‬إذا تم توصيلها بجهاز كمبيوتر متوافق مع ‪ USB‬أو محور ‪،USB‬‬‫فإن هذه الشاشة تعمل على أنها محور ‪ USB‬بحيث تتيح لك التوصيل بأجهزة ‪ USB‬الطرفية‪.‬‬‫	●بيئة النظام المطلوبة‬‫•تم تجهيز جهاز الكمبيوتر بمنفذ ‪ USB‬أو بمحور ‪ USB‬آخر موصل بجهاز كمبيوتر متوافق مع ‪USB‬‬‫•نظام التشغيل ‪Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista/‬‬‫‪ Windows XP‬أو ‪ Mac OS X 10.2‬أو أحدث‬‫•كابل ‪USB‬‬‫تنبيه‬‫•قد ال تعمل هذه الشاشة وذلك تبعًا لجهاز الكمبيوتر أو نظام التشغيل أو األجهزة الطرفية المستخدمة‪ .‬من أجل توافق ‪ USB‬الخاصة‬‫باألجهزة الطرفية‪ ،‬قم باالتصال بمصنعيهم‪.‬‬‫•ظل األجهزة المتصلة تعمل بمنفذ هابط‪ ،‬عندما تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة‪ ،‬أو في حالة إيقاف تشغيل الطاقة باستخدام زر‬‫الطاقة بالشاشة فقط‪ .‬لذا‪ ،‬فإن استهالك الطاقة الخاص بالشاشة يختلف تبعًا لألجهزة الموصلة حتى وإن كان في وضع توفير الطاقة‪.‬‬‫•عند إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي‪ ،‬فلن يعمل الجهاز الموصل بمنفذ ‪.USB‬‬‫لصفلاا ليصوتلا‬‫‪17‬‬

‫	●إجراءات التوصيل (إعداد وظيفة ‪)USB‬‬‫‪1.1‬قم بتوصيل الشاشة أوالً بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل اإلشارة ومن ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬‫‪2.2‬قم بتوصيل كابل ‪ USB‬المرفق بين منفذ ‪ USB‬الهابط الخاص بجهاز الكمبيوتر المتوافق مع ‪( USB‬أو بمحور ‪ USB‬آخر) ومنفذ ‪USB‬‬‫الصاعد الخاص بالشاشة‪.‬‬‫تم ضبط وظيفة محور ‪ USB‬بشك ٍل تلقائي عند توصيل كابل ‪.USB‬‬‫‪3.3‬قم بتوصيل جهاز ‪ USB‬الطرفي بمنفذ ‪ USB‬هابط الخاص بالشاشة‪.‬‬‫منفذ ‪USB‬‬‫صاعد‬‫‪18‬‬‫لصفلاا ليصوتلا‬‫منفذ ‪USB‬‬‫هابط‬

‫لصفلاا‬‫ااإلعداد‬‫‪3 3-1.‬ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها‬‫احمل الحافة اليسرى واليمنى للشاشة بكلتا يديك‪ ،‬واضبط ارتفاع الشاشة‪ ،‬وزاوية اإلمالة والتدوير حول محورها وفقًا ألفضل‬‫ظروف العمل‪.‬‬‫تنبيه‬‫•بعد إجراء الضبط‪ ،‬تأكد من أنه قد تم توصيل الكابالت بشك ٍل صحيح‪ ،‬وقم بتمريرهم من خالل حامل الكابل‪.‬‬‫لصفلاا ادعإلا‬‫‪19‬‬

‫‪3 3-2.‬تثبيت الذراع‬‫يمكن تثبيت ذراع اختيارية (أو ركيزة اختيارية) وذلك عن طريق نزع قسم الركيزة‪ .‬للحصول على األذرع االختيارية المدعومة‬‫(أو الحوامل االختيارية)‪ ،‬راجع الموقع اإللكتروني الخاص في ‪http://www.eizoglobal.com :EIZO‬‬‫تنبيه‬‫•عند تثبيت الذراع أو الحامل‪ ،‬اتبع تعليمات دليل المستخدم الخاصة بها‪.‬‬‫•عند استخدام ذراع أو حامل من مصنع آخر‪ ،‬تأكد من التالي بشكل مسبق وقم باختيار أحدها بحيث تكون مطابقة لمعيار ‪.VESA‬‬‫	‪-‬الخلوص بين فتحات البرغي‪ 100 :‬مم × ‪ 100‬مم‬‫	‪-‬برغي تثبيت الذراع أو الحامل من النوع ‪ ،VESA‬األبعاد الخارجية‪ 122 :‬مم ‪ 122 x‬مم أو أقل‬‫	‪-‬قوية بشك ٍل كاف لتدعم وزن وحدة الشاشة (باستثناء الحامل) والمثبتات مثل الكابالت‪.‬‬‫•عند استخدام ذراع أو حامل من مصنع آخر‪ ،‬قم باستخدام البراغي التالية إلحكام تثبيتها‪.‬‬‫	‪-‬براغي تثبيت الحامل بالشاشة‬‫•عند استخدام الذراع أو الحامل‪ ،‬قم بتثبيته بحيث يتطابق مع زوايا اإلمالة التالية للشاشة‪.‬‬‫	‪-‬ألعلى ‪ ،˚45‬ألسفل ‪(˚45‬عند استخدام التوجيه العمودي‪ ،‬وفي حالة التدوير بمقدار ‪ 90‬درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة‬‫للعرض األفقي)‬‫•قم بتوصيل الكابالت بعد تثبيت الذراع أو الحامل‪.‬‬‫•ال تقم بتحريك الحامل المنزوع نحو األعلى واألسفل‪ .‬إن القيام بذلك قد ينتج عنه وقوع إصابة أو تلف الجهاز‪.‬‬‫•يعتبر وزن الشاشة والذراع أو الحامل ثقيالً‪ .‬قد يؤدي سقوطها إلى وقوع إصابات أو تلف األجهزة‪.‬‬‫آن آلخر‪ .‬إن لم تكن هذه المسامير مربوطة بإحكام‪ ،‬فقد تنفصل الشاشة عن الذراع؛ ما قد ينجم‬‫•ت َفحَّص إحكام ربط المسامير الملولبة من ٍ‬‫عنه إصابة جسدية أو تلف في الجهاز‪.‬‬‫اإلجراء‬‫‪1 1.‬قم بوضع شاشة ‪ LCD‬على قطعة قماش ناعمة مفرودة على سطح ثابت بحيث يكون سطح اللوحة مواج ًها لألسفل‪.‬‬‫‪22.‬قم بنزع الحامل‪.‬‬‫قم بتحضير مفك براغي‪ .‬قم بإرخاء البراغي (األربعة) المخصصة إلحكام تثبيت الوحدة والحامل باستخدام مفك براغي‪.‬‬‫‪33.‬قم بتثبيت الذراع أو الحامل بالشاشة‪.‬‬‫استخدم المسامير الملولبة التي فككتها في الخطوة ‪ 2‬لتركيب الذراع (أو الحامل) بالشاشة‪.‬‬‫‪20‬‬‫لصفلاا ادعإلا‬‫ااستكشاف المشكالت وإصالحها‬‫	‪ 4‬لصفل‬‫في حال استم رار حدوث المشكلة حتى بعد اتباع الحلول المقترحة‪ ،‬اتصل بوكيل ‪ EIZO‬المحلي لديك‪.‬‬‫المشكلة‬‫‪1 1.‬ال توجد صورة‬‫•مؤشر التشغيل ال يضيء‪.‬‬‫•يضيء مؤشر الطاقة باللون األخضر‪.‬‬‫•يضيء مؤشر الطاقة باللون البرتقالي‪.‬‬‫•مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي واألخضر‪.‬‬‫‪2 2.‬تظهر الرسالة أدناه‪.‬‬‫•تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل‪.‬‬‫مثال‪:‬‬‫•توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق‬‫التردد المحدد‪( .‬يتم عرض تردد اإلشارة هذه‬‫باللون األحمر األرجواني)‬‫مثال‪:‬‬‫السبب المحتمل والحل‬‫•تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متص الً بشكل صحيح‪.‬‬‫•قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي‪.‬‬‫•المس ‪.‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•زيادة «‪( Brightness‬السطوع)» أو «‪( Gain‬اكتساب اللون)» في‬‫قائمة الضبط‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل‬‫التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•قم بتبديل إشارة الدخل ‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع‬‫لدليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح‪.‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•عند تهيئة مستشعر الكشف عن أشخاص على وضع ‪On‬‬‫«)تشغيل( »‪ ،‬قد تتغير الشاشة إلى وضع توفير الطاقة‪ .‬اقترب من‬‫الشاشة‪.‬‬‫•تحقق من توصيل كابل اإلشارة بمنفذ إلدخال إشارة‬‫‪ .DisplayPort‬تم استخدام للخرج عند ضبط توصيل السلسلة‬‫التعاقبية‪.‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫أجر التوصيل عبر كابل اإلشارة المحددة من قِ بَ ل شركة ‪.EIZO‬‬‫• ِ‬‫أوقف مصدر الكهرباء الرئيسي‪ ،‬ثم أعد تشغيله مرة أخرى‪.‬‬‫•عند التوصيل في ‪ ،DisplayPort‬قم بتحويل إصدار ‪DisplayPort‬‬‫إلى ‪ .1.1‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع لدليل التركيب‬‫المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫تظهر هذه الرسالة عندما تكون اإلشارة غير مدخلة بشكل صحيح حتى‬‫وإن كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح‪.‬‬‫•قد تظهر الرسالة المبينة على اليمين‪ ،‬ألن بعض أجهزة الكمبيوتر‬‫فورا‪.‬‬‫ال تقوم بإخ راج االشارة بعد تشغيل الطاقة ً‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•تحقق مما إذا كان كابل اإلشارة متص الً بشكل صحيح‪.‬‬‫•قم بتبديل إشارة الدخل ‪ .‬للحصول على التفاصيل‪ ،‬يُرجى الرجوع‬‫لدليل التركيب المتوفر (على ‪.)CD-ROM‬‬‫•عند التوصيل في ‪ ،DisplayPort‬قم بتحويل إصدار ‪DisplayPort‬‬‫إلى ‪.1.1‬‬‫•تحقق من توصيل كابل اإلشارة بمنفذ إلدخال إشارة‬‫‪ .DisplayPort‬تم استخدام للخرج عند ضبط توصيل السلسلة‬‫التعاقبية‪.‬‬‫•افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل‪.‬‬‫•تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة‬‫وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة (انظر‬‫«‪ 1-5.‬معدالت الدقة المتوافقة» (الصفحة ‪.).)14‬‬‫•أعد تشغيل الكمبيوتر‪.‬‬‫•اختر اإلعداد المناسب باستخدام األدوات المساعدة الخاصة بلوحة‬‫الرسومات‪ .‬راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل‪.‬‬‫لصفلاا حالصإو تالكشملا فاشكتسا‬‫‪21‬‬

‫االمواصفات‬‫لصفلاا‬‫‪5 5-1.‬قائمة المواصفات‬‫لوحة ‪LCD‬‬‫النوع‬‫الضوء الخلفي‬‫الحجم‬‫معدل الدقة‬‫حجم العرض (أفقي × رأسي)‬‫المسافة بين البكسالت‬‫ألوان العرض‬‫إشارات الفيديو‬‫‪USB‬‬‫الطاقة‬‫زوايا العرض‬‫(أفقي ‪ /‬رأسي‪ ،‬نموذجي)‬‫السطوع الموصى به‬‫وقت االستجابة (نموذجي)‬‫أطراف توصيل الدخل‬‫طرف توصيل الخرج‬‫تردد المسح الرقمي‬‫(أفقي ‪ /‬رأسي)‬‫تردد الصورة النقطي‬‫منفذ‬‫معيار‬‫الدخل‬‫الحد األقصى الستهالك الطاقة‬‫وضع توفير الطاقة‬‫وضع االستعداد‬‫المواصفات المادية‬‫األبعاد‬‫األبعاد (بال ركيزة)‬‫الوزن الصافي‬‫الوزن الصافي (بال ركيزة)‬‫معدل ضبط االرتفاع‬‫اإلمالة‬‫التدوير‬‫الدوران‬‫متطلبات بيئة التشغيل درجة الحرارة‬‫الرطوبة‬‫ضغط الهواء‬‫‪22‬‬‫لصفلاا تافصاوملا‬‫‪( IPS‬مضاد للوهج)‬‫‪RX250‬‬‫‪( IPS RX250-AR‬مضاد لالنعكاس)‬‫‪LED‬‬‫‪ 54.0‬سم (‪ 21.3‬بوصة)‬‫‪ 2‬ميجابكسيل (توجيه عمودي‪ 1200 :‬نقطة × ‪ 1600‬خط (أفقي × رأسي))‬‫‪ 324.0‬مم × ‪ 432.0‬مم (توجيه عمودي)‬‫‪ 0.270‬مم‬‫‪-10‬بت (‪ 1073.74 :)DisplayPort‬مليون لون (الحد األقصى)‬‫‪-8‬بت (‪ 16.77 :)DVI‬مليون لون‬‫‪˚178 / ˚178‬‬‫‪ 400‬سي دي‪/‬م‬‫‪ 20‬مللي ثانية (أسود ‪ >-‬أبيض ‪ >-‬أسود)‬‫‪،DVI-D (Single Link) × 1‬‏‪DisplayPort × 1‬‬‫‪DisplayPort x 1‬‬‫‪ 31‬كيلو هرتز ‪ 100 -‬كيلو هرتز ‪ 59 /‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز (‪:VGA TEXT‬‬‫‪ 69‬هرتز ‪ 71 -‬هرتز)‬‫الوضع المزامن لإلطار‪ 59 :‬هرتز ‪ 61 -‬هرتز‬‫‪ 25.0‬ميجا هرتز ‪ 164.5 -‬ميجا هرتز‬‫منفذ صاعد × ‪ ،1‬منفذ هابط × ‪2‬‬‫مراجعة مواصفات ‪USB 2.0‬‬‫التيار المتردد ‪ 100‬فولت‪ 240 -‬فولت ‪-/+‬‏‪ 60/50 ،%10‬هرتز ‪0.35‬أمبير‪-‬‬‫‪ 0.80‬أمبيرر‬‫‪ 79‬وات أو أقل‬‫‪ 1.0‬وات أو أقل (عند استخدام دخل إشارة ‪ ،DVI‬وعدم توصيل جهاز ‪،USB‬‬‫"‪:"Power Save" ،"Off" :"Auto Input Detection‬‬‫"‪،"Off" :"DC5V Output" ،"Off" :"DDC" ،"High‬‬‫"‪DisplayPort" ،"On" :"DP Power Save‬‬‫‪ ،"1.1" :"version‬لم يتم توصيل حمل خارجي)‬‫‪ 1.0‬وات أو أقل (عند عدم توصيل جهاز ‪:"DP Power Save" ،USB‬‬‫"‪DisplayPort" ،"Off" :"DC5V Output" ،"On‬‬‫‪ ،"Off" :"DDC" ،"1.1" :"version‬لم يتم توصيل حمل‬‫خارجي)‬‫‪ 361.0‬مم × ‪ 600.5 - 510.5‬مم × ‪ 267.0‬مم ( العرض × االرتفاع ×‬‫العمق ) (اإلمالة‪)˚30 :‬‬‫‪ 361‬مم × ‪ 465‬مم × ‪ 78‬مم ( العرض × االرتفاع × العمق )‬‫‪ 8.2‬كجم تقريبًا‬‫‪ 5.4‬كجم تقريبًا‬‫‪ 90‬مم (اإلمالة‪)˚0 :‬‬‫ألعلى ‪ ،˚30‬ألسفل ‪˚5‬‬‫‪˚70‬‬‫‪ 90‬درجة (عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض العمودي)‬‫‪ 0‬درجة مئوية إلى ‪ 35‬درجة مئوية (‪ 32‬درجة فهرنهايت إلى ‪ 95‬درجة‬‫فهرنهايت)‬‫‪ %20‬إلى ‪ %80‬رطوبة نسبية (ال يوجد تكثيف)‬‫‪ hPa 540‬إلى ‪hPa 1060‬‬‫‪2‬‬‫المتطلبات البيئية‬‫للنقل‪/‬التخزين‬‫‪ 20‬درجة مئوية إلى ‪ 60‬درجة مئوية (‪ 32‬درجة فهرنهايت إلى ‪ 95‬درجة‬‫فهرنهايت)‬‫‪ %10‬إلى ‪ %90‬رطوبة نسبية (ال يوجد تكثيف)‬‫‪ hPa 200‬إلى ‪hPa 1060‬‬‫درجة الحرارة‬‫الرطوبة‬‫ضغط الهواء‬‫‪5 5-2.‬التهيئات االفتراضية الرئيسية‬‫‪ :CAL Switch Mode‬تهيئات المصنع االفتراضية لشاشة العرض على الوضع ‪.DICOM‬‬‫الوضع‬‫‪1-DICOM‬‬‫‪2-CAL1‬‬‫‪3-CAL2‬‬‫‪4-Custom‬‬‫‪5-sRGB‬‬‫‪6-Text‬‬‫السطوع‬‫درجة الحرارة‬‫‪ 7500‬كلفن‬‫‪ 400‬سي دي‪/‬م‬‫‪2‬‬‫‪ 7500‬كلفن‬‫‪ 400‬سي دي‪/‬م‬‫‪2‬‬‫‪ 7500‬كلفن‬‫‪ 300‬سي دي‪/‬م‬‫‪2‬‬‫‪ 300‬سي دي‪/‬م تقريبًا ‪ 7500‬كلفن‬‫‪ 250‬سي دي‪/‬م‪ 2‬تقريبًا ‪sRGB‬‬‫‪ 100‬سي دي‪/‬م‪ 2‬تقريبًا ‪ 6500‬كلفن‬‫‪2‬‬‫قيمة جاما‬‫‪DICOM‬‬‫‪2.2‬‬‫‪DICOM‬‬‫‪2.2‬‬‫‪sRGB‬‬‫‪2.2‬‬‫‪Hybrid Gamma PXL‬‬‫‪Off‬‬‫‪Off‬‬‫‪Off‬‬‫ (معطل)‬‫ (معطل)‬‫‪( -‬معطل)‬‫أخرى‬‫‪Dot by Dot‬‬‫‪Picture Expansion‬‬‫‪Off‬‬‫‪Auto Input Detection‬‬‫‪High‬‬‫‪Power Save‬‬‫‪4‬‬‫‪Indicator‬‬‫‪Off‬‬‫‪Presence Sensor‬‬‫‪English‬‬‫‪Languages‬‬‫*‪1‬‬‫‪Off‬‬‫‪On-Screen Logo‬‬‫*‪1‬‬‫‪Portrait‬‬‫‪Image Rotation‬‬‫*‪1‬‬‫‪Auto‬‬‫‪DDC‬‬‫*‪1‬‬‫‪Off‬‬‫‪DC5V Output‬‬‫*‪1‬‬‫‪Off‬‬‫‪DP Power Save‬‬‫*‪1‬‬‫‪On‬‬‫‪Grayscale Warning‬‬‫*‪1‬‬‫‪On‬‬‫‪Sharpness Recovery‬‬‫*‪1‬‬‫‪Low‬‬‫‪Preferred Refresh Rate‬‬‫*‪1‬‬‫‪1.2‬‬‫‪DisplayPort version‬‬‫‪* *1‬ال يمكن تهيئة هذه القوائم مبدئيًا باستخدام “‪( .”Monitor Reset‬راجع دليل التركيب (على اسطوانة ‪.))CD-ROM‬‬‫لصفلاا تافصاوملا‬‫‪23‬‬

‫‪5 5-3.‬األبعاد‬‫الوحدة‪ :‬مم‬‫˚‪30‬‬‫)‪(600.5‬‬‫˚‪5‬‬‫‪78‬‬‫‪45‬‬‫˚‪70‬‬‫)‪(267‬‬‫)‪(17.7‬‬‫)‪(15.7‬‬‫)‪(130.5‬‬‫‪100‬‬‫‪361‬‬‫‪325.6‬‬‫)‪(17.7‬‬‫)‪(130.5‬‬‫)‪(182.5‬‬‫˚‬‫‪90‬‬‫‪4xM4‬‬‫‪100‬‬‫‪90‬‬‫)‪(182.5‬‬‫)‪(430.5-520.5‬‬‫‪433.6‬‬‫‪465‬‬‫)‪(482.5-572.5‬‬‫‪13‬‬‫‪17.5‬‬‫)‪(15.7‬‬‫‪32.5‬‬‫‪200‬‬‫‪281‬‬‫‪5 5-4.‬الملحقات‬‫طقم المعايرة‬‫‪ EIZO “RadiCS UX1” Ver. 4.4.2‬أو أحدث‬‫‪ EIZO “RadiCS Version Up Kit" Ver. 4.4.2‬أو أحدث‬‫برامج إدارة شبكة ‪QC‬‬‫‪ EIZO “RadiNET Pro” Ver. 4.4.2‬أو أحدث‬‫‪ EIZO “RadiNET Pro Lite” Ver. 4.4.2‬أو أحدث‬‫طقم التنظيف‬‫‪”EIZO “ScreenCleaner‬‬‫لوحة حماية ‪LCD‬‬‫‪"EIZO "RP-915‬‬‫للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات بيانية متوافقة‪ ،‬راجع موقع الويب‬‫الخاص بنا‪.‬‬‫‪http://www.eizoglobal.com‬‬‫‪24‬‬‫لصفلاا تافصاوملا‬‫	‪ 6‬لصفل‬‫االمصطلحات‬‫‪( DDC‬قناة بيانات العرض)‬‫توفر ‪ VESA‬التوحيد القياسي لالتصال التفاعلي إلعداد المعلومات‪ ،‬وغير ذلك بين الكمبيوتر والشاشة‪.‬‬‫‪( DICOM‬التصوير واالتصال الرقمي في الطب)‬‫تم تطوير معيار ‪ DICOM‬من خالل الكلية األمريكية للطب اإلشعاعي والمؤسسة الخاصة بالمصنع الكهربي‬‫القومي في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬‫يقوم اتصال الجهاز المتوافق مع ‪ DICOM‬بتمكين نقل الصورة والمعلومات الطبية‪ ،DICOM .‬مستند‬‫الفقرة ‪ 14‬يقوم بتعريف عرض صورة طبية لتدرج الرمادي الرقمي‪.‬‬‫‪DisplayPort‬‬‫هذا معيار الواجهة إلشارات الصور الموحدة وف قً ا لمعيار ‪ .VESA‬تم تطويره بهدف استبدال ‪ DVI‬التقليدي‬‫والواجهات التناظرية‪ ،‬ويمكنك نقل إشارات دقة عالية وإشارات صوت‪ ،‬والتي ال يدعمها ‪ .DVI‬يدعم كذلك لون‬‫‪ 10‬بت‪ ،‬وتقنيات حماية حقوق النشر‪ ،‬والكابالت الطويلة‪ ،‬وغيرها‪ .‬تم توحيد الحجم القياسي وموصالت الحجم‬‫الصغير‪.‬‬‫‪( DVI‬الواجهة المرئية الرقمية)‬‫‪ DVI‬هو عبارة عن مقياس واجهة رقمية‪ DVI .‬يسمح بالنقل المباشر للبيانات الرقمية للكمبيوتر بدون أي فقدان‪.‬‬‫ويتبنى ذلك نظام انبعاث ‪ TMDS‬وموصالت ‪ .DVI‬يوجد نوعان من موصالت ‪ .DVI‬أحدهما موصل ‪ DVI-D‬لدخل‬‫اإلشارة الرقمية فقط‪ .‬واآلخر هو موصل ‪ DVI-I‬لكل من دخلي اإلشارة الرقمية والتناظرية‪.‬‬‫‪( DVI DMPM‬إدارة طاقة الشاشة الرقمية ‪)DVI‬‬‫‪ DVI DMPM‬هي وظيفة توفير طاقة الواجهة الرقمية‪ .‬ال يمكن االستغناء عن «تشغيل الشاشة (وضع التشغيل)»‬‫و»إيقاف التنشيط (وضع توفير الطاقة)» من أجل ‪ DVI DMPM‬مثل وضع طاقة الشاشة‪.‬‬‫اكتساب اللون‬‫يتم استخدامه لضبط كل معلمة لون لألحمر واألخضر واألزرق‪ .‬تعرض شاشة ‪ LCD‬اللون بالضوء الذي يمر‬‫عبر عامل تصفية لون اللوحة‪ .‬األحمر واألخضر واألزرق هم الثالثة ألوان األساسية‪ .‬يتم عرض كل األلوان على‬‫الشاشة بدمج هذه األلوان الثالثة‪ .‬يمكن تغيير درجة اللون بضبط كثافة الضوء (الحجم) الذي يمر عبر كل عامل‬‫تصفية لون‪.‬‬‫جاما‬‫عامة‪ ،‬يتنوع سطوع الشاشة الخط يًا مع مستوى إشارة الدخل‪ ،‬والذي يُطلق عليه اسم «خصائص جاما»‪.‬‬‫تنتج قيمة جاما الصغيرة صورة منخفضة التباين‪ ،‬بينما تنتج قيمة جاما الكبيرة صورة عالية التباين‪.‬‬‫معدل الدقة‬‫تتكون لوحة ‪ LCD‬من العديد من البكسالت ذات حجم محدد‪ ،‬والتي تتم إضاءتها لتكوين الصور‪ .‬تتكون هذه‬‫الشاشة من البكسالت ال رأسية ‪1200‬و‪1600‬البكسالت األفقية‪ .‬ولذلك‪ ،‬إذا كانت الدقة المدمجة للشاشة اليسرى‬‫واليمنى ‪ ,1600 × 1200‬تتم إضاءة كل البكسالت كشاشة كاملة )‪.(1:1‬‬‫‪ RGB( sRGB‬قياسي)‬‫المعيار العالمي إلعادة إنتاج اللون ومساحة اللون بين األجهزة الطرفية (مثل الشاشات والطابعات والكامي رات‬‫الرقمية والماسحات الضوئية)‪ .‬كنموذج للون بسيط يتوافق لإلنترنت‪ ،‬يمكن عرض األلوان باستخدام الدرجات‬‫المقاربة لدرجات ألوان أجهزة النقل واالستقبال‪.‬‬‫لصفلاا تاحلطصملا‬‫‪25‬‬

‫درجة الحرارة‬‫درجة ح رارة اللون هي طريقة لقياس درجة اللون األبيض‪ ،‬ويُشار إليها عادة بدرجات الكلفن‪ .‬تصبح الشاشة‬‫باللون األحمر في درجة الح رارة المنخفضة‪ ،‬وباللون األزرق في درجة الح رارة العالية‪ ،‬مثل درجة ح رارة اللهب‪.‬‬‫‪ 5000‬كلفن‪ :‬أبيض محمر قلي الً‬‫‪ 6500‬كلفن‪ :‬أبيض يُشار إليه كلون ضوء نهار متوازن‬‫‪ 9300‬كلفن‪ :‬أبيض مزرق قلي الً‬‫توصيل السلسلة التعاقبية‬‫طريقة توصيل شاشتين أو أكثر بجهاز كمبيوتر باستخدام السلسلة التعاقبية‪.‬‬‫‪26‬‬‫لصفلاا تاحلطصملا‬‫الملحق‬‫عالمة تجارية‬‫تمثل مصطلحات ‪ HDMI‬واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة ‪ HDMI‬وشعار ‪ HDMI‬عالمات تجارية أو عالمات‬‫تجارية مسجلة لشركة ‪ HDMI Licensing, LLC‬في الواليات المتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬‫شعار ‪ DisplayPort Compliance‬و‪ VESA‬هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ‪Video Electronics Standards‬‬‫‪.Association‬‬‫تمثل ‪ ،Acrobat‬و‪ ،Adobe‬و‪ Adobe AIR‬و‪ Photoshop‬عالمات تجارية مسجلة لشركة ‪Adobe Systems‬‬‫‪Incorporated‬‬‫في الواليات المتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬‫‪ AMD Athlon‬و‪ AMD Opteron‬هم عالمات تجارية خاصة بشركة ‪.Advanced Micro Devices, Inc‬‬‫‪ Apple‬و‪ ColorSync‬و‪ eMac‬و‪ iBook‬و‪ iMac‬و‪ iPad‬و‪ Mac‬و‪ MacBook‬و‪ Macintosh‬و‪ Mac OS‬و‪ PowerBook‬و‬‫‪ QuickTime‬هم عالمات تجارية خاصة بشركة ‪.Apple Inc‬‬‫‪ ColorMunki‬و‪ Eye-One‬و‪ X-Rite‬هم عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية خاصة بشركة‬‫‪ X-Rite Incorporated‬في الواليات المتحدة و‪/‬أو البلدان األخرى‪.‬‬‫‪ ColorVision‬و‪ ColorVision Spyder2‬هم عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪DataColor Holding AG‬‬‫في الواليات المتحدة‪.‬‬‫‪ Spyder3‬و‪ Spyder4‬هم عالمات تجارية خاصة بشركة ‪.DataColor Holding AG‬‬‫‪ ENERGY STAR‬هي عالمة تجارية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة في الواليات المتحدة والبلدان‬‫األخرى‪.‬‬‫‪ GRACoL‬و‪ IDEAlliance‬هي عالمات تجارية مسجلة التحاد المشروعات الرقمية الدولية‪.‬‬‫‪ NEC‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.NEC‬‬‫‪NEC‬‬‫‪.‬‬‫‪ PC-9801‬و‪ PC-9821‬هي عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركة‬‫‪ NextWindow‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.NextWindow Ltd‬‬‫‪ Intel‬و‪ Intel Core‬و‪ Pentium‬هم عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪ Intel‬في الواليات المتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬‫‪ PowerPC‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.International Business Machines Corporation‬‬‫‪ PlayStation‬هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ‪.Sony Computer Entertainment Inc‬‬‫‪ PSP‬و‪ PS3‬هم عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.Sony Computer Entertainment Inc‬‬‫‪ RealPlayer‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.RealNetworks, Inc‬‬‫‪ TouchWare‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.3M Touch Systems, Inc‬‬‫‪ Windows‬و‪ Windows Media‬و‪ Windows Vista‬و‪ SQL Server‬و‪ Xbox 360‬هم عالمات تجارية مسجلة خاصة‬‫بشركة ‪ Microsoft Corporation‬في الواليات المتحدة والبلدان األخرى‪.‬‬‫‪ YouTube‬هي عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.Google Inc‬‬‫‪ Firefox‬هو عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة ‪.Mozilla‬‬‫‪ Kensington‬و‪ MicroSaver‬هم عالمات تجارية بشركة ‪.ACCO Brands‬‬‫‪ EIZO‬وشعار ‪ EIZO‬و‪ ColorEdge‬و‪ DuraVision‬و‪ FlexScan‬و‪ FORIS‬و‪ RadiCS‬و‪ RadiForce‬و‪ RadiNET‬و‬‫‪ Raptor‬و‪ ScreenManager‬هم عالمات تجارية مسجلة لشركة ‪ EIZO‬في اليابان والبلدان األخرى‪.‬‬‫‪ ColorNavigator‬و‪ EcoView NET‬و‪ EIZO EasyPIX‬و‪ EIZO ScreenSlicer‬و‪ Sound • i‬و‪Screen Administrator‬‬‫وو‪ UniColor Pro‬هم عالمات تجارية مسجلة لشركة ‪.EIZO‬‬‫كافة أسماء الشركات األخرى والمنتجات هم عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة للمالكين الخصوصين لديهم‪.‬‬‫الترخيص‬‫تم تصميم طقم تخطيط مصور جاف حلقي بواسطة ‪ Ricoh‬يستخدم للحروف المعروضة على هذا المنتج‪.‬‬‫قحلملا‬‫‪27‬‬

‫المعايير الطبية‬‫•‪I‬يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات ‪.IEC60601-1-1‬‬‫•قد تنبعث من جهاز إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو‬‫تتسبب في حدوث عطل بها‪ .‬بعد كلمة لذا قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه‬‫التأثي رات‪.‬‬‫تصنيف المنتج‬‫	‪-‬نوع الحماية ضد الصدمات الكهربية‪ :‬الفئة ‪I‬‬

‫	‪-‬الفئة ‪ EN60601-1-2:2015 :EMC‬المجموعة ‪ 1‬الفئة ‪B‬‬‫	‪-‬تصنيف الجهاز الطبي )‪ :(EU‬الفئة ‪I‬‬

‫	‪-‬نمط العملية‪ :‬مستمر‬‫	‪-‬فئة ‪IPX0 :IP‬‬‫‪28‬‬‫قحلملا‬‫معلومات ‪EMC‬‬‫سلسلة ‪ RadiForce‬ذات أداء يعرض الصور بشك ٍل مناسب‪.‬‬‫بيئات االستخدام المقصودة‬‫إن الغرض من سلسلة ‪ RadiForce‬هو االستخدام في البيئات الخاصة بمرافق الرعاية الصحية والمهنية مثل العيادات والمستشفيات‪.‬‬‫البيئات التالية غير مناسبة الستخدام السلسلة ‪:RadiForce‬‬‫•البيئات المنزلية الصحية‬‫•في المناطق القريبة من معدات العالج ذات الموجة القصيرة‬‫•غرفة الترددات الالسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي‬‫•في المواقع المحمية للبيئات الخاصة‬‫•التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات اإلسعاف‪.‬‬‫•بيئات خاصة أخرى‬‫تحذير‬‫تتطلب سلسلة ‪ RadiForce‬احتياطات خاصة تتعلق في ‪ EMC‬وتحتاج إلى التثبيت‪ .‬أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة في ‪ EMC‬بعناية‬‫وقسم «‪( PRECAUTIONS‬احتياطات)» الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت وتشغيل المنتج‪.‬‬‫ال ينبغي استخدام سلسلة ‪ RadiForce‬بالقرب من أو ملتصقًا باألجهزة األخرى‪ .‬إذا لزم األمر االستخدام المجاور أو المالصق‪ ،‬فيجب مالحظة الجهاز‬‫أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهيئة التي سوف يتم استخدامه من خاللها‪.‬‬‫عند استخدام أجهزة االتصاالت ذات التردد الالسلكي المحمولة‪ ،‬ابقها بعيدة بمقدار ‪ 30‬سم (‪ 12‬بوصة) أو أكثر عن أي جزء بما في ذلك الكابالت‪،‬‬‫الخاصة في السلسلة ‪ .RadiForce‬وإال قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز‪.‬‬‫أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بمدخل اإلشارة أو أجزاء مخارج اإلشارة‪ ،‬وتكوين نظام طبي‪ ،‬فإنه يتحمل مسئولية أن النظام‬‫متوافق مع متطلبات ‪.IEC/EN60601-1-2‬‬‫تأكد من استخدام الكابالت المرفقة مع المنتج‪ ،‬أو الكابالت المحددة من قبل ‪.EIZO‬‬‫قد ينتج عن استخدام كابالت أخرى غيرتلك المحددة او المتوفرة من قبل ‪ EIZO‬الخاصة بهذا الجهاز زيادة االنبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض‬‫المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح‪.‬‬‫الكابالت‬‫كابل أحادي (‪)DisplayPort‬‬‫كابل أحادي (‪)DVI-D‬‬‫كابل ‪USB‬‬‫سلك التيار (مع سلك التأريض)‬‫كابالت ‪EIZO‬‬‫المخصصة‬‫‪PP300 / PP200‬‬‫‪DD300 / FD-C39‬‬‫‪UU300 / MD-C93‬‬‫‪-‬‬‫أقصى طول للكابل‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫‪ 3‬متر‬‫محمي‬‫محمي‬‫محمي‬‫محمي‬‫غير محمي‬‫قلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫مزودة بقلب حديديك‬‫غير مزودة بقلب حديديك‬‫قحلملا‬‫‪29‬‬

‫األوصاف الفنية‬‫االنبعاثات الكهرومغناطيسية‬‫تم تصميم سلسلة ‪ RadiForce‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية محددة أدناه‪.‬‬‫يجب على العميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئة‪.‬‬‫اختبار االنبعاث‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫االمتثال‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11 / EN55011‬‬‫المجموعة ‪1‬‬‫تستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬طاقة التردد الالسلكي من أجل الوظيفة الداخلية فقط‪.‬‬‫لذلك‪ ،‬تكون انبعاثات التردد الالسلكي الخاصة بها منخفضة جدًا ومن غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في بيئة‬‫إلكترونية مجاورة‪.‬‬‫انبعاثات التردد الالسلكي‬‫‪CISPR11 / EN55011‬‬‫الفئة ‪B‬‬‫تعتبر سلسلة ‪ RadiForce‬مناسبة لالستخدام في كافة المؤسسات‪ ،‬بما في ذلك البيئات الداخلية وهؤالء الذين هم على‬‫اتصال مباشر بشبكة اإلمداد بالطاقة المنخفضة الجهد العامة والتي تقوم بتزويد المباني الُمستخدمة لألغراض الداخلية‪.‬‬‫االنبعاثات التوافقية‬‫‪IEC / EN61000-3-2‬‬‫الفئة ‪D‬‬

‫ذبذبات الجهد ‪/‬انبعاثات‬‫الوميض‬‫‪IEC / EN61000-3-3‬‬‫يتوافق مع‬‫المناعة الكهرومغناطيسية‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق التالية وفقًا لمتطلبات االختبار الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية المحددة في ‪.IEC / EN60601-1-2‬‬‫يجب على العميل أو مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئة‪.‬‬‫اختبار المناعة‬‫التفريغ االستاتيكي (‪)ESD‬‬‫‪EC / EN61000-4-2‬‬‫مستوى االختبار الخاص في‬‫بيئات مرافق الرعاية‬‫الصحية والمهنية‬‫تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت‬‫تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت‬‫مستوى التوافق‬‫تفريغ اتصال ‪ 8 ±‬كيلو فولت‬‫تفريغ هواء ‪ 15 ±‬كيلو فولت‬‫خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫سريع الزوال كهربي ‪ /‬منفجر خطوط الطاقة ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫‪EC / EN61000-4-4‬‬‫خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬كيلو‬‫خطوط الدخل ‪ /‬الخرج ‪ 1 ±‬كيلو‬‫فولت‬‫فولت‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى خط ‪ 1 ±‬كيلو فولت‬‫اندفاع التيار‬‫‪IEC / EN61000-4-5‬‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫خط إلى األرض ‪ 2 ±‬كيلو فولت‬‫انحدار الجهد‪ ،‬وحاالت‬‫‪ % 100( UT % 0‬انحدار في ‪ % 100( UT % 0 )UT‬انحدار في ‪)UT‬‬‫التعطل القصيرة واختالفات‬‫‪ 0.5‬دائرة و‪ 1‬دائرة‬‫‪ 0.5‬دائرة و‪ 1‬دائرة‬‫الجهد في خطوط إدخال‬‫‪ % 30( UT % 70‬انحدار في ‪ % 30( UT % 70 )UT‬انحدار في ‪)UT‬‬‫اإلمداد بالطاقة ‪IEC /‬‬‫‪ 25‬دائرة‬‫‪ 25‬دائرة‬‫‪EN61000-4-11‬‬‫‪ % 100( UT % 0‬انحدار في ‪ % 100( UT % 0 )UT‬انحدار في ‪)UT‬‬‫ثوان‬‫‪5‬‬‫ثوان‬
‫‪5‬‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫‪ 30‬أمبير‪/‬م‬‫تردد الطاقة المجاالت‬‫(‪ 60 / 50‬هرتز)‬‫المغناطيسية ‪IEC /‬‬‫‪EN61000-4-8‬‬‫‪30‬‬‫قحلملا‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫يجب أن تكون األرضيات من الخشب‪ ،‬أو الخرسانة أو من بالط‬‫السيراميك‪ .‬إذا كانت األرضيات مغطاة بمادة اصطناعية‪ ،‬فيجب أن‬‫تكونالرطوبة النسبية ‪ % 30‬على األقل‪.‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو‬‫صحية‪.‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو‬‫صحية‪.‬‬‫يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو‬‫صحية‪ .‬إذا احتاج مستخدم سلسلة ‪ RadiForce‬التشغيل المستمر‬‫أثناء عمليات تعطل الوصالت الرئيسية للطاقة‪ ،‬فيوصى بتشغيل‬‫سلسلة ‪ RadiForce‬من خالل مصدر إمداد الطاقة الالمنقطعة أو‬‫بطارية‪.‬‬‫ينبغي أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة عند المستويات‬‫المخصصة لموقع نموذجي في بيئة تجارية نموذجية أو صحية‪ .‬يجب‬‫االحتفاظ بهذا المنتج على بعد ‪ 15‬سم على األقل عن مصدر‬‫تردد طاقة المجاالت المغناطيسية أثناء االستخدام‪.‬‬‫المناعة الكهرومغناطيسية‬‫تم اختبار سلسلة ‪ RadiForce‬في مستويات التوافق التالية وفقًا لمتطلبات االختبار الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية التي تم تعريفها في‬‫‪.IEC / EN60601-1-2‬‬‫يجب على عمالء ومستخدمي سلسلة ‪ RadiForce‬التأكد من استخدام سلسلة ‪ RadiForce‬في البيئات التالية‪:‬‬‫اختبار المناعة‬‫مستوى االختبار الخاص في‬‫بيئات مرافق الرعاية‬‫الصحية والمهنية‬‫مستوى التوافق‬‫االضطرابات التي تم إجراؤها ‪Vrms 3‬‬‫‪ 150‬كيلو هرتز ‪ 80 -‬ميجا هرتز‬‫والناجمة عن مجاالت‬‫الترددات الالسلكية‬‫‪IEC / EN61000-4-6‬‬‫‪Vrms 3‬‬‫‪Vrms 6‬‬‫نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات‬‫‪Vrms 6‬‬‫بيئة كهرومغناطيسية ‪ -‬اإلرشاد‬‫ال يجب أن يتم استخدام األجهزة القابلة للحمل أو أجهزة االتصاالت ذات‬‫التردد الالسلكي المحمولة بالقرب من أي جزء لسلسلة ‪،RadiForce‬‬‫بما في ذلك الكابالت‪ ،‬فضالً عن المسافة الفاصلة الموصى بها‬‫والمحسوبة من المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول‪.‬‬‫المسافة الفاصلة الموصى بها‬‫المسافة = ‪√ 1.2‬الطاقة‬‫العلمية والطبية والصناعية بين‬‫مجاالت التردد الالسلكي‬‫المشع‬‫‪IEC / EN61000-4-3‬‬‫‪ 150‬كيلو هرتز و ‪ 80‬ميجا هرتز‬‫‪V/m 3‬‬‫‪ 80‬ميجا هرتز ‪ 2.7 -‬جيجا هرتز‬‫‪ 30‬فولت‪/‬م‬‫المسافة = ‪√ 1.2‬الطاقة‪ 80 ،‬ميجا هرتز ‪ 800 -‬ميجا هرتز‬‫المسافة = ‪√ 2.3‬الطاقة‪ 800 ،‬ميجا هرتز ‪ 2.7 -‬جيجا هرتز‬‫حيث يمثل الرمز "‪ "P‬الحد األقصى لتقييم طاقة اإلخراج الخاصة‬‫بالمحول بالوات (‪ )W‬وفقًا لمصنع المحول والرمز "‪ "d‬هو المسافة‬‫الفاصلة الموصى بها بالمتر (‪.)m‬‬‫قوى المجال من محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬كما هو محدد من‬‫خالل استطالع الموقع الكهرومغناطيسي ‪ ،)a‬يجب أن يكون أقل من‬‫مستوى االمتثال في كل نطاق تردد ‪.)b‬‬‫قد يحدث تداخل بالقرب من األجهزة الموجود بها عالمة الرمز التالي‪.‬‬‫‪ UT‬هو الجهد الكهربي لوصالت التيار المتردد قبل تطبيق مستوى االختبار‪.‬‬‫مالحظة ‪1‬‬‫عند ‪ 80‬ميجا هرتز و‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬يتوافق نطاق التردد األعلى‪.‬‬‫مالحظة ‪2‬‬‫قد ال يتم تطبيق التوجيهات اإلرشادية المتعلقة باالضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجاالت الترددات الالسلكية أو مجاالت التردد الالسلكي المشع في كافة‬‫مالحظة ‪3‬‬‫الحاالت‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات العلمية والطبية والصناعية بين ‪ 150‬كيلو هرتز و ‪ 80‬ميجا هرتز هي من ‪ 6.765‬ميجا هرتز إلى ‪ 6.795‬ميجا هرتز‪ ،‬من‬‫مالحظة ‪4‬‬‫‪ 13.553‬ميجا هرتز إلى ‪ 13.567‬ميجا هرتز‪ ،‬من ‪ 26.957‬ميجا هرتز إلى ‪ 27.283‬ميجا هرتز‪ ،‬ومن ‪ 40.66‬ميجا هرتز إلى ‪ 40.70‬ميجا هرتز‪.‬‬‫‪ )a‬ال يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحوالت الثابتة‪ ،‬على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف الالسلكية (الخلوية‪/‬الالسلكية) والالسلكي المحمول األرضي‪ ،‬والالسلكي‬‫الخاص بالهواة‪ ،‬وإذاعات الراديو ‪ AM‬و ‪ FM‬وإذاعة التلفزيون نظريًا بدقة‪ .‬لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب محوالت التردد الالسلكي الثابتة‪ ،‬فيجب وضع استطالع‬‫الموقع الكهرومغناطيسي في االعتبار‪ .‬إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام سلسلة ‪ RadiForce‬مستوى امتثال التردد الالسلكي‬‫المعمول به أعاله‪ ،‬فيجب مالحظة سلسلة ‪ RadiForce‬للتحقق من التشغيل الطبيعي‪ .‬إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي‪ ،‬فقد يلزم األمر وجود معايير إضافية‪ ،‬على سبيل‬‫المثال إعادة التوجيه أو إعادة وضع سلسلة ‪RadiForce‬‬‫‪ )b‬فوق نطاق التردد ‪ ،MHz 80 to kHz 150‬يجب أن تكون قوى المجال أقل من ‪ 3‬فولت‪/‬متر‪.‬‬‫قحلملا‬‫‪31‬‬

‫المسافات الفاصلة الموصى بها بين األجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد الالسلكي المحمولة وسلسلة ‪RadiForce‬‬‫تم تصميم سلسلة ‪ RadiForce‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي‪ .‬يمكن للعميل أو مستخدم سلسلة ‪RadiForce‬‬‫المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على الحد األدنى للمسافة بين األجهزة المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة (المحوالت)‬‫وسلسلة ‪.RadiForce‬‬‫لقد تم تأكيد المناعة للمجاالت القريبة من أجهزة االتصاالت الالسلكية ذات التردد الالسلكي‪:‬‬‫‪)a‬‬‫اختبار التردد‬‫(ميجا هرتز)‬‫عرض النطاق‬‫(ميجا هرتز)‬‫‪385‬‬‫‪390 - 380‬‬‫‪TETRA 400‬‬‫‪450‬‬‫‪470 - 430‬‬‫‪،GMRS 460‬‬‫‪FRS 460‬‬‫‪710‬‬‫‪745‬‬‫‪780‬‬‫‪810‬‬‫‪870‬‬‫‪930‬‬‫‪787 - 704‬‬‫نطاق ‪LTE 13، 17‬‬‫‪960 - 800‬‬‫‪،GSM 800 / 900‬‬‫‪،TETRA 800‬‬‫‪iDEN 820‬‬‫‪،CDMA 850‬‬‫نطاق ‪LTE 5‬‬‫‪GSM 1800‬؛‬‫‪CDMA 1900‬؛‬‫‪GSM 1900‬؛‬‫‪DECT‬؛‬‫نطاق ‪LTE 1، 3، 4،‬‬‫‪25‬؛‬‫‪UMTS‬‬‫‪،Bluetooth‬‬‫‪،WLAN‬‬‫‪،b/g/n 802.11‬‬‫‪،RFID 2450‬‬‫نطاق ‪LTE 7‬‬‫‪WLAN 802.11 a/n‬‬‫‪1720‬‬‫‪1845‬‬‫‪1970‬‬‫‪1990 - 1700‬‬‫‪2450‬‬‫‪2570 - 2400‬‬‫‪5800 - 5100‬‬‫الخدمة‬‫‪)a‬‬‫التعديل‬‫‪)b‬‬‫‪27‬‬‫‪27‬‬‫نابض التعديل‬‫‪ 18‬هرتز‬‫‪2‬‬‫‪FM‬‬‫االنحراف ‪ ±5‬كيلو هرتز‬‫جيب الزاوية ‪ 1‬كيلو هرتز‬‫‪)b‬‬‫‪0.2‬‬‫نابض التعديل‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪0.3‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫‪0.3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫نابض التعديل‬‫‪ 18‬هرتز‬‫‪)b‬‬‫‪2‬‬‫‪0.3‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫نابض التعديل‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪)b‬‬‫‪2‬‬‫‪0.3‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫نابض التعديل‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪)b‬‬‫‪2‬‬‫‪0.3‬‬‫‪28‬‬‫‪28‬‬‫نابض التعديل‬‫‪ 217‬هرتز‬‫‪)b‬‬‫‪0.2‬‬‫‪0.3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5240‬‬‫‪5500‬‬‫‪5785‬‬‫‪ )a‬للحصول على بعض الخدمات‪ ،‬تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط‪.‬‬‫‪)b‬‬‫‪)b‬‬‫الحد األقصى‬‫للطاقة‬‫(وات)‬‫‪1.8‬‬‫الحد األدنى‬‫للمسافة‬‫الفاصلة‬‫(م)‬‫‪0.3‬‬‫مستوى‬‫اختبار ‪ IEC /‬مستوى التوافق‬‫(فولت‪/‬م)‬‫‪EN60601‬‬‫(فولت‪/‬م)‬‫تم تعديل الناقل باستخدام ‪ % 50‬من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل‪.‬‬‫تم تصميم سلسلة ‪ RadiForce‬لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي‪ .‬لألجهزة المحمولة األخرى وأجهزة اتصاالت‬‫التردد الالسلكي المحمولة (المحوالت)‪ ،‬يكون الحد األدنى للمسافة بين األجهزة المحمولة وأجهزة اتصاالت التردد الالسلكي المحمولة (المحوالت) وسلسلة ‪RadiForce‬‬‫الموصى بها أدناه‪ ،‬وفقًا للحد األقصى لطاقة المخرج ألجهزة االتصاالت‪.‬‬‫الحد األقصى لطاقة المخرج التي‬‫تم تقييمها‬‫(وات)‬‫‪0.01‬‬‫‪ 150‬كيلو هرتز إلى ‪ 80‬ميجا هرتز‬‫المسافة = ‪√ 1.2‬الطاقة‬‫‪0.12‬‬‫المسافة الفاصلة وفقًا لتردد المحول‬‫(م)‬‫‪ 80‬ميجا هرتز إلى ‪ 800‬ميجا هرتز ‪ 800‬ميجا هرتز إلى ‪ 2.7‬جيجا هرتز‬‫المسافة = ‪√ 2.3‬الطاقة‬‫المسافة = ‪√ 1.2‬الطاقة‬‫‪0.12‬‬‫‪0.23‬‬‫‪0.73‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.1‬‬‫‪2.3‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1‬‬‫‪7.3‬‬‫‪3.8‬‬‫‪3.8‬‬‫‪10‬‬‫‪23‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪100‬‬‫بالنسبة للمحوالت التي تم تقييمها عند الحد األقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعاله‪ ،‬فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها "‪ "d‬بالمتر (‪ )m‬باستخدام المعادلة المعمول‬‫بها لتردد المحول‪ "P" ،‬هو الحد األقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات (‪ )W‬وفقًا لمصنع المحول‪.‬‬‫عند ‪ 80‬ميجا هرتز و‪ 800‬ميجا هرتز‪ ،‬تتوافق المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى‪.‬‬‫مالحظة ‪1‬‬‫مالحظة ‪2‬‬‫‪32‬‬‫قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كافة المواقف‪ .‬يتأثر التولد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من التركيبات واألشياء واألشخاص‪.‬‬‫قحلملا‬153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V25642E1
IFU-RX250
Copyright © 2017 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

5th Edition - October 1st, 2021