Nobel Biocare N1™ Universal Abutment

Come ottenere
e installare lelibrerie/DME
exocad™ & 3Shape®
exocad™ DentalCAD
3.0 Galway
1. Scaricare le librerie direttamente nel software e verranno automaticamente
posizionate nelle cartelle exocad corrette per l'uso.

Download dal sito web di Nobel Biocare
2. Fare clic su questo collegamento per scaricare direttamente le librerie di impianti dal sito webdi Nobel Biocare oppure visitare la pagina www.nobelbiocare.com/local-production
3. Inserire manualmente le librerie nelle cartelle corrette:
Posizione della libreria di impianti → [Cartella Exocad] / DentalCADApp / DentalCADApp / library / implant
Posizione model creator → [Cartella Exocad] / DentalCADApp / library / model creator / implants
Si prega di installare tutte e 4 le librerie:Nobel_Biocare_N1_TCC_Universal_Abutment_Local_Milling (per protesi / livello dell'impianto TCC N1)
Nobel_Biocare_N1_TCC (model creator / livello dell'impianto N1 TCC)
Nobel_Biocare_N1_Base_Universal_Abutment_Local_Milling (model creator / livello base N1)
Nobel_Biocare_N1_Base (model creator / livello base N1)

3Shape Dental System™
Il file DME funge da catalogo dei prodotti per le linee di prodotti supportate da Nobel Biocare
sugli scanner 3Shape®. È necessario installare il DME corretto per consentire l'accesso
a queste linee di prodotti. I file DME possono essere scaricati dal Download Center
all'interno del pannello di controllo di 3Shape® o dal sito web di Nobel Biocare.

Download dal sito web
di Nobel Biocare

Download dal pannello
di controllo di 3Shape®

1. Fare clic sull'icona Save (Salva) nella
parte superiore dello schermo

1. Andare al pannello di controllo 3Shape®

2. Fare clic su questo collegamento perscaricare direttamente i DME dal sito web
di Nobel Biocare oppure visitare la pagina
www.nobelbiocare.com/local-production
3. Andare al pannello di controllo
4. Selezionare Export/Import (Esporta/Importa)
5. Selezionare Import materials (Importa materiali)
6. Selezionare il DME che si desidera
installare/importare

2. Sotto Tools (Strumenti) selezionare
Download Center
3. Selezionare l'argomento: Download Libraries(Download librerie)
4. Selezionare il DME premendo la casella
di controllo a sinistra dell'elenco.
Se non è possibile selezionare il DME desiderato (in grigio), potrebbe esserenecessario che il cliente contatti 3Shape® o il distributore 3Shape® per abilitarequesta opzione sulla dongle. Una volta ottenuto l'accesso, sarà possibile
eseguire un aggiornamento della dongle e il DME dovrebbe essere disponibile.
Questi download potrebbero non essere riportati nella cronologia diimportazione/esportazione nel pannello di controllo di 3Shape®.

5. Fare clic sul pulsante Import (Importa) in altoa destra.
È possibile che venga richiesto di sovrascrivere o aggiornare i materiali.

6. Selezionare Do the same for similar cases(Ripetere per casi simili) e fare clic sul
pulsante Update (Aggiorna)
7. Fare clic sull'icona Save (Salva) nella
parte superiore dello schermo

GMT74228 IT 2104 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa
dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks.
Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione
esatta del prodotto. Esclusione di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti
i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto
a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato.
Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.