Инструкциюпо эксплуатации

ВажноВнимательно прочтите настоящую «Инструкцию по эксплуатации»и «Руководство по установке» (отдельный документ), чтобы
ознакомиться с правилами безопасной и эффективной
эксплуатации.
Сохраните это руководство, чтобы в дальнейшем использоватьего для справки.
• Настройка монитора и параметры настройки описаны в«Руководство по установке».
• Последнюю информацию об изделии, в том числе «Инструкциюпо эксплуатации», можно получить на нашем веб-сайте :www.eizoglobal.com

Русский

Цветной ЖК-монитор

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫВ настоящем руководстве и на устройстве используются следующие предупредительные символы.
Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Пренебрежение информацией,относящейся к символу
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», может
привести к серьезной травме илиугрозе жизни.

Пренебрежение информацией,относящейся к символу «ВНИМАНИЕ»,может привести к травме средней тяжести
и/или материальному ущербу либоповреждению устройства.

Обозначает предупреждение или необходимость соблюдать осторожность. Например,символ

означает опасность поражения электрическим током.

Обозначает запрещенное действие. Например, символ

означает «Не разбирать».

Обозначает действие, обязательное для выполнения. Например, символ
«Заземлить устройство».

означаетЭто устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оноизначально поставлялось. При эксплуатации за пределами данного региона работа устройства
может отличаться от описания, данного в технических условиях.
Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения
данных или передана в любой форме, любыми средствами, электронными, механическими илилюбыми другими, без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, выраженного вписьменной форме.
Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению
конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных
договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно
указанной информации. Несмотря на то, что были предприняты все попытки для обеспечения
того, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация, следует учесть, чтотехнические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

2﻿МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ
• Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в которыйоно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного
региона, оно может работать не так, как указано в его характеристиках.
• Чтобы обеспечить личную безопасность и правильное обслуживание, внимательно
прочитайте настоящий раздел и предупреждения на мониторе.

Расположение предупреждений

Русский

Символы на устройстве
Символ

Значение символа
Выключатель
основного питания:Нажмите для выключения основного питания монитора.

Выключатель
основного питания:Нажмите для включения основного питания монитора.

Кнопка питания:Нажмите для включения или выключения монитора.

Переменный токПредупреждение об опасности поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ:См. «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ» (стр. 2).

Отметка WEEE:Продукт у тилизируется в разобранном виде;материалы пригодны для вторичной переработки.

Маркировка CE:Знак соответствия ЕС согласно положениям Директив
Совета Европы и/или нормам ЕС.

Производитель
Дата изготовления
Внимание: Согласно федеральному закону (США) данное устройство допущено кпродаже только лицензированными медицинскими работниками или по их заказу.
Медицинское устройство по нормам ЕСИмпортер в ЕСМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков
немедленно обесточьте устройство и обратитесь к представителю EIZO за помощью.
Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.
Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
Открытие корпуса или модификация устройства может привести к пожару,поражению электрическим током или ожогу.
Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно, поскольку открытие или снятие
крышек может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.
Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь
корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару,поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае
попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно
обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь кквалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживаниюдля выполнения проверки.
Установите устройство на прочной и устойчивой поверхности.
В случае установки на несоответствующей поверхности устройство может упасть, что приведет ктравмам или повреждению оборудования. В случае падения устройства немедленно отключите
питание и обратитесь за рекомендацией к местному представителю компании EIZO. Не используйте
поврежденное устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару илипоражению электрическим током.
Используйте устройство в соответствующем месте.
Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.

• Не устанавливайте на открытом воздухе.
• Не устанавливайте в транспортных средствах(на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
• Не устанавливайте в пыльных и влажных местах.
• Не устанавливайте монитор в месте, где на экран может попасть вода(ванная комната, кухня и т.д.).
• Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
• Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.
• Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвергаться прямому
воздействию солнечных лучей.
• Не устанавливайте устройство в среде с горючим газом.
• Не размещать в средах с агрессивными газами (такими как сернистый газ,ероводород, перекись азота, хлор, аммиак и озон)• Не размещать в пыльных средах, в средах с компонентами, ускоряющими коррозиюв атмосфере (такими как хлористый натрий и сера), в средах с проводящими
металлами и пр.

Для предотвращения опасности удушения храните пластиковые упаковочные пакеты внедоступном для детей месте.
Используйте входящий в комплект шнур питания, подключаемый к стандартной для вашей
страны штепсельной розетке.
Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан шнур питания.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц

4МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри отключении кабеля питания крепко возьмитесьза вилку и потяните.
Не тяните за кабель, в противном случае он может
быть поврежден, что может привести к возгораниюили поражению электрическим током.
Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной
­розетке питающей сети.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению
электрическим током.
Используйте источник с соответствующим напряжением.
• Данное устройство предназначено для работы только от определенного напряжения. Подключениек источнику с напряжением, отличным от указанного в настоящей «Инструкции по эксплуатации»,может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц• Не допускайте перегрузок силовой цепи, это может привести к пожару или поражению электрическим
током.

Будьте осторожны при обращении с кабелем питания.

Русский

• Не ставьте на кабель устройство или другие тяжелые предметы.
• Не тяните и не перегибайте кабель.

В случае повреждения кабеля прекратите его использование. Использование
поврежденного кабеля может привести к пожару или поражению электрическим
током.
Оператор не должен прикасаться к изделию и пациенту одновременно.
Данное изделие не предназначено для прикосновения к нему пациентов.
Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания, когда они начинают искрить.
В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
В случае подсоединения кронштейна-стойки см. руководство пользователя кронштейнастойки и обеспечьте надежность установки устройства.
В противном случае установка может отсоединиться, что может привести к нанесению травм и /илиповреждению оборудования. Перед установкой убедитесь, что рабочая поверхность, стены либодругая поверхность для установки достаточно прочны. В случае падения устройства немедленно
обратитесь за рекомендацией к местному представителю EIZO. Не используйте поврежденное
устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару или поражению
электрическим током. При повторном подсоединении подставки с регулируемым наклоном
используйте те же самые винты и затяните их надежно.
Не прикасайтесь к поврежденной ЖК-панели голыми руками.
Жидкие кристаллы ядовиты. При любом контакте с панелью тщательно промойте
кожу. Жидкие кристаллы, которые могут вытечь из панели, являются ядовитымипри попадании в глаза или рот, при их попадании в глаза или рот тщательно
промойте места контакта большим количеством воды и обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при переноске устройства.
Отключайте кабеля питания и другие кабели при перемещении устройства. Перемещение
устройства с подключенными кабелями питания и другими кабелями
опасно и может привести к повреждениям.
При переноске или установке устройства следуйте правильной процедуре, указаннойв инструкциях.
• При перемещении устройства крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.
• Мониторы размером 30 дюймов и более имеют большой вес. Распаковку и/или переноску такого монитора
должны выполнять не менее двух человек.
• Если модель устройства оснащена ручкой на задней стороне монитора, крепко удерживайте нижнюю
часть и ручку монитора.

Падение устройства может привести к травмам или повреждению оборудования.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.
• Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
• Не устанавливайте устройство в места с плохой вентиляцией либо недостаточным
пространством.
• Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный потоки может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению
оборудования.
Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
В противном случае возможно поражение электрическим током.

Используйте штепсельную розетку с возможностью легкого доступа.
Благодаря этому вы легко сможете отключить питание в случае возникновения проблем.
Время от времени проводите уборку места рядом со штепселем и вентиляционным
отверстием монитора.
Пыль, вода или масло на вилке могут привести к пожару.
Перед чисткой устройства отключайте его от розетки.
Чистка устройства, подключенного к электропитанию, может привести к поражению электрическим
током.
Если устройство не будет использоваться в течение длительного промежутка времени,отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от настенной розетки дляобеспечения безопасности и экономии электроэнергии.
Утилизируйте это устройство в соответствии с местными законами или законами страны
проживания.
Для пользователей на территории ЕЭП и Швейцарии:О любом серьезном происшествии с устройством необходимо сообщить Производителю исоответствующим органам власти страны-участницы, в которой находится пользователь и/или пациент.

6МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Примечание в отношении данного
монитора
Целевое использование
Настоящее устройство предназначено для отображения рентгеновских изображений
квалифицированным медицинским персоналом с целью проведения исследований, анализа идиагностики. Дисплей не предназначен для маммографии.
Внимание

• Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанныев настоящем руководстве.
• Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только присоблюдении следующих условий:- Шнуры питания входят в комплект поставки изделия.
- Сигнальные кабели определяет наша компания.
• С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные илирекомендованные нашей компанией.

Русский

Примечание в отношении данного монитора

7Меры предосторожности при использовании
• При продолжительном использовании может произойти износ деталей (таких как ЖК-панель).
Время от времени проверяйте их нормальное функционирование.
• Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение
демонстрировалось в течение длительного времени, может появится остаточное изображение.
Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени,используйте экранную заставку или функцию энергосбережения. После вывода на экран
некоторых изображений, даже в течение краткого времени, возможно появление остаточного
изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения или отключением
электропитания на несколько часов.
• Прежде чем качество изображения достигнет приемлемого уровня, может пройти несколько
минут. Перед выполнением диагностики нужно, чтобы после включения монитора иливозвращения его из режима энергосбережения прошло как минимум несколько минут.
• Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут появиться темные
пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы монитора, рекомендуется
время от времени выключать его.
• После вывода некоторых изображений в течение некоторого небольшого периода временина экране может быть видно остаточное изображение. В этом случае решить проблему может
помочь смена изображение или отключение питания на несколько часов.
• Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. В зависимости от характера
использования, например, непрерывное использование в течение длительного периода
времени, срок службы подсветки может закончиться раньше, что потребует выполнить замену.
Если экран становится темным или начинает мерцать, обратитесь к местному представителю
EIZO.
• На экране могут быть поврежденные пиксели или небольшое количество редких точек. Этоявляется следствием характеристик самой панели, а не указывает на неисправность устройства.
• Не нажимайте сильно на ЖК-панель или край рамки, поскольку это может привести к появлению
такого дефекта отображения, как интерференционные помехи. Если нажимать на поверхность
панели ЖКД продолжительное время, могут ухудшиться характеристики жидкокристаллических
ячеек, или панель ЖКД может быть повреждена. (Если на панели остаются следы давления,оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).
• Не царапайте и не нажимайте на панель ЖКД острыми предметами, это может привестик повреждению панели ЖКД. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться
царапины.
• Не прикасайтесь ко встроенному датчику калибровки (встроенному переднему датчику). Этоможет снизить точность измерений или привести к повреждению оборудования.
• В некоторых условиях окружающей среды результаты измерения, которые дает встроенный
датчик освещенности, могут отличаться от таковых для автономного люксметра.
• Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро
повышается, на внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли
конденсации. В таком случае включать монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсация неисчезнет, в противном случае она может стать причиной серьезных повреждений монитора.

8Примечание в отношении данного монитора

Для использования монитора в течение длительного
периода времени

● Контроль качества

Внимание

• Состояние экрана монитора может неожиданно изменяться вследствие ошибки при эксплуатацииили неожиданного изменения настройки. Рекомендуется после регулировки экрана монитора
эксплуатировать монитор с заблокированными кнопками управления. За подробной информацией онастройке обратитесь к руководству по установке (на диске CD-ROM).

Примечание в отношении данного монитора

9Русский

• Качество изображения на мониторе зависит от качества входных сигналов и может
снижаться при ухудшении характеристик устройства. Выполняйте ежедневный
осмотр и периодические испытания на стабильность характеристик для соответствия
медицинским стандартам / указаниям в соответствии с вашей областью применения, и принеобходимости проводите калибровку. Программное обеспечение управления качеством
RadiCS дает возможность на высоком уровне контролировать качество в соответствии смедицинскими стандартами и нормативами.
• Согласно нашим измерениям, для стабилизации работы монитора необходимо около 15минут. Подождите около 15 минут или дольше после включения монитора или возвращенияего из режима энергосбережения, прежде чем приступать к выполнению различных
испытаний дляконтроля качества, калибровке или регулировке экрана монитора.
• Чтобы компенсировать изменение характеристик яркости монитора при длительной
работе и обеспечить стабильность вывода изображения, рекомендуется установить
рекомендуемый или еще более низкий уровень яркости.
• Для согласования результатов измерений встроенного датчика калибровки (встроенного
переднего датчика) с результатами измерений внешнего датчика EIZO (датчика UX1
или UX2), который продается отдельно, выполняйте соотнесение данных встроенного
переднего датчика и внешнего датчика с помощью программного обеспечения RadiCS /RadiCS LE. Периодическое выполнение соотнесения позволяет поддерживать точность
измерений встроенного переднего датчика на одном уровне с точностью внешнего датчика.

● Очистка

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить
срок эксплуатации.
Аккуратно вытрите грязь с поверхности корпуса или панели мягкой тряпкой, смоченной
небольшим количеством воды или одним из веществ, указанных ниже.

Химические вещества, которые можно использовать для очистки
Название вещества
Этанол
Изопропиловый спирт
Хлоргексидин
Гипохлорит натрия
Хлорид бензалкония
Алкилдиаминоэтилглицин
Глутарал
Глутарал

Название продукта
Этанол
Изопропиловый спирт
Хибитан
Пьюрлокс
Велпас
Тего 51Стерихайд
Сидекс Плюс28Внимание

• Не используйте химические вещества постоянно. Использование химикатов, например, спирта илиантисептического раствора, может вызвать потускнение, уменьшение блеска и выцветание корпусаили панели, а также привести к ухудшению качества изображения.
• Использовать растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства, которые могут стать
причиной повреждения корпуса или панели, запрещено.
• Не допускайте прямого контакта химических веществ с монитором.
Примечание

• Для чистки поверхности корпуса монитора и панели ЖКД рекомендуется использовать
поставляемый отдельно набор ScreenCleaner.

Комфортное использование монитора
• При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
• Посмотрите на экран с достаточного расстояния и под достаточным углом.

10Примечание в отношении данного монитора

СОДЕРЖАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ........................... 3ВНИМАНИЕ................................................................ 3Примечание в отношении данного монитора.... 7Целевое использование........................................ 7Меры предосторожности при использовании... 8Для использования монитора в течение
длительного периода времени............................ 9● Контроль качества......................................... 9● Очистка..........................................................10Комфортное использование монитора............10СОДЕРЖАНИЕ..................................................... 11Глава 1 Введение............................................... 12
1-1.
1-2.

●

Содержимое упаковки...............................13
EIZO LCD Utility Disk......................................13Средства управления и их функции......15

Русский

1-3.

Характеристики...........................................12Глава 2 Установка / подключение................... 17
2-1.

Прежде чем приступать к установке
изделия.........................................................17● Требования к установке...............................172-2.

Подключение кабелей...............................18

2-3.

Включение питания....................................21

2-4.

Регулировка высоты и угла наклона
экрана............................................................21Глава 3 Неисправность с отсутствием
изображения................................... 22Глава 4 Технические характеристики............ 23
4-1.

Перечень технических характеристик.... 23

4-2.

Поддерживаемые разрешения............... 25

4-3.

Дополнительные принадлежности....... 25Приложение......................................................... 26Медицинский стандарт........................................ 26Информация по ЭМС............................................ 27СОДЕРЖАНИЕ

11Глава 1 Введение
Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на цветном ЖК-мониторе EIZO.

1-1. Характеристики

● Гибридное отображение монохромных и цветных изображений
Когда включена функция «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)», данное
изделие автоматически различает на уровне пикселей монохромные и цветные части одного
изображения и отображает их соответственно в оптимальных градациях.

● Простота подключенияВ дополнение к входному терминалу DisplayPort предусмотрен также выходной терминал.
С выходного терминала () сигнал может подаваться на другой монитор.

● Управление монитором с использованием мыши и клавиатурыС помощью дополнительного набора программного обеспечения управления качеством
RadiCS / RadiCS LE вы можете выполнять перечисленные ниже операции с монитором,используя мышь и клавиатуру:• Переключение между режимами CAL Switch• Переключение между входными сигналами
• Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая
изображение (Point-and-Focus)● Контроль качества• В этом мониторе имеется встроенный датчик калибровки (встроенный передний датчик).
Этот датчик позволяет независимо выполнять калибровку монитора (SelfCalibration(самокалибровку)) и проверку оттенков серого.
• C использованием прилагаемого к монитору программного обеспечения RadiCS LEможно управлять историей использования монитора, мишенью для самокалибровки ирасписанием выполнения.
• Программное обеспечение управления качеством RadiCS дает возможность контроля
качества в соответствии с медицинскими стандартами и нормативами.

12Глава 1 Введение

1-2. Содержимое упаковки
Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные далее компоненты. Если какой-либо изкомпонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру или местному
представителю EIZO.
Примечание

• Рекомендуется сохранить коробку и упаковочные материалы так, чтобы их можно было использоватьдля перемещения или транспортировки данного изделия.
• Монитор
• Шнур питания

• Цифровой сигнальный кабель: PP300 x 1
DisplayPort – DisplayPort• Кабель USB: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Инструкцию по эксплуатаци

● EIZO LCD Utility DiskРусский

Компакт-диск, CD-ROM, содержащий перечисленные ниже компоненты. Процесс запуска
программного обеспечения и доступа к файлам описаны в файле «Readme.txt».
• Файл Readme.txt• Программное обеспечения управления качеством монитора RadiCS LE (для Windows)• Руководство пользователя
Руководство по установке монитора
Руководство пользователя RadiCS• Наружные размеры

RadiCS LE
RadiCS LE дает возможность выполнять описанные далее операции контроля качества иманипуляции с монитором. Дополнительная информация о программном обеспечении илипроцедурах настройки приведена в Руководстве пользователя RadiCS LE.

Контроль качества
• Выполнение калибровки
• Отображение результатов тестов в списке и создание отчета о тесте
• Настройка мишени для самокалибровки и расписания выполнения

Операции с монитором
• Переключение между режимами CAL Switch• Переключение между входными сигналами
• Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая
изображение (Point-and-Focus)• Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)Внимание

• Спецификации RadiCS LE могут меняться без предварительного уведомления. Последнюю версию
RadiCS LE можно загрузить с нашего веб-сайта: www.eizoglobal.com

Глава 1 Введение

13Использование RadiCS LEИнформация по установке и использованию RadiCS LE приведена в Руководстве
пользователя RadiCS LE (на диске CD-ROM).
При использовании RadiCS LE подключите монитор к своему компьютеру с помощью
входящего в комплект поставки кабеля USB. Чтобы получить дополнительную информацию оподключении к монитору, см. «2-2. Подключение кабелей» (стр. 18).

14Глава 1 Введение

1-3. Средства управления и их функции
1

11

2

Прибл. 30°

12
5

13
14
15

4

5

6

7

8

9

10

Русский

3

1. Встроенный
передний датчик
(перемещаемый)Этот датчик используется для калибровки и проверки оттенков серого.

2. Датчик внешней
освещенности

Этот датчик служит для измерения освещенности среды. Измерение
освещенности среды производится с использованием программного
обеспечения управления качеством RadiCS / RadiCS LE.

3. Переключатели
управления

Служат для отображения инструкций по управлению. Выбирайте команды
меню согласно инструкциям по управлению.

4. Выключатель

Включение/выключение питания.
При включении питания загорается индикатор. Цвет индикатора меняется взависимости от рабочего состояния монитора.
Зеленый: нормальный рабочий режим, Оранжевый: режим энергосбережения,Выключен: Основной источник питания / питание выкл5. Выходной порт USBСлужит для подключения устройства USB. Чтобы настроить последовательное
подключение, присоедините кабель к входному порту USB другого монитора.
Более подробную информацию см. в «2-2. Подключение кабелей» (стр. 18).

6. Входной порт USBПодключите этот порт к ПК, когда вы используете программное обеспечение,которому необходимо подключение USB, или подключите к устройство USB(периферийное устройство, которое поддерживает USB) к выходному порту
USB.

7. DVI-D разъем

Подключите к ПК.
Более подробную информацию см. в «2-2. Подключение кабелей» (стр. 18).

8. Входной разъем
DisplayPort
9. Выходной разъем
DisplayPortЧтобы установить последовательное подключение, присоедините кабель ковходному разъему DisplayPort другого монитора.
Более подробную информацию см. в «2-2. Подключение кабелей» (стр. 18).

10. Разъем питания

Подключение шнура питания.

11. РучкаЭта ручка используется для переноски.
Внимание

• При перемещении монитора крепко удерживайте нижнюю часть и ручку
монитора. Следите, чтобы не уронить его.

Глава 1 Введение

15

12. Стойка

Используется для регулировки высоты и угла (наклона и поворота) монитора.

13. Выключатель
основного питания

Включает либо выключает основное питание.
: Выкл., : Вкл.

14. Разъем для кодового
замкаПоддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.

15. Держатель кабеля

Удерживает кабели монитора.

16Глава 1 Введение

Глава 2 Установка / подключение
2-1. Прежде чем приступать к установке изделия
Внимательно прочитайте «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (стр. 3) и всегда следуйте
инструкциям.
Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может прилипать книжней части стойки из-за особенностей состава резины. Следует проверить поверхность столадо использования.

● Требования к установкеПри установке монитора на полке убедитесь, что с боков, сзади и сверху от монитора
достаточно места.

Русский

Внимание

• Размещайте монитор так, чтобы на экран не попадал прямой свет.

Глава 2 Установка / подключение

17

2-2. Подключение кабелей
Внимание

• Убедитесь, что у монитора и компьютера выключено питание.
• При замене текущего монитора на данный монитор см. «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 25),чтобы перед подключением к компьютеру установить допустимые компьютерные настройки разрешенияи частоты вертикальной развертки для данного монитора.

1. Установите максимальную высоту экрана монитора.
2. Поверните экран монитора на 90˚ по часовой стрелке.

Перед поставкой монитор устанавливается в горизонтальной ориентации.

3. Присоедините сигнальные кабели.

При присоединении кабелей проверяйте форму разъемов. После присоединения кабеля DVIзакрепите разъем с помощью крепежных элементов.
Внимание

• Монитор оснащен разъемами DisplayPort двух типов: входным и выходным. При подключении
монитора к ПК необходимо подсоединить кабель ко входному разъему.
• При подключении к нескольким ПК выполняйте переключение входного сигнала. Дополнительная
информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).

Сигнальный кабель:DD300 (опционально)Сигнальный кабель: PP300илиПримечание

• Если кабели трудно подключить, отрегулируйте угол экрана монитора.

18Глава 2 Установка / подключение

Последовательное подключение других мониторов
Вход сигнала дляявляется выходом на другой монитор.

Внимание

• Сведения о том, какие мониторы и графические адаптеры можно использовать дляпоследовательного подключения, см. на веб-сайте компании EIZO: www.eizoglobal.com• Чтобы установить последовательное подключение, нужно в меню «Administrator Settings» выбрать
«DisplayPort» и установить значение «Version 1.2». Дополнительная информация содержится вРуководстве по установке (на CD-ROM).
• Перед присоединением сигнального кабеля снимите с разъема
защитный колпачок.

Русский

Сигнальный кабель: PP300

Сигнальный кабель: PP300

4. Подключите шнур питания к штепсельной розетке и разъему питания
монитора.

Вставьте разъем шнура питания до упора в гнездо на мониторе.

Глава 2 Установка / подключение

19

5. При использовании RadiCS / RadiCS LE или подключении к монитору

устройства USB (периферийного устройства USB) подсоедините
кабель USB к выходному порту USB компьютера и входному порту USBмонитора.

Кабель USB: UU300

20Глава 2 Установка / подключение

2-3. Включение питания
1. Включите питание монитора кнопкой

.

Индикатор питания монитора загорается зеленым.
Если индикатор питания не загорается, см. «Глава 3 Неисправность с отсутствием
изображения» (стр. 22).
Примечание

• Чтобы найти положение выключателя питания при выключенном мониторе, прикоснитесь к любой
кнопке возле кнопки , чтобы замигал индикатор кнопки .

2. Включите компьютер.

На экране появляется изображение.
Если изображение не появится, см. дополнительные указания в пункте «Глава 3Неисправность с отсутствием изображения» (стр. 22).
Внимание

Примечание

• Для максимального продления срока службы монитора путем предотвращения деградации яркостии для снижения энергопотребления выполните следующее:- Используйте функцию энергосбережения ПК или монитора.
- По окончании работы выключайте монитор.

2-4. Регулировка высоты и угла наклона экрана
Удерживая монитор обеими руками за левый и правый края, отрегулируйте высоту, наклон иповорот экрана для достижения удобного для работы положения.

Внимание

• После завершения настроек проверьте, правильно ли подключены кабели.
• После регулировки высоты и угла пропустите кабели через держатель кабеля.

Глава 2 Установка / подключение

21Русский

• Для максимального энергосбережения рекомендуется отключать кнопку питания. Когда мониторне используется, можно полностью выключить питание, отключив монитор от электрической сети,например, вынув вилку из розетки.

Глава 3Неисправность с отсутствием изображения
Неисправность

Причина и действия по устранению

1. Отсутствует изображение
• Индикатор питания не горит.

• Проверьте правильность подключения шнура питания.
• Включите выключатель основного питания.
• Нажать .
• Выключите, а затем снова включите основное питание.

• Индикатор питания горит: Зеленый

• Увеличьте значение «Brightness (Яркость)», «Contrast(Контрастность)» или «Gain (Усиление)» в менюнастроек. Дополнительная информация содержится вРуководстве по установке (на CD-ROM).
• Выключите, а затем снова включите основное питание.

• Индикатор питания горит: Оранжевый

• Включите входной сигнал. Дополнительная информация
содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).
• Выполните какую-либо операцию с мышью иликлавиатурой.
• Проверьте, включен ли ПК.
• Проверьте правильность подключения сигнального
кабеля. При вводе сигнала DisplayPort выполните
подключение к . При настройке последовательного
подключения
используется в качестве выхода.
• Выключите, а затем снова включите основное питание.

• Индикатор выключателя питания мигает:оранжевый, зеленый

• Подключите с использованием сигнальных кабелей,указанных компанией EIZO. Выключите, а затем снова
включите основное питание.
• Если сигнальный кабель подключен к DisplayPort,попробуйте переключить версию DisplayPort.
Дополнительная информация содержится вРуководстве по установке (на CD-ROM).

2. Отображается приведенное нижесообщение.
• Данное сообщение появляется приотсутствии входного сигнала.
Пример:Это сообщение появляется в случае некорректного
входного сигнала, даже если монитор исправен.
• Сообщение, показанное слева, может появляться,поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят
сигналы после включения.
• Проверьте, включен ли ПК.
• Проверьте правильность подключения сигнального
кабеля.
• Включите входной сигнал. Дополнительная информация
содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).
• При вводе сигнала DisplayPort выполните подключение к. При использовании последовательного подключения
используйте в качестве выхода разъем .
• Если сигнальный кабель подключен к DisplayPort,попробуйте переключить версию DisplayPort.
• Выключите, а затем снова включите основное питание.

• Данное сообщение указывает на то, чтовходной сигнал находится за пределами
указанного частотного диапазона.
Пример:22• Убедитесь, что компьютер сконфигурирован всоответствии с требованиями к разрешению ичастоте вертикальной развертки монитора (см. «4-2.
Поддерживаемые разрешения» (стр. 25)).
• Перезагрузите ПК.
• Выберите требуемую настройку, используя служебную
программу видеокарты. Более подробная информация
содержится в руководстве пользователя графической
карты.

Глава 3 Неисправность с отсутствием изображения

Глава 4 Технические характеристики
4-1. Перечень технических характеристик
ТипЖК-панель

Антибликовая
ТипЦветной (IPS)Задняя подсветка

Светодиодные лампы

Размер

54,0 см (21,3 дюйма)Разрешение (Г × В)

1200 × 1600

Размер изображения (Г ×В)324,0 мм × 432,0 ммШаг пикселя

0,270 ммЦвета отображения

10-битный (DisplayPort): 1073,74 миллионов цветов (макс.) (изпалитры в 543 миллиардов цветов)8-бит (DisplayPort / DVI): 16,77 миллионов цветов (из палитры
в 543 миллиардов цветов)Углы обзора
(Г / В, стандартные)178˚ / 178˚Рекомендуемая яркость 270 кд/м2
20 мс (черный -> белый -> черный)Входные разъемы

DisplayPort × 1, DVI-D × 1

Выходной разъем

DisplayPort × 1

Русский

Видеосигналы

Время реакции
(стандартное значение)Частота горизонтальной 31 кГц - 100 кГцразвертки

USBПитание

Физические
характеристики

Частота вертикальной
развертки*1

59 Гц - 61 Гц (720 × 400: 69 Гц – 71 Гц)Режим кадровой
синхронизации

59 Гц - 61 ГцЧастота точек

25 МГц - 164,5 МГцПортВходной порт × 1, выходной порт × 2

СтандартныйUSB Specification Revision 2.0

Вход

100 В - 240 В перем. тока ±10%, 50 / 60 Гц 0,90 A - 0,50 AМаксимальное
потребление
электроэнергии

55 Вт или менее

РежимэнергосбереженияНе более 0,6 Вт *2Режим ожиданияНе более 0,6 Вт *3Размеры (Ш × В × Г)

356,6 мм × 482,3 мм - 572,3 мм × 200,0 мм (Наклон: 0˚)
356,6 мм × 507,1 мм - 597,1 мм × 261,1 мм (Наклон: 30˚)Размеры (Ш × В × Г)(без стойки)356,6 мм × 464,5 мм × 70,5 ммМасса нетто

Прибл. 7,6 кгМасса нетто
(без стойки)Прибл. 4,7 кгДиапазон регулировкипо высоте

90 мм (наклон: 0˚)Наклон

Вверх 30˚, вниз 5˚Поворот

70˚Вращение

90° (Поворот против часовой стрелки из вертикальной вгоризонтальную ориентацию)Глава 4 Технические характеристики

23Требования кокружающей
среде приэксплуатации

Температура

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Влажность

20 % - 80 % относительной влажности (без конденсации)Давление воздуха

540 гПа - 1060 гПаТребованияк условиям
окружающей
среды притранспортировке/хранении

Температура

-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Влажность

10 % - 90 % относительной влажности (без конденсации)Давление воздуха

200 гПа - 1060 гПа*1 Поддерживаемая частота вертикальной развертки отличается в зависимости от разрешения. Более
подробную информацию см. в «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 25)*2 Когда в качестве входа используется DisplayPort, входной порт USB не подключен, «Power Save»:«High», «DP Power Save»: «On (Вкл)», «DisplayPort»: «Version 1.1 10bit» или «Version 1.1 8bit», «Auto
Input Detection»: «Off (Выкл)», внешняя нагрузка не подключена
*3 Когда входной порт USB не подключен, «DP Power Save»: «On (Вкл)», «DisplayPort»: «Version 1.1 10bit»
или «Version 1.1 8bit», внешняя нагрузка не подключена

24Глава 4 Технические характеристики

4-2. Поддерживаемые разрешения
Монитор поддерживает следующие разрешения.
√: Поддерживается

DisplayPort
DVIЧастота
Разрешение вертикальной
*1*2*1
Portrait
LandscapePortrait
Landscape*2развертки
(Г × В)(Вертикальная) (Горизонтальное) (Вертикальная) (Горизонтальное)(Гц)
720 × 400
70
√
√
√
√
640 × 480
60
√
√
√
√
800 × 600
60
√
√
√
√
1024 × 768
60
√
√
√
√
1280 × 1024
60√√
1600 × 1200
60
√*3
√*3
1200 × 1600
60
√*3
√*3
*1 Когда выбрано «Portrait (Вертикальная)» в «Image Rotation (Поворот изображения)» в «Administrator
Settings»*2 Когда выбрано «Landscape (Горизонтальное)» в «Image Rotation (Поворот изображения)» в«Administrator Settings»*3 Рекомендуемое разрешение

Русский

4-3. Дополнительные принадлежности
Описанные ниже принадлежности приобретаются отдельно.
Свежую информацию о дополнительных принадлежностях и новых версиях совместимых
графических адаптеров можно получить на нашем веб-сайте. www.eizoglobal.com
Калибровочный комплект

RadiCS UX2 версии 5.0.1 или более поздней
RadiCS Version Up Kit версии 5.0.1 или более поздней
Программное обеспечение контроля RadiNET Pro версии 5.0.1 или более поздней
качества работы сетиКомплект для очистки
ScreenCleanerКомфортное освещение для
RadiLight«темных» комнат
Кронштейн
AAH-02B3W
LA-011-WСтойка
LS-HM1-DЗащитная панель
RP-915Кронштейн-стойка для тонкогоPCSK-R1клиента или мини-ПКСигнальный кабель (DVI-D - DVI-D)
DD300-BK, DD200-BK, DD200Глава 4 Технические характеристики

25

Приложение
Медицинский стандарт
• Необходимо убедиться, что конечная система соответствует требованиям IEC60601-1-1.
• Оборудование, на которое подается питание, может излучать электромагнитные
волны, которые могут создавать помехи, ограничивать возможности или приводитьк неисправности монитора. Установите оборудование в контролируемой среде, гдеисключены подобные эффекты.

Классификация оборудования
-26

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс IКласс ЭМС: EN60601-1-2:2015 Группа 1 Класс BКлассификация медицинского прибора (ЕС): Класс IРежим работы: непрерывный
Класс IP: IPX0Приложение

Информация по ЭМССерия RadiForce обладает характеристиками, необходимыми для корректного воспроизведения
изображений.

Среда целевого использования
Устройства серии RadiForce предназначены для использования в качестве
профессионального оборудования в среде учреждений здравоохранения, например, вклиниках или больницах.
Серия RadiForce не подходит для применения в следующих условиях:• Для оказания медицинской помощи на дому• Вблизи высокочастотного хирургического оборудования, например, электрохирургическихножей• Вблизи коротковолнового терапевтического оборудования
• Экранированный кабинет для таких систем медицинского оборудования, как МРТ• В специальных условиях экранирования• В автомобилях, в том числе скорой помощи
• Другие специальные условияяПри установке устройства серии RadiForce необходимо соблюдать особые мерыпредосторожности, касающиеся ЭМС. При установке и эксплуатации данного изделия
необходимо тщательно изучить информацию по ЭМС, раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»в этом документе и соблюдать приведенные далее инструкции.
Устройства RadiForce не следует устанавливать рядом с другим оборудованием или на
нем. В случае необходимости такой установки следует понаблюдать за оборудованием илисистемой и убедиться, что в этих условиях устройства работают должным образом.
При использовании переносного радиочастотного оборудования, держите его на расстояниине менее 30 см (12 дюймов) от каких-либо частей, включая кабели, устройства серии
RadiForce. В противном случае возможно ухудшение характеристик данного оборудования.
Подключая дополнительное оборудование к сигнальным входам или выходам принастройке медицинской системы, пользователь отвечает за соответствие системы
требованиям стандарта IEC/EN60601-1-2.
Применяйте только кабели, прилагаемые к данному устройству или указанные компанией
EIZO.
Использование иных кабелей, кроме указанных или прилагаемых компанией EIZO кданному оборудованию может привести к повышению уровня электромагнитного излученияили ухудшению помехоустойчивости и неправильному функционированию данного
оборудования.
Кабели

Специализированные
кабели EIZO

Макс. длина
кабеля

Экранирование

Сигнальный кабель
(DisplayPort)Сигнальный кабель
(DVI)Кабель USB:

PP300 / PP200

3мЭкранированный

DD300 / DD200

3мЭкранированный

UU300 / MD-C93

3м

Экранированный

Шнур питания(с заземлением)-3мНеэкранированный

Ферритовый
сердечникС ферритовыми
сердечникамиС ферритовыми
сердечникамиС ферритовыми
сердечникамиБез ферритовых
сердечников

Приложение

27Русский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Технические описания
Электромагнитное излучение

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в описанных ниже условиях электромагнитной
среды. Заказчик или пользователь оборудования серии RadiForce должен обеспечить эксплуатацию
оборудования в среде, соответствующей спецификациям.

Испытание наизлучение

Соответствие

Электромагнитное окружение — указания

Радиочастотное
излучениеCISPR11/EN55011

Группа 1Оборудование серии RadiForce использует радиоэнергию только для работы.
Поэтому его радиоизлучение очень низкое и практически никогда не создает
помех в работе установленного рядом электронного оборудования.

Радиочастотное
излучениеCISPR11/EN55011

Класс BГармонические
излучения
IEC/EN61000-3-2Класс DОборудование серии RadiForce можно использовать в любых помещениях,вклю- чая жилые дома и здания, напрямую подключенные к общественной
низковольт- ной сети энергоснабжения, обеспечивающей электроэнергией
жилые дома.

Колебания
напряжения/пульсирующие
излучения
IEC/EN61000-3-3Соответствует

Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех
согласно требованиям испытаний для профессионального оборудования в среде здравоохранения,установленных стандартом IEC/EN60601-1-2.
Заказчики и пользователи оборудования серии RadiForce должны обеспечить эксплуатацию оборудования
RadiForce в следующих условиях:Испытанияна помехоустойчивость

Уровень испытаний для профессиональных
медицинских учреждений

Уровень
соответствия

Электромагнитное окружение —указания

Электростатический ±8 кВ, контактный разряд ±8 кВ, контактный разряд Пол должен быть деревянным, бетонным илипокрытым керамической плиткой. Если пол±15 кВ, воздушный
±15 кВ, воздушный
разряд (ЭСР)имеет синтетическое покрытие, относительная
разряд
разряд
IEC/EN61000-4-2влажность должна быть не менее 30 %.
Кратковременные
изменения / скачки
напряжения
IEC/EN61000-4-4±2 кВ, силовые линии
±1 кВ, линии ввода /вывода данных

±2 кВ, силовые линии
±1 кВ, линии ввода /вывода данных

Питание от электросети должно
соответствовать стандарту, установленномудля коммерческих объектов и медицинских
учреждений.

Скачки
IEC/EN61000-4-5±1 кВ между линиями
±2 кВ от линии к земле

±1 кВ между линиями
±2 кВ от линии к земле

Питание от электросети должно
соответствовать стандарту, установленномудля коммерческих объектов и медицинских
учреждений.

Падения
напряжения,кратковременные
сбои и изменения
напряжения
входных линий
энергоснабжения
IEC/EN61000-4-11

0 % UT (100 % падения
UT) — 0,5 цикла и 1 цикл70 % UT (30 % падения
UT) — 25 циклов
0 % UT (100 % падения
UT) — 5 с

0 % UT (100 % падения
UT) — 0,5 цикла и 1 цикл70 % UT (30 % падения
UT) — 25 циклов
0 % UT (100 % падения
UT) — 5 сПитание от электросети должно соответствовать
стандарту, установленному для коммерческих
объектов и медицинских учреждений. Еслипользователю устройства серии RadiForceтребуется непрерывная работа во время
сбоев в электроснабжении, рекомендуется
использовать ИБП или аккумуляторную батареюдля устройства серии RadiForce.

Магнитное полепромышленной
частоты
IEC/EN61000-4-8

30 А/м
(50 / 60 Гц)

30 А/м

Характеристики магнитных полей
промышленной частоты должны
соответствовать уровням, характернымдля обычного расположения оборудованияна типичных коммерческих объектах или вмедицинских учреждениях. Данное устройствов процессе использования следует держатьна расстоянии не менее 15 см от источника
магнитных полей промышленной частоты.

28Приложение

Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех
согласно требованиям испытаний для профессионального оборудования в среде здравоохранения,установленных стандартом IEC/EN60601-1-2.
Заказчики и пользователи оборудования серии RadiForce должны обеспечить эксплуатацию оборудования
RadiForce в следующих условиях:Испытанияна помехоустойчивость

Уровень испыУровень
таний для про- соответствия
фессиональных
медицинских
учреждений

Электромагнитное окружение —указания

Расстояние от любой детали оборудования серии
RadiForce, включая кабели, до переносногоили мобильного оборудования радиосвязи,должно быть не меньше рекомендуемого
пространственного разделения, рассчитанного поформуле, применимой к частоте передатчика.
Возмущения в
3 В (скв)3 В (скв)проводниках,от 150 кГц до 80 МГциндуцируемые
радиочастотными полями
IEC / EN61000-4-6Рекомендуемый пространственный разнос
d = 1,2√PИзлучаемые
радиочастотные поляIEC / EN61000-4-3

3 В/м
3 В/м
от 80 МГц до 2,7 ГГцРусский

6 В (скв)6 В (скв)в диапазонах ISM(промышленность,наука, медицина)от 150 кГц до 80 МГц
d = 1,2 √P, от 80 МГц до 800 МГц
d = 2,3 √P, от 800 МГц до 2,7 ГГц
Где P – максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) согласно документации
изготовителя передатчика, а d – рекомендованный
пространственный разнос в метрах (м).
Напряженность поля постоянно установленных
передатчиков радиосигналов, определенная приобследованиях электромагнитного излучения
объектаa), должна быть ниже уровня, установленногодля каждого частотного диапазонаb).
Помехи возможны поблизости от оборудования,помеченного следующим символом.

Примечание 1

UT — напряжение сети переменного тока до установки испытательного уровня.

Примечание 2

При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание 3Указания, касающиеся возмущений в проводниках, индуцируемых радиочастотными полямиили относящихся к радиочастотным полям могут быть не применимы во всех ситуациях. Нараспространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волнзданиями, предметами и людьми.

Примечание 4Диапазоны ISM от 150 кГц до 80 МГц находятся в пределах от 6,765 МГц до 6,795 МГц, от 13,553 МГцдо 13,567 МГц, от 26,957 МГц до 27,283 МГц и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.

a)Напряженность поля, создаваемого постоянно установленными передатчиками, такими как базы радиотелефонов
(сотовых/беспроводных) и подвижные радиостанции, радиолюбительская связь, радиовещание в диапазонах AM и
FM, нельзя с точностью определить теоретически. Чтобы оценить условия электромагнитной среды, создаваемой
постоянно установленными передатчиками, нужно провести электромагнитное обследование объекта. Если измеренная напряженность поля в месте эксплуатации оборудования серии RadiForce превышает уровень соответствия, установленный для радиочастот, необходимо понаблюдать за устройством RadiForce и убедиться, что оноработает должным образом. В случае наличия отклонений в работе могут потребоваться дополнительные меры,например, изменение места расположения или направления антенны устройства серии RadiForce.

b)В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть не более 3 В/м.

Приложение

29

Рекомендуемый пространственный разнос между переносными или мобильными
устройствами радиосвязи и оборудованием серии RadiForceУстройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде с контролируемыми
радиочастотными помехами. Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce может предотвратить
возникновение электромагнитных помех за счет сохранения минимального расстояния между переноснымиили мобильными устройствами радиосвязи (приемниками и передатчиками) и оборудованием серии RadiForce.
Подтверждена помехоустойчивость к полям, генерируемым находящимися поблизости радиочастотными
устройствами беспроводной связи:Частота
проa)испыта- Полоса
пускания
ний
(МГц)
(МГц)

Служба a)Модуляция b)Мини- Уровень
Макси- мальный
мальная пространиспытамощ- ственный ний IEC /ностьразнос EN60601
(Вт)
(В/м)
(м)

1,8
Импульсная
модуляция b)
18 Гц
GMRS 460,
FM2
FRS 460
отклонение ±5 кГцсинусоидальный
сигнал 1 кГц
0,2Диапазон LTE 13, Импульсная
17модуляция b)
217 Гц

Уровень
соответствия
(В/м)

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

2

0,3

28

28

Импульсная
модуляция b)
217 Гц

2

0,3

28

28

Импульсная
модуляция b)
217 Гц

2

0,3

28

28

Импульсная
модуляция b)
217 Гц

0,2

0,3

9

9

385

380 – 390TETRA 400450

430 – 470

710
745
780

704 – 787

810
870
930

800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE, диапазон 5Импульсная
модуляция b)
18 Гц

1720
1845
1970

1700 – 1990

2450

2400 – 2570

5240
5500
5785

5100 – 5800

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE, диапазон 1,
3, 4, 25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE, диапазон 7
WLAN 802,11 a/na)Для некоторых служб приведены только частоты передачи для канала передачи в восходящем направлении.

b)модуляция носителя с использованием прямоугольного синусоидального сигнала с коэффициентом заполнения 50 %.

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде с контролируемыми
ради- очастотными помехами. Для прочих переносных или мобильных устройств радиосвязи (приемникови передатчиков) минимальное расстояние между переносными и мобильными устройствами радиосвязи
(приемниками и передатчика- ми) и устройством серии RadiForce выбирается согласно приведенным нижерекомендациями в соответствии с макси- мальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.

Установленная
максимальная выходная
мощность передатчика
(Вт)
0,01

Пространственный разнос в зависимости от частоты
передатчика
(м)
от 150 кГц до 80 МГц
d = 1,2√Pот 80 МГц до 800 МГц от 800 МГц до 2,7 ГГц
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованный
пространственный разнос d в метрах (м) можно определить по формуле, применимой к частоте передатчика,где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации изготовителя передатчика.
Примечание 1 При 80 МГц и 800 МГц применяется пространственный разнос для более высокого частотного диапазона.
Примечание 230

Эти правила могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного поляоказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.

Приложение

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2019 - 2022 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N093E1
IFU-MX216-6
5th Edition - April 7th, 2022 Printed in Japan.