SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
DE CONTRASTE PARA TC
DUPLA CABEÇA

1
A

A

2

ow

Fl
e

N
am

)

ec

l/s

(m

0.1

Fl
ow

0.1

e

m

(m
l/s

lu

50

Vo

ec

l)

)

(m
(m

50

e
l)

le

1

ab

m

lu

En

Vo

1
r ai

fo

ay

k

el

ec

D

ay

Ch

el

0

je
ct

D

In

0

I

Sc
an

PS

0

r

A:

125

121

B:

125

Phas

e

PH1:
PH2:
PH4:
PH5:

-

A

B

121
Side
Flow
ml/se
c

1.5
5.5

Volu
me
ml

70
23

PH6:

LIVER

Chec
k for
air insyring
e and
tubin
g

Dura
tion
sec

Tota
Time l

46
4

Injec
Scan

30
Peak

300

Mem
ory
Setu

258

t Dela
y

0:00
Dela
y

PSI

Enab

p

le

Resu
lts

Main

Manual do Operador

Manual do operador para injetores com software V6

848041-C

Introdução

ii

IMPORTADO POR:
Guerbet Imagem do Brasil Ltda
Rua Catequese 227, conj. 11, 12, 13 e 14 – Edificio Metro Office – Butantã
CEP 05502-020– São Paulo/SP
CNPJ 30.153.811/0001-93
SAC 0800 178017

FABRICADO POR:
Liebel-Flarsheim Company LLC
1034 S Brentwood Blvd.
Suite 800
Richmond Heights, MO 63117 USA
1-314-376-4901
1-855-266-4944
LF.PMQuality@guerbet.com
Responsável Técnico:Thiago C. Lino de Souza - CRF-SP nº 95.892
Registro ANVISA Nº: 80136710132

848041-C 2019-10-25

iiiPREFÁCIO

Não importa o quanto nosso equipamento tenha sido bem projetado, o uso
impróprio ou errado não permitirá que o proprietário obtenha do aparelho a
qualidade de serviço esperada. O uso impróprio ou errado poderá ocorrer deforma não intencional, devido ao desconhecimento do método adequado dese operar o equipamento. Leia este manual cuidadosamente antes de operaro Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage.
Guarde este manual para referência futura.

REGISTRANDO O NÚMERO DO MODELO, OS NÚMEROS DE PARTE E OSNÚMEROS DE SÉRIE
O número do modelo (Mod. N.°), os números de parte (P/N) e os números desérie (S/N) deverão ser fornecidos ao solicitar peças de reposição ou acessórios
opcionais. Para sua conveniência, registre as informações solicitadas abaixo:
Fonte de alimentação
Mod. No.

__________________________________________

P/N		__________________________________________

S/N		__________________________________________

Cabeça motorizada
P/N		__________________________________________

S/N		__________________________________________

Console S/N		
P/N		__________________________________________

S/N		__________________________________________

Data da instalação

//Empresa que instalou_________________________________________
Endereço____________________________________________________
Telefone_____________________________________________________

848041-C 2019-10-25

IntroduçãoParabéns pela aquisição do Sistema de Administração de Contraste para
TC Dupla Cabeça OptiVantage™. O sistema OptiVantage representa nossos
esforços para oferecer um produto de qualidade que atenda melhor aos
serviços de saúde em todo o mundo.

iv

Introdução

INFORMAÇÕES SOBRE PATENTES
As patentes americanas que protegem este produto estão listadas neste
website: www.guerbet.com/patents.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS
SÍMBOLOS LOCALIZADOS NO MANUAL
Respeite todas as mensagens que seguem as palavras Perigo, Aviso eAdvertência.

PERIGO!
PERIGO! Riscos que podem resultar em lesões graves ou morte.

ADVERTÊNCIA!
ADVERTÊNCIA! Perigos que podem resultar em lesões pessoais.

CUIDADO!
AVISO! Riscos que podem resultar em danos ao equipamento ou à propriedade.

Símbolo

Definição
Multipaciente
Monopaciente

12 h

Use por um período máximo de 12 horas.

8h

Use por um período máximo de 8 horas.
Descartável. Não reutilizar.

848041-C 2019-10-25

vSÍMBOLOS LOCALIZADOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Conexões (traseira do fonte de alimentação)Símbolo

Definição

J1

Conector do cabo da cabeça injetora

J2

Conector do cabo do disparador manual

J3

Porta Ethernet

J5

Introdução

Conexão

Porta RS232/RS422

RS232/RS422

J6

Conector da interface universal

J10A

Conector do cabo do console
TM

J10B
P4

Conector da chave OptiBolus™

CAN

Porta da rede do controlador
Equipamento sensível a descarga eletrostática.
NÃO TOQUE em conectores expostos.

!

ATENÇÃO! Consulte o Manual do Usuário/Manual de Serviço.
ADVERTÊNCIA! Risco de choque elétrico. Não remova a tampa.
A manutenção deve ser feita por pessoal qualificado.

T 4AH , 250 V

Classificação do fusível (tipo, amperagem, tensão)848041-C 2019-10-25

vi

Etiqueta de especificações (fundo do fonte de alimentação)Introdução

Conexão

Símbolo

Definição

Mod. No.

ModeloS/N

Número de série

P/N

Cód. das Partes

V/A

Volt Amp
Equipamentos elétricos e eletrônicos.
É necessária coleta seletiva.

!

ATENÇÃO! Consulte o Manual do
Usuário/Manual de Serviço.
Diretiva RoHS China; EFUP = 20SI

A injeção simultânea está ativada
Consulte o manual de instruções

(01) 1074619000XXXX(21) 123ABCdefG

848041-C 2019-10-25

UDI (Identificação Exclusive de Dispositivo)

viiSÍMBOLOS LOCALIZADOS NO CONSOLE
Carcaça (localizado no lado direito da tela)
Símbolo

Introdução

Conexão

Definição
Botão LIGA/DESLIGA

Tela
Conexão

Símbolo5

Definição

5

(tan)

(grey)

Volume de contraste aplicado ao paciente, solução salina
Tecla RFID (Identificação por Radiofrequência) ativa/Deveter adaptador de seringas equipada com RFID instalada
RFID (Identificação por Radiofrequência) inativa Deveter adaptador de seringas equipada com RFID instalada
Injetor no modo Multipaciente.
Tecla de impressão

Tela (interface OEM)
Consulte o Apêndice A.

Etiqueta (traseira da unidade)

848041-C 2019-10-25

viii

Introdução

Conexão

Símbolo
ANG

DefiniçãoIOM

J1

Conector do cabo da fonte de alimentação

AT ILLU

MEN

A

J2

Conector do disparador manualSÍMBOLOS LOCALIZADOS NA CABEÇA MOTORIZADA
Carcaça (localizado no suporte da seringa)
Conexão

Símbolo

Definição
Lado A da cabeça injetora
Lado B da cabeça injetora

Tela
Conexão

Símbolo5

Definição

5

(tan)

(grey)

Volume de contraste aplicado ao paciente, solução salina
Tecla RFID (Identificação por Radiofrequência) ativa/Deveter adaptador de seringas equipada com RFID instalada
RFID (Identificação por Radiofrequência) inativa Deveter adaptador de seringas equipada com RFID instalada

Injetor no modo Multipaciente.

Etiqueta (traseira da cabeça motorizada)
Conexão

Símbolo

Definição
Seringas e tubos classificação 60601-1, tipo CFBotão manual

848041-C 2019-10-25

ix

Conexão

Símbolo

Definição

SÍMBOLOS LOCALIZADOS NO SUPORTE REMOTO
Conexão

Símbolo

Definição
A cabeça motorizada, o suporte remoto e 1 kg (2,25 lbs) em
cada gancho da haste do suporte de IV criam uma carga
total de 20,4 kg (45 lbs).

20,4 kg(45 lbs)

Cada gancho da haste do suporte de IV consegue sustentar
uma carga máxima de 1 kg (2,25 lbs).
1 kg(2,25 lbs)

1 kg
(2,25 lbs)

848041-C 2019-10-25

Introdução

Status da luz do botão manual
Azul piscando: Injetora sendo inicializada
Amarelo/roxo aceso: Ativado ou
injetando contraste (amarelo) ou solução salina (roxa)
Roxo piscando: Modo de gotejamento injetando solução salina
Amarelo e roxo piscando: Injetora pausada
Vermelho piscando: Condição de erro
Azul piscando rapidamente: Injetora girada verticalmente ou
30 graus abaixo da linha horizontal.

x

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EN 60601-1
Equipamento de Classe INÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO
Parte aplicada tipo CF (seringas e tubos).
NÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUAEquipamento comumNÍVEL DE SEGURANÇA DA APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE MISTURA
ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM AR OU COM OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO
Equipamento inadequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar
ou com oxigênio ou óxido nitroso.
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage atende ànorma IEC 60601-1-2 de emissões irradiadas (Classe A) e de imunidade para dispositivos
médicos
CLASSIFICAÇÃO UL/CSA

C

AS

SIFI

ED

CL

Introdução

TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO

®

US

33SL

$3(1$65(/$7,9$0(17($5,6&26
'(&+248((/&75,&2,1&1',2(0(&1,&26'($&25'2&20$6
1250$6$16,$$0,(6
&$1&6$&1|  ,(&8/
,(&$$

INFORMAÇÕES SOBRE A MARCA CE

0123
GUERBETBP 57400
95943 Roissy CdG Cedex
France(located at : 15 rue des Vanesses,
93420 Villepinte, France)
Liebel-Flarsheim Company LLC, 2111 E. Galbraith Road, Cincinnati, OH 45237-1624 USA

848041-C 2019-10-25

xi

INFORMAÇÕES DE FCC/IC

Os modelos que usam adaptador de seringas RFID estão licenciados de acordocom:
IC: 3502A-844003
FCC ID: UEI844003
Este dispositivo está em conformidade com a Industry Canada RSS-210 e a
Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:(1) Este dispositivo não pode causar interferência danosa e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que podecausar operação indesejada.
OBSERVAÇÃO: o termo “IC:” antes do número de certificação de rádio significa
apenas que as especificações técnicas da Industry Canada foram atendidas.
OBSERVAÇÃO: as alterações ou modificações feitas no Sistema deAdministração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage não
expressamente aprovadas poderão anular a capacidade do usuário de operar oequipamento.

Este manual foi escrito originalmente em inglês.

Todos os direitos autorais, informações confidenciais, patentes, direitos deprojeto e qualquer outro direito de propriedade intelectual, de qualquer
natureza, contidos aqui são, e deverão permanecer, como propriedade única
e exclusiva de uma empresa Guerbet/Liebel-Flarsheim Company LLC. As
informações contidas aqui são precisas e confiáveis. Entretanto, a Guerbet/
Liebel-Flarsheim Company LLC não se responsabiliza pelo uso ou por qualquer
violação das patentes ou de outros direitos de terceiros, que possam resultar deseu uso. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida,transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para
qualquer idioma, em nenhuma forma e por nenhum meio, seja ele eletrônico,mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a autorização prévia escrita da
Guerbet/Liebel-Flarsheim Company LLC.

848041-C 2019-10-25

Introdução

Todos os dispositivos do tipo rádio embutidos na adaptador de seringas do
Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantageestão em conformidade com todas as qualificações para uso de acordo com a
FCC Parte 15 e Industry Canada RSS-210.

Introdução

xii

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

xiii

Conteúdo
Fabricado por:..................................................................................................................... ii
Prefácio............................................................................................................................... iii
Registrando o número do modelo, os números de parte e os números de série......... iii
Informações sobre patentes............................................................................................. iv
Significado dos símbolos.................................................................................................. iv
Símbolos localizados no manual........................................................................................................iv
Símbolos localizados da fonte de alimentação.............................................................................v
Conexões (traseira do fonte de alimentação)..................................................................v
Etiqueta de especificações (fundo do fonte de alimentação)...................................vi
Símbolos localizados no console..................................................................................................... vii
Carcaça (localizado no lado direito da tela)................................................................... vii
Tela................................................................................................................................................ vii
Tela (interface OEM) .............................................................................................................. vii
Etiqueta (traseira da unidade)............................................................................................ vii
Símbolos localizados na cabeça motorizada.............................................................................. viii
Carcaça (localizado no suporte da seringa).................................................................. viii
Tela............................................................................................................................................... viii
Etiqueta (traseira da cabeça motorizada)...................................................................... viiiBotão manual........................................................................................................................... viii
Símbolos Localizados no Suporte Remoto.....................................................................................ix
Classificação de acordo com a norma EN 60601-1............................................................x
Tipo de proteção contra choque elétrico.........................................................................................x
Nível de proteção contra choque elétrico.......................................................................................x
Nível de proteção contra entrada de água......................................................................................x
Nível de segurança da aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar
ou com oxigênio ou óxido nitroso..........................................................................................x
Compatibilidade eletromagnética.....................................................................................................x
Classificação UL/CSA ..............................................................................................................................x
Informações sobre a marca CE............................................................................................x
Informações de FCC/IC...................................................................................................... xi

848041-C 2019-10-25

Conteúdo

Importado Por: ................................................................................................................... ii

xivVISÃO GERAL DO SISTEMA...............................................................................................1-1-1

Conteúdo

1.1 Indicações de uso....................................................................................................1-1-2
1.2 Qualificações do usuário........................................................................................1-2-1
1.3 Características do sistema.....................................................................................1-3-1
1.3.1 Versatilidade.............................................................................................................................1-3-1
1.3.2 Modo Multipaciente (opcional quando disponível)................................................1-3-1
1.3.3 Capacidade RFID (Opcional quando disponível) .......................................................1-3-1
1.3.4 Injeção simultânea (Opcional)...........................................................................................1-3-1
1.3.5 Funcionalidade optibolusTM (opcional) ..........................................................................1-3-2
1.3.6 Recurso de enchimento automático simultâneo.......................................................1-3-2
1.3.7 Telas sensíveis ao toque.......................................................................................................1-3-2
1.3.8 Memória de protocolo com proteção por senha........................................................1-3-2
1.4 Características.........................................................................................................1-4-1
1.4.1 Auto-teste.................................................................................................................................1-4-1
1.4.2 Recurso Patency Check™.....................................................................................................1-4-1
1.4.3 Funcionalidade timing bolus™ .........................................................................................1-4-1
1.4.4 Modo de gotejamento.........................................................................................................1-4-1
1.4.5 Apontando a cabeça motorizada para baixo antes de iniciar uma injeção......1-4-1
1.4.6 Tecla Iniciar/Parar na cabeça motorizada......................................................................1-4-2
1.4.7 Operação com controle remoto........................................................................................1-4-2
1.4.8 Seringa com isolamento elétrico......................................................................................1-4-2
1.4.9 Transparência da seringa.....................................................................................................1-4-2
1.4.10 Posicionamento positivo da cabeça motorizada.....................................................1-4-2
1.4.11 Estabilidade física.................................................................................................................1-4-2
1.5 Especificações.........................................................................................................1-5-1
1.5.1 Dimensões................................................................................................................................1-5-1
1.5.2 Peso.............................................................................................................................................1-5-1
1.5.3 Exigências de alimentação..................................................................................................1-5-1
1.5.4 Dispersão elétrica...................................................................................................................1-5-1
1.5.5 Ambiental..................................................................................................................................1-5-2
1.5.6 Transceptor de RFID...............................................................................................................1-5-3
1.5.7 Tamanhos de seringa compatíveis...................................................................................1-5-3
1.5.8 Aquecedor de seringa..........................................................................................................1-5-3
1.5.9 Velocidade do fluxo...............................................................................................................1-5-3

848041-C 2019-10-25

xv

1.5.10 Limite de pico de pressão.................................................................................................1-5-4
1.5.11 Demora de fase.....................................................................................................................1-5-4
1.5.13 Tempo TC.................................................................................................................................1-5-4
1.5.14 Tempo total ...........................................................................................................................1-5-4
1.5.15 Parâmetros programáveis de injeção por gotejamento (Lado solução salina).......
1-5-4
1.5.16 Parâmetros programáveis de verificação de desobstrução (Lado solução salina).
1-5-5
1.5.17 Parâmetros de injeção simultânea programável (opcional)................................1-5-5
1.5.18 Protocolos armazenados...................................................................................................1-5-5
1.6 Materiais de consumo............................................................................................1-6-1
1.6.1 Cateteres, conectores e tubulação...................................................................................1-6-1
1.6.2 Seringas, conjuntos descartáveis e linhas de infusão compatíveis com o modo
Multipaciente (podem não estar disponíveis na sua região)................................1-6-2
Seringas multipaciente....................................................................................................1-6-2
Conjuntos descartáveis multipaciente.......................................................................1-6-2
Linhas de infusão de uso único (uso em um único paciente somente).........1-6-3
1.6.3 Seringas, tubos e conjuntos de transferência compatíveis com o modo
Monopaciente........................................................................................................................1-6-4
Seringas para procedimento de dupla cabeça........................................................1-6-4
Procedimentos de cabeça única...................................................................................1-6-4
Seringas de contraste pré-enchidas............................................................................1-6-5
Seringas pré-enchidas com solução salina...............................................................1-6-5
Tubos de baixa pressão....................................................................................................1-6-6
Conjunto de transferência...............................................................................................1-6-6
1.7 Acessórios, painel frontal, cabos, cabos de alimentação e sistemas de suspensão..
1-7-1
LIGAR / DESLIGAR..............................................................................................................2-1-1
2.1 Ligando a energia do sistema................................................................................2-1-1
2.2 Colocando os pistões na posição inicial................................................................2-2-1
2.3 Desligando a energia do sistema..........................................................................2-3-1

848041-C 2019-10-25

Conteúdo

1.5.12 Tempo de injeção.................................................................................................................1-5-4

xvi

CONSOLE E CABEÇA MOTORIZADA ................................................................................3-1-1

Conteúdo

3.1 Console ...................................................................................................................3-1-2
3.1.1 Botão de energia do console.............................................................................................3-1-2
3.1.2 Modos de operação do visor do console.......................................................................3-1-3
3.1.3 Tela Principal do console (tela entrada de parâmetros de protocolo)................3-1-5
3.1.4 Tela Principal do console ativada (tela Iniciar).......................................................... 3-1-12
Tela Modo de gotejamento......................................................................................... 3-1-13
3.1.5 Tela Memória......................................................................................................................... 3-1-15
Recuperar um protocolo............................................................................................... 3-1-16
Armazenar um protocolo na memória.................................................................... 3-1-16
Mover um protocolo na memória............................................................................. 3-1-17
Excluir um protocolo da memória............................................................................. 3-1-18
Renomear (Editar nome) o nome ou a página de um protocolo .................. 3-1-18
3.1.6 Configuração......................................................................................................................... 3-1-18
Hora/Data........................................................................................................................... 3-1-23
Idioma.................................................................................................................................. 3-1-24
Erros...................................................................................................................................... 3-1-25
3.1.7 Parâmetros e símbolos da tela Resultados................................................................. 3-1-26
3.2 Cabeça motorizada.................................................................................................3-2-1
3.2.1 Visor de ligação da cabeça motorizada..........................................................................3-2-1
3.2.2 Botões manuais.......................................................................................................................3-2-2
3.2.3 Fechos de carregamento da seringa da cabeça motorizada..................................3-2-4
3.2.4 Conexão de RFID/conexão de manta térmica.............................................................3-2-5
3.2.5 Modos de operação do visor da Cabeça motorizada................................................3-2-6
3.2.6 Tela Principal da Cabeça motorizada .............................................................................3-2-8
3.2.7 Tela Entrada de parâmetros de protocolo da Cabeça motorizada............................. 3-2-13
3.2.8 Tela Principal ativada da Cabeça motorizada ........................................................... 3-2-18
Tela Verificação de desobstrução.............................................................................. 3-2-20
Tela Modo de gotejamento da Cabeça motorizada........................................... 3-2-22
3.2.9 Tela Memória da Cabeça motorizada........................................................................... 3-2-24
Recuperar um protocolo............................................................................................... 3-2-24
3.2.10 Tela Resultados da Cabeça motorizada.................................................................... 3-2-25

848041-C 2019-10-25

xvii

ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÕES NO MODO MULTIPACIENTE.......................................4-1-1
4.1 Perigos, avisos e precauções.................................................................................4-1-1
4.2.1 Carregar seringa multipaciente de 200 mL (somente administração de contraste).........................................................................................................................................4-2-2
4.2.2 Carregar seringas de 200 mL/multipaciente de 200 mL(contraste/solução salina)..................................................................................................4-2-4
4.3 Técnica de enchimento automático (enchimento inicial das seringas).............4-3-1
4.4 Purgar o ar da seringa...........................................................................................4-4-1
4.4.1 Recurso de purga automática...........................................................................................4-4-1
4.4.2 Purgar o ar manualmente...................................................................................................4-4-2
4.5 Encher a tubulação................................................................................................4-5-1
4.5.1 Encher a tubulação com solução salina........................................................................4-5-1
4.5.2 Encher a tubulação com contraste.................................................................................4-5-1
4.6 Ativação da tecla [Ativar]......................................................................................4-6-1
4.7 Recuperar/inserir parâmetros de protocolo........................................................4-7-1
4.8 Conectar ao paciente.............................................................................................4-8-1
4.9 Ativar o injetor.......................................................................................................4-9-1
4.10 Verificar a desobstrução do local de acesso I.V...............................................4-10-1
4.10.1 Verificar a desobstrução usando a tecla [Desobstrução]................................... 4-10-1
4.11 Administração de uma injeção no modo de Gotejamento.............................4-11-1
4.12 Administração do protocolo principal.............................................................4-12-1
4.12.1 Perigos, avisos e precauções........................................................................................ 4-12-1
4.12.2 Iniciar a administração do protocolo principal..................................................... 4-12-2
4.12.3 Pausar uma injeção......................................................................................................... 4-12-2
4.12.4 Reiniciar uma injeção pausada................................................................................... 4-12-3
4.12.5 Encerrar uma injeção...................................................................................................... 4-12-3
4.13 Exibir a tela de resultados.................................................................................4-13-1
4.14 Administração da próxima injeção...................................................................4-14-1
4.14.1 Seleção do mesmo paciente - Volume adequado na seringa.......................... 4-14-2
4.14.2 Seleção do mesmo paciente - Volume inadequado na seringa....................... 4-14-4
Usar a tecla [Enchimento automático] na tela Principal da cabeça motorizada...
4-14-4Usar as setas de enchimento na tela Principal da cabeça motorizada........ 4-14-4
Usar a diminuição manual do valor de volume do protocolo......................... 4-14-5
848041-C 2019-10-25

Conteúdo

4.2 Tipos de injeções multipaciente...........................................................................4-2-1

xviii4.14.3 Seleção de novo paciente - Volume adequado na seringa................................ 4-14-6

Conteúdo

Seleção de [Purgar linha de infusão] ....................................................................... 4-14-6
Seleção de [Enchimento automático]...................................................................... 4-14-6
4.14.4 Seleção de novo paciente - Volume inadequado na seringa........................... 4-14-8
Seleção de [Principal]..................................................................................................... 4-14-8
Seleção de [Enchimento automático]...................................................................... 4-14-9
4.14.5 Usar o recurso de enchimento automático no modo Multipaciente..........4-14-11
Seleção de [Nenhum ar]..............................................................................................4-14-12
Seleção de [Ar detectado]..........................................................................................4-14-14
4.15 Substituição da seringa e do conjunto descartável.........................................4-15-1
4.15.1 Seleção de [Agora]............................................................................................................ 4-15-2
4.15.2 Seleção de [Mais tarde]................................................................................................... 4-15-2
4.16 Substituição dos recipientes de recarga...........................................................4-16-1
4.16.1 Substituição oportuna do recipiente de recarga ................................................ 4-16-1
4.16.2 Garantir as reconexões apropriadas......................................................................... 4-16-1
ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÕES NO MODO MONOPACIENTE.......................................5-1-1
5.1 Sequência de ativação............................................................................................5-1-1
5.1.1 Perigos, advertências e precauções.................................................................................5-1-2
5.1.2 Notas ..........................................................................................................................................5-1-3
5.2 Tipos de injeções monopaciente...........................................................................5-2-1
5.2.1 Carregamento de seringa de 125 mL (somente no lado do contraste)..............5-2-2
5.2.2 Carregamento de seringa de 200 mL (somente no lado do contraste)..............5-2-4
5.2.3 Carregamento de seringas de 125 mL/200 mL...........................................................5-2-6
5.2.4 Carregamento de seringas de 200 mL/200 mL...........................................................5-2-8
5.2.5 Carregamento de seringas de 125 mL/125 mL........................................................ 5-2-10
5.3 Enchimento de seringa (somente 200 mL)...........................................................5-3-1
5.3.1 Técnica de enchimento automático................................................................................5-3-1
Instruções de Uso do Tubo de Enchimento..............................................................5-3-1
Instruções de Uso do Conjunto de Transferência...................................................5-3-2
5.3.2 Técnica de enchimento manual........................................................................................5-3-5
Instruções de Uso do Tubo de Enchimento..............................................................5-3-5
Instruções de Uso do Conjunto de Transferência...................................................5-3-6

848041-C 2019-10-25

xix

5.4 Conectar a tubulação na(s) seringa(s)...................................................................5-4-1
5.5 Purgar o ar da seringa............................................................................................5-5-1
5.5.2 Purgar o ar manualmente...................................................................................................5-5-3
5.6 Encher a tubulação.................................................................................................5-6-1
5.6.1 Enchimento da tubulação com solução salina............................................................5-6-1
5.6.2 Enchimento da tubulação com contraste.....................................................................5-6-1
5.7 Cabeça motorizada na posição vertical................................................................5-7-1
5.8 Administração de uma injeção monopaciente....................................................5-8-1
5.8.1 Perigos/avisos/precauções................................................................................................5-8-1
5.9 Recuperar/inserir parâmetros de protocolo.........................................................5-9-1
5.10 Conectar ao paciente..........................................................................................5-10-1
5.11 Ativar o injetor....................................................................................................5-11-1
5.12 Verificação de desobstrução do local de I.V.....................................................5-12-1
5.12.1 Verificar a desobstrução usando a tecla [Patency]................................................ 5-12-1
5.12.2 Verificar a desobstrução usando o botão manual ............................................... 5-12-3
5.13 Administração de uma injeção no Modo de gotejamento..............................5-13-1
5.14 Aplicando o protocolo principal........................................................................5-14-1
5.14.1 Perigos, advertências e precauções........................................................................... 5-14-1
5.14.2 Iniciando a aplicação do protocolo principal......................................................... 5-14-2
5.14.3 Pausando uma injeção.................................................................................................... 5-14-2
5.14.4 Reiniciando uma injeção pausada.............................................................................. 5-14-3
5.14.5 Terminando uma injeção............................................................................................... 5-14-3
5.14.6 Conclusão de uma injeção/retração de pistão de 125 mL................................. 5-14-3
5.15 Exibindo a tela Resultados.................................................................................5-15-1
5.16 Colocação automática dos pistões na posição inicial depois de aplicar uma injeção.......................................................................................................................5-16-1

848041-C 2019-10-25

Conteúdo

5.5.1 Recurso de purga automática............................................................................................5-5-1

xx

MENSAGENS GERADAS PELO SISTEMA..........................................................................6-1-1

Conteúdo

6.1 Mensagens do operador........................................................................................6-1-2
6.1.1 Mensagens de inicialização................................................................................................6-1-2
Inicialização de hardware concluída...........................................................................6-1-2
6.1.2 Mensagens de inserção da seringa (somente na opção RFID) .............................6-1-2
Seringa expirada ................................................................................................................6-1-2
O fluido na seringa não corresponde à configuração do injetor .....................6-1-2
Seringa usada instalada ..................................................................................................6-1-3
Etiqueta de dados da seringa ausente, danificada ou indisponível ...............6-1-3
Não é possível marcar a seringa como usada .........................................................6-1-4
6.1.3 Mensagens de programação.............................................................................................6-1-5
Select Pre-Fill Volume (Seleção de volume de pré-enchimento)......................6-1-5
Alteração da configuração do fluido...........................................................................6-1-5
Os parâmetros do injetor e do console não corresponderam...........................6-1-6
Injector Settings are being... (Configurações do injetor sendo...) ....................6-1-6
A fase OptiBolus não corresponde ao meio de contraste ou um tipo de seringa
incorreto está em uso. .....................................................................................................6-1-6Alteração de OptiBolus pelo scanner. ........................................................................6-1-7
Chave OptiBolus não instalada.....................................................................................6-1-7
Verificação de desobstrução em andamento..........................................................6-1-7
Programação para aplicar contraste nos lados A e B............................................6-1-7
O nome do protocolo já existe......................................................................................6-1-8
Nome de protocolo inválido..........................................................................................6-1-8
Results History is being viewed... (O histórico de resultados está sendo visualizado...) ..................................................................................................................................6-1-8
Configuração para aplicar contraste nos lados A e B............................................6-1-8
Dados ilegíveis no visor da cabeça motorizada ou do console.........................6-1-9
A tecla do volume pisca com cor magenta...............................................................6-1-9
6.1.4 Mensagens da adaptador de seringa/manta aquecedora................................... 6-1-10
Adaptador da adaptador de seringas desconectada/manta aquecedora desligada .................................................................................................................................. 6-1-10
Novo adaptador de adaptador de seringas detectado .................................... 6-1-10

848041-C 2019-10-25

xxi

6.1.5 Mensagem de enchimento automático...................................................................... 6-1-11
Girar a cabeça motorizada para ativar o enchimento automático ............... 6-1-11
6.1.6 Mensagem de purga automática.................................................................................. 6-1-11
Purga automática em andamento............................................................................ 6-1-11
6.1.7 Conectividade com o scanner........................................................................................ 6-1-12
Conexão de interface com o scanner não disponível........................................ 6-1-12
6.1.8 Mensagens de ativação de processo............................................................................ 6-1-12Seqüência de ativação não concluída..................................................................... 6-1-12
O controle manual está fechado................................................................................ 6-1-13
Volume insuficiente........................................................................................................ 6-1-13
6.1.9 Mensagens de injeção interrompida........................................................................... 6-1-13
Gotejamento vencido.................................................................................................... 6-1-13
Injetor bloqueado........................................................................................................... 6-1-14
Limite de pressão............................................................................................................ 6-1-14
Fecho da seringa aberta............................................................................................... 6-1-14
6.1.10 Mensagens da tela Resultados..................................................................................... 6-1-15
Pressão limitada............................................................................................................... 6-1-15
O sensor de pressão primário falhou! ..................................................................... 6-1-15
Remova as seringas e, em seguida, pressione Home Rams (Pistões até o início)6-1-156.1.11 Mensagens da impressora............................................................................................. 6-1-16
Erro da impressora.......................................................................................................... 6-1-16
6.2 Mensagens de Erro.................................................................................................6-2-1
CUIDADOS COM A UNIDADE............................................................................................7-1-1
7.1 Manutenção e serviço preventivos.......................................................................7-1-1
7.2 Inspeção diária........................................................................................................7-2-1
7.2.1 Jaqueta de pressão de 200 mL..........................................................................................7-2-1
Adaptador de seringa monopaciente P/N 844850................................................7-2-1
Adaptador de seringa multipaciente P/N 844862..................................................7-2-1
7.2.2 Adaptador de seringa de 125 mL.....................................................................................7-2-1

848041-C 2019-10-25

Conteúdo

Enchimento automático em andamento .............................................................. 6-1-11

xxii

7.3 Inspeção semanal...................................................................................................7-3-1

Conteúdo

7.3.1 Braço de suspensão no teto...............................................................................................7-3-1
7.4 Limpeza...................................................................................................................7-4-1
7.4.1 Jaqueta de pressão de 200 mL e base............................................................................7-4-1
Remoção do adaptador de seringa de 200 mL.......................................................7-4-2
7.4.2 Adaptador de seringa de 125 mL.....................................................................................7-4-3
Remoção do adaptador de seringa de 125 mL.......................................................7-4-4
7.4.3 Console e cabeça motorizada............................................................................................7-4-4
7.4.4 Fonte de alimentação...........................................................................................................7-4-4
INTERFACE OEM....................................................................................................................A-1
A.1 Nenhum painel de interface foi detectado - Sem ícone........................................A-2
A.2 Sem comunicação com o Sistema Injetor...............................................................A-2
A.3 Nenhum link..............................................................................................................A-3
A.4 Modo do Monitor (somente CANopen) ..................................................................A-3
A.5 Modo de Rastreamento (somente CANopen) ........................................................A-3
A.6 Modo de Controle (relé ou CANopen).....................................................................A-4
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS...................................................................................................B-1
TABELAS DE
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA.....................................................................C-1

848041-C 2019-10-25

1-1-1

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA
1 - Visão geral do sistema

1
A

A

2

Flo
w

Na

(m

m
e

ec

l/s
)

0.1

Flo
w

0.1

(m

50

Vo
lu
m

l/s

e

ec
)

(m
l)
e
(m
l)

1

ab
le

En

Vo 50
lu
m

1
k

ec
for

t De
lay

Ch

0

jec

De
lay

In

0

an

I

Sc

PS

0

air

A:

125

121

B:

125

Phase

PH1:
PH2:
PH4:
PH5:

-

B

A

121
Side
Flow
ml/se
c

1.5
5.5

Volum
e
ml

70
23

PH6:

LIVE

Check
for airsyringine andtubing

R
Durat
ion
sec

Total
Time

46
4

Inject

258
Delay

0:00
Scan

30
Peak
Memo

300

ry
Setup

Enabl

Delay

PSI

e

Results

Main

Figura 1-1-1 Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça
OptiVantage configurado para o modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

1

1 - Visão geral do sistema

1-1-2

A

A

2

Flo
w

Na

)

ec

m
e

(m
l/s

0.1

Flo
w

0.1

e

(m
l/s

50

Vo
lu
m

ec
)

(m
l)
l)

(m

50

e

le

1

En
ab

Vo
lu
m

1
t De

Ch
ec
k

0

jec

De
lay

In

0

an

I

Sc

PS

0

for

lay

air

A:

125

121

B:

125

Phase

PH1:
PH2:
PH4:
PH5:

-

B

A

121
Side
Flow
ml/se
c

1.5
5.5

Volum
e
ml

70
23

PH6:

LIVE

Check
for airsyringine andtubing

R
Durat
ion
sec

Total
Time

46
4

Injec

30
Memo

258

t Delay

0:00
Scan

Peak

300

ry
Setup

Enabl
Result

Delay

PSI

e

s

Main

Figura 1-1-2 Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça
OptiVantage configurado para o modo Monopaciente

1.1 INDICAÇÕES DE USO
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça é um sistemade contraste concebido para injetar meios de contraste radiopacos no sistema
vascular de um paciente para obter imagens de diagnóstico quando usado
com equipamentos de tomografia computadorizada (isto é, “TC”).
As contraindicações para o uso deste dispositivo são determinadas pelo
médico responsável pela prescrição no momento do uso, com base nos
folhetos informativos das embalagens dos meios de contraste

ADVERTÊNCIA!
Não é permitido fazer nenhuma modificação nesse equipamento.

848041-C 2019-10-25

1-2-1
1.2 QUALIFICAÇÕES DO USUÁRIOO Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
deverá ser operado SOMENTE por pessoal qualificado que:esteja completamente familiarizado com a unidade,•tenha lido e entendido este Manual do Operador,•tiver recebido treinamento relativo ao processo de interrupção
de uma injeção no caso de uma emergência (descrita no
Capítulo 5 deste manual), e•tenha tido outro tipo de treinamento relativo ao uso do
equipamento e a procedimentos deste tipo.

A falha em seguir essas diretrizes poderá resultar em ferimentos graves aopaciente ou ao operador.
De acordo com o European Regulation (EU) (Regulamento europeu) 2017/745
sobre dispositivos médicos, No caso da ocorrência de um incidente grave
com relação a este dispositivo médico, informe os detalhes ao fabricante e àautoridade competente do país europeu em que o usuário estiver estabelecido.

ADVERTÊNCIA!
Há uma lei federal (EUA) que restringe a venda deste dispositivo a médicos, ou
por ordem de um médico.

ADVERTÊNCIA!
Este dispositivo médico só deve ser utilizado sob prescrição médica ou sob sua
supervisão.

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema•

1 - Visão geral do sistema

1-2-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

1-3-1
1.3 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
1.3.1 VERSATILIDADE
O injetor é controlado por um microprocessador e pode realizar injeções com
os seguintes parâmetros variáveis:
Velocidade do fluxo•

Volume•Limite de pressão

•Tempo de injeção

•Tempo TC•

Demora de fase1 - Visão geral do sistema•

1.3.2 MODO MULTIPACIENTE (OPCIONAL QUANDO DISPONÍVEL)O modo Multipaciente fornece a capacidade de usar as seringas e os conjuntos
descartáveis multipaciente em vários pacientes. O recarregamento da seringa
ocorre em um sistema fechado.
1.3.3 CAPACIDADE RFID (OPCIONAL QUANDO DISPONÍVEL)O recurso RFID (Identificação por Radiofrequência) oferece a capacidadede transferir informações do produto de uma seringa instalada com uma
etiqueta de dados RFID para o injetor. O injetor armazena os dados da seringa
para inclusão nos relatórios de injeção. Os dados da seringa são usados paraverificar se o tipo correto de seringa foi carregado com base na configuração
do sistema. O injetor também compara os dados de RFID na seringa com
o protocolo programado para garantir que tenha o volume suficiente. Um
recurso importante da etiqueta de dados RFID é que o sistema de injeção
pode marcar uma seringa como “em uso” e, assim, impedir que ela sejaacidentalmente reutilizada.
1.3.4 INJEÇÃO SIMULTÂNEA (OPCIONAL)
O injetor tem a capacidade de injetar contraste e solução salina
simultaneamente durante uma fase. A razão entre o contraste injetado e asolução salina pode ser programada pelo operador.
A injeção simultânea deve ser usada apenas com produtos de meios decontraste que tenham etiqueta indicando que são compatíveis com injeção
simultânea com salina.

848041-C 2019-10-25

1-3-2

1 - Visão geral do sistema

1.3.5 FUNCIONALIDADE OPTIBOLUSTM (OPCIONAL)
A funcionalidade OptiBolus é utilizada para administrar uma injeção com
velocidade de fluxo exponencialmente reduzida que optimiza a utilização docontraste e proporciona um período prolongado de qualidade uniforme naárea de interesse. A Velocidade de Fluxo efectivo é automaticamente calculada
pelo injetora e apresentada apenas no tela Principal da console.
1.3.6 RECURSO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO SIMULTÂNEO
Este recurso foi criado para preencher uma ou duas seringas de 200mL automaticamente e minimizar a introdução de ar na seringa. Com ocarregamento de duas seringas de 200 mL, a cabeça motorizada tem acapacidade de iniciar o enchimento de ambas as seringas automaticamentee, em seguida, expulsar o ar em excesso antes de encher completamente ovolume de enchimento automático programado pelo operador.
1.3.7 TELAS SENSÍVEIS AO TOQUE
O console e a cabeça motorizada contêm telas sensíveis ao toque para interação
com o operador. Consulte o Capítulo 3-1-1 para obter descrições detalhadas.
Ao usar as telas sensíveis ao toque, tenha em mente o seguinte:

CUIDADO!
Não pressione as telas com objetos afiados ou pontiagudos, como unhas,
canetas ou lápis. O uso de objetos desse tipo poderão causar danos à tela,
resultando no não funcionamento da unidade. Não deixe objetos como
canetas e lápis sobre a tela sensível ao toque.
1.3.8 MEMÓRIA DE PROTOCOLO COM PROTEÇÃO POR SENHA
Um recurso conveniente e de fácil uso do Sistema de Administração deContraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage é a sua capacidade de armazenar
os parâmetros de até 40 protocolos em sua memória.

848041-C 2019-10-25

1-4-1
1.4 CARACTERÍSTICAS
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
foi projetado para garantir a segurança tanto do paciente como do operador.
As características específicas de segurança incluem:

Quando o injetor é ligado, realiza automaticamente uma série de testes deinicialização para monitorar a condição de todos os sistemas. Se um problema
for detectado, uma mensagem apropriada aparecerá no visor do sistema. Alémdisso, durante o processo de ativação e durante uma injeção, todas as funções
necessárias são constantemente verificadas. Se uma falha for detectada, osistema será automaticamente desligado e uma mensagem apropriada seráexibida.
1.4.2 RECURSO PATENCY CHECK™
Antes da administração da injeção principal, pode-se realizar uma Patency
Check (injeção de um pequeno volume de solução salina) para determinar a
integridade do local de I.V.
1.4.3 FUNCIONALIDADE TIMING BOLUS™
Antes da administração da injeção principal, pode ser administrada ao paciente
uma injeção de Timing Bolus — uma injeção de um volume pequeno decontraste, seguida por um volume pequeno de solução salina — por forma
a determinar o tempo de espera ideal do exame necessário para capturar oagente de contraste na área de interesse. NOTA: a funcionalidade Timing Bolus
não está disponível nos injetoras v5.07 e superiores com uma ligação CANopen
do scanner ativa configurada como CANopen Classe 0.
1.4.4 MODO DE GOTEJAMENTO
Antes de efetuar a injeção principal, uma injeção em Modo de gotejamento(uma injeção com velocidade de fluxo baixa de um pequeno volume desolução salina) pode ser executada para manter o percurso do fluido aberto.
1.4.5 APONTANDO A CABEÇA MOTORIZADA PARA BAIXO ANTES DE INICIAR
UMA INJEÇÃO
Após a conclusão da seqüência de ativação, a tecla [Ativar] somente estará ativa
após inclinar a cabeça motorizada até a posição para baixo. O posicionamento
da cabeça motorizada para baixo permite a movimentação do ar eventualmente
contido na seringa para a extremidade do êmbolo da seringa, longe da ponta deseringa, impedindo a sua injeção acidental no paciente.

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

1.4.1 AUTO-TESTE

1-4-2
1.4.6 TECLA INICIAR/PARAR NA CABEÇA MOTORIZADA

1 - Visão geral do sistema

Como a cabeça motorizada fica perto do paciente durante uma injeção, as
teclas [Iniciar] e [Parar] são integradas na mesma para um rápido início einterrupção da injeção.
1.4.7 OPERAÇÃO COM CONTROLE REMOTO
O uso do controle remoto manual permite ao operador executar injeções forada área de radiação direta.
1.4.8 SERINGA COM ISOLAMENTO ELÉTRICO
Todas as seringas são isoladas de qualquer contato elétrico com o injetor.
1.4.9 TRANSPARÊNCIA DA SERINGA
São usadas seringas semitransparentes no Sistema de Administração deContraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage. As bolhas de ar pequenas podem
ser vistas com uma observação cuidadosa.
1.4.10 POSICIONAMENTO POSITIVO DA CABEÇA MOTORIZADA
Um dispositivo de fricção preajustado na cabeça motorizada mantém a seringana posição desejada durante a injeção.
1.4.11 ESTABILIDADE FÍSICA
A posição ampla da base do conjunto do pedestal reduz a possibilidadede tombamento. Duas das rodinhas podem ser travadas para impedir amovimentação e o giro indesejados.

ADVERTÊNCIA!
Segure o pedestal com firmeza quando for movê-lo sobre soleiras de portas,
cabos do injetor, ou outras obstáculos no chão, para prevenir que o injetor caia.

ADVERTÊNCIA!
Para evitar lesões no operador, preste atenção porque ele poderá tropeçar nos
cabos do injetor se estes ficarem no chão.

848041-C 2019-10-25

1-5-1
1.5 ESPECIFICAÇÕES
1.5.1 DIMENSÕES

12.25"
311mm

A

n

A

1

ec

l/s

0

(m

4.

Flo
w

)

0

ec

A

t De
lay

0

ec

De

Inj

an

e

1

12

Vo
lum

l)

ina
tio

l/s

(m

4.

(m

am
)

2

Setup

Ex

Flo
w

30
Peak

300

Memo
ry

83

258
Delay

0:00
Scan

Liv
er

Injectl)

Checkfor airsyringine andtubing

Total
Time

4

Sc

PS

(m

LIVE
Durati
R
on
sec

70
46
23

73

lum
e

Volum
e
ml

0 lay

20 I

ml

Flow
ml/sec

1.5
5.5

:

le

Side

A

Vo

B

ab

-

1

:

:

:

:

12.5"
318mm

ml

En

Phase

PH1
PH2
PH4
PH5
PH6

121
121

Pe
ak

A:

125

B:

125

12

8.5"
216mm

8"
203mm

C

6"
152mm

Delay

PSI

Enabl

e

Result
s

Main

2.5"
64mm

2.5"
64mm

B

D
7"
178mm

10"
254mm
4"
102mm

9.5"
241mm

9"
228mm

1.5.2 PESO
Console com base ������������������������������������������������� 2,6 kg (5,8 lbs.)
Cabeça motorizada ����������������������������������������������� 6,57 kg (14,5 lbs.)
Fonte de alimentação ������������������������������������������ 1,6 kg (3,5 lbs.)
1.5.3 EXIGÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO
Modo de espera (Standby)��������������������������������� menos de 1 A
Especificação����������������������������������������������������������� 100-127 /220-240 V~, 4 amps,
50/60 HzModo de operação������������������������������������������������ Operação contínua
1.5.4 DISPERSÃO ELÉTRICA
Chassi ������������������������������������������������������������������������� menos de 300 microampères/115 V~��������������������������������������������������������������������������������������� menos de 500 microampères/230 V~

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

Console A ��������������������������������������������������������������� 12,25 L x 2,5 A x 8.5 P pol.
(311 L x 64 A x 216 P mm)
B
Base do console ����������������������������������������������� 9,5 L x 2,5 A x 7 P pol.
(241 L x 64 A x 178 P mm)
Cabeça motorizada C ����������������������������������������� 12,5 L x 6 A x 8 P pol.
(318 L x 152 A x 203 P mm)
D
Fonte de alimentação ������������������������������������ 10 L x 9 P x 4 A pol.
(254 L x 102 A x 228 P mm)

1-5-2

ADVERTÊNCIA!

1 - Visão geral do sistema

Para evitar risco de choque elétrico, esse equipamento deve ser conectado
somente em uma rede de alimentação com aterramento.
1.5.5 AMBIENTAL
Temperatura de transporte/armazenagem ��������--40° a +70° C (40° a +158° F)
10% a 95% de umidade relativa
Temperatura de operação: ��������������������������������� +10° a +40°C (50° a +104° F)
30% a 75% de umidade relativa
Produção térmica: ������������������������������������������������� 128,5 kcal (510 Btu)
Descarte de material nocivo: descarte produtos de risco biológico de acordo
com as exigências das normas locais, do hospital ou da instituição.
Compatibilidade eletromagnética (EMC): o Sistema de Administração deContraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage está em conformidade com
a norma EN60601-1-2 para emissões conduzidas e irradiadas de nível A e
imunidade contra interferência eletromagnética (EMI). OBSERVAÇÃO: Se
for observada alguma anormalidade no desempenho do injetor, identificar
os dispositivos dentro da área imediata que sejam capazes de produzirinterferência eletromagnética e chamar um representante de serviço
qualificado. OBSERVAÇÃO: as Tabelas de Compatibilidade Eletromagnética
(CEM) podem ser encontradas no Apêndice C.
Instruções de descarte: o descarte do Sistema de Administração de Contrastepara TC Dupla Cabeça OptiVantage ao final da vida útil: Para minimizar o risco
ambiental associado ao descarte deste equipamento, seu descarte deverá
ser realizado em conformidade com as regulamentações locais, estaduais
e federais. O descarte dos acessórios e materiais de consumo associados aeste equipamento também deverá ser realizado em conformidade com as
regulamentações locais, estaduais e federais.

PERIGO!
Risco de explosão caso usado na presença de anestésicos inflamáveis. A
unidade não foi projetada para uso em ambiente explosivo.

ADVERTÊNCIA!
O injetor só pode ser operado em uma área localizada além do limite de
20 gauss. A operação da unidade dentro de campos magnéticos superiores aeste limite pode fazer com que a unidade funcione mal, resultando em lesões
ao operador ou ao paciente.

848041-C 2019-10-25

1-5-3

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!
Colisões com outros equipamentos podem causar falha estrutural do braço desuspensão, resultando em ferimentos ao operador ou ao paciente. Inspecione
visualmente o braço em arco J, certificando-se de que todos os parafusos
estejam seguros. Observe se o sistema apresenta rachaduras ou defeitos.
Verifique se o braço de suspensão se movimenta. Se forem observados defeitos
ou se for necessário um ajuste, entre em contato immdiatamente com opessoal de manutenção autorizado.
1.5.6 TRANSCEPTOR DE RFID
Transceptor: N/P 844760, Adaptador de seringa com RFID do Sistema deAdministração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage, 125 mL
Frequência de operação: 13,56 MHz
Ganho da antena: 1,13 dBi
Intensidade de campo máxima: 121,2 dBμV a 3 metros (normalizada em
resultados de testes 31,88 dBμA a 10 m)
1.5.7 TAMANHOS DE SERINGA COMPATÍVEIS
Consulte a seção 1.6 Materiais de consumo para obter mais informações.
125 mL, 100 mL, 75 mL, 50 mL pré-enchidas
200 mL vazia
1.5.8 AQUECEDOR DE SERINGA
37° ± 3°C (98° ± 6°F) nominal. Mantém a temperatura de contraste preaquecido(não se destina a aquecer contraste frio ou à temperatura ambiente).
1.5.9 VELOCIDADE DO FLUXO
Parâmetros de velocidade de fluxo ���������������� 0,1 - 10 mL/segundo, ajustável em
incrementos de 0,1 mL/segundo
Tolerância da velocidade de fluxo
em operação ����������������������������������������������������������� +/-0,05 mL/s para velocidades defluxo <1 mL/s+/-5 % para velocidades de fluxo de
1 mL/s a 10 mL/s

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

O console e o fonte de alimentação não são à prova de derramamentos delíquidos. O derramamento de líquido nesses componentes pode fazer com quea unidade funcione mal, resultando em lesões ao paciente ou ao operador. Se
for derramado líquido no console ou na unidade de controle de energia, retire a
unidade de funcionamento e contate a equipe de assistência técnica autorizada.

1 - Visão geral do sistema

1-5-4
1.5.10 LIMITE DE PICO DE PRESSÃO
Libras por polegada quadrada (psi)���������������� 50 - 325, ajustável em incrementos
de 5 psikPa ������������������������������������������������������������������������������ 345 - 2240, ajustável em
incrementos de 34 kPa
1.5.11 DEMORA DE FASE
Parâmetros de demora de fase������������������������� 0 a 600 segundos, ajustável em
incrementos de 1 segundo, ou
pausa permanente.
NOTA: a funcionalidade de definição de uma demora de fase para pausa
permanente não está disponível nos injetoras v5.07 e superiores com uma ligação
CANopen do scanner ativa configurada como CANopen Classe 0.
1.5.12 TEMPO DE INJEÇÃO
Parâmetros de tempo de injeção �������������������� 0 a 600 segundos, ajustável em
incrementos de 1 segundo.
1.5.13 TEMPO TC
Parâmetros de tempo TC ������������������������������������ 0 a 600 segundos, ajustável em
incrementos de 1 segundo.
O temporizador da opção Tempo TC deve efetuar a contagem regressiva em
incrementos de um segundo. Três bipes (250 ms) ocorrem quando o temporizador
alcança 10 segundos. Dois bipes (440 ms) ocorrem quando o temporizador alcança
5 segundos. Um bipe (1.000 ms) ocorre durante o último segundo. Se o scanner
estiver interligado por interface ao injetor, um sinal, indicando que o tempo
de retardo da varredura expirou, será enviado para o Scanner de TC quando otemporizador alcançar 0 segundo. Se nenhuma interface OEM estiver presente,
apenas um bipe sonoro será ouvido, instruindo o usuário a iniciar o scanner.
1.5.14 TEMPO TOTAL
Parâmetros de exibição de tempo total: ������� 0-9:59:59 (horas:minutos:segundos)
1.5.15 PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS DE INJEÇÃO POR GOTEJAMENTO (LADO
SOLUÇÃO SALINA)
Velocidade do fluxo: �������������������������������0,1 - 1,0 mL/s
Volume: �������������������������������������������������������0,1 - 3,0 mL
Intervalo:�����������������������������������������������������0 - 60 segundos

848041-C 2019-10-25

1-5-51.5.16 PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS DE VERIFICAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO
(LADO SOLUÇÃO SALINA)

1.5.17 PARÂMETROS DE INJEÇÃO SIMULTÂNEA PROGRAMÁVEL (OPCIONAL)
Velocidade do fluxo: �������������������������������0,1 a 10 mL/s
Volume: �������������������������������������������������������1 – até o volume combinado das seringas A e B% de contraste: �����������������������������������������10% a 90% em incrementos de 5%
1.5.18 PROTOCOLOS ARMAZENADOS
Podem ser armazenados e recuperados 40 protocolos.
OBSERVAÇÃO: A LF reserva-se o direito de alterar os projetos e as especificações
do produto no esforço permanente de aperfeiçoar os seus produtos.

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

Velocidade do fluxo: �������������������������������0,1 - 10 mL/s (alterna, por padrão, para avelocidade máxima do fluxo do protocolo)
Volume: �������������������������������������������������������1 - 200 mL
Volume padrão: ����������������������������������������1 - 200 mL

1 - Visão geral do sistema

1-5-6

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

1-6-1
1.6 MATERIAIS DE CONSUMOADVERTÊNCIA!

1.6.1 CATETERES, CONECTORES E TUBULAÇÃO
Recomenda-se que os cateteres, os conectores e a tubulação usados com
o sistema de administração de contraste OptiVantage sejam especificadospara uma pressão mínima de 325 psi (2241 kPa). Se esses produtos
forem especificados para uma pressão inferior a 325 psi (2241 kPa), será
responsabilidade do usuário utilizar o modo manual para selecionar um limite
de pressão apropriado para o produto. A seleção do modo manual é coberto naseção 3.1.6. O ajuste do limite de pico de pressão é discutido nas Seções 3.1.3 e
3.2.6 deste manual.
Use apenas cateteres aprovados para segurança adequados para a conexão
LLN-K-A com engate de aperto rosqueado macho (DIN 13 090).

Figura 1-6-1 Conexão com engate de aperto rosqueado macho da tubulação deextensão em espiral LF

848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

Este dispositivo foi aprovado para uso exclusivamente com os materiais deconsumo indicados. O uso de outros materiais de consumo pode resultar emlesões no paciente ou no operador, danos ao equipamento e/ou problemasno desempenho do injetor (ou seja, administração de volume incorreto,administração de taxa de fluxo incorreta, pressão incorreta, etc.).

1-6-2
1.6.2 SERINGAS, CONJUNTOS DESCARTÁVEIS E LINHAS DE INFUSÃO
COMPATÍVEIS COM O MODO MULTIPACIENTE (PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS
NA SUA REGIÃO)1 - Visão geral do sistema

ADVERTÊNCIA!
Insumos usados no modo multipaciente: o Sistema de administração decontraste dupla cabeça OptiVantage teve seu uso aprovado somente com osinsumos listados nessa seção. O uso de insumos diferentes pode resultar emlesão ao paciente, lesão ao operador, dano ao equipamento e/ou problemas dedesempenho do injetor (ou seja, administração do volume incorreto, taxa defluxo incorreta, pressão incorreta, etc.).

Seringas multipaciente
Referências

Descrição

Uso

Pressão
máxima800182

Seringa para TC de 12h OptiVantage®,
200 mL12 h

350 psi/
2413 kPa

800183

Seringa para TC dupla de 12h
OptiVantage®, 200 mL

12 h

350 psi/
2413 kPa

Uso*

Pressão
máxima**Conjuntos descartáveis multipaciente
Referências
MFSV01

MFDV01

MFSS01

Descrição
Frasco manyfill® S
Kit de enchimento/injeção para contraste
em frasco (ponta de enchimento)
Frasco manyfill® D
Kit de enchimento/injeção para contraste
e solução salina em frascos (pontas deenchimento)
manyfill® S ScanBag®
Kit de enchimento/injeção para contraste
em ScanBag® (luer-lock de enchimento)

Insumos multipaciente
848041-C 2019-10-258h

300 psi/
2100 kPa

8h

300 psi/
2100 kPa

8h

300 psi/
2100 kPa1-6-3

Descrição

Uso*

MFDS01

manyfill® D ScanBag®
Kit de enchimento/injeção para contraste
em ScanBag® (luer-lock de enchimento) esolução salina em frasco

8h

Pressão
máxima**300 psi/
2100 kPa* O Tempo de uso máximo pode ser superior a 8h. Consulte a embalagem
primária do produto.
** A Pressão máxima pode ser superior a 300 psi/2100 kPa.
Consulte a embalagem primária do produto.
Linhas de infusão de uso único (uso em um único paciente somente)
Referências

Descrição

Uso

Pressão
máxima**SECU001
SECU002
SECU004

secufill®
Linha de infusão de segurança de
23 cm (9 polegadas) com válvula
de limite duplo; x1

300 psi/
2100 kPa** A Pressão máxima pode ser superior a 300 psi/2100 kPa.
Consulte a embalagem primária do produto.

Insumos multipaciente
848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

Referências

1-6-4
1.6.3 SERINGAS, TUBOS E CONJUNTOS DE TRANSFERÊNCIA COMPATÍVEIS COM
O MODO MONOPACIENTE

1 - Visão geral do sistema

ADVERTÊNCIA!
Insumos usados no modo monopaciente: o Sistema de administração decontraste dupla cabeça OptiVantage teve seu uso aprovado somente com osinsumos listados nessa seção. O uso de insumos diferentes pode resultar emlesão ao paciente, lesão ao operador, dano ao equipamento e/ou problemas dedesempenho do injetor (ou seja, administração do volume incorreto, taxa defluxo incorreta, pressão incorreta, etc.).

Seringas para procedimento de dupla cabeça
Referências

844021

844022844023

Descrição

Uso

OptiVantage®
Seringa para TC com tubulação em “Y”
e válvula de verificação dupla e canudo
Handi-Fil™, 200 mL
OptiVantage®
Seringa para TC dupla com tubulação em“Y” e canudos Handi-Fil™, 200 mL
OptiVantage®
Seringa para TC dupla com tubulação
em “Y” e válvula de verificação dupla e
canudos Handi-Fil™, 200 mL

Pressão
máxima400 psi/
2758 kPa
400 psi/
2758 kPa
400 psi/
2758 kPa

Procedimentos de cabeça única
Referências
800096800099Descrição
OptiVantage®
Seringa para TC com canudo Handi-Fil™,
200 mL
OptiVantage®
Seringa para TC com canudo Handi-Fil™
e tubo em espiral, 200 mL

Insumos multipaciente
848041-C 2019-10-25

Uso

Pressão
máxima350 psi/
2413 kPa
350 psi/
2413 kPa1-6-5
Seringas de contraste pré-enchidas
OBSERVAÇÃO: as seringas pré-enchidas com contraste podem não estar
disponíveis na sua região. Consulte o Representante de Vendas quantoa informações de disponibilidade e número de peça.

ADVERTÊNCIA!

Injeção ioversol OptirayTM-Contraindicado Para
Administração Via Intratecal
Descrição

Uso

50 mL Optiray 350 (injeção de Ioversol USP 74%) 350 mgl/mL
75 mL Optiray 350 (injeção de Ioversol USP 74%) 350 mgl/mL
100 mL Optiray 350 (injeção de Ioversol USP 74%) 350 mgl/mL
125 mL Optiray 350 (injeção de Ioversol USP 74%) 350 mgl/mL
50 mL Optiray 320 (injeção de Ioversol USP 68%) 320 mgl/mL
75 mL Optiray 320 (injeção de Ioversol USP 68%) 320 mgl/mL
100 mL Optiray 320 (injeção de Ioversol USP 68%) 320 mgl/mL
125 mL Optiray 320 (injeção de Ioversol USP 68%) 320 mgl/mL
100 mL Optiray 300 (injeção de Ioversol USP 64%) 300 mgl/mL
125 mL Optiray 240 (injeção de Ioversol USP 51%) 240 mgl/mL
Seringas pré-enchidas com solução salina
OBSERVAÇÃO: as seringas pré-enchidas com solução salina podem não estar
disponíveis na sua região. Consulte o Representante de Vendas quanto a
informações de disponibilidade e número de peça.
Descrição

Uso

125 mL Injeção de cloreto de sódio UPS 0,9%

Insumos multipaciente
848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

OptiRay TM injeção de Ioversol
Consulte o folheto da embalagem do Optiray para ver as informações de prescrição completas. Folheto daembalagem incluso no medicamento.

1-6-6
Tubos de baixa pressão

1 - Visão geral do sistema

Referências

Descrição

601195

Tubos de extensão em espiral,
152 cm (60”)

844010Tubos em “Y”, 152 cm (60”)

844011
844012

Uso

Tubos em “Y” com válvula de verificação
única, 152 cm (60”)
Tubos em “Y” com válvula de verificação
dupla, 152 cm (60”)

Pressão
máxima400 psi/
2758 kPa
400 psi/
2758 kPa
400 psi/
2758 kPa
400 psi/
2758 kPa

Conjunto de transferência
Referências
810551

Descrição
Conjunto de transferência

Insumos multipaciente
848041-C 2019-10-25

Uso

Pressão
máximaN/A

1-7-1
1.7 ACESSÓRIOS, PAINEL FRONTAL, CABOS, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E
SISTEMAS DE SUSPENSÃO

•uso da peça nas proximidades do paciente•evidência de que a certificação de segurança da peça foi
realizada de acordo com as normas nacionais harmonizadas
EN 60601-1 e/ou EN 60601-1-1.

		ACESSÓRIOS:		P/N 802620
Cabo do interruptor manual 1,8 m (6,0 pés)		
P/N 802622
Cabo do interruptor manual 6 m (19,68 pés)		
P/N 800114		
Manta térmica 200 mL		
P/N 844500		
Conjunto do suporte remoto		P/N 802617		
Kit de parede para a unidade de alimentação
		P/N 844200		OptiBolus domésticos
		P/N 844210		OptiBolus Internacional
		PLACA LISA:		
P/N 844862S		
Conjunto de adaptador de seringa multipaciente de 200 mL					(quando disponível)		
P/N 844850		
Conjunto de placa lisa 200 mL		
P/N 844425S		
Conjunto de placa lisa 125 mL (sem RFID) (quando disponível)		
P/N 844760S		
Conjunto de placa lisa 125 mL (com RFID) (quando disponível)		CABO DE DADOS DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSOLE *		
P/N 800113
Comprimento do cabo 3 m (10 pés)		
P/N 800105
Comprimento do cabo 15 m (50 pés)		
P/N 800106
Comprimento do cabo 23 m (75 pés)		
P/N 800107
Comprimento do cabo 30 m (100 pés)				

* Observação: O comprimento cumulativo total do cabo de extensão da 		
Fonte de Alimentação do Console não deve exceder 30 m (100 pés).

		
CABO DE EXTENSÃO DA CABEÇA MOTORIZADA PARA A UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO *		
P/N 800109
Comprimento do cabo 15 m (50 pés)		
P/N 800110
Comprimento do cabo 23 m (75 pés)		
P/N 800111
Comprimento do cabo 30 m (100 pés)848041-C 2019-10-25

1 - Visão geral do sistema

OBSERVAÇÃO: O uso de acessórios, painel frontal, cabos, fios de alimentação
ou sistemas de suspensão que não estiverem em conformidade com osrequisitos de segurança equivalente deste equipamento podem levar a um
nível reduzido de segurança do sistema resultante. A escolha deve considerar:

1-7-2

1 - Visão geral do sistema

		
		
		

* Observação: O comprimento cumulativo total do cabo de extensão da 		
Fonte de Alimentação para a Cabeça Motorizada não deve exceder
30 m (100 pés).

		CABOS DE ALIMENTAÇÃO
		
P/N 800120		
Cabo de alimentação 115 VAC
		P/N 800180		
Conjunto de cabos de alimentação do Brasil 2,4m (8 ft)
		P/N 800935		
Cabo Linha Européia 220 VAC
		SISTEMA DE SUSPENSÃO
		
P/N 241079S		
Braço J-bow Mavig
		P/N 241500		
Kit para sistema de suspensão Mavig
		Consulte a seção 1.6 para ver a lista de materiais de consumo e acessórios
aprovados
		

848041-C 2019-10-25

2-1-1

2

LIGAR / DESLIGAR

2.1 LIGANDO A ENERGIA DO SISTEMA
ADVERTÊNCIA!
Para evitar risco de choque elétrico, esse equipamento deve ser conectado
somente em uma rede de alimentação com aterramento.

ADVERTÊNCIA!
Retire o cabo de alimentação para desconectar a unidade de alimentação darede elétrica.
1. Na parte traseira da fonte de alimentação, coloque o interruptor na posição
ON A (ligado). O LED azul localizado no topo da fonte de alimentação seiluminará para indicar que a energia está ligada.
2. No console, pressione o botão ON/OFF B (liga/desliga) do sistema ou
pressione ON na tela sensível ao toque da Cabeça motorizada. O botão
ON/OFF no console se iluminará para indicar que a energia no consolee na cabeça motorizada está ligada. O injetor executará uma seqüência
de verificação de inicialização e, em seguida, exibirá telas na cabeça
motorizada e no console para posicionar corretamente os soquetes para ocarregamento apropriado da(s) seringa(s).

848041-C 2019-10-25

2 - Ligar e desligar

Veja a Figura 2-1-1.

2-1-2AJ6OI
RS232/
RS422

2 - Ligar e desligar

LED Ligado

A

125:

121

B

125:

Phase

PH1:
PH2:
PH4:
PH5:

-

B

121

Side

A

Flow
ml/sec

5

1.5
.5

Volum
e
ml

70
23

PH6:

LIVER

Check
for airsyringeinandtubing

Durat
ion
sec

Tot
Timeal46
4Inject

TM

CAN

J3

100-120V~/
230V~
50-60HZ
4 AMP

J2
J5

P4

B

258
Delay

0:00
Scan

30

Peak

300

Memo

ry
Setup

Delay

PSI

EnableResults

Main

Figura 2-1-1 Ligando o sistema

848041-C 2019-10-25

J10B

J10A

J1

2-2-12.2 COLOCANDO OS PISTÕES NA POSIÇÃO INICIAL
Cada vez que a energia é ligada, o injetor executa de modo automático
uma seqüência de retorno dos pistões à posição inicial para posicioná-loscorretamente para o carregamento das seringas.

ADVERTÊNCIA!

Remova todas as seringas de 200 mL antes de executar a seqüência de retornoà posição inicial. A expulsão do pistão durante a seqüência de retorno à posição
inicial, com uma seringa de 200 mL cheia poderá causar a injeção acidental decontraste ou solução salina no paciente.
Siga as instruções no visor da cabeça motorizada para executar a seqüência deretorno à posição inicial.

848041-C 2019-10-25

2 - Ligar e desligar

Desconecte a tubulação de todas as seringas de 125 mL antes de executar aseqüência de retorno à posição inicial. A retração do pistão durante a seqüência
de retorno à posição inicial enquanto conectado a uma tubulação sem conteruma válvula de retenção poderá causar a retração acidental do sangue dopaciente. A retração do pistão de 125 mL durante a seqüência de retorno àposição inicial enquanto conectado a uma tubulação contendo uma válvula deretenção causará vácuo na seringa.

2 - Ligar e desligar

2-2-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

2-3-1
2.3 DESLIGANDO A ENERGIA DO SISTEMA
Veja a Figura 2-3-1.
No console, pressione o botão ON/OFF B (liga/desliga) para desligar o sistema.
A fonte de alimentação pode ser deixada ligada. Isto permite que o sistema seja
colocado em funcionamento de forma mais rápida e fácil a partir do console.

Phase

PH1:
PH2:
PH4:
PH5:

-

B

A

121

Side

121
Flow
ml/sec

1.5
5.5

Volum
e
ml

70
23

PH6:

LIVER

Check
for airsyringeinandtubing

Durat
ion
sec

Tot
Timeal46
4InjectB

2 - Ligar e desligar

A

125:

B

125:

258
Delay

0:00
Scan

30

Peak

300

Memo

ry
Setup

Delay

PSI

EnableResults

Main

Figura 2-3-1 Desligando o sistema

848041-C 2019-10-25

2 - Ligar e desligar

2-3-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

3-1-1

3

CONSOLE E CABEÇAMOTORIZADA
A operação do Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça
OptiVantage requer conhecimento das interfaces do operador localizadas no
console e na cabeça motorizada. O console e a cabeça motorizada contêm telassensíveis ao toque para interação com o operador.

•

inserir parâmetros de protocolo•

salvar protocolos•

excluir protocolos•

recuperar protocolos•ativar/iniciar/parar uma injeção por gotejamento•

ativar/iniciar/parar uma injeção

•examinar os parâmetros alcançados de protocolos aplicados

Através do uso da tela sensível ao toque da cabeça motorizada, o operador pode:•inserir parâmetros de protocolo•

recuperar protocolos•

encher/descarregar seringas•

ativar/iniciar/parar uma injeção de verificação de desobstrução

•ativar/iniciar/parar uma injeção por gotejamento•

ativar/iniciar/parar uma injeção

ADVERTÊNCIA!
EXAMINE OS PARÂMETROS
Antes de aplicar uma injeção, examine todos os parâmetros para garantir
que os mesmos estejam corretos e sejam apropriados para o procedimento.
Também certifique-se de que o fluido de contraste esteja instalado no ladocorreto da cabeça motorizada.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Através do uso da tela sensível ao toque do console, o operador pode:3-1-2
3.1 CONSOLE
3.1.1 BOTÃO DE ENERGIA DO CONSOLE
Veja a Figura 3-1-1.

3 - Console e cabeça
motorizadaBotão de energia/Indicador de energia ligada A - O LED localizado no botão
de energia acende para indicar que a energia está ligada. Com o interruptor
da fonte de alimentação na posição ON (ligado), o sistema do injetor pode serligado e desligado com o uso do botão de energia do console.

A

125:

Phase

PH2:
PH4:
PH5:

-

B

A

A

121

B

125:
PH1:

Side

121
Flow
ml/se
c

1.5
5.5

Volum
e
ml

70
23

PH6:

LIVE

Check
for airsyringine andtubing
To

R
Durat
ion
sec

tal
Time

46
4

258

Injec
t De

0:00

Scan

30
Peak

300

Memo
ry
Setup

lay

Delay

PSI

Enab

le

Resul

ts

Main

Figura 3-1-1 Botão de energia do console

848041-C 2019-10-25

3-1-3
3.1.2 MODOS DE OPERAÇÃO DO VISOR DO CONSOLE
Veja a Figura 3-1-2.
Localizadas na parte inferior do visor do console, há as 4 teclas a seguir:[Memória], [Configuração], [Resultados] e [Principal]. Essas teclas permitem oacesso a seus respectivos modos de operação.

Tela Principal ativada - A tela Principal ativada permite a aplicação do protocolo
principal ou de uma injeção no modo de gotejamento.
Tela Memória - Todas as informações de protocolo armazenadas localizam-se na
tela Memória. O acesso a essa tela permite ao operador recuperar, armazenar,
renomear e excluir protocolos. Para acessar a tela Memória, pressione a tecla[Memória] B localizada na parte inferior da tela.
Tela Configuração - O acesso a essa tela permite ao operador alterar o idioma,
a unidade de medida da pressão, ajustar a hora, definir os parâmetros padrão,exibir o histórico de Erros, acessar o modo de serviço, etc. Para acessar a telaConfiguração, pressione a tecla [Configuração] C localizada na parte inferior
da tela.
Tela Resultados - Todas as informações relativas aos resultados de uma injeção
aplicada localizam-se na tela Resultados. Para acessar a tela Resultados,pressione a tecla [Resultados] D localizada na parte inferior da tela.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Tela Principal - Após a ligação, essa tela é exibida automaticamente, como
mostrado na Figura 3-1-2. Todas as informações de protocolo exigidas pelo
injetor são contidas na tela Principal. Para acessar a tela Principal ao exibir astelas Resultados, Configuração ou Memória, pressione a tecla [Principal] ativa
localizada no canto inferior direito da tela.

3-1-4

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200

50

Tempo total

0:00:31

Nome de protocolo0

Tempo injecç.

Pico PSI

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

0

ActivarTempo TC

PH1:

A

4.0
mL/s

30

PH2:

AB

5.0
mL/s

50

PH3:

-

mL
mL

8

0

Demora Fase

Duração

10

Duração

50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

3 - Console e cabeça
motorizada

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Memória

Timing Bolus

Configuração

B.

Principal

Resultados

C

D

.

Figura 3-1-2a Tela Principal do console com a localização das teclas de modo:
Modo Monopaciente

A:

200

180

B:

170

Tempo restante

Verifique a existência

05:03

mL

de ar na seringa e tubos

Nome de protocolo

200
50

0:00:310

Tempo injecç.

Pico PSI

Tempo totalmL

0

ActivarTempo TC

PH1:

A

4.0
mL/s

30

PH2:

AB

5.0
mL/s

50

PH3:

-

mL
mL

8

0

Demora Fase

Duração

10

Duração

50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Memória

B

Timing Bolus

Configuração

C

ResultadosD

Principal.

Figura 3-1-2b Tela Principal do console com a localização das teclas de modo:
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

3-1-53.1.3 TELA PRINCIPAL DO CONSOLE (TELA ENTRADA DE PARÂMETROS DE
PROTOCOLO)
Veja as Figuras 3-1-3a, 3-1-3b, 3-1-4a, 3-1-4b e 3-1-5.
Nome do protocolo E - O nome do protocolo exibido atualmente na telaPrincipal localiza-se nessa área da tela. Um asterisco localizado no final donome indica que os parâmetros exibidos foram modificados e não maiscorrespondem ao parâmetros armazenados originalmente.

RFID Active (RFID ativa) (opcional) F1 - Essa tecla será exibida apenas se um
adaptador de seringa com RFID for instalado. Essa tecla permite que o operadorveja os atributos de qualquer seringa pré-enchida instalada com uma etiquetade dados. O ícone de RFID será apagado se for instalada uma seringa sem uma
etiqueta de dados. Quando a tecla [RFID Active] (RFID ativa) F1 é pressionada, atela mostrada na Figura 3-1-5 é exibida.
Ícone ativo do modo Multipaciente (opcional) F2 — esse ícone somente seráexibido se o modo Multipaciente estiver ativado e os adaptadores de seringa
multipaciente estiverem instalados. Esse ícone informa o operador que oinjetor está operando no modo Multipaciente. O tempo restante da seringa
e do conjunto descartável é exibido em “Tempo restante” F3 no formato
horas:minutos.
B: Tamanho da seringa G - Essa informação indica o tamanho da seringa
instalada atualmente no lado B da cabeça motorizada. Os parâmetros do
contraste são indicados com a cor amarela. Os parâmetros da solução salina são
indicados com a cor roxa.
Fase H - Dentro de um protocolo, podem ser inseridas até seis fases. “FS” é aabreviação de fase.
Lado I - A tecla Side (Lado) da primeira fase é alternada entre [A], [B] e [AB]. As
teclas de lado nas fases de 2 a 6 são alternadas entre os seguintes símbolos: [A],[B], [AB] e [-]. Ao ser pressionada, a tecla [A] passará para a tecla [B], indicando,
dessa forma, a injeção no lado B. Ao ser pressionada, a tecla [B] mudará para [AB],indicando a injeção simultânea de contraste e solução salina. Ao ser pressionada,
uma tecla [AB] mudará um [-] branco, indicando nenhuma injeção para aquela
fase e depois dela. Ao ser pressionada, uma tecla [-] branca mudará para uma
tecla [A], indicando, dessa forma, a injeção no lado A. OBSERVAÇÃO: a tecla [AB]pode ser exibida apenas em unidades com Injeção simultânea e quando os lados
A e B estão configurados como administração de contraste/solução salina.
Fluxo J - Os valores inseridos nessa coluna indicam a velocidade de aplicação
do meio de contraste e da solução salina durante cada fase respectiva. O fluxo éexpresso em mililitros/segundo.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

A: Tamanho da seringa F - Essa informação indica o tamanho da seringa
instalada atualmente no lado A da cabeça motorizada. Os parâmetros do
contraste são indicados com a cor amarela. Os parâmetros da solução salina são
indicados com a cor roxa.

3-1-6
Volume K - Os valores inseridos nessa coluna indicam o volume de meio decontraste e de solução salina a ser aplicado durante cada fase respectiva. O
volume é expresso em mililitros.
Duração L - O valor nessa coluna indica a duração da fase do protocolo (istoé, o tempo para completar a injeção em segundos) com base nos valores
inseridos para o volume e a velocidade do fluxo. A duração é exibida no
segundo inteiro mais próximo.

3 - Console e cabeça
motorizada% Contrast (% de contraste) I1 - para injeção simultânea de contraste e solução
salina. Essa tecla é exibida quando os lados A e B estão configurados como
administração de contraste/solução salina e a tecla [AB] é selecionada. Quando
uma fase tem uma tecla Side (Lado) selecionada como [AB], a tecla [% Contrast](% de contraste) é exibida automaticamente para representar, de forma gráfica,a razão de contraste e solução salina a serem administrados simultaneamente.
Na tela do console, à direita da tecla [% Contrast] (% de contraste), o volume docontraste e de solução salina a ser administrado é exibido numericamente.
Demora de fase M - a Demora de fase é um temporizador de contagem
decrescente que atrasa o início da fase seguinte. A fase seguinte tem início
quando o contador de Demora de fase chega a 0 (zero). A Demora de fase
é expressa em segundos. A Demora de fase também pode ser configurada
para interromper a injeção. Aceda à funcionalidade de Pausa deslocando-se
entre o limite inferior 0 (zero) e o limite superior 600 (seiscentos). NOTA: afuncionalidade de definição de uma demora de fase para pausa permanentenão está disponível nos injetoras v5.07 e superiores com uma ligação CANopen
do scanner ativa configurada como CANopen Classe 0.
Tempo total N - O campo Tempo total é a soma de todos os campos Duração e
Demora de fase calculados para todas as fases (não incluído o Tempo TC).
O campo Tempo total inicia a contagem a partir de 0 (zero) após o injetor
receber um sinal de início. O tempo total continua a contagem após a injeção
ser concluída até que a tela Resultados seja exibida ou até 21 minutos. O tempo
total é expresso em horas:minutos:segundos.
Tempo de injeção O - A opção Tempo de injeção é um temporizador com
contagem regressiva que inicia a contagem quando o comando Iniciar é ativado.
A injeção tem início quando o contador de tempo de injeção alcança 0 (zero).
Se a opção Tempo de injeção for maior que 0 (zero), o Tempo TC será ajustado
automaticamente em 0 (zero). O tempo de injeção é expresso em segundos.
Tempo TC P - A opção Tempo TC é um temporizador com contagem regressiva
que inicia a contagem quando o comando Iniciar é ativado e pára quando ocontador alcança 0 (zero). Três bipes ocorrem quando o temporizador alcança
10 segundos. Dois bipes ocorrem quando o temporizador alcança 5 segundos.
Um bipe ocorre durante o último segundo. Se o scanner estiver interligado porinterface ao injetor, um sinal, indicando que o tempo de retardo da varredura
expirou, será enviado para o Scanner de TC quando o temporizador alcançar 0
segundo. Se nenhuma interface OEM estiver presente, apenas um bipe sonoro
será ouvido, instruindo o usuário a iniciar o scanner. Se o Tempo TC for maior
que 0 (zero), o Tempo de injeção será ajustado automaticamente em 0 (zero). A
demora de varredura é expressa em segundos.
848041-C 2019-10-25

3-1-7
Pico PSI/Pico KPA (Limite de pressão) Q - O valor ajustado nessa tecla indica apressão máxima permitida que pode ocorrer durante uma injeção. A pressão
é expressa em PSI ou kPa. Consulte a seção 3.1.6 Parâmetros e símbolos da telaConfiguração para obter mais informações sobre a alteração da unidade demedida.
Ativar R — no modo Monopaciente, essa tecla está ativa somente quando umasequência de ativação adequada é seguida e após inclinar a cabeça motorizada
para baixo. Consulte o Capítulo 5 para obter mais informações. Pressionar a tecla[Ativar] “ativa” o injetor (exibe a tecla [Iniciar]) para administração de um protocolo.
No Modo multipaciente, essa tecla é ativada conforme descrito no Capítulo 4.

Timing Bolus T - Este botão só está ativo se for ativado no tela Configuração.
Premir este botão permite ao operador programar uma injeção de Timing
Bolus. Pode ser administrada ao paciente uma injeção de Timing Bolus —uma injeção de um volume pequeno de contraste, seguida por um volume
pequeno de solução salina — por forma a determinar a demora ideal do exame
necessária para capturar o agente de contraste na área de interesse. Quando
o botão [Timing Bolus] T é premido, é exibido o tela mostrado na Figura
3-1-7. Repare na adição de “Teste” X à esquerda da primeira e segunda fases.
NOTA: a funcionalidade Timing Bolus não está disponível nos injetora v5.07
e superiores com uma ligação CANopen do scanner ativa configurada como
CANopen Classe 0.
Alterar os valores dos parâmetros através da barra deslizante U - Para alteraro valor de um parâmetro, selecione-o tocando em sua tecla. A tecla serárealçada para indicar que está ativa e a barra deslizante será exibida na baseda tela. Toque a barra deslizante no valor desejado ou use as setas duplas paraa esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor. Use as setas
simples para a esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor
em incrementos menores. A barra deslizante será removida da tela após 3
segundos ou depois de tocar a tecla realçada do parâmetro novamente.
Ícone X da interface OEM Y - Consulte a Figura 3-1-8. Esse ícone exibe o status
da interface entre o injetor e o scanner. Consulte a tabela “Símbolos localizados
no console” localizada na introdução deste manual e/ou no Apêndice A.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

OptiBolus (opcional) S - Este botão só está ativo se existir uma chave na porta
do OptiBolus, localizada na parte posterior da unidade de alimentação. Premireste botão permite ao operador programar uma injeção de OptiBolus. O modo
OptiBolus administra uma injeção com velocidade de fluxo exponencialmente
reduzida que optimiza a utilização do contraste e proporciona um período
prolongado de qualidade uniforme da área de interesse. Quando o botão
[OptiBolus] S é premido, é exibido o tela mostrado na Figura 3-1-6. Repare naadição do símbolo OptiBolus V à esquerda da primeira fase, juntamente com
a adição da Velocidade de Fluxo efectivo W . A Velocidade de Fluxo efectivo Wé uma função do modo OptiBolus que é automaticamente calculada dividindoo Volume da fase OptiBolus pela Duração da fase OptiBolus. A Velocidade deFluxo efectivo é apresentada no tela Principal, Iniciar, Injeção e Resultados daconsole.

3-1-8

A:
F 125

120

mL

G B: 180

mL

200

50 Q

Pico PSI

AB

5.0

50

B
-

3.0

PH6:

I

mL/s

10

Duração

50

I1

0:00:31

0 M

Demora Fase

25

mL

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina
(mL)

7

20

0

Demora Fase

Duração

T Timing Bolus

OptiBolus

Memória

Duração

mL

mL/s

S

8 L

mL

mL/s

N Tempo total

E Nome de protocolo
R
Activar

P

30 K

PH2:

PH5:

0

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo TC

4.0 J

A

PH4:

3 - Console e cabeça
motorizada

0 O

Tempo injecç.

H PH1:

PH3:

F1

Configuração

Principal

Resultados

Figura 3-1-3a Tela Principal do console: Modo Monopaciente

F2

A:
F 200

180 mL

G B:

170 mL200

50 Q

Pico PSI

0 O

PH5:
PH6:

P

30 K

AB

5.0

50

B
-

3.0

PH2:

PH4:

0

I

mL/s

Memória

Duração

10

mL

Duração

mL

OptiBolus

N Tempo total50

I1

0:00:31
00 M

Demora Fase25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina
(mL)

7

20

mL/s

S

8 L

mL

mL/s

de ar na seringa e tubos

E Nome de protocolo
R
ActivarTempo TC

4.0 J

A

Verifique a existência

05:03

Tempo injecç.

H PH1:

PH3:

F3

Tempo restante0

Demora Fase

Duração

T Timing Bolus

Configuração

Resultados

Principal

Figura 3-1-3b Tela Principal do console: Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

3-1-9

A:
F 125

120

mL

G B: 180

mL

200

50 Q

Pico PSI

0 O

Tempo injecç.

AB

5.0

50

B
-

3.0

PH2:

8 L

mL

mL/s

Duração

10

mL

Duração

I1

0 M

Demora Fase25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina
(mL)

7

20

mL/s

50

0:00:31mL

0

Demora Fase

Duração

PH6:

U

U

1

25

Memória50

75

Configuração

100

U

125

Principal

Resultados

Figura 3-1-4a Tela Principal do console com a barra deslizante ativa:
Modo Monopaciente

A:
F 200

180 mL

G B:

170 mL200

50 Q

Pico PSI

PH4:
PH5:

0

P

30 K

AB

5.0

50

B
-

3.0

mL/s

8 L

mL

mL/s

Duração

10

mL

Duração

N Tempo total50

I1

0:00:31
00 M

Demora Fase25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina
(mL)

7

20

mL/s

de ar na seringa e tubos

E Nome de protocolo
R
ActivarTempo TC

4.0 J

PH2:

Verifique a existência

05:03

0 O

AI

F3

Tempo restante

Tempo injecç.

H PH1:

PH3:

F2

mL

0

Demora Fase

Duração

PH6:

U
Memória

U

1

25

50

Configuração

75

100

Resultados

125

U
Principal

Figura 3-1-4b Tela Principal do console com a barra deslizante ativa:
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

PH5:

mL/s

N Tempo total

E Nome de protocolo
R
Activar

P

30 K

AI

PH4:

0

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo TC

4.0 J

H PH1:

PH3:

F1

3-1-10A:

120 mL

B:

180

125

200

50

Pico PSI

3 - Console e cabeça
motorizada

Tempo total
mL

0

A

PH2:

AB

PH3:

B
-

PH5:

0:00:31

Nome de protocolo

0

Activar
Scan Delay
Lado A Contraste
OPTIRAY
350
125mL
4.0
8
30
ml/secml
LOTE#: M2314H
Duration
Prazo de validade: FEV 07
50
5.0Data de 50
fabrico:
JAN10
06% contrast
ml/secmlTempo injecç.

OptiBolus

PH4:

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Duration

3.0

20

ml/secml

70

Demora Fase25

25

contraste (mL) Sol. Salina(mL)

0

Demora Fase

Duration

FecharPH6:
OptiBolus
Memória

Timing Bolus

Configuração

Resultados

Principal

Figura 3-1-5 Informações da seringa com RFID (Modo Monopaciente)

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200

325

Pico PSI

Tempo total

PH3:

Nome de protocolo0

Tempo injecç.

V OptiBolus A
PH2:

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

0

100

3.0

20

mL/s

B
-

ActivarTempo TC

3.5

mL

mL/s

mL

0:00:1534

Duração

7

2.9 W

Fluxo final0

Demora Fase

Duração

PH4:
PH5:
PH6:

S

Memória

OptiBolus
Configuração

Timing Bolus
Resultados

Principal

Figura 3-1-6 Tela de injeção de OptiBolus da console (Modo Monopaciente
mostrado)

848041-C 2019-10-25

3-1-11

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200

325

Pico PSI

X

Test
Test
PH1:
PH2:

PH4:

Tempo total

0

Tempo injecç.

30

30

3.0

20

4.0
mL/s

30
mL

AB

5.0

50

B
-

3.0
mL/s

8

mL

mL/s

mL/s

Duração

7

mL

mL/s

Duração

Pausa

Duração

Demora Fase

8

10

mL

Duração

20
mL

Duração

7

0

50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina(mL)

0

Demora Fase

T Timing Bolus

OptiBolus
Memória

ActivarTempo TC

4.0

A
B
A

0:00:25

Nome de protocolo

3 - Console e cabeça
motorizada

PH3:

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Configuração

Principal

Resultados

Figura 3-1-7 Tela de injeção de Bolus de sincronização do console(Modo Monopaciente mostrado)

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200
50

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo total

0:01:20

Simultâneo 100

Pico PSI

Tempo injecç.

PH1:

A

2.0

Tempo TC

20

PH2:

AB

1.0

70

PH3:

-

mL

mL/s
mL/s

mL

Y

Activar

10

0

Demora Fase

Duração

70

Duração

50

35

35

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Memória

Configuração

Timing Bolus
Resultados

Principal

Figura 3-1-8 Ícones da interface OEM localizados (Modo Monopaciente mostrado)

848041-C 2019-10-25

3-1-123.1.4 TELA PRINCIPAL DO CONSOLE ATIVADA (TELA INICIAR)
Veja a Figura 3-1-9a e Figura 3-1-9b.
Após pressionar a tecla [Activar] ativa, exibe-se a tela mostrada na Figura 3-1-9.
Nessa tela, o operador pode alterar os parâmetros, programar uma injeção de
OptiBolus, programar uma injeção de Bolus de sincronização, entrar no modode gotejamento ou iniciar a aplicação do protocolo.
Iniciar Z - Essa tecla inicia a aplicação do protocolo programado. Para obter
mais informações sobre a aplicação de injeções, consulte o Capítulo 5.
3 - Console e cabeça
motorizada

Gotejamento AA- Essa tecla será ativa se ligada na tela Configuração e seráexibida somente após a tecla [Activar] ser pressionada. Pressionando essa tecla
o operador pode programar uma injeção de “gotejamento” (uma injeção com
velocidade de fluxo baixa de um pequeno volume de solução salina) paramanter o percurso do fluido aberto. Veja a Figura 3-1-9.
Desactivar BB - Essa tecla permite ao injetor desativar o modo ativado.

125

A:

124

mL

B:

125

124

mL

50

0

PH1:

A

PH2:

AB

PH3:

-

IniciarTempo total

Tempo injecç.

Pico PSI

Z

0

Tempo TC

2.0

20

1.0

70

mL/s
mL/s

0:01:20

Nome de protocolo

mL

mL

10

0

Demora Fase

Duração

70

Duração

50

35

35

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

PH4:
PH5:
PH6:
Timing Bolus

AA Gotejamento

BB

Desactivar

Figura 3-1-9a Tela Principal do console ativada: Modo Monopaciente

848041-C 2019-10-25

3-1-13

A:

200

180

mL

B:

180

mL

200
50

Tempo restante

05:03

0

PH1:

A

PH2:

AB

PH3:

-

0

20

1.0

70

mL/s

0:01:20

Tempo TC

2.0
mL/s

IniciarTempo total

Nome de protocolo

Tempo injecç.

Pico PSI

Z

mL

mL

10

0

Demora Fase

Duração

70

Duração

50

35

35

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

PH5:
PH6:
Timing Bolus

AA Gotejamento

BB

Desactivar

Figura 3-1-9b Tela Principal do console ativada: Modo Multipaciente

Tela Modo de gotejamento
Veja a Figura 3-1-10.
O Modo de gotejamento permite ao injetor aplicar uma injeção de “gotejamento”
para manter o percurso de fluido aberto durante a preparação de um paciente e
entre injeções de contraste. O Modo de gotejamento pode ser acessado nas telas
Principal ativada do console ou Principal ativada da Cabeça motorizada.
Para acessar a tela Modo de gotejamento como mostrado na Figura 3-1-10,
pressione a tecla [Gotejamento] AA localizada na tela Principal ativada mostrada
na Figura 3-1-9.
Lado A - A injeção de gotejamento somente pode ser aplicada no lado dasolução salina (na Figura 3-1-10, o lado B está configurado como o lado dasolução salina).
Fluxo do modo de gotejamento B - Esse valor indica a velocidade de aplicação dasolução salina. O fluxo do modo de gotejamento é expresso em mililitros/segundo.
Volume do modo de gotejamento C - Esse valor indica o volume da solução
salina a ser aplicado durante cada injeção de gotejamento. O volume do modode gotejamento é expresso em mililitros.
Intervalo D - Esse valor indica a quantidade de tempo de pausa que o injetor
realiza entre cada aplicação de injeções de gotejamento. O intervalo do modode gotejamento é expresso em segundos.
848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

PH4:3-1-14
Altere os valores dos parâmetros através da barra deslizante E - Para alteraro valor de um parâmetro, selecione-o tocando em sua tecla. A tecla serárealçada para indicar que está ativa e a barra deslizante será exibida na baseda tela. Toque a barra deslizante no valor desejado ou use as setas duplas paraa esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor. Use as setas
simples para a esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor
em incrementos menores. A barra deslizante será removida da tela após 3
segundos ou depois de tocar a tecla realçada do parâmetro novamente.

3 - Console e cabeça
motorizada

Tempo de gotejamento F - Calculado automaticamente pelo injetor com o
uso dos valores de Fluxo, Volume e Intervalo programados, esse valor indica
a quantidade de tempo que a injeção de gotejamento necessitará. Quando a
tecla [Iniciar gotejamento] é pressionada, o valor é contado regressivamente
até atingir zero. Quando o Tempo de gotejamento atinge zero, um sinal sonoro
indicará ao operador que a injeção de gotejamento foi concluída.
Volume de gotejamento G - Calculado automaticamente pelo injetor
subtraindo o Volume programado do protocolo principal (lado da solução
salina) do volume da seringa (lado da solução salina), esse valor indica aquantidade de solução salina que a injeção de gotejamento pode aplicar. O
volume de gotejamento é expresso em mililitros.
Iniciar gotejamento H - Essa tecla inicia a injeção de gotejamento. Para obter
mais informações sobre a aplicação de uma injeção de gotejamento, consulte oCapítulo 5.
Sair I - Essa tecla desativa a injeção de gotejamento e exibe a tela Principal
ativada.

A:

120

mL

B:

180

mL

125
200

Modo de gotejamentoH Iniciar gotejamento

G
F

Modo de gotejamento

A

B

B

Lado

150

F 1:10:58

1.0

DVolume gotejam. (mL)C

0.5

Fluxo (mL/s)

Tempo gotejam.

Volume (mL)

30

Intervalo (s)

I
E

E
0.1

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Sair

E

Figura 3-1-10 Drip Mode Screen when using RFID syringe: Modo Monopaciente

848041-C 2019-10-25

3-1-15
3.1.5 TELA MEMÓRIA
Veja a Figura 3-1-11.
OBSERVAÇÃO: Se a proteção por senha estiver ativada, a movimentação,exclusão, renomeação ou armazenamento de protocolos não serão permitidos,
a menos que a senha correta seja inserida.
Local da memória A - A unidade pode armazenar até 40 protocolos de seisfases, com 8 protocolos relacionados por página. Cada protocolo pode ter umnome com até 20 caracteres alfanuméricos. Para exibir o protocolo na telaPrincipal, simplesmente pressione a tecla do protocolo correspondente.

Valores atuais C - Os valores atuais exibidos na tela Principal localizam-se nessa
área.
Número da página da memória D - A tela Memória contém cinco páginas com
oito protocolos relacionados por página.
Mover E - Essa tecla permite ao operador mover um protocolo para um local
diferente ou para uma página diferente.
Excluir F - Essa tecla ativa o recurso de exclusão. Pressione a tecla [Excluir] e,em seguida, pressione a tecla do protocolo a ser excluído.
Editar G - Essa tecla permite ao operador editar o nome de um protocolo.
Armazenar H - Essa tecla armazena os valores atuais em um local de memória
de protocolo.
Cancelar (não mostrado) - Essa tecla é exibida somente após pressionar as teclas[Mover], [Excluir], [Editar] ou [Armazenar], e é usada para cancelar o recurso.
Principal I - Essa tecla permite ao operador retornar à tela Principal.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Parâmetros de protocolo B - Cada protocolo pode conter até seis fases.

3-1-16E

G Editar nome

ExcluirFaseA

3 - Console e cabeça
motorizada

F

Mover

Lado

mL/s mL

2 Fase12AB

2.0 201.0 706 Fase

1
2
3

A
B
A

2.0 201.0 70
0.1 1

5
10
5

4
5
6

B
A
B

0.1
0.1
0.1

1
1
1

1
2
3

A
B
A

2.0 201.0 70
0.1 1

5
10
5

4
5
6

B
A
B

0.1
0.1
0.1

1
1
1

Simultâneo 1

1
2

Memória
PáginaD

H Armazenar

1

C

ActualValor

2

20
B ABA 2.0
1.0 70 50

34% s FaseLado

5mL/s mL % s

IPico PSI

50

Pico PSI

50

Pico PSI

50

Pico PSI

50

Principal

Figura 3-1-11 Teclas e definições da tela Memória

Recuperar um protocolo
Veja a Figura 3-1-11.
1. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Principal do console.
2. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) D na qual o protocolo estáarmazenado.
3. Pressione a tecla A do nome do protocolo desejado. O protocolo seráexibido imediatamente nos visores da cabeça motorizada e do console.
Armazenar um protocolo na memória
Veja as Figuras 3-1-11 e 3-1-12. Esse recurso pode ser acessado somente no console.
1. Introduza todos os parâmetros necessários na tela Principal.
2. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Principal do console.
3. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) D na qual deseja armazenar
o protocolo.
4. Pressione a tecla [Armazenar] H . O visor solicitará ao usuário “Selecionar
local da memória”.
848041-C 2019-10-25

3-1-17
5. Pressione a tecla do local desejado da memória A . Um teclado aparecerápara nomear o protocolo. Veja a Figura 3-1-12.
6. Insira o nome desejado usando o teclado. Pressione a tecla [Entrar] doteclado ao concluir J . O protocolo será armazenado no local selecionado
na memória.
Mover

Excluir

Editar nome

Fase

Lado mL/s mL % s FaseA
2.0 20AB
1.0 70 50

2 Fase

1
2

A
B

2.0
1.0

20
70

6 Fase

1
2
3

A
B
A

2.0
1.0
0.1

20
70
1

5
10
5

4
5
6

8472

3

4

5

6

7

8

9

Q3.3 W 225E
2.8

R

T

Y

U

I

O

P

A

Memória
PáginaActual
Valor

2

A
B
A

3

B
A
B

mL/s mL % s

0.1
0.1
0.1

1
1
1

S
D
630

F

G

H

J

K

Z

C

V

B

N

M

Maiúsculas
1
2
3

Lado

2.0
1.0
0.1

X
CancelarEspaço

20
70
1

4
5
6

5
10
5

4

B
A
B

<0.1
0.1
0.1

1
1
1

5

Pico PSI

50

Peak PSI

50

Peak PSI

50

L

Inserir

J

Pico PSI

50

Principal

Figura 3-1-12 Teclado da memória

Mover um protocolo na memória
Veja a Figura 3-1-11. Esse recurso pode ser acessado somente no console.
1. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Principal do console.
2. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) D na qual o protocolo estáarmazenado.
3. Pressione a tecla [Mover] E . O visor solicitará ao usuário “Selecionar protocolo
a ser movido”.
4. Pressione a tecla do protocolo a ser movido. O visor solicitará ao usuário“Selecionar posição para inserir protocolo movido”.
5. Pressione a tecla do local desejado da memória A no qual o protocolo deve
ser posicionado. Os protocolos serão deslocados para cima ou para baixo paraacomodar o novo local do protocolo deslocado.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Simultâneo 1

1
2

03.3 1
2.2

1Armazenar

3-1-18
Excluir um protocolo da memória
Veja a Figura 3-1-11. Esse recurso pode ser acessado somente no console.
1. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Principal do console.
2. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) D na qual o protocolo estáarmazenado.
3. Pressione a tecla [Excluir] F . O visor solicitará ao usuário “Selecionar protocolo
a excluir”.
3 - Console e cabeça
motorizada

4. Pressione a tecla do protocolo a ser excluído. O visor solicitará ao usuário “Temcerteza?”. Pressione a tecla [Sim] para excluir o protocolo da memória. Pressionea tecla [Não] para retornar à tela Memória sem excluir o protocolo da memória.
Renomear (Editar nome) o nome ou a página de um protocolo
Veja as Figuras 3-1-11 e 3-1-12. Esse recurso pode ser acessado somente no console.
1. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Principal do console.
2. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) D na qual o protocolo estáarmazenado.
3. Pressione a tecla [Editar nome] G . O visor solicitará ao usuário “Selecionar
protocolo a renomear”.
4. Pressione a tecla do protocolo a ser renomeado e introduza o novo nome
usando o teclado exibido (mostrado na Figura 3-1-12). Pressione a tecla[Entrar] J do teclado ao concluir. O protocolo será armazenado com o novo
nome no mesmo local da memória.
3.1.6 CONFIGURAÇÃO
Veja as Figuras 3-1-13, 3-1-14 e 3-1-15.
Acesse as telas de configuração pressionando a tecla [Configuração] B (na Figura
3-1-2) localizada na tela Principal do console. OBSERVAÇÃO: A tela Configuração eseus recursos não podem ser acessados na tela da cabeça motorizada. Além disso,
se a proteção por senha estiver ativada, o acesso às telas de configuração não serápermitido a menos que a senha correta seja inserida.
A tela Configuração permite ao operador para ajustar os parâmetros da injeção,ajustar a hora e a data, selecionar o idioma, entrar no modo de serviço e visualizar ohistórico de Erros do injetor. Use as teclas [<, >] C para alternar entre as duas telas deconfiguração.
Data e hora A - Indica a data e a hora ajustadas no item D .

848041-C 2019-10-25

3-1-19Versões do software B - Indica o software instalado no console, na cabeça motorizada
e no software da interface do scanner atual.
Teclas [<, >] C - Essas teclas permitem ao usuário para alternar entre as duas telas deconfiguração, como mostrado nas Figuras 3-1-13 e 3-1-14.
Tecla [Hora] D - Essa tecla permite ao usuário ajustar a hora e a data. Veja a Figura
3-1-16.
Tecla [Idioma] E - Essa tecla permite ao usuário alterar o idioma do injetor. Veja a
Figura 3-1-17.

Tecla [Erro] G - O histórico de Erros do injetor pode ser acessada através do uso dessa
tecla.
Tecla [Principal] H - Essa tecla permite ao usuário sair das telas de configuração eretornar à tela Principal.
Interface OEM I - Selecione Ligar ou Desligar. Selecione “Ligar” para que a Interface
OEM possa exercer um controle limitado sobre o injetor. Selecione “Desligar” para
desativar a Interface OEM.
Timing Bolus J - Selecione Ligar ou Desligar. Se Ligar for selecionado, uma tecla[Timing Bolus] ficará disponível na tela Principal para aplicar uma injeção “Timing
Bolus” para determinar uma ótima qualidade de imagem a fim de definir o retardo devarredura ideal.
Patency Check K - Selecione Ligar ou Desligar. Se Ligar estiver selecionado, uma tecla[Desobstrução] ficará disponível (após o injetor ser ativado) na cabeça motorizada
para injetar um pequeno volume de solução salina com a velocidade de fluxo
máxima com o protocolo ativado para verificar a integridade do local de de I.V.
Volume de Patency Check L - A tecla [Volume de Patency Check] permite ao operador
ajustar um valor padrão para a injeção de verificação de desobstrução.
Modo de gotejamento M - Selecione Ligar ou Desligar. Se Ligar estiver selecionado,
uma tecla [Modo de gotejamento] ficará disponível (após o injetor ser ativado) para
aplicar uma injeção de “gotejamento” (série de pequenos volumes de solução salina)
para manter o percurso do fluido aberto.
Velocidade do fluxo de gotejamento N - A tecla [Velocidade do fluxo de gotejamento]
permite ao operador ajustar um valor padrão de velocidade de fluxo para a injeção
de gotejamento.
Volume de gotejamento O - A tecla [Volume de gotejamento] permite ao operador
ajustar um valor padrão de volume para a injeção de gotejamento.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Tecla [Serviço] F - Essa tecla permite ao pessoal de serviço acessar as telas de serviço.
OBSERVAÇÃO: as telas de serviço da cabeça motorizada podem ser acessadas
somente pelo uso de uma tecla de serviço. Consulte o Manual de Serviço.

3-1-20
Intervalo de gotejamento P - A tecla [Intervalo de gotejamento] permite ao operador
ajustar um valor padrão para a demora entre injeções de gotejamento.
Pausa ativada limite de pressão Q - selecione Ligar ou Desligar. A seleção de “Ligar”
fará com que o injetor faça uma pausa automaticamente na ocorrência de uma
injeção limitada pela pressão (quando a pressão de injeção alcança PSI/kPa máx.). A
seleção de “Desligar” permitirá que o injetor continue a injetar a uma velocidade defluxo baixa, de forma a não exceder o limite máximo de pressão, mas também exibirá
uma mensagem oferecendo ao operador a possibilidade de parar ou continuar.

3 - Console e cabeça
motorizada

Limite de pressão R - Selecione Manual ou Auto. Selecionando “Manual”, o operador
pode introduzir um valor para o Limite de pico de pressão na tela Principal.
Selecionando “Auto”, o injetor pode calcular um valor padrão com base na velocidadede fluxo mais elevada do protocolo exibido. Porém, esse valor pode ser atualizado
pelo operador na tela Principal.
Unidades de pressão S - Selecione PSI ou kPa.
Enchimento automático T - Selecione Ligar ou Desligar. Se Ligar estiver selecionado,o recurso de Enchimento automático estará disponível para o operador para encher
automaticamente uma seringa de 200 mL e minimizar a entrada de ar.
Fluido seringa A U - Selecione Contraste ou Solução salina para uso na seringa dolado A.
Fluido seringa B V - Selecione Contraste ou Solução salina para uso na seringa dolado B.
Visor de duração da injeção W - Selecione Ligar ou Desligar. Selecionando Desligar,
o valor da Duração da injeção (tempo para concluir a injeção em segundos) na telaPrincipal.
Visor de demora de fase X - Selecione Ligar ou Desligar. Selecionando Desligar, a tecla[Demora de fase] e seu valor são removidos da tela Principal.
Brilho do console (visor) Y - Selecione Baixa ou Alta.
Volume do console (visor) Z - Selecione Desligar, Baixa, Médio ou Alta.
Brilho da cabeça motorizada (visor) a - Selecione Baixa ou Alta.
Volume da cabeça motorizada (visor) b - Selecione Desligar, Baixa, Média ou Alta.
Detecção automática de tamanho da seringa c - Esse recurso não é implementado
nas adaptadores de seringa atuais. A seleção de Ligar ou Desligar não terá efeito nafunção do injetor.
Pré-enchimentos parciais d - Selecione Ligar ou Desligar. Selecione Ligar se forem
usadas seringas de pré-enchimento parcial.

848041-C 2019-10-25

3-1-21
Senha e - Quando a Senha é ajustada em Ligado, um teclado, como mostrado na
Figura 3-1-15, é exibido para inserir e reinserir a senha. Quando a Senha está ajustada
em Ligado, o acesso às telas Configuração e o armazenamento de protocolos na
memória estarão disponíveis somente após a inserção da senha.
Velocidade de retração de enchimento automático f — esse parâmetro somente seráexibido se o recurso multipaciente estiver ativo. Selecione Highest (Mais alta), High(Alta), Med (Média) ou Low (Baixa) para indicar a velocidade de retração desejada doêmbolo durante o enchimento automático. A velocidade máxima de retração é 7
ml/s (seleção “Highest” (Mais elevada).

Display de atraso na injecção h - Selecione Ligar ou Desligar. Selecione Desligar para
remover a tecla da tela Principal.
Display de atraso na digitalização i - Selecione Ligar ou Desligar. Selecione Desligar
para remover a tecla da tela Principal.
Tempo de uso máximo da seringa j — esse parâmetro somente será exibido se orecurso multipaciente estiver ativo. Selecione um número inteiro entre 0 e 12 paradefinir o tempo de uso máximo, em horas, da seringa e do conjunto descartável
multipaciente. Aproximadamente uma hora e meia antes de o tempo de uso
máximo ser atingido, o visor da cabeça motorizada notificará o usuário sobre otempo restante no formato horas:minutos (hh:mm) com uma tela pop-up, conforme
mostrado na Figura 3-2-9.

A SEPT 02 2004 20:57
B Console: V00.00.34

Injector Set Up
Power Head: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

I

OEM Interface

Off

J

Timing Bolus

On

K

Patency CheckOn

L

Patency Check Volume

5

M

Drip Mode

On

N

Drip Flow Rate

0.5

O

Drip Volume

3.0

P

Drip Interval

1

Q

Pause on Pressure Limit

Off

R

Pressure Limit

Auto

S

Pressure Units

PSI

T

Auto FillOn

U

Syringe Fluid A

ContrastV

Syringe Fluid B

Saline>Set UpC>

Time

Language

Service

Faults

Main

D

E

F

G

H

Figura 3-1-13 Tela Configuração do injetor 1848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Primeiro lado a remover g - Selecione o lado, A ou B, para purgar primeiro durante o
uso do recurso Remover.

3-1-22

Injector Set Up

SEP 02 2004 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

3 - Console e cabeça
motorizada

W Injection Duration Display

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

On

X

Phase Delay Display

On

Y

Console Brightness

Low

Z

Console Volume

MedaPowerhead Brightness

LowbPowerhead Volume

MedcAuto Syringe Size Sense

OffdPartial Pre-fills

One

PasswordOfffAuto-Fill Retract Rate

Highestg

First Side to Purge

AhInject Delay Display

Oni

Scan Delay Display

Onj Syringe Maximum Usage Time

12

Set Up>>Time

Language

Main

FaultsService

Figura 3-1-14 Tela Configuração do injetor 2
Injector Set Up

SEPT 02 2004 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

Injection Duration Display

On

Console Brightness

Low

Z
Console Volume
Password

Low

3 b 4

Powerhead VolumedPartial Pre-fills

Powerhead Brightness

03.3 1
2.2

Auto Syringe Size Sense
Password
First Side to Purge

2
847
Off

Q3.3 W 225 E
2.8

R

5

T

6

Y

S
D
A
630

g

ZOn

C

Caps On

Med

7

8

Med

I

O

P

U

F

9

On

X

Cancel>>Time

Language

Service

G

H

J

K

V

B

N

M

Inject Delay Display

Space

<-

FaultsFigura 3-1-15 Entrar senha

848041-C 2019-10-25

On

Off

A

Scan Delay Display

Set UpPhase Delay Display

L

Enter

Main

On

3-1-23
Hora/Data
Veja a Figura 3-1-16.
Acesse o ajuste da Hora e da Data pressionando a tecla [Tempo] ( D localizada
na tela Configuração do injetor).
Pressione a tecla [Alterar data] j e/ou a tecla [Alterar hora] k para atualizar adata e a hora. Use as teclas [ ] l para selecionar a data e a hora desejadas.

Injector Set Up

SEPT 02 2017 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

OEM Interface

Off

Timing Bolus

Patency CheckOn

Patency Check Volume

5

Drip Mode

On

Drip Flow Rate

0.5

On

Drip Volume

3.0

Drip Interval

1

Pause on Pressure Limit

Off

Pressure Limit

Auto

Pressure Units

PSI

Auto FillOn

Syringe Fluid A

Contrast

Syringe Fluid B

Saline>Set Up>Time

Language

Service

FaultsD

E

F

G

Injector Set Up

SEPT 02 2017 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

j

Time

Injector Set Up

SEPT 02 2017 20:57
Console: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

Powerhead: V00.00.34

kChange Date

NOV 14 2056

Set UpMain

Languagem

Change Timen
Set Date

Set Timel

15:50

Service

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

NOV 14 2056

FaultsMain

Set UpTime

Language

15:50

Service

FaultsMain

Figura 3-1-16 Definindo a hora e a data

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Após alterar a Data e/ou a Hora com os valores desejados, pressione a tecla[Definir data] m e/ou a tecla [Definir hora] n para que a alteração entre em
vigor.

3-1-24
IdiomaVeja a Figura 3-1-17.
Acesse o ajuste de Idioma pressionando a tecla [Idioma] E localizada na telaConfiguração do injetor. Selecione um dos idiomas exibidos.

Injector Set Up

SEP 02 2017 20:57

3 - Console e cabeça
motorizada

Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

OEM Interface

Off

Timing Bolus

Patency CheckOn

Patency Check Volume

5

Drip Mode

On

Drip Flow Rate

0.5

On

Drip Volume

3.0

Drip Interval

1

Pause on Pressure Limit

Off

Pressure Limit

Auto

Pressure Units

PSI

Auto FillOn

Syringe Fluid A

Contrast

Syringe Fluid B

Saline>Set Up>Time

Language

Service

Faults

D

E

F

G

Main

Injector Set Up

SEP 02 2017 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

EnglishOn

Français

Off

DeutschOff

ItalianoOff

Español

Off

Português

Off

Nederlands

Off

Dansk

Off

SvenskaOff

PolskiOff

Simplified Chinese

Off

KoreanOff

Set UpTime

Language

Service

FaultsFigura 3-1-17 Selecionando o idioma

848041-C 2019-10-25

Main3-1-25
Erros
Veja a Figura 3-1-18
Exiba a tela Fault History (Histórico de Erros) pressionando a tecla [Fault] (Erro)
G localizada na tela de configuração do injetor. Ao pressionar as teclas [<, >]o , são exibidos os Erros mais recentes (até 24) (somente na tela do console)juntamente com a configuração dos protocolos no momento do Erro.
Injector Set Up

SEP 02 2004 20:57
Console: V00.00.34

Powerhead: V00.00.34

OEM Interface: ZZZZ.ZZ.ZZ

OEM Interface

Off

Timing Bolus

Patency CheckOn

Patency Check Volume

5

Drip Mode

On

Drip Flow Rate

0.5

On

3.0

Drip Interval

1

Off

Pressure Limit

Auto

Pressure Units

PSI

Auto FillOn

Syringe Fluid A

Contrast

Syringe Fluid B

Saline>Set UpTime

3 - Console e cabeça
motorizada

Drip Volume
Pause on Pressure Limit>
Language

Service

Main

FaultsG

Fault History

Page 1

Fault Occurred on
SEP 1 2009 0:00

Fault - x0000

P1 = 0x0000 P2 = 0x0000 P3 = 0x0000 P4 = 0x0000 P5 = 0x0000 P6 = 0x0000
Phase Side mL/s mL % sec Phase Side mL/s mL
1

Programmed Protocol

A

0.0

% sec

0

OEM Interface

Off

Timing Bolus

On

Patency Check

Patency Check Volume

5

Drip Mode

On

Drip Flow Rate

0.5

Drip Volume

3.0

Drip Interval

1

Pause On Pressure Limit

Off
On

On

Pressure Limit

ManualPressure Units

PSI

Auto-Fill

Syringe Fluid A

Contrast

Syringe Fluid B

SalineInjection Duration Display

On

Phase Delay Display

On

Console Brightness

High

Console Volume

OffPowerhead Brightness

Low

Powerhead Volume

OffAuto Syringe Size Sense

Off

Partial Pre-Fills

On

Password

Off

Number of Labels

1First Side to Purge

A

Inject Delay Display

Off

Scan Delay Display

Off

o

>

Time

Language

Service

Faults

D

E

F

G

>
Set UpMain

Figura 3-1-18 Tela Erro

848041-C 2019-10-25

3-1-26
3.1.7 PARÂMETROS E SÍMBOLOS DA TELA RESULTADOS
Veja as Figuras 3-1-19 até 3-1-22.
A tela Resultados é exibida automaticamente após a aplicação de uma
injeção e mostra somente os resultados alcançados com aquela injeção. A
tela Resultados será exibida por 21 minutos ou até que a tecla [Principal] sejapressionada. Veja a Figura 3-1-19.

3 - Console e cabeça
motorizada

Porém, pressionando a tecla [Resultados] na tela Principal ( D na Figura 3-1-20),
exibem-se os resultados das últimas 24 injeções (somente na tela do console),
como mostrado na Figura 3-1-20. Pressione as setas [ ] p para alternar
entre todos os 24 resultados de injeção. Pressione a tecla [Configuração] q
para exibir as configurações do protocolo, como mostrado na Figura 3-1-21.
Pressione a tecla [ ] r para enviar os resultados à impressora. O formato
de saída é mostrado na Figura 3-1-22. OBSERVAÇÃO: A tecla [] somente
aparecerá se a impressora de etiquetas opcional estiver instalada. Enquanto a
impressora imprimir, não passe para outras telas.

A:

125

B:

200

15

mL

56

20

mL

5

0

Tempo injecç.

PH1:
PH2:

Resultados
Injecção 1

Injeção concluída
MAR 16 2009 10:53

Tempo total

0:00:540Tempo TC

3.5
50
mL/s
mL
AB 5.0 10
mL/s
mL
A

14
2 50
Duração % contraste

0

Demora Fase

Duração

PH3:
PH4:
PH5:
PH6:
Pressão
PSI

Principal
0

50

100

150

200

250

300

Figura 3-1-19 Tela Resultados exibida após uma injeção
(Modo Monopaciente mostrado)

848041-C 2019-10-25

3-1-27

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200
50

Pico PSI

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo total

0

Tempo injecç.

0

A

4.0
mL/s

30
mL

PH2:

AB

5.0

50

PH3:

B
-

3.0

20

PH5:

ActivarTempo TC

PH1:

PH4:

0:00:25

Nome de protocolo

mL/s

mL

mL/s

mL

8

0

Demora Fase

Duração

10

Duração

50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina
(mL)

7

0

Demora Fase

Duração

PH6:
OptiBolus
Memória

Timing Bolus

Configuração

Principal

Resultados

DA:

Injeção concluída:
MAR 08 2009 12:41

B:
Fase

Lado

mL/s mL % s Fase

Protocolo programado

1
2

A
B

3.5
3.0

30
30

Valores alcançados

1
2

A
B

3.5
3.0

30
30

Lado

mL/s mL % s

Pico PSI 284
Pico PSI

59

Página 1pr

Configuração

q

Principal

Figura 3-1-20 Tela Resultados exibida após pressionar a tecla [Resultados](Modo Monopaciente mostrado)

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Histórico de resultados

3-1-28

Histórico de resultadosA:

Injeção concluída:
MAR 08 2007 12:41

3 - Console e cabeça
motorizada

B:
Interface OEM

DesligarTiming Bolus

Desligar

Patency Check

Desligar

Volume de Patency Check

5

Modo de gotejamento

Desligar

Fluxo de gotejamento

0.5

Volume gotejam.

0.1

Intervalo de gotejamento

1

Pausa na pressão

Desligar

Limite de pressão

ManualUnidades de pressão

PSI

Enchimento Automático

Desligar

Fluido seringa A

Contraste

Fluido seringa B

Sol. Salina

Ver duração da injecção

Desligar

Brilho da consola

Baixa

Ver demora da fase

Desligar

Brilho da cabeça motorizada

Baixa

Pré-enchimentos parciais

DesligarPrimeiro lado a removerA

Volume da cabeça motorizada Desligar
Senha

Desligar

Display de atraso na injecção Desligar

Volume da consola

Desligar

Detecção aut. tamanho seringa

DesligarNúmero de etiquetas

1

Display de atraso na digitalização

DesligarFecharPrincipal

Figura 3-1-21 Tela Resultados exibida após pressionar a tecla [Configurar](Modo Monopaciente mostrado)

RELATÓRIO
PROTOCOLO
DO OPTIVANTAGE
Lado A [125]Contraste OPTIRAY
320
50ml

TM

Lado A LOTE : J432D PRAZO DE VALIDADE: OUT, 2007 FABRICADO: AGO 2006
Lado B [1]Solução salina

Protocolo programado: *
Fase
1

Lado
A

Fluxo
3.0

Vol
5

DemoraFase

Lado

Fluxo Vol

DemoraTempo de injecção: 0 s Tempo : 0 s Limite de pressão: 325 PSI

Valores alcançados
Fase
1

Lado
A

Fluxo
3.0

Vol
5

DemoraFase

Lado

Fluxo Vol

DemoraTempo de injecção: 0 s Tempo TC: 0 s Pressão: 7 PSI
Injecção concluída em: JAN 05 2007 16:12 Horas

NOTAS:

Figura 3-1-22 Formato de saída da impressora

848041-C 2019-10-25

3-2-13.2 CABEÇA MOTORIZADA
3.2.1 VISOR DE LIGAÇÃO DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja a Figura 3-2-1.
Visor de ligação da cabeça motorizada - Com o interruptor da fonte dealimentação na posição ON (ligado), o visor da cabeça motorizada atua
como um interruptor de ligação da alimentação. Simplesmente mantenha-apressionada por 2 (dois) segundos para ligar o sistema do injetor.

3 - Console e cabeça
motorizada

Figura 3-2-1 Visor de ligação da cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3-2-2
3.2.2 BOTÕES MANUAISVeja a Figura 3-2-2.
Girando um dos dois botões, o operador pode mover os pistões/êmbolos
respectivos. Isto é útil no caso de uma purga do ar da seringa e ao retirar osangue para garantir a colocação adequada do cateter na veia.

3 - Console e cabeça
motorizada

Gire o botão manual do lado A A no sentido horário para avançar o pistão/êmbolo do lado A. Gire o botão manual do lado B B no sentido horário paraavançar o pistão/êmbolo do lado B. Gire os botões no sentido anti-horário para
retrair o pistão/êmbolo. Consulte a tabela a seguir para obter o status da luz
dos botões manuais.

Estado da luz dosbotões manuais

848041-C 2019-10-25

Definição

Azul a piscar

Injector a ser inicializado

Amarelo/roxo aceso

Ativado ou a injectar contraste (amarelo)ou solução salina (roxa)

Roxo a piscar

A injectar solução salina (Modo de gotejamento)

Roxo ou amarelo a piscar

Injector parado

Vermelho a piscar

Condição de erro

Azul a piscar rapidamente

Injector rodado verticalmente ou 30 graus abaixo
da linha horizontal.

B
A

0

e

ta
To

am

19

7

L

lm

6

ta
To

L
lm

55
N

A

k
ec
Ch

ble

a
En

0

5

1
:0
00 e
0: tal Tim
To

A

3-2-3

ct

D

a
Pe

5I
32k PSD

0 elayanScje

0 elay

ir
ra

fo

In

Figura 3-2-2 Indicadores dos lados A e B da cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada.

3-2-43.2.3 FECHOS DE CARREGAMENTO DA SERINGA DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja a Figura 3-2-3.
Fecho de carregamento da seringa de 125 mL A - O fecho é empurrado de baixo
para cima para permitir o carregamento uma seringa de 125 mL. Pressione ofecho para baixo para travar a seringa no adaptador.

1

A

A

A

2

Flo
w

N

0.

)

Flo
w

e

l/s

(m

1

m

50

Vo
lu

0.

1

ec

l/s

(m

am
e
ec

l)

)

(m

Vo
lu
e
l)

(m

le

1

ab

m

En

1

50

3 - Console e cabeça
motorizada

Fecho de carregamento/descarregamento da seringa de 200 mL B - O fecha giraem sentido anti-horário para permitir o carregamento ou o descarregamento
B1 de uma seringa de 200 mL. Gire o fecho no sentido horário para travar
B2 a seringa na jaqueta de pressão.

ir

ra

fo

ela
y

ck

D

Ch
e

ct

e

0

je

D

In

0 lay

an

I

Sc

PS

0

B
B1

B2

Vista de cima

Figura 3-2-3 Prendedor de carregamento da seringa de 125 mL e alavanca decarregamento da seringa de 200 mL

848041-C 2019-10-25

3-2-53.2.4 CONEXÃO DE RFID/CONEXÃO DE MANTA TÉRMICA
Veja a Figura 3-2-4.
Adaptador de seringa de 125 mL com RFID A - O adaptador de seringa de
125 mL com RFID contém um aquecedor embutido para manter a temperatura
do contraste pré-aquecido e sensores para ler as informações de uma seringa
com RFID instalada. A conexão da manta aquecedora/sensor de tamanho daseringa é mostrada na Figura 3-2-4

Manta térmica de 200 mL B - A manta térmica de 200 mL mantém a temperatura
do contraste preaquecido. A conexão da manta térmica é mostrada na Figura 3-2-4.

23-A

8447

P/N
S/N

-- X
0IXX
XRYYY
XXXXX
2111

East

Van
tage

TM

Liebel-Fl
Galb
arsh
raith
Rd. Cinceim Com
innati, pany
Ohio
4523

Opti

6-1640B

A

Figura 3-2-4 Conexões da manta térmica

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Adaptador de seringa de 125 mL sem RFID A - O adaptador de seringa de 125 mL
sem RFID contém um aquecedor incorporado para manter a temperatura docontraste pré-aquecido. A conexão da manta aquecedora/sensor de tamanho
da seringa é mostrada na Figura 3-2-4.

3-2-6
3.2.5 MODOS DE OPERAÇÃO DO VISOR DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja as Figuras 3-2-5 e 3-2-6.
Tela Principal - A tela Principal da cabeça motorizada A é mostrada na Figura
3-2-5. Somente a primeira fase dos lados A e B é exibida na tela Principal
da cabeça motorizada. O protocolo completo é exibido na tela Entrada deparâmetro de protocolo expandida C .

3 - Console e cabeça
motorizada

Setas Encher/Expulsar - As duas teclas [Seringa] B , localizadas nas partes
superior e inferior da tela Principal, mudam para as setas encher/expulsar,
como mostrado na Figura 3-2-5. Pressione a tecla [Seringa] para ativar as setas
encher/expulsar.
Pressionando as setas encher/expulsar ativas, o pistão será etraído/expulso auma taxa proporcional à posição tocada, em uma faixa de 0,5 mL/s a 15 mL/s.
Pressionando as setas de enchimento por mais de 2 segundos, o movimento
do pistão será travado. Quando o movimento do êmbolo estiver travado,pressione em qualquer lugar do visor da cabeça motorizada para interromper
o movimento do êmbolo. Veja a Figura 3-2-6. OBSERVAÇÃO: As setas deenchimento/expulsão não aparecerão se o injetor estiver ativado.
Tela Entrada de parâmetros de protocolo C - Para acessar a tela Entrada deparâmetros de protocolo D , pressione qualquer tecla de parâmetro localizada
na tela Principal da cabeça motorizada. A tela Entrada de parâmetros deprotocolo permite modificar os parâmetros e acessar a tela Memória. Para
acessar a tela Principal da Cabeça motorizada com a tela Entrada de parâmetrosde protocolo sendo exibida, pressione a tecla [Principal] F localizada na parteinferior da tela.
Tela Principal ativada - A tela Principal ativada permite a aplicação do protocolo
principal, de uma verificação de desobstrução ou de uma injeção no modo degotejamento.
Tela Memória- Todas as informações de protocolo armazenadas localizam-se
na tela Memória. A exibição da tela Memória na Cabeça motorizada permite
ao operador somente recuperar protocolos. O armazenamento, renomeação e
exclusão de protocolos está disponível somente na tela Memória do console.
Para acessar a tela Memória da cabeça motorizada, pressione a tecla [Memória]E localizada na parte inferior da tela Entrada de parâmetros de protocolo,
como mostrado na Figura 3-2-5. Quando a tela Memória for exibida, pressionea tecla [Principal] para exibir a tela Principal F .

848041-C 2019-10-25

3-2-7

A
N
To
ta

0

e

L

am

lm

6

To
ta

12

-

lm

3

L

0:

To
ta

0
Sim
lt
s

ab
le

an
eo
u

En

5

19
7

u

e

0:
2

lT
im

A

A

Sc

3

je
fo

ela
y

0

D

Ch
ec
k

ct

an 0
D
ela
y

In

Pe 25
ak
PS
I

ra
ir

3 - Console e cabeça
motorizada

197

Simultâneo

0A

Tempo injecç.

A

45

Total mL

0

Nome

0

5050B

Simultâneo

0

Tempo injecç.

A

0

Nome

55

Total mL325

0:00:25

Total mL

Pico PSI

Tempo total

123

A

45 D

Total mL

55

Verificar ar

Tempo TC

ActivarB Tela Principal com setas

ativas de enchimento/expulsão

Tempo TC

Activar50

325

Pico PSI

0:00:25
Tempo total

0

Pico PSI

1

Duração

mL

Duração

B 3.0 20

Duração

2 AB 5.0

B

50

mL/s

A Tela Principal

3

mL/s

Próximo

C

mL

8

0

Demora Fase50
50 10 % contraste
mL

OptiBolusE

Tempo total

Tempo TC

A 4.0 30
mL/s

0:00:25

0Tempo injecç.

Memória0

Demora Fase

7

TimingBolus
Principal

F

Tela de entrada de parâmetros de protocolo

Figura 3-2-5 Interfaces da Cabeça motorizada (Modo Monopaciente mostrado)

848041-C 2019-10-25

3-2-800

Verificar ar

45

0

Total mlTempo injecç.

A
A

Nome

0

Tempo TC

Activar55

15 ml/s

325

Pico PSI

0:00:01

Total mlTempo total 0.5 ml/s
0.5 ml/seg

15 ml/seg

123
SENTIDO ENCHIM.

SENTIDO EXPULS.

0

3 - Console e cabeça
motorizada

Posição do pistão

7

L
lm
ta

19

6

To

L
lm
ta

-

To

e
am

N
To

1
0:0 e
0:0tal Tim

A

k
ec
Ch

le
ab

A

0
5

En

fo

D

5
32 PSIak
Pe

0 elayDan

0 elay

Sc

ct
je

r
r ai

In

Figura 3-2-6 Faixa de velocidades das setas de enchimento/expulsão

3.2.6 TELA PRINCIPAL DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja as Figuras 3-2-7a, 3-2-7b, 3-2-8, 3-2-9 e 3-2-10.
Seringa do lado A (mL)/Setas de enchimento/expulsão do lado A A - O símbolo indica
a posição relativa do pistão na seringa, indicando assim a quantidade de fluido que
pode haver na seringa do lado A. Pressionando o símbolo de seringa, as teclas deenchimento/expulsão do lado A são ativadas para mover o pistão/êmbolo.
RFID Active (RFID ativa) (opcional) A1 - Essa tecla será exibida apenas se um
adaptador de seringa com RFID for instalado. Essa tecla permite que o operadorveja os atributos de qualquer seringa instalada com uma etiqueta de dados.
O ícone de RFID será apagado se for instalada uma seringa sem uma etiquetade dados. Quando a tecla [RFID Active] (RFID ativa) A1 é pressionada, a telamostrada na Figura 3-2-8 é exibida.
Ícone ativo do modo Multipaciente (opcional) A2 — esse ícone somente seráexibido se o modo Multipaciente estiver ativado e os adaptadores de seringa
multipaciente estiverem instalados. Esse ícone informa o operador que oinjetor está operando no modo Multipaciente. Quando o ícone é pressionado,o “Tempo restante da seringa” (cuja tela é mostrada na Figura 3-2-9) é exibido.
O tempo restante é mostrado no formato hora:minutos (hh:mm).
848041-C 2019-10-25

3-2-9Seringa do lado B (mL)/Setas de enchimento/expulsão do lado B B - O símbolo
indica a posição relativa do pistão na seringa, indicando assim a quantidade defluido que pode haver na seringa do lado B. Pressionando o símbolo de seringa,
as teclas de enchimento/expulsão do lado B são ativadas para mover o pistão/êmbolo.

Total mL (Contrast) (mL Total (Contraste)) C - Essa tecla indica o volume total decontraste a ser administrado pelo protocolo. Os parâmetros do contraste sãoindicados com a cor amarela. Os parâmetros da solução salina são indicados
com a cor roxa. Para acessar as informações do protocolo, pressione a teclade qualquer parâmetro para exibir a tela Entrada de parâmetros de protocolo,
como mostrado na Figura 3-2-5.
Total mL (Saline) (mL Total (Solução salina)) D - Essa tecla indica o volume
total de solução salina a ser administrado pelo protocolo. Os parâmetros do
contraste são indicados com a cor amarela. Os parâmetros da solução salina
são indicados com a cor roxa. Para acessar as informações dos protocolos
restantes, pressione a tecla de qualquer parâmetro para exibir a tela Entrada deparâmetros de protocolo, como mostrado na Figura 3-2-5.
Nome do protocolo E - O nome do protocolo exibido atualmente na tela Principal.
Orientação do visor F - Para visualizar o visor da cabeça motorizada do lado A
ou do lado B, a tecla [Orientação do visor] permite virar a tela, como mostrado
na Figura 3-2-9.
Activar G - Ativa somente depois que a seqüência de ativação apropriada
tenha sido seguida e quando a cabeça motorizada é inclinada para baixo,
pressionando essa tecla o injetor fica “ativo” ou pronto para a aplicação de um
protocolo.
Tempo de injeção H - A opção Tempo de injeção é um temporizador com
contagem regressiva que inicia a contagem quando o comando Iniciar é
ativado. A injeção tem início quando o contador de tempo de injeção alcança
0 (zero). Se a opção Tempo de injeção for maior que 0 (zero), o Tempo TC seráajustado automaticamente em 0 (zero). O tempo de injeção é expresso em
segundos.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Setas de enchimento/expulsão - Pressionando as teclas [Seringa] dos lados A A
ou B B , como mostrado na Figura 3-2-5, as setas de enchimento/expulsão são
ativadas. Pressionando as setas encher/expulsar, o pistão será etraído/expulso
a uma taxa proporcional à posição tocada, em uma faixa de 0,1 mL/s a 15
mL/s.Pressionando as setas de retração/enchimento por mais de 2 segundos,o movimento de retração do pistão será travado. Quando o movimento deretração do pistão estiver travado, as setas ficarão verdes com um fundo
branco. Pressione em qualquer lugar no visor da cabeça motorizada parainterromper o movimento travado. Veja a Figura 3-2-6.

3-2-10

3 - Console e cabeça
motorizada

Tempo TC I - A opção Tempo TC é um temporizador com contagem regressiva
que inicia a contagem quando o comando Iniciar é ativado e pára quando ocontador alcança 0 (zero). Três bipes ocorrem quando o temporizador alcança
10 segundos. Dois bipes ocorrem quando o temporizador alcança 5 segundos.
Um bipe ocorre durante o último segundo. Se o scanner estiver interligado porinterface ao injetor, um sinal, indicando que o tempo de retardo da varredura
expirou, será enviado para o Scanner de TC quando o temporizador alcançar
0 segundo. Se nenhuma interface OEM estiver presente, apenas um bipe
sonoro será ouvido, instruindo o usuário a iniciar o scanner. Se o Tempo TC for
maior que 0 (zero), o Tempo de injeção será ajustado automaticamente em 0(zero). A demora de varredura é expressa em segundos.
Pico PSI/Pico KPA (Limite de pressão) J - O valor ajustado nessa tecla indica apressão máxima permitida que pode ocorrer durante uma injeção. A pressão
é expressa em PSI ou kPa. Consulte a seção 3.1.6 Parâmetros e símbolos da telaConfiguração para obter mais informações sobre a alteração da unidade demedida.
Mensagem Verificar ar K - Essa mensagem atua como um lembrete ao operador
para confirmar a ausência de ar na seringa e na tubulação antes de permitir
uma injeção.

K

B

0

197

30

H

Total mLF

ENome de protocolo
C

50

Total mL

0

Tempo injecç.

A
A

D

Verificar arG

Activar0
I TempoTC
J

325

Pico PSI

0:00:01
Tempo total

123 A

A1

Figura 3-2-7a Tela Principal do visor da Cabeça motorizada: Modo Monopaciente

848041-C 2019-10-25

3-2-11

K

B

0

197

30

H

Total mLF

ENome de protocolo

A

G

Activar

50

J

325

Pico PSI

0:00:01

Total mL0
I TempoTC

Tempo total

180

A

A2

Figura 3-2-7b Tela Principal do visor da Cabeça motorizada: Modo Multipaciente

0197

Verificar ar

45

0

Tempo injecç.

A

Total mL

A

Nome

0

Tempo TC

60.1

Contraste Lado A

1 OPTIRAY 320 75mL

Enable0:00:01

1

Total Time
Total
ml
Númerode lote:J432D
Flow (ml/sec)
Volume (ml)Prazo de validade:OUT 2007

Data de fabrico:

AGO 2006

50 123325
PSI
Peak PSI
0

FecharFigura 3-2-8 Informações da seringa com RFID (Modo Monopaciente)

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

C0

Tempo injecç.
A

D

Verificar ar

3-2-12

040

Verificar ar

Tempo restante da seringa e conjunto descartável:3 - Console e cabeça
motorizada

hh:mm

OK

192
Figura 3-2-9 Remaining Time of Syringe and Disposable Set(Modo Multipaciente)
197

F

Total mL

0

A
A

30

Verificar ar

Nome

50

0:00:01
Tempo total

0

Tempo TC

325

Pico PSI

123

Verificar ar

50

F

Total mL

Total mL

Tempo injecç.

0

Nome

30

0

A

Tempo TC

Activar325

0:00:01

Pico PSI

Tempo total

123

197

A - VISTA LATERAL

B - VISTA LATERAL
Sca 0
n
De

3

Pe 25
ak
PS
I

lay

In 0
ject
De

lay

Ch
ec
k fo

r ai
r

Total mL

ActivarTempo injecç.

0

A

0

1

le
En
ab

lT
im
e

7
19
lm

To
ta

-

L

To
m
e
Na

0

ta

6

lm
L

To
ta

0:0

0:0

12

3

E

A

A

0

-

L
lm
ta

7

6

To

19

L
lm
ta

To

e
Nam

A

In

ak
Pe

5
32 PSInD

0 elay0 elay
D

Sca

ject

r
r ai
k fo

ec
Ch

le
ab

A

En

To

3

1
0:0 e
0:0tal Tim

12

Figura 3-2-10 Visor do lado A ou visor do lado B usando a tecla [Orientação dovisor] (Modo Monopaciente mostrado).

848041-C 2019-10-25

3-2-133.2.7 TELA ENTRADA DE PARÂMETROS DE PROTOCOLO DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja as Figuras 3-2-11 até 3-2-14.
Todas as informações do protocolo necessárias para o injetor são contidas
na tela Entrada de parâmetros de protocolo expandida. A tela Entrada deparâmetros de protocolo permite modificar os parâmetros através da barra
deslizante. Para acessar essa tela, pressione qualquer tecla de parâmetro
localizada na tela Principal, como mostrado na Figura 3-2-5.
Fase A - Dentro de um protocolo, podem ser inseridas até seis fases. Pressionea tecla [Próximo] K para visualizar as próximas 3 fases.

Fluxo C - Os valores inseridos nessa coluna indicam a velocidade de aplicação
durante cada fase respectiva. O fluxo é expresso em mililitros/segundo.
Volume D - Os valores inseridos nessa coluna indicam o volume a ser aplicado
durante cada fase respectiva. O volume é expresso em mililitros.
Duração E - O valor nessa coluna indica a duração de uma injeção (isto é, otempo para concluir a injeção, em segundos) com base nos valores inseridos
anteriormente para o volume e a velocidade do fluxo. A duração é exibida no
segundo inteiro mais próximo.
% Contrast (% de contraste) B1 - para injeção simultânea de contraste e solução
salina. Essa tecla é exibida quando os lados A e B estão configurados como
administração de contraste/solução salina e a tecla [AB] é selecionada. Quando
uma fase tem uma tecla Side (Lado) selecionada como [AB], a tecla [% Contrast](% de contraste) é exibida automaticamente para representar, de forma gráfica,a razão de contraste e solução salina a serem administrados simultaneamente.
Na tela do console, à direita da tecla [% Contrast] (% de contraste), o volume docontraste e de solução salina a ser administrado é exibido numericamente.
Demora de fase F - a Demora de fase é um temporizador de contagem
decrescente que atrasa o início da fase seguinte. A fase seguinte tem início
quando o contador de Demora de fase chega a 0 (zero). A Demora de fase é
expressa em segundos. A Demora de fase também pode ser configurada parainterromper a injeção. Aceda à funcionalidade de Pausa deslocando-se entre olimite inferior 0 (zero) e o limite superior 600 (seiscentos). NOTA: a funcionalidadede definição de uma demora de fase para pausa permanente não está disponível
nos injetora v5.07 e superiores com uma ligação CANopen do scanner ativa
configurada como CANopen Classe 0.
848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Lado B - A tecla Side (Lado) da primeira fase é alternada entre [A], [B] e [AB]. As
teclas de lado nas fases de 2 a 6 são alternadas entre os seguintes símbolos: [A],[B], [AB] e [-]. Ao ser pressionada, a tecla [A] passará para a tecla [B], indicando,
dessa forma, a injeção no lado B. Ao ser pressionada, a tecla [B] mudará para[AB], indicando a injeção simultânea de contraste e solução salina. Ao serpressionada, uma tecla [AB] mudará um [-] branco, indicando nenhuma injeção
para aquela fase e depois dela. Ao ser pressionada, uma tecla [-] branca mudará
para uma tecla [A], indicando, dessa forma, a injeção no lado A. OBSERVAÇÃO:a tecla [AB] pode ser exibida apenas em unidades com Injeção simultânea equando os lados A e B estão configurados como administração de contraste/solução salina.

3-2-14
Tempo total G - O campo Tempo total é a soma de todos os campos Duração e
Demora de fase calculados para todas as fases (não incluído o Tempo TC). Apóspressionar a tecla [Iniciar], o tempo total começa a ser contado a partir do 0 econtinua a ser contado após a injeção ser concluída enquanto a tela Resultados é
exibida ou até 21 minutos. O tempo total é expresso em horas:minutos:segundos.

3 - Console e cabeça
motorizada

Tempo de injeção H - A opção Tempo de injeção é um temporizador com
contagem regressiva que inicia a contagem quando a tecla [Iniciar] épressionada. Quando o Tempo de injeção alcança 0 (zero), a injeção tem início.
Se o Tempo de injeção for um valor definido maior que 0 (zero), o Tempo TC
será ajustado automaticamente em 0 (zero). O tempo de injeção é expresso em
segundos.
Tempo TC I - opção Tempo TC é um temporizador com contagem regressiva
que inicia a contagem quando o comando Iniciar é ativado e pára quando ocontador alcança 0 (zero). Três bipes ocorrem quando o temporizador alcança
10 segundos. Dois bipes ocorrem quando o temporizador alcança 5 segundos.
Um bipe ocorre durante o último segundo. Se o scanner estiver interligado porinterface ao injetor, um sinal, indicando que o tempo de retardo da varredura
expirou, será enviado para o Scanner de TC quando o temporizador alcançar 0
segundo. Se nenhuma interface OEM estiver presente, apenas um bipe sonoro
será ouvido, instruindo o usuário a iniciar o scanner. Se o Tempo TC for maior
que 0 (zero), o Tempo de injeção será ajustado automaticamente em 0 (zero). A
demora de varredura é expressa em segundos.
Pico PSI/Pico KPA (Limite de pressão) J - O valor ajustado nessa tecla indica apressão máxima permitida que pode ocorrer durante uma injeção. A pressão
é expressa em PSI ou kPa. Consulte a seção 3.1.6 Parâmetros e símbolos da telaConfiguração para obter mais informações sobre a alteração da unidade demedida.
Próximo K - Essa tecla fica ativa somente quando existem mais que 3 fases na tela
Entrada de parâmetros de protocolo. Pressionando essa tecla, são exibidas aspróximas 3 fases do protocolo. A tecla alternará para uma tecla [Anterior] para
permitir o acesso às 3 primeiras fases do protocolo.
Alterar os valores dos parâmetros através da barra deslizante L - Para alteraro valor de um parâmetro, selecione-o tocando em sua tecla. A tecla serárealçada para indicar que está ativa e a barra deslizante será exibida na baseda tela. Toque a barra deslizante no valor desejado ou use as setas duplas paraa esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor. Use as setas
simples para a esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor
em incrementos menores. A barra deslizante será removida da tela após 3
segundos ou depois de tocar a tecla realçada do parâmetro novamente.

848041-C 2019-10-25

3-2-15
Memória M - Todas as informações de protocolo armazenadas localizam-se na
tela Memória. O acesso a essa tela permite ao operador recuperar protocolos.
Para acessar a tela Memória, pressione a tecla [Memória] localizada na parteinferior da tela. Para obter mais informações, consulte a seção Tela Memória dacabeça motorizada neste capítulo.
Principal N - Pressionando essa tecla, a tela Principal da cabeça motorizada é
exibida.

Timing Bolus P - Este botão só está ativo se for ativado no tela Configuração.
Premir este botão permite ao operador programar uma injeção de Timing
Bolus. Pode ser administrada ao paciente uma injeção de Timing Bolus —uma injeção de um volume pequeno de contraste, seguida por um volume
pequeno de solução salina — por forma a determinar a demora ideal do exame
necessária para capturar o agente de contraste na área de interesse. Quando obotão [Timing Bolus] P é premido, é exibido o tela mostrado na Figura 3-2-13.
Observe a adição de “T” (Timing Bolus) R à esquerda da primeira e segunda
fases. NOTA: a funcionalidade Timing Bolus não está disponível nos injetorav5.07 e superiores com uma ligação CANopen do scanner ativa configuradacomo CANopen Classe 0.

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

OptiBolus (opcional) O - Este botão só está ativo se existir um botão deporta na porta do OptiBolus, localizada na parte posterior da unidade dealimentação. Premir este botão permite ao operador programar uma injeção
de OptiBolus. O modo OptiBolus administra uma injeção com velocidadede fluxo exponencialmente reduzida que optimiza a utilização do contraste
e proporciona um período prolongado de qualidade uniforme da área deinteresse. Quando o botão [OptiBolus] O é premido, é exibido o tela mostrado
na Figura 3-2-12. Observe a adição de “O” (OptiBolus) Q à esquerda da primeirafase. A Velocidade de Fluxo efectivo é uma função do modo OptiBolus queé automaticamente calculada dividindo o Volume da fase OptiBolus pela
Duração da fase OptiBolus. A Velocidade de Fluxo efectivo é apresentada no
tela Principal, Iniciar, Injeção e Resultados da console.

3-2-16J

H

50

Tempo injecç.

Pico PSI

A1

I

0

G0:01:30

0

Tempo total

Tempo TC

C
D
E
10
2.0
20
A
B

mL/s

mL

F

5

Demora Fase

Duração

B1

50
2 AB 5.0 50 10 % contraste
mL/smL
Duração

3 - Console e cabeça
motorizada

3

B 1.0 70 70
mL/s

K PróximomL

Duração

O Optibolus

P Timing Bolus
M Memória N Principal

Figura 3-2-11 Tela Entrada de parâmetros de protocolo da Cabeça motorizada

J

H

50

Tempo injecç.

Pico PSI

A1

I

0

G0:01:31

0

Tempo total

Tempo TC

C
D
E
10
20
2.0
A mL/s mL
B

F

5Demora Fase

Duração

B1

50
2 AB 5.0 50 10 % contraste
mL/smL
Duração

3

L

1

25

L

50

75

M Memória N Principal

100

125

L

Figura 3-2-12 Tela Entrada de parâmetros de protocolo da cabeça motorizada com
barra deslizante ativa

848041-C 2019-10-25

3-2-17050Q

Tempo TC

8

mL/s

mL

Duração

mL/s

mL

Duração

0:00:15

Tempo total

0

Demora Fase

7

O Optibolus

3 - Console e cabeça
motorizada

A 2.0 162 B 3.0 20
3 -

O

0

Tempo injecç.

Pico PSIP Timing Bolus

Memória

Principal

Figura 3-2-13 Injeção de OptiBolus da cabeça motorizada

0

50

R

0

Tempo injecç.

Pico PSI

Tempo TC

A 2.0 20 10
T B 1.0 70 70
1 A 2.0 20 10
T

mL/s

mL

Duração

mL/s

mL

Duração

mL/s

mL

Duração

PróximoOptibolus
Memória

0:01:30

Tempo total

Pausa

P Timing Bolus
Principal

Figura 3-2-14 Tela de injeção de Bolus de sincronização da Cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3-2-18
3.2.8 TELA PRINCIPAL ATIVADA DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja a Figura 3-2-15a e 3-2-15b.
Quando a tecla [Activar] é pressionada, a tela Principal da cabeça motorizada
exibe uma tela Ativada, como mostrado na Figura 3-2-15.
Iniciar A - Pressionando a tecla [Iniciar], tem início a aplicação do protocolo.
Essa tecla é funcionalmente intercambiável com as teclas [Parar] e [Iniciar] no
console e no controle manual opcional.
Desactivar B - A tecla [Desactivar] desativa o injetor ativado.
3 - Console e cabeça
motorizada

Parâmetros de protocolo C - As teclas de entrada de parâmetros de protocolo
ficam ativas e podem ser alteradas como necessário sem a desativação do injetor.
Desobstrução D - Essa tecla ficará ativa somente se ligada na tela Configuração.
A tecla [Patency] fica disponível para aplicar uma verificação de desobstrução,a injeção de um pequeno volume de solução salina, para determinar a
integridade do local de I.V. Veja a Figura 3-2-16.
Gotejamento E - Essa tecla ficará ativa somente se ligada na tela Configuração.
A tecla [Gotejamento] fica disponível para aplicar uma injeção no modo degotejamento, uma injeção com velocidade de fluxo baixa de um pequeno volume
de solução salina, para manter o percurso do fluido aberto. Veja a Figura 3-2-17.
Seringa do lado A (mL) e Seringa do lado B F - Esses símbolos indicam a posição
relativa do pistão na seringa, indicando assim a quantidade de fluido que pode
haver nas seringas. Quando o injetor estiver ativado, as setas de enchimento/
expulsão não aparecerão quando o símbolo da seringa no lado A ou no lado B
for pressionado.

848041-C 2019-10-25

3-2-19

0

F

197

45

Simultâneo

Tempo injecç.

A
A

Nome

0

Tempo TC

B

Total mL

Desactivar

325

0:01:41

Pico PSI

Tempo total

123

Gotejamento
E

PatencyF

D

Figura 3-2-15a Teclas e definições da tela Principal ativada da Cabeça motorizada:
Modo Monopaciente
0

197

45

F

Simultâneo

Total mL

GotejamentoE

Tempo injecç.

A
A

Nome

B

C

Desactivar

0:01:41

Iniciar0

C

Total mL

55

A

0

Tempo TC

325

Pico PSI

Tempo total

180

F

PatencyD

Figura 3-2-15b Teclas e definições da tela Principal ativada da Cabeça motorizada:
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

C

Iniciar0

C

Total mL

55

A

3-2-20
Tela Verificação de desobstrução
Veja a Figura 3-2-16.
Antes de efetuar a injeção principal, uma verificação de desobstrução (Patency
Check) constituída pela injeção de um pequeno volume de solução salina,
pode ser executada para determinar a integridade do local de I.V. O recurso
Patency Check (verificação de desobstrução) pode ser acessado somente na
tela Principal ativada da cabeça motorizada.

3 - Console e cabeça
motorizada

Para acessar a tela Patency Check como mostrado na Figura 3-2-16, pressione atecla [Patency] D localizada na tela Principal ativada, como mostrado na Figura
3-2-15.
B (lado) A - A Patency Check (verificação de desobstrução) somente pode seraplicada no lado da solução salina (na Figura 3-2-16, o lado B está configuradocomo o lado da solução salina).
Fluxo da Patency Check B - Esse valor indica a velocidade de aplicação dasolução salina. A velocidade de fluxo da verificação de desobstrução, expressa
em mililitros/segundo, será definida automaticamente no valor mais elevado
que ocorre no protocolo ativo. O valor pode ser modificado pelo operador.
Volume da Patency Check C - Esse valor indica o volume de solução salina a
ser aplicado. O volume de verificação da desobstrução, expresso em mililitros,
é ajustado inicialmente no valor padrão, como definido na tela Configuração.
O valor pode ser modificado pelo operador. Se o valor for definido para uma
quantia que comprometa o protocolo ativado, o fundo da tecla [Volume dePatency Check] piscará com uma cor magenta e a tecla [Iniciar Patency] seráremovida da tela.
Altere os valores dos parâmetros através da barra deslizante D - Para alteraro valor de um parâmetro, selecione-o tocando em sua tecla. A tecla serárealçada para indicar que está ativa e a barra deslizante será exibida na baseda tela. Toque a barra deslizante no valor desejado ou use as setas duplas paraa esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor. Use as setas
simples para a esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor
em incrementos menores. A barra deslizante será removida da tela após 3
segundos ou depois de tocar a tecla realçada do parâmetro novamente.
Iniciar Patency E - Essa tecla inicia a injeção de Patency Check (verificação dedesobstrução). Para obter mais informações sobre a aplicação de uma injeção
de verificação de desobstrução, consulte o Capítulo 5.
Sair F - Essa tecla desativa a injeção de Patency Check (verificação dedesobstrução) e exibe a tela Principal ativada.

848041-C 2019-10-25

3-2-21

Patency Check
B

4.0

C

mL/s

E

1

D

25

50

F

75

Sair

100

125

D

Figura 3-2-16 Tela Patency Check da cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

D

Iniciar Patency

10

Volume (mL)

3-2-22
Tela Modo de gotejamento da Cabeça motorizada
Veja a Figura 3-2-17.
O Modo de gotejamento permite ao injetor aplicar uma injeção de“gotejamento” para manter o percurso de fluido aberto durante a preparação
de um paciente e entre injeções de contraste. O Modo de gotejamento podeser acessado nas telas Principal ativada do console ou Principal ativada daCabeça motorizada.

3 - Console e cabeça
motorizada

Para acessar a tela Modo de gotejamento como mostrado na Figura 3-2-17,
pressione a tecla [Gotejamento] E localizada na tela Principal ativada, como
mostrado na Figura 3-2-15.
Lado A - A injeção de gotejamento somente pode ser aplicada no lado B (ladoda solução salina).
Fluxo do modo de gotejamento B - Esse valor indica a velocidade de aplicação
da solução salina. O fluxo do modo de gotejamento é expresso em mililitros/
segundo. O valor pode ser modificado pelo operador.
Volume do modo de gotejamento C - Esse valor indica o volume da solução
salina a ser aplicado durante cada injeção de gotejamento. O volume domodo de gotejamento é expresso em mililitros. O valor pode ser modificado
pelo operador. Se o valor for definido para uma quantia que comprometa oprotocolo ativado, o fundo da tecla [Volume de modo de gotejamento] piscará
com uma cor magenta e a tecla [Iniciar gotejamento] será removida da tela.
Intervalo D - Esse valor indica a quantidade de tempo de pausa que o injetor
realiza entre cada aplicação de injeções de gotejamento. O intervalo do modode gotejamento é expresso em segundos.
Alterar os valores dos parâmetros através da barra deslizante E - Para alterar ovalor de um parâmetro, selecione-o tocando em sua tecla. A tecla será realçada
para indicar que está ativa e a barra deslizante será exibida na base da tela.
Toque a barra deslizante no valor desejado ou use as setas duplas para aesquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor. Use as setas
simples para a esquerda e para a direita para diminuir ou aumentar o valor
em incrementos menores. A barra deslizante será removida da tela após 3
segundos ou depois de tocar a tecla realçada do parâmetro novamente.
Tempo de gotejamento F - Calculado automaticamente pelo injetor com o
uso dos valores de Fluxo, Volume e Intervalo programados, esse valor indica
a quantidade de tempo que a injeção de gotejamento necessitará. Quando a
tecla [Iniciar gotejamento] é pressionada, o valor é contado regressivamente
até atingir zero. Quando o Tempo de gotejamento atinge zero, um sinal sonoro
indicará ao operador que a injeção de gotejamento foi concluída.

848041-C 2019-10-25

3-2-23
Volume de gotejamento G - Calculado automaticamente pelo injetor
subtraindo o Volume programado do protocolo principal (lado da solução
salina) do volume da seringa (lado da solução salina), esse valor indica aquantidade de solução salina que a injeção de gotejamento pode aplicar. O
volume de gotejamento é expresso em mililitros.
Iniciar gotejamento H - Essa tecla inicia a injeção de gotejamento. Para obter
mais informações sobre a aplicação de uma injeção de gotejamento, consulte oCapítulo 5.

Modo de gotejamento

B

B

A

Lado

E

E

25

1.0

30

Volume gotejam. (mL)50

Tempo gotejam.

Volume (mL)

H

Sair

1

1:10:58 F

C

0.5

Fluxo (mL/s)

I

G 150

D

Intervalo (s)Iniciar gotejamento

75

100

E

125

Figura 3-2-17 Tela Modo de gotejamento da Cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

Sair I - Essa tecla desativa a injeção de gotejamento e exibe a tela Principal
ativada.

3-2-24
3.2.9 TELA MEMÓRIA DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja a Figura 3-2-18.
Local da memória A - São relacionados oito protocolos por página. Cada
protocolo pode ter um nome com até 20 caracteres alfanuméricos.
Parâmetros de protocolo B - Cada protocolo pode conter até seis fases. Quando
a tecla de um protocolo fica realçado, os parâmetros do protocolo são exibidos
nessa área.

3 - Console e cabeça
motorizada

Número da página da memória C - A tela Memória contém cinco páginas com
oito protocolos relacionados por página.
Principal D - Pressionando essa tecla, a tela Principal da cabeça motorizada é
exibida.
Recuperar um protocolo
1. Para acessar o menu Memória de protocolo, pressione a tecla [Memória]localizada na parte inferior da tela Entrada de parâmetro de protocolo.
2. Pressione a página apropriada (1, 2, 3, 4 ou 5) na qual o protocolo estáarmazenado.
3. Pressione a tecla correspondente do protocolo a ser realçado E e, em
seguida, pressione a tecla [Selecionar] F . O protocolo será exibido
imediatamente nos visores da cabeça motorizada e do console.

A

protocolo1
protocolo2
protocolo3

E

B

Fase Lado mL/s mL % s

1
2
3

C

1

A
AB
B

3.5
5.0
2.0

2

Fase Lado mL/s mL % s

50
25
10 50 50
10

3

Selecionar

F

4

5

Principal

D

Figura 3-2-18 Teclas e definições da tela Memória da Cabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

3-2-25
3.2.10 TELA RESULTADOS DA CABEÇA MOTORIZADA
Veja a Figura 3-2-19.
A tela Resultados é exibida, como mostrado na Figura 3-2-19, automaticamente
após a aplicação de uma injeção e mostra somente os resultados alcançados
com aquela injeção. A tela Resultados será exibida por 21 minutos ou até que
a tecla [Principal] seja pressionada.

Resultados

1
2

A
B

0

Tempo injecç.

4.0
mL/s
4.0
mL/s

Injecção concluída
Fev 3 2009 9:48

0

Tempo TC

25mL
12

0:05:44
Tempo total

0

Demora FasemL

25

Principal

Figura 3-2-19 Tela Resultados exibida após a aplicação de uma injeção
(Modo Monopaciente mostrado)

848041-C 2019-10-25

3 - Console e cabeça
motorizada

132

Pico PSI

12

3 - Console e cabeça
motorizada

3-2-26

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

4-1-1

4

ADMINISTRAÇÃO DEINJEÇÕES NO MODO
MULTIPACIENTE
Esse capítulo aborda as técnicas adequadas para carregar e encher as seringas,
remover o ar das seringas e tubos, preparar os tubos, além das etapas
adequadas para administrar injeções multipaciente com segurança.

4.1 PERIGOS, AVISOS E PRECAUÇÕESPERIGO!
Perigo! Risco de embolia aérea!
O perigo de embolia aérea está sempre presente ao administrar injeções nosistema circulatório. O ar retido no sistema de administração pode causarlesões ou levar o paciente a óbito. O operador é responsável por garantir acompleta remoção do ar da seringa e do tubo antes de administrar a injeção.
Para minimizar a introdução de ar na seringa, antes de enchê-la novamente,verifique se o recipiente de recarga tem conteúdo suficiente. Ao remover o ar daseringa e do tubo, certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada
ao paciente.

PERIGO!
Perigo! Risco de contaminação!
Não use conjuntos descartáveis ou seringas multipaciente por tempo maior
que o indicado na embalagem primária. Os conjuntos descartáveis e seringas
multipaciente do Sistema de administração de contraste de cabeça dupla
OptiVantage, conforme listado na seção 1.6.2 Seringas, conjuntos descartáveis elinhas de infusão compatíveis com o modo Multipaciente, apresentam uma vidaútil limitada. Uma nova linha de infusão deve ser usada para cada paciente.

PERIGO!
Siga todas as orientações dos fabricantes e não opere nenhuma peça do
Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça OptiVantage a uma
distância de 6 polegadas (15 cm) de um marca-passo e/ou desfibrilador.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

OBSERVAÇÃO: o modo Multipaciente é um recurso opcional. Para usar o modo
Multipaciente, os adaptadores de seringas multipaciente devem ser instaladose os insumos multipaciente devem ser utilizados.

4-1-2
ADVERTÊNCIA!

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Aviso! Risco de infeção!
É possível ocorrer contaminação das seringas vazias na embalagem estéril, se as
precauções adequadas não forem observadas. Devido ao risco de infecção gravepara o paciente, não toque no adaptador Linden-Luer. Não toque no interior daseringa nem o exponha a condições que possam causar contaminação (tosses,
espirros, etc.). Coloque imediatamente a seringa na jaqueta do injetor paraevitar a contaminação do interior da seringa.

ADVERTÊNCIA!
Esse dispositivo foi aprovado para o uso multipaciente apenas com osinsumos listados na seção 1.6.2 Seringas, conjuntos descartáveis e linhas
de infusão compatíveis com o modo Multipaciente. A utilização de outros
insumos, ou de insumos não projetados para o uso multipaciente, pode resultar
em lesões ao paciente, ao operador e/ou dano ao equipamento. Use somente asseringas e conjuntos descartáveis projetados para o uso multipaciente.

ADVERTÊNCIA!
Revise os parâmetros!
Antes de realizar a injeção, revise todos os parâmetros com atenção paragarantir que estejam corretos e apropriados para o procedimento. Certifique-sede revisar o volume de contraste programado para evitar a administração deuma quantidade maior ao paciente. (Consulte o rótulo do medicamento para
obter mais informações.) Além disso, verifique se o fluido de contraste está
instalado no lado apropriado da bomba.

ADVERTÊNCIA!
Quando forem usadas as seringas nos lados A e B, ao mudar os recipientes derecarga de contraste e solução salina, certifique-se de que as reconexões dos
tubos estejam corretas (seringa de contraste ao recipiente de contraste, seringa
de solução salina ao recipiente de solução salina) para evitar a administração
acidental dos fluidos incorretos.

ADVERTÊNCIA!
É necessário trocar a seringa e o conjunto descartável ao mudar o tipo decontraste (concentração ou marca diferente).

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-1-3
ADVERTÊNCIA!
Gire a cabeça motorizada para baixo
Antes da injeção, gire a cabeça motorizada para baixo para permitir a remoção
de qualquer bolha de ar pela ponta, reduzindo a possibilidade de injeção de arno paciente.
CUIDADO!

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

De acordo com as regulamentações do país onde o injetor estiver instalado,
certifique-se de que a administração de contraste e a solução salina dos
recipientes multidose para mais de um paciente respeitem as regras válidas
de boas práticas e a autorização de mercado (MA) do contraste.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-1-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-2-1
4.2 TIPOS DE INJEÇÕES MULTIPACIENTE
O Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça OptiVantage
tem a capacidade de aplicar injeções com ou sem descarga de solução salina,
bem como injeções simultâneas multipaciente (opcional) de contraste e desolução salina.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4-2-24.2.1 CARREGAR SERINGA MULTIPACIENTE DE 200 ML (SOMENTEADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE)
Veja a Figura 4-2-1.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

1. Mova o pistão desejado para a posição totalmente retraída A (o lado A estámostrado na Figura 4-2-1). Gire a alavanca da jaqueta de pressão até a setapara cima . Deslize a jaqueta de pressão multipaciente de 200 mL (basecom destaque verde) na placa de montagem frontal da cabeça motorizada
B . Pressione a tecla [Continuar] no visor da cabeça motorizada para que opistão possa se mover para a frente, para travar o adaptador de seringa nolugar e retornar o pistão à posição inicial.
2. Certifique-se de que o pistão esteja completamente estendido C .
3. Usando técnica de assepsia, remova a seringa multipaciente de 200 mL desua embalagem estéril, puxando o tampão do tipo guarda-chuva D . Antesde carregar, inspecione a seringa para ver se há irregularidades. Certifiquese de que a alavanca da jaqueta de pressão esteja girada na posição dedestravamento. Introduza a seringa de 200 mL na jaqueta de pressão
fazendo coincidir o indicador levantado na superfície superior do “tampão
tipo guarda-chuva” da seringa com a seta de carregamento pequena na
jaqueta de pressão E .
4. Trave a seringa no lugar girando a alavanca da jaqueta de pressão até aposição de “travamento” ou girando o tampão tipo guarda-chuva no
sentido horário até que a seta de carregamento se alinhe com o indicador
levantado na superfície superior do tampão tipo guarda-chuva F . Se aalavanca não puder ser movida até a posição de travamento, certifique-sede que a seta de carregamento esteja alinhada como mostrado E e, em
seguida, empurre-a delicadamente para baixo no tampão tipo guardachuva. Agora a alavanca deverá travar com facilidade. Deixe os pistões/êmbolos na posição “completamente expelidos” ou na posição estendida na
preparação para encher com o contraste.
5. Continue na seção 4.3 Técnica de enchimento automático (enchimento inicial
das seringas).

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

7
A

In

r

D

0 elay

ak
Pe

D
I

PS

0 elay

an
Sc

ject

r ai
k fo
ec
Ch

A

19

le
ab
En

3
12

1
0:0me
0:0Total Ti

r ai
k fo
ec

r

D

0 elay

ak
Pe

D
I

PS

0 elay

an
Sc

ject

0

e

7

6

7

19

6

L
lm
ta
To

L
lm
ta
To

19

Nam

L
lm
ta
To

55
12

r

r

PS

I

ak
Pe

D
I

PS

0 elayanScD

0 elay

ject

In

r ai

k fo
ec

Ch

le
ab

En

3

k fo
ec

ak
Pe

D

0 elayanScD

0 elay
ject
In

r ai

1
0:0me
0:0Total Ti

Ch

le
ab

A

En

3

1
0:0 e
0:0Total Tim
12A

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

0

e

L
lm
ta
To

55

Nam

A

0

L
lm
ta

Ch

In

C
A

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

6
To

A

le
ab
En

3
12

1
0:0 me0:0Total Ti

4
3

L
lm
ta
To

7

19

6

L
lm
ta
To

A

2
1

55
e
Nam

0

L
lm
ta
To

55

B
e
Nam

A

4-2-3

E

F

D

Figura 4-2-1 Carregar seringa multipaciente de 200 mL (somente um lado)4-2-44.2.2 CARREGAR SERINGAS DE 200 ML/MULTIPACIENTE DE 200 ML(CONTRASTE/SOLUÇÃO SALINA)
Veja a Figura 4-2-2.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

1. Mova o pistão dos lados A e B até a posição completamente retraída A .
Gire a alavanca da jaqueta de pressão multipaciente até a seta para cima .
Deslize uma das jaquetas de pressão de 200 mL (base com destaque verde)na placa de montagem frontal da cabeça motorizada B . Pressione a tecla[Continuar] no visor da cabeça motorizada para que o pistão possa se
mover para a frente, para travar o adaptador de seringa no lugar e retornaro pistão à posição inicial. Deslize a outra jaqueta de pressão de 200 mL na
placa de montagem frontal da cabeça motorizada B . Pressione a tecla[Continuar] no visor da cabeça motorizada para que o pistão possa se
mover para a frente, para travar o adaptador de seringa no lugar e retornaro pistão à posição inicial.
2. Certifique-se de que os pistões estejam completamente estendidos C .
3. Usando técnica de assepsia, remova as seringas multipaciente de 200 mLde suas embalagens estéreis, puxando os tampões do tipo guarda-chuva
D . Antes de carregar, inspecione as seringas para ver se há irregularidades.
Introduza uma seringa de 200 mL em cada jaqueta de pressão fazendo
coincidir o indicador levantado na superfície superior do “tampão tipo
guarda-chuva” da seringa com a seta de carregamento pequena na jaquetade pressão E .
4. Trave a seringa no lugar girando a alavanca da jaqueta de pressão até
a posição de “travamento” ou girando o tampão tipo guarda-chuva no
sentido horário até que a seta de carregamento se alinhe com o indicador
levantado na superfície superior do tampão tipo guarda-chuva F . Se aalavanca não puder ser movida até a posição de travamento, certifiquese de que a seta de carregamento esteja alinhada como mostrado e, em
seguida, empurre-a delicadamente para baixo no tampão tipo guardachuva. Agora a alavanca deverá travar com facilidade. Deixe os pistões/êmbolos na posição “completamente expelidos” ou na posição estendidana preparação para encher com o contraste.
5. Continue na seção 4.3 Técnica de enchimento automático (enchimento inicial
das seringas).

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

Ch

0 elay
D

ak
Pe

D
I

PS

0 elay

an
Sc

ject
In

r
r ai
k fo
ec

le
ab

A

A

7

19

0

e

7

6

7

19

6

L
lm
ta
To

L
lm
ta
To

19

Nam

L
lm
ta
To

-

Ch

r

PS

I

ak
Pe

D
I

PS

0 elay
an

Sc

ak
Pe

D

0 elayanScD

0 elay

ject

In

r ai
k fo
ec

le
ab

En

3

1
0:0me
0:0Total Ti
12

r

D

0 elay
ject
In

r ai
k fo
ec
Ch

le
ab

A

En

3

1
0:0 e
0:0Total Tim
12A

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

0

e

A

0

I

PS

-

L
lm
ta
To
Nam

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

En

3
12

r
r ai
k fo
ec

D

0 elayak
PeD

0 elay

an
Sc

ject
In

C
A

F
E

1
0:0 me0:0Total Ti

Ch

le
ab

A

En

1
0:0 me0:0Total Ti
3
12

4
3

6

L
lm
ta
To

7

19

6

L
lm
ta
To

B
A

2
1

L
lm
ta
To
e
Nam

0

-

L
lm
ta
To
e
Nam

A

4-2-5

D

Figura 4-2-2 Carregar seringa de 200 mL/multipaciente de 200 mL

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-2-6

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-3-1
4.3 TÉCNICA DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO (ENCHIMENTO INICIAL DASSERINGAS)Veja as Figuras 4-3-1 a 4-3-3.
CUIDADO!
Quando a(s) seringa(s) estiver(em) inicialmente enchida(s), não destrave/retraveo(s) adaptador(es) de seringa. Destravar e retravar o(s) adaptador(es) de seringa
pode causar possível desalinhamento dos êmbolos e permitir vazamentode fluidos.

1. Coloque o(s) pistão(ões) na posição “inicial” (isto é, totalmente expelidos)e, em seguida, carregue uma seringa de 200 mL na(s) jaqueta(s) depressão. Se a cabeça motorizada não estiver na posição vertical, apareceráa seguinte mensagem: Girar a cabeça motorizada até a posição verticalpara ativar a sequência de enchimento automático.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical. Exibe-se a tela mostrada na
Figura 4-3-1. OBSERVAÇÃO: se uma seringa de 200 mL for instalada em
ambos os lados A e B, a sequência de enchimento automático poderá ser
executada em ambos os lados. Veja a Figura 4-3-2.
3. Ajuste o volume de enchimento desejado (mL) pressionando a tecla[Volume de enchimento] A para os lados A e B (o lado B é mostrado na
Figura 4-3-1; ambos os lados A e B são mostrados na Figura 4-3-2) e, em
seguida, altere o valor através da tecla da barra deslizante B .
4. Inspecione o conjunto descartável quanto a danos na embalagem. Se
estiver danificado, descarte de acordo com os procedimentos do local.
5. Usando a técnica de assepsia, abra o pacote do conjunto descartável e dalinha de infusão. Conecte o conjunto ao recipiente do meio de contraste/solução salina apropriado; conecte a linha de infusão ao conjunto. Pendure a(s)solução(ões) no poste da estação do Sistema de administração de contrastepara TC dupla cabeça OptiVantage. Veja a Figura 4-3-3. Se estiver usando um
conjunto descartável pontiagudo, abra a guia de ventilação de ar encontrada
ao lado do dispositivo pontiagudo (veja detalhes A na Figura 4-3-3).
6. Usando a técnica de assepsia, remova a tampa de proteção da(s) ponta(s)da(s) seringa(s) e remova o tampão protetor da(s) ponta(s) de conexão dotubo. Anexe a ponta luer na(s) seringa(s) (veja detalhes B na Figura 4-3-3).
OBSERVAÇÃO: se estiver usando um conjunto duplo, observe as listras decores diferentes no tubo para estabelecer uma diferença visual ao conectar
os recipientes de contraste ou solução salina de substituição.
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

O recurso de enchimento automático foi criado para encher automaticamente
a seringa e minimizar a introdução de ar. Para usar o recurso de Enchimento
automático:

4-3-2
7. Pressione e libere a(s) respectiva(s) tecla(s) [Iniciar enchimento automático]
C . O injetor retirará automaticamente do(s) pistão(ões) 30 mL a 2 mL/s,
aguardará 7 segundos, removerá 21 mL no lado A e 18 mL no lado B a
5 mL/s e, em seguida, retrairá para o Volume de enchimento a 7 mL/s.
Esta sequência foi concebida para minimizar a quantidade de ar puxado na
seringa durante o processo de enchimento. OBSERVAÇÃO: pressionando
a tecla [Parar] na tela, o recurso de Enchimento automático será pausado.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

8. Continue na seção 4.4 Purgar o ar da seringa.

Enchimento Automático

B

A

180

C

Iniciar enchimento

Volume de enchimento (ml)B
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
BD
B
Principal
Figura 4-3-1 Tela de enchimento automático da cabeça motorizada: lado B

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-3-3

Enchimento Automático
A
B

A
A

C

Iniciar enchimento

Iniciar enchimento

Volume de enchimento (ml)B
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
BD
B
Principal
Figure 4-3-2 Tela de enchimento automático da cabeça motorizada: lado A e B

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

180
180

C

1

A

Fl

2

ow

N
am
e

0.
1
(m

l/se
c)

(m
l/se
c)

5

En
ab
le

1

(m
l)

Vo
0
lu
m
e

1
Sc
D
ay

D
el

fo

ay

Che
ck

el

0

je
ct

In

0

an

PSI

0

r

r ai

Figura 4-3-3 Conectar tubo

ow

(m
l)

B

Fl

0.
1

50

Vo
lu
m
e

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

AB

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-3-4

A

A

4-4-1
4.4 PURGAR O AR DA SERINGAPERIGO!
PERIGO! RISCO DE EMBOLIA AÉREA!
O ar retido na seringa e no tubo pode causar lesões ou levar o paciente a óbito.
Sempre verifique se o ar foi devidamente removido das seringas e tubos antes
de conectar ao paciente e iniciar a injeção! O Sistema de administração decontraste para TC dupla cabeça OptiVantage não apresenta a capacidade deverificar a presença de ar nas seringas e tubos. O operador é responsável por
remover todo o ar do sistema.

OBSERVAÇÃO: a tecla [Purga automática] ativa será exibida na tela da cabeça
motorizada somente depois que a seringa for enchida automaticamente e acabeça motorizada estiver na posição vertical. A purga automática foi criada
para ser usada com os conjuntos descartáveis listados na seção 1.6 Insumos.
Uso adicional do(s) botão(ões) manual(is) pode ser necessário para remover
todo o ar das seringas e tubos.
1. O ar nas seringas e tubos DEVE ser removido para impedir a injeção deuma bolha de ar no paciente. A cabeça motorizada na posição vertical (90º)
permite que as bolhas ou bolsões de ar sejam removidos pela ponta daseringa.
2. Se necessário, desloque qualquer bolha de ar retida no lado da seringa,
batendo gentilmente com a palma da mão.
3. Pressione a tecla [Remoção automática] A localizada conforme mostrado
na Figura 4-4-1. (As seringas devem estar enchidas automaticamentee a cabeça motorizada deve estar na posição vertical para que a tecla[Remoção automática] fique ativa.) O console será travado e exibirá amensagem “Auto Purge is in process at the Powerhead.” (Purga automática
em andamento na cabeça motorizada). OBSERVAÇÃO: o “Primeiro ladoa remover” é selecionado na tela Configuração. Se ambos os lados (A e B)
contiverem uma seringa, mas o protocolo tiver somente um lado programado,
apenas aquele pistão será movido.
4. Após concluir a purga automática, a seguinte mensagem aparecerá novisor da cabeça motorizada: “Check for air in syringes and each section
tubing”. Ensure the patient is disconnected and complete purge process byadvancing the manual knobs.” (Verifique se há ar nas seringas e em cadaseção do tubo. Certifique-se de que o paciente esteja desconectado e realize
o processo de purga, avançando os botões manuais). O operador deverá
girar o(s) botão(ões) manual(is) piscando para expelir, pelo menos, 1 mL.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4.4.1 RECURSO DE PURGA AUTOMÁTICA

4-4-2
5. Quando o operador avançar o botão manual, a mensagem será removida
do visor da cabeça motorizada.
6. Verifique se o ar de ambas as seringas e dos tubos foi completamente
removido de maneira apropriada.

170

Verificar ar

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

1

0

A

6 Fase1
Total mL

Tempo injecç.

A

Total mLA
Purga autom

0:00:220

Tempo TC

50

Pico PSI

Tempo total

180
Figura 4-4-1 Tecla [Remoção automática] localizada na tela da cabeça motorizada

4.4.2 PURGAR O AR MANUALMENTE
1. O ar nas seringas e tubos DEVE ser removido para impedir a injeção de uma
bolha de ar no paciente.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical (90º) para apontar a pontada(s) seringa(s) para cima, de modo que todas as bolhas ou bolsões de arsejam removidos pela ponta.
3. Se necessário, desloque qualquer bolha de ar retida no lado da seringa,
batendo gentilmente com a palma da mão.
4. Usando as setas de expulsão ou o botão manual, avance o pistão parapressionar a bolha de ar para fora da ponta da(s) seringa(s) e para fora do(s)tubo(s). O sistema requer um mínimo de 1 mL de movimento do êmbolo
para permitir que o injetor seja ativado para um procedimento.
5. Verifique se o ar de ambas as seringas e dos tubos foi completamente
removido de maneira apropriada.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-5-1
4.5 ENCHER A TUBULAÇÃOPERIGO!
PERIGO! RISCO DE EMBOLIA AÉREA!
O ar retido na seringa e no tubo pode causar lesões ou levar o paciente a óbito.
Sempre verifique se o ar foi devidamente removido das seringas e tubos antes
de conectar ao paciente e iniciar a injeção! O Sistema de administração decontraste para TC dupla cabeça OptiVantage não apresenta a capacidade deverificar a presença de ar nas seringas e tubos. O operador é responsável por
remover todo o ar do sistema.

1. Encha a tubulação com solução salina se forem executadas injeções no modode Gotejamento ou de Verificação de desobstrução.
2. Avance o êmbolo da seringa de contraste para empurrar o contraste
imediatamente depois da interseção em “Y” da tubulação em “Y”.
3. Avance o pistão da seringa de solução salina para empurrá-la pelainterseção em “Y” e para fora da tubulação.
4. Verifique se todo o ar foi removido das seringas e da tubulação.

4.5.2 ENCHER A TUBULAÇÃO COM CONTRASTE
1. Encha a tubulação com contraste se NÃO forem executadas injeções no modode Gotejamento ou de Verificação de desobstrução.
2. Avance o êmbolo da seringa de solução salina para empurrá-la
imediatamente depois da interseção em “Y” da tubulação em “Y”.
3. Avance o pistão da seringa de contraste para empurrá-lo pela interseção
em “Y” e para fora da tubulação.
4. Verifique se todo o ar foi removido das seringas e tubos.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4.5.1 ENCHER A TUBULAÇÃO COM SOLUÇÃO SALINA

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-5-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-6-1
4.6 ATIVAÇÃO DA TECLA [ATIVAR]
Veja a Figura 4-6-1.
A tecla [Ativar] será ativada quando a cabeça motorizada for girada 30° abaixo
da linha horizontal A .

for
Che
ck

Inje 0
ct
De
lay

Sca 0
n
De
lay

32

Pea 5
k PSI

air

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

mL

7

Tot
al

19

me

mL

-

Na

Tot
al

0

6

Tot
al

e

12

3

0:00 Enable
:0
Tim 1

A

A

A

4-6-1 Cabeça motorizada na posição horizontal

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-6-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-7-1
4.7 RECUPERAR/INSERIR PARÂMETROS DE PROTOCOLO
Recupere o protocolo necessário na memória ou introduza os parâmetros
necessários. Para obter mais informações sobre a recuperação de um protocolo
na memória ou sobre a introdução de parâmetros, consulte o Capítulo 3.
Acesse a tela de configuração. Revise o “Tempo de uso máximo da seringa”
para garantir que o tempo definido corresponda ao tempo de expiração,conforme indicado na embalagem da seringa e do conjunto descartável.
Para obter mais informações sobre como definir o “Tempo de uso máximo
da seringa”, consulte o Capítulo 3.

REVISE OS PARÂMETROS
Antes de realizar a injeção, revise todos os parâmetros com atenção paragarantir que estejam corretos e apropriados para o procedimento. Alémdisso, certifique-se de instalar o fluído de contraste no lado correto da cabeça
motorizada e que a tubulação seja conectada ao recipiente de fluido correto.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

ADVERTÊNCIA!

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-7-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-8-1
4.8 CONECTAR AO PACIENTE
ADVERTÊNCIA!

Siga a técnica apropriada de punção de veias para conectar o paciente ao
Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça OptiVantage.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

O extravasamento pode ser minimizado por meio das seguintes precauções:• Ao escolher um local de acesso I.V., use a maior veia possível.
• Use a menor taxa de fluxo possível para conseguir uma intensificação.
• Use o maior cateter do tipo Teflon possível.
• Garanta um bom fluxo reverso do cateter.
• Continue a monitorar no local remoto.
• Instrua o paciente para avisar o operador sobre alguma dor, pressão ou
inchaço anormal.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-8-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-9-1
4.9 ATIVAR O INJETOR
Veja a Figura 4-9-1.
1. O operador é responsável por garantir a completa remoção do ar daseringa e do tubo antes de administrar a injeção. Antes de realizar ainjeção, revise todos os parâmetros com atenção para garantir que estejam
corretos e apropriados para o procedimento. Além disso, certifique-se deinstalar o fluído de contraste no lado correto da cabeça motorizada.
2. Siga a sequência de ativação indicada no Capítulo 4 para carregar e encher
as seringas corretamente, remover o ar e encher a tubulação.

4. Pressione a tecla [Ativar] localizada na tela da cabeça motorizada ou do
console. Uma tecla [Iniciar] A aparecerá no canto superior direito das telas
do console e da cabeça motorizada. A tecla [Ativar] alternará para uma tecla[Desativar] B . As luzes indicadoras na cabeça motorizada acenderão para
indicar que a unidade agora está ativada para a aplicação de uma injeção.

B:

180
170

05:03

Nome de protocolo

mL

0

325

Tempo TC

Pico PSI

PH2:
PH3:

A
B
-

IniciarTempo total

0:00:31

200
PH1:

A

Tiempo restante

mL

0

0

mL/s

1
mL

0.1

1

mL/s

mL

10

Demora Fase

Duração

Demora Fase

10

1

0

Duração

Nome

B

1

PH5:

Total mLPH6:

D Gotejamento

Gotejamento

Timing Bolus

B Desactivar

0A

Total mL

0

PH4:

OptiBolus

Iniciar0

Tempo injecç.

0.1

A

170

A

A:

200

D

Desactivar

0:00:31

Tempo injecç.

0

Tempo TC

325

Pico PSI

Tempo total

180

C

Patency

Figura 4-9-1 Tela ativada

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

3. Gire a cabeça motorizada pelo menos 30° abaixo da linha horizontal.
Essa medida de segurança reduz a possibilidade de uma embolia aérea.
Pequenas bolhas de ar remanescentes tenderão a flutuar para longe daextremidade e não serão injetadas no paciente.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-9-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-10-1
4.10 VERIFICAR A DESOBSTRUÇÃO DO LOCAL DE ACESSO I.V.
ADVERTÊNCIA!

OBSERVAÇÃO: o injetor não tem a capacidade de evitar ou detectar um
extravasamento. A Verificação de desobstrução está disponível somente
quando ativada na tela Configuração.
Existem duas técnicas diferentes para verificar a desobstrução do local
do acesso I.V. Quando um protocolo é ativado, a tecla [Desobstrução] fica
disponível na tela da cabeça motorizada para injetar um pequeno volume desolução salina na mesma taxa de fluxo prevista pelo protocolo ativado.

4.10.1 VERIFICAR A DESOBSTRUÇÃO USANDO A TECLA [DESOBSTRUÇÃO]Veja as Figuras 4-10-1 e 4-10-2.
1. Pressione a tecla [Desobstrução] C (na Figura 4-10-1) localizada na telaativa da cabeça motorizada. A tela é mostrada conforme a Figura 5-5-1.
2. Ajuste o fluxo e o volume da verificação E de desobstrução F , conforme
desejado, usando a barra deslizante G . O Volume da verificação dedesobstrução somente pode ser definido para um valor que nãocomprometa o protocolo ativado. A tecla [Sair] H exibirá a tela Ativada.
3. Pressione a tecla [Iniciar desobstrução] I para iniciar a injeção e seráexibida a tela mostrada na Figura 4-10-2. Monitore o local e instrua o paciente
a notificar o operador em caso de dor, pressão ou inchaço anormal.
Tempo total J aumenta e o volume da seringa K diminui ao injetar.
A tecla [Parar] L está disponível para interromper a injeção de Verificação
de desobstrução imediatamente.
4. Após a injeção da Verificação de desobstrução, a tela Ativada será exibida
e o injetor estará pronto para executar o protocolo ou realizar outra
Verificação de desobstrução.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

O extravasamento pode ser minimizado por meio das seguintes precauções:• Ao escolher um local de acesso I.V., use a maior veia possível.
• Use a menor taxa de fluxo possível para conseguir uma intensificação.
• Use o maior cateter do tipo Teflon possível.
• Garanta um bom fluxo reverso do cateter.
• Continue a monitorar no local remoto.
• Instrua o paciente para avisar o operador sobre alguma dor, pressão ou
inchaço anormal.

4-10-2

Patency Check
E

4.0

I

F

H

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Iniciar Patency

10
Sair

G
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
GG

Figura 4-10-1 Tela Verificação de desobstrução (somente cabeça motorizada)

K 170
J 0:00:15

125

Tempo total

PSI

B

2.0

mL/s

10

mL

Patency Check180

L PararFigura 4-10-2 Tela Verificação de desobstrução ao injetar(somente cabeça motorizada)

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-11-1
4.11 ADMINISTRAÇÃO DE UMA INJEÇÃO NO MODO DE GOTEJAMENTO
Veja as Figuras 4-11-1 e 4-11-2.

ADVERTÊNCIA!

1. Pressione a tecla [Gotejamento] D (na Figura 4-11-1) localizada na telaativa da cabeça motorizada. A tela é mostrada conforme a Figura 4-11-1.
2. Ajuste o Fluxo M , o Volume N e o Intervalo de gotejamento O , conforme
desejado, usando a barra deslizante P . O Volume de gotejamento somente
pode ser definido para um valor que não comprometa o protocolo ativado.
O Volume de gotejamento (injetável) Q exibe a quantidade de solução
salina disponível para a injeção no modo de Gotejamento. O Tempo degotejamento R exibe a quantidade de tempo necessária para a injeção
no modo de Gotejamento.
3. Pressione a tecla [Iniciar gotejamento] S para iniciar a injeção e seráexibida a tela mostrada na Figura 4-11-2. A tecla [Sair] T está disponívelpara sair do modo de Gotejamento e voltar à tela do protocolo ativado.
O Tempo de gotejamento U e o Volume da seringa V diminuem ao
injetar. O volume de solução salina administrado W é atualizado durante
a injeção no modo de Gotejamento. A tecla [Parar] X está disponívelpara interromper a injeção a qualquer momento. Pressionar a tecla [Iniciar
protocolo] inicia Y a administração do protocolo principal imediatamente.
4. Após a injeção por gotejamento, a seguinte mensagem é exibida:
AVISO!
O modo de Gotejamento foi concluído.
Inicie o protocolo ativado.
Pressione Fechar para voltar à tela Iniciar.
Pressione a tecla [Fechar] e a tela do protocolo ativado (tela Iniciar)é exibida. O injetor está pronto para administrar o protocolo principal.
Os parâmetros do protocolo podem ser ajustados antes de iniciar
a administração do protocolo principal.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

REVISE OS PARÂMETROSO protocolo ativado pode ser executado por meio da tela de injeção no modo
Gotejamento, pressionando a tecla [Iniciar protocolo] X . Caso esse recurso
seja utilizado, antes de pressionar a tecla [Gotejamento] na tela principal ativa,
revise todos os parâmetros do protocolo com atenção para garantir que estejam
corretos e apropriados para o procedimento. Além disso, certifique-se deinstalar fluído de contraste no lado correto da cabeça motorizada.

4-11-2

A:

180

mL

B:

170

mL

200
200

Modo de gotejamento

S Iniciar gotejamento

Q 150

Modo de gotejamento

B

0.5

Lado

1:10:58

1.0

Fluxo (mL/s)

Volume (mL)M

N

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

PIntervalo (s)

O

T

0.5 M

B

1.0

1.5

2.0

2.5

1.0 N

Fluxo (mL/s)

T Sair

1:10:58 R

Volume (mL)

30 O

Intervalo (s)Iniciar gotejamento

S

Sair

0.1
0.5

Q 150

Volume gotejam. (mL) Tempo gotejam.

Lado

30

P
0.1

R

Volume gotejam. (mL) Tempo gotejam.

Modo de gotejamento

3.0

0.5

1.0

P

P

P

1.5

2.0

2.5

3.0

P

Ecrã Modo de gotejamento da cabeça
motorizada (cabeça do injector)Ecrã Modo de gotejamento da consola

Figura 4-11-1 Tela do modo de Gotejamento

A:

200

180

28

mL

Injetando

12 W

B: V 170 mL

200

V 170
165

gotejam.
UTempo1:14:08

50

PSI

Gotejam. B

0.5

B

1.0

mL/s

mL

U 1:14:08

Tempo gotejam.

0.5

mL/s

1.0
mL

Modo de gotejam.

Y

Iniciar protocolo

Y Iniciar protocolo
X
Pressão
PSI

0

50

100

150

200

250

300

Parar

Ecrã de injecção no Modo de gotejamento da consolaX
180Ecrã de injecção no Modo de gotejamento
da cabeça motorizada

Figura 4-11-2 Tela de injeção no modo de Gotejamento

848041-C 2019-10-25

Parar

Modo Multipaciente

4-12-1
4.12 ADMINISTRAÇÃO DO PROTOCOLO PRINCIPAL
4.12.1 PERIGOS, AVISOS E PRECAUÇÕESPERIGO!

ADVERTÊNCIA!
REVISE OS PARÂMETROS
Antes de realizar a injeção, revise todos os parâmetros com atenção
para garantir que estejam corretos e apropriados para o procedimento.
Além disso, certifique-se de instalar o fluído de contraste no lado corretoda cabeça motorizada.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exigeo devido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubopode causar lesões ou levar o paciente a óbito. Sempre verifique se o ar
foi devidamente removido das seringas e tubos antes de iniciar a injeção!
O Sistema de administração de contraste para TC dupla cabeça OptiVantage
não apresenta a capacidade de verificar a presença de ar nas seringas e tubos.
O operador é responsável por remover todo o ar do sistema.

4-12-2
4.12.2 INICIAR A ADMINISTRAÇÃO DO PROTOCOLO PRINCIPAL

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Veja a Figura 4-12-1.
O protocolo pode ser administrado pressionando a tecla [Iniciar] ( A na
Figura 4-9-1) na cabeça motorizada ou no console, ou pressionando o interruptor
de mão remoto. Quando a injeção é iniciada, a tela Injeção (mostrada na
Figura 4-12-1) é exibida. O Tempo total a aumenta e o volume da seringab diminui ao injetar. O volume de contraste e solução salina administradoc é atualizado na tela do console durante a injeção. A tecla [Parar] d está
disponível para interromper a injeção a qualquer momento. Observe que oparâmetro Pico PSI/Pico kPa (Limite de pressão) é indicado pela linha vermelhae . A pressão de injeção em tempo real é indicada pela barra branca f .
A:

200

B:

179

28

mL

200

169

0

a

c InjetandobTempo total

12

mL

b

1:14:081250

Tempo injecç.

Tempo TC

PH1:

A

PH2

B

0.1

1

10

mL/s

mL

Duração

mL/s

mL

Duração

0.1

1

0Demora Fase

10

PH3

169
50
0

Pico PSI

Tempo injecç.

A

0.1

1

2 B

0.1

1

1

mL/s

0:00:15

0

Tempo TC

Tempo total

0

Demora Fase

mL

mL/s

mL

PH4
PH5
PH6

d
Pressão
PSI

0

50

100

150

200

f

250

300

b

Parar

e

179

d

Parar

Ecrã de injecção da cabeça motorizadaEcrã de injecção da consola

Figura 4-12-1 Tela Injeção

4.12.3 PAUSAR UMA INJEÇÃO
Veja as Figuras 4-12-1 e 4-12-2.
Uma injeção pode ser pausada imediatamente, pressionando a tecla [Parar]d (na Figura 4-12-1) na tela do console ou da cabeça motorizada, bem comopressionando o interruptor de mão uma vez. Quando o injetor é pausado,
a tela mostrada na Figura 4-12-2 é exibida e a luz de status do botão manualna cabeça motorizada pisca sua respectiva cor a cada 1/2 segundo.
Enquanto a injeção estiver pausada, os valores de taxa de fluxo, volume
e demora de fase podem ser alterados na tela do console ou da cabeça
motorizada. No entanto, não é possível adicionar ou excluir fases quando
o injetor está pausado.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-12-3
4.12.4 REINICIAR UMA INJEÇÃO PAUSADA
Veja a Figura 4-12-2.
A injeção pode ser reiniciada, pressionando a tecla [Iniciar] g nas telaspausadas do console ou da cabeça motorizada, ou pressionando o interruptor
de mão remoto. Os valores atingidos exibidos na tela Resultados após aconclusão da injeção reiniciada representam o volume total administrado
desde o início da injeção e a taxa de fluxo média atingida desde o reinício.

A:

179

mL

1

B:

169

mL

1

200
325

Pico PSI

PH1:
PH2:
PH3:

0

Tempo injecç.

A
B
-

0.1
mL/s

0.1
mL/s

Tempo restante

g

03:31

IniciarTempo total
00

Tempo TC

1

mL

1

mL

10

0

Phase Delay

Duração

7

0

Phase Delay

Duração

PH4:

A 0.1
2 B 0.1
3 1

PH6:Injeção pausada

Desactivarg

0:00:31

Tempo TC Tempo total

Pico PSI

PH5:

h

0

325

0:00:31

Nome de protocolo

1

mL/s

mL

mL/s

mL

1

10

Iniciar
Start

0

Demora Fase

Duração

10

0

Demora Fase

Duração

PróximoInjeção pausada

28hDesactivar

12Ecrã de injecção da cabeça motorizadaEcrã de injecção da consola

Figura 4-12-2 Telas de injeção pausada

4.12.5 ENCERRAR UMA INJEÇÃO
Veja as Figuras 4-12-1 e 4-12-2.
Pressione a tecla [Parar] d (na Figura 4-12-1) e a tecla [Desativar] h(na Figura 4-12-2) na tela do console ou da cabeça motorizada para
encerrar uma injeção.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente200

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-12-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-13-1
4.13 EXIBIR A TELA DE RESULTADOS
Veja a Figura 4-13-1.
A taxa de fluxo média, o volume administrado e a pressão atingida são exibidos
na tela Resultados do console e da cabeça motorizada no final da injeção.
Pressione a tecla [Principal] A para administrar a próxima injeção.
A:

200

179 mLB:

169 mL00200

Tempo injecç.

PH2:

1

Resultados

Injeção concluída:
MAR 16 2017 10:53

Tempo total

0:05:44

Resultados

Tempo TC

A
B

0.1
mL/s

1
mL

0.1

1

mL/s

Demora Fase

10

Duração

mL

132

0

10
Duração

PH3:

0

Pico PSI

1

A

2

B

1
Tempo injecç.

0.1
mL/s
0.1
mL/s

10
mL
10

0

Tempo TC

0:05:44

Tempo total

0

Demora Fase

mL

PH4:
PH5:
PH6:
Pressão
PSI

APrincipal
0

50

100

150

200

250

300

Injeção concluída
Mar 16 2017 10:53

1

A PrincipalEcrã de Resultados da cabeça motorizadaEcrã de Resultados da consola

Figura 4-13-1 Tela Resultados

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

PH1:

1

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-13-2Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-1
4.14 ADMINISTRAÇÃO DA PRÓXIMA INJEÇÃOPERIGO!

ADVERTÊNCIA!
REVISE OS PARÂMETROS
Antes de realizar a injeção, revise todos os parâmetros com atenção paragarantir que estejam corretos e apropriados para o procedimento. Alémdisso, certifique-se de instalar o fluído de contraste no lado correto da cabeça
motorizada.
OBSERVAÇÃO: a seleção da tecla [Ativar] inativa na tela Principal exibirá asações que operador deve executar para permitir a ativação da tecla.

Depois de selecionar a tecla [Principal] na tela Resultados, o injetor exibirá
as telas do console e da cabeça motorizada, conforme mostrado na
Figura 4-14-1, para permitir ao operador confirmar o tipo da próxima injeção.
Se for administrar ao mesmo paciente, selecione a tecla [Mesmo paciente].
Se for administrar a um novo paciente, selecione a tecla [Novo paciente].
OBSERVAÇÃO: se a seringa e o conjunto descartável estiverem prestes a atingiro tempo de uso máximo, uma tela pop-up será exibida no console e na cabeça
motorizada para informar o usuário. Consulte a seção 4.15 para obter mais
informações.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exigeo devido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubopode causar lesões ou levar o paciente a óbito. Sempre verifique se o ar foi
devidamente removido das seringas e tubos antes de iniciar a injeção! O Sistemade administração de contraste para TC dupla cabeça OptiVantage não apresenta
a capacidade de verificar a presença de ar nas seringas e tubos. O operador é
responsável por remover todo o ar do sistema. Para minimizar a introdução dear na seringa, antes de enchê-la novamente, assegure-se de que o recipientede recarga tenha conteúdo suficiente. Ao remover o ar da seringa e do tubo,certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada ao paciente.

4-14-2

80

Verificar ar

Selecione opção para a próxima injeção

45

0Inject Delay

A

Total mL

A

Name

0

Scan Delay

Enable325

55 0:00:25Novo doente
Mesmo doente

Peak PSI

Total mL

Total Time

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

90

A:

200

B:

200
50

Pico PSI

PH1:
PH2:
PH3:

Tempo restante

90

mL

80

mL

07:23

Nome de protocolo

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo Total

0:01:310

Tempo injecç.

A
B
-

0

Tempo TC

0.1

1

0.1

1

ml/secml/secml
ml

Activar

0

10

Demora Fase

Duração

10

0Duração

Demora Fase

PH4:
PH5:
Selecione opção para a próxima injeção

PH6:

OptiBolus
Mesmo doente
MemoryTiming Bolus
Setup

Results

Novo doente

Main

Figura 4-14-1 Telas para confirmar a próxima injeção

4.14.1 SELEÇÃO DO MESMO PACIENTE - VOLUME ADEQUADO NA SERINGA
Veja as Figuras 4-14-2 e 4-14-3.
Ao selecionar a tecla [Mesmo paciente], se houver volume suficiente na seringa,
a tecla [Ativar] A estará ativa na tela Principal, conforme mostrado na Figura
4-14-2. Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar] B , conforme
mostrado na Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-3

0

Verificar ar

197

10

0

Tempo injecç.

A

Total mLA

Nome de protocolo

10

A

0

Tempo TC

Activar325

Pico PSI

0:02:01

Total mL

Tempo Total

180

Tempo restante

180

mL

B:

170

mL

200
50

08:13

Tempo Total

0:02:01

0

A
B
-

PH1:
PH2:
PH3:

de ar na seringa e tubos

Nome de protocoloA

0

Tempo injecç.

Pico PSI

Verifique a existência

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

A:

200

Tempo TC

0.1
mL/s

10
mL

0.1

10

mL/s

mL

Activar100

0

Demora Fase

Duração

100

Duração

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Memória

Timing Bolus

Configuração

Principal

Resultados

Figura 4-14-2 Tecla [Ativar] ativa na tela Principal

180

Remaining Time

08:50

mL

Protocol Name

170

B:

0:02:010

Scan Delay

Peak PSI

PH1:
PH2:
PH3:

A
B
-

Start
Total Time

mL

200
325

B

mL/s

0.1
mL/s

10

10
mL

Duration

10

10

mL

Duration0Phase Delay

0

10

0

Name

10

PH5:

Total mL

PH6:
OptiBolus

Start

Inject Delay

A

Total mL

Phase Delay

PH4:

Drip

B

170

0

0

Inject Delay

0.1

0

A

A:

200

Drip

Timing Bolus

Disable0:02:010

Scan Delay

325

Peak PSI

Total Time180

Patency

DisableFigura 4-14-3 Tecla [Iniciar] ativa -- injetor pronto para injetar
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4-14-4
4.14.2 SELEÇÃO DO MESMO PACIENTE - VOLUME INADEQUADO NA SERINGAPERIGO!

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exige odevido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubo podecausar lesões ou levar o paciente a óbito. Para minimizar a introdução de arna seringa, antes de enchê-la novamente, assegure-se de que o recipiente derecarga tenha conteúdo suficiente. Ao remover o ar da seringa e do tubo, sempre
certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada ao paciente.
ADVERTÊNCIA!
Para minimizar a introdução de ar na seringa, o uso da tecla [Enchimento
automático] para recarregar a(s) seringa(s) é recomendado em detrimento do
uso das setas de enchimento na tela Principal da cabeça motorizada.
Ao selecionar a tecla [Mesmo paciente], se houver volume inadequado em uma
ou em ambas as seringas (conforme indicado pela respectiva tecla de volume
que pisca na cor rosa), a tecla [Enchimento automático] A ficará ativa na telaPrincipal da cabeça motorizada, conforme mostrado na Figura 4-14-4.
Recarregue a(s) seringa(s) utilizando as teclas [Enchimento automático],manualmente usando as setas de enchimento na tela Principal da cabeça
motorizada (consulte a seção 3.2.5) ou selecionando a(s) tecla(s) de volume ediminuindo manualmente o valor de volume do protocolo para menos que o(s)volume(s) da(s) seringa(s).
Usar a tecla [Enchimento automático] na tela Principal da cabeça motorizada
Selecione a tecla [Enchimento automático] ( A na Figura 4-14-4) para exibir
a tela Enchimento automático. Consulte a seção 4.14.5 Usar o recurso deenchimento automático no modo Multipaciente para obter os próximos passos.
Usar as setas de enchimento na tela Principal da cabeça motorizada
Antes de usar as setas Enchimento/Expulsão na cabeça motorizada para
recarregar a(s) seringa(s), desconecte a linha de infusão do paciente. Consultea seção 3.2.5 com relação ao uso das setas de enchimento. Quando a(s)seringa(s) for(em) recarregada(s), mova o(s) pistão(ões) manualmente para
expelir todo o ar da seringa e do tubo. Após expelir, pelo menos, 1 mL (porlado), a tecla [Ativar] na tela Principal ficará ativa, conforme mostrado na
Figura 4-14-2. Certifique-se de que todo o ar seja removido da seringa e dotubo e que os parâmetros de protocolo apropriados sejam exibidos antes

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-5de reconectar a linha de infusão ao paciente. Selecione a tecla [Ativar] para
exibir a tecla [Iniciar], conforme mostrado na Figura 4-14-3, para administrara próxima injeção.
Usar a diminuição manual do valor de volume do protocolo
Na tela do console ou da cabeça motorizada, selecione a(s) tecla(s) rosa(s) para
exibir a barra deslizante de volume. Quando o volume do protocolo tiver sido
diminuído manualmente para menos que o volume da seringa, a tecla [Ativar]
será ativada na tela Principal do console, conforme mostrado na Figura 14-4-2.
Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar], conforme mostrado na
Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.
4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

0

Verificar ar

10

20

0

Tempo injecç.

A

Total mLA

Nome de protocolo

10

AEnchimento

325

Pico PSI

0:03:41

Total mL

0

Tempo TC

Tempo Total

180

A:
200 180
B:

10

200
50

Pico PSI

PH1:
PH2:
PH3:

Tempo restante

08:13

mL

Nome de protocolo

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo Total

0:02:01mL

00

Tempo injecç.

A
B-

Tempo TC

0.1
mL/s

10
mL

0.1

20

mL/s

mL

Activar100

0

Demora Fase

Duração

100

Duração

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Memória

Timing Bolus

Configuração

Resultados

Principal

Figura 4-14-4 Tecla [Ativar] inativa na tela Principal/tecla [Enchimento
automático] ativa na tela Principal da cabeça motorizada

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4-14-6
4.14.3 SELEÇÃO DE NOVO PACIENTE - VOLUME ADEQUADO NA SERINGAPERIGO!
Perigo! Risco de contaminação!
Uma nova linha de infusão deve ser usada para cada paciente.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Ao selecionar a tecla [Novo paciente] na Figura 4-14-1, se houver volume
adequado na(s) seringa(s) para o protocolo inserido atualmente, o injeto exibirá
um lembrete para substituir a linha de infusão, conforme mostrado na Figura
4-14-5, com a opção de selecionar a tecla [Purgar linha de infusão] ou a tecla[Enchimento automático].
Seleção de [Purgar linha de infusão]Substitua a linha de infusão e, antes de conectá-la ao paciente, selecione a tecla[Purgar linha de infusão]. A tecla da cabeça motorizada será atualizada,
conforme mostrado na Figura 4-14-6, para instruir o operador a verificar se háar nas seringas e em cada seção da tubulação e concluir o processo de purga.
Usando o(s) botão(ões) manual(is), mova o(s) pistão(ões) manualmente para
expelir todo o ar da seringa e do tubo. Após expelir, pelo menos, 1 mL (por lado),
a tela Principal será exibida, conforme mostrado na Figura 4-14-2. Certifiquese de que todo o ar seja removido da seringa e do tubo e que os parâmetros deprotocolo apropriados sejam exibidos antes de reconectar a linha de infusão aopaciente. Selecione a tecla [Ativar] ativa para exibir a tecla [Iniciar], conforme
mostrado na Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.
Seleção de [Enchimento automático]
Se for necessário recarregar a(s) seringa(s) para a próxima injeção, a tecla[Enchimento automático] estará disponível para exibir a tela Enchimento
automático. Substitua a linha de infusão e, antes de conectá-la ao paciente,
selecione a tecla [Enchimento automático]. Consulte a seção 4.14.5 Usaro recurso de enchimento automático no modo Multipaciente para obter os
próximos passos.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-7

Verificar ar

50
120Volte a colocar o tubo do doente.

o auto-enchimento se
45Inicieo volume for insuficiente.
A

Total mL

0

Inject Delay

Certifique-se de que purga o tubo do doente
Name antes de o ligar ao próximo doente. 0
Scan Delay
A

Enable55 0:00:25
Purgue linha doent
Total mL

325

Peak PSI

Enchimento

Total Time80

Tempo restante80

B:

0:02:01

mL

50

0

0

Tempo injecç.

Pico PSI

A
B-

OptiBolus

PH2:
PH3:

de ar na seringa e tubos

Nome de protocolo

Tempo Total

120

200

Verifique a existência

08:13

mL

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

A:

200

Tempo TC

0.1

10

0.1

20

ml/sec100

ml

ml/secActivar0

Demora Fase

Duração

100

ml

Duração

PH4:
PH5:
Volte a colocar o tubo do doente.
Inicie o auto-enchimento se o volume for insuficiente.
Certifique-se de que purga o tubo do doente
OptiBolus
Timing Bolus
antes de o ligar ao próximo doente.

PH6:

Memory

Setup

Main

Results

Figura 4-14-5 Telas de substituição da linha de infusão para a seleção de novo
paciente -- Volume adequado na seringa
A:

80 mL

B:

120

200

Tempo restante
Nome de protocolo

Tempo total

Tempo TC

0

30

5.0

50

3.0

20

A

ml/secAB

ml/secPH3:

B-

ml/secActivarTempo injecç.

4.0

PH2:

ml

ml

ml

0

8

Duração

10

Duração

Demora Fase

50

25

25

% contraste Contraste (mL) S.Salina (ml)0Demora Fase

7

Duração

Memory45

Setup

Results

Inject Delay

A

Total mL

Certifique-se de que o doente está desligado
0Name
e conclua o processo de purga fazendo
Scan Delayavançar os botões manuais.
Enable325

Peak PSI

0:00:25

Total mL

Volte a colocar o tubo do doente.
Inicie o auto-enchimento se o volume for insuficiente.
Certifique-se de que purga o tubo do doente
OptiBolus
Timing Bolus
antes de o ligar ao próximo doente.

Verificar ar

Verifique se existe ar nas seringas
e em cada secção da tubagem.
0

55

PH5:
PH6:

50
120

0:00:31

OptiBolus

PH4:

de ar na seringa e tubos

mL

0

50

Pico PSI

Verifique a existência

08:13

A

200

Total Time

80
Main

Figura 4-14-6 Tecla [Purgar linha de infusão] selecionada
Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4-14-8
4.14.4 SELEÇÃO DE NOVO PACIENTE - VOLUME INADEQUADO NA SERINGAPERIGO!
Perigo! Risco de contaminação!
Uma nova linha de infusão deve ser usada para cada paciente.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

PERIGO!
É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exigeo devido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubopode causar lesões ou levar o paciente a óbito. Para minimizar a introdução dear na seringa, antes de enchê-la novamente, assegure-se de que o recipientede recarga tenha conteúdo suficiente. Ao remover o ar da seringa e do tubo,certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada ao paciente.
ADVERTÊNCIA!
Para minimizar a introdução de ar na seringa, o uso da tecla [Enchimento
automático] para recarregar a(s) seringa(s) é recomendado em detrimento do
uso das setas de enchimento na tela Principal da cabeça motorizada.
Ao selecionar a tecla [Novo paciente] na Figura 4-14-1, se houver volume
inadequado na(s) seringa(s) para os protocolos inseridos atualmente, o injetor
exibirá um lembrete para substituir a linha de infusão, conforme mostrado
na Figura 4-14-7, com a opção de selecionar a tecla [Principal] ou a tecla[Enchimento automático].
Seleção de [Principal]
Substitua a linha de infusão e, antes de conectá-la ao paciente, selecione a tecla[Principal]. Recarregue a(s) seringa(s) por meio de um dos seguintes métodos:
Selecionar a tecla [Enchimento automático] na tela Principal da cabeça
motorizada — Na tela Principal, a tecla [Enchimento automático] ( A na
Figura 4-14-4) está disponível para exibir a tela Enchimento automático.
Substitua a linha de infusão e, antes de conectá-la ao paciente, selecionea tecla [Enchimento automático]. Consulte a seção 4.14.5 Usar o recursode enchimento automático no modo Multipaciente para obter os próximos
passos.
Uso das setas de enchimento na tela Principal da cabeça motorizada —Antes de usar as setas de Enchimento/Expulsão na cabeça motorizada
para recarregar a(s) seringa(s), certifique-se de que a linha de infusão esteja
desconectada do paciente. Consulte a seção 3.2.5 com relação ao uso das

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-9setas de enchimento. Quando a(s) seringa(s) for(em) recarregada(s), movao(s) pistão(ões) manualmente para expelir todo o ar da seringa e do tubo.
Após expelir, pelo menos, 1 mL (por lado), a tecla [Ativar] na tela Principal
ficará ativa, conforme mostrado na Figura 4-14-2. Certifique-se de que todoo ar seja removido da seringa e do tubo e que os parâmetros de protocolo
apropriados sejam exibidos antes de reconectar a linha de infusão aopaciente. Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar], conforme
mostrado na Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.

Seleção de [Enchimento automático]
A tecla [Enchimento automático] está disponível para exibir a tela Enchimento
automático. Substitua a linha de infusão e, antes de conectá-la ao paciente,
selecione a tecla [Enchimento automático]. Consulte a seção 4.14.5 Usaro recurso de enchimento automático no modo Multipaciente para obter os
próximos passos.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Usar a diminuição manual do valor de volume do protocolo — Na tela doconsole ou da cabeça motorizada, selecione a(s) tecla(s) rosa(s) para
exibir a barra deslizante de volume. Quando o volume do protocolo tiver
sido diminuído manualmente para menos que o volume da seringa,
certifique-se de que a linha de infusão esteja desconectada do paciente e
mova manualmente o(s) pistão(ões) para expelir o ar da seringa e do tubo.
Após expelir, pelo menos, 1 mL (por lado), a tecla [Ativar] na tela Principal
ficará ativa, conforme mostrado na Figura 4-14-2. Certifique-se de que todoo ar seja removido da seringa e do tubo e que os parâmetros de protocolo
apropriados sejam exibidos antes de reconectar a linha de infusão ao paciente.
Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar], conforme mostrado na
Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.

4-14-10

8050

Verificar ar

Volte a colocar o tubo do doente.
Inicie o auto-enchimento se
0
Inject Delayo volume for insuficiente.
A
Total mL
Certifique-se de que purga o tubo do doente
Name antes de o ligar ao próximo doente. 0
Scan Delay

45

A

Enable55
Principal

0:00:25

Total mL

Total Time325

Peak PSI

Enchimento

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

123

A:

200

80 mL

B:

120

200

Tempo restantede ar na seringa e tubos

Tempo Total

0:00:31mL

50

0Tempo injecç.

Pico PSI

0

30

5.0

50

3.0

20

A

ml/secPH2:

AB

ml/secPH3:

B-

ml/secActivarTempo TC

4.0

OptiBolus

PH4:

Verifique a existência

08:13

Nome de protocolo

ml

ml

ml

0

8

Demora Fase

Duração

10

Duração

50

25

25

0

% contraste Contraste (mL) S.Salina (ml) Demora Fase

7

Duração

PH5:
PH6:

Volte a colocar o tubo do doente.
Inicie o auto-enchimento se o volume for insuficiente.
Certifique-se de que purga o tubo do doente
OptiBolus
Timing Bolus
antes de o ligar ao próximo doente.
MemorySetup

Results

Main

Figura 4-14-7 Telas de substituição da linha de infusão para a seleção de novo
paciente -- Volume inadequado na seringa

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-11
4.14.5 USAR O RECURSO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO NO MODO
MULTIPACIENTEPERIGO!

Quando a tecla [Enchimento automático] for pressionada na tela da cabeça
motorizada, o recurso de Enchimento automático será exibido na tela,conforme mostrado na Figura 4-14-8. Selecione a(s) tecla(s) [Iniciar enchimento
automático]. OBSERVAÇÃO: pressionar a tecla [Principal] permitirá ao
operador diminuir o(s) volume(s) do protocolo para menos que o volume
da seringa. Quando o recurso de Enchimento automático estiver em
processamento, selecionar a tecla [Parar] pausará o processo de enchimento
automático.

Enchimento Automático
A

B

200
200

Iniciar enchimento

Iniciar enchimento

Volume de enchimento (ml)Principal
Figura 4-14-8 Tela Enchimento automático na cabeça motorizada(duas seringas instaladas)

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exige odevido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubo podecausar lesões ou levar o paciente a óbito. Para minimizar a introdução de arna seringa, antes de enchê-la novamente, assegure-se de que o recipiente derecarga tenha conteúdo suficiente. Ao remover o ar da seringa e do tubo,certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada ao paciente.

4-14-12
Após a conclusão do processo de enchimento automático, a tela pop-up
mostrada na Figura 4-14-9 será exibida na cabeça motorizada.

0200

Verificar ar

Verifique se existe ar nas seringas e na tubagem.
4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Se encontrar ar nas seringas ou na tubagem,
incline a cabeça motorizada para cima e conclua
o processo de purga.
Se não detetar ar, conclua a purga do tubo dodoente.
Nenhum ar

Ar detetado

200
Figura 4-14-9 Verificar se há ar nas seringas e tubos (tela da cabeça motorizada)
Seleção de [Nenhum ar]
Ao selecionar [Nenhum ar], a tela da cabeça motorizada será atualizada,
conforme mostrado na Figura 4-14-10, para instruir o operador a garantir quea linha de infusão esteja desconectada do paciente e concluir o processo depurga. Desconecte a linha de infusão do paciente. Usando o(s) botão(ões)
manual(is), mova o(s) pistão(ões) manualmente para expelir todo o ar daseringa e do tubo. Após expelir, pelo menos, 1 mL (por lado), a tela Principal
será exibida, conforme mostrado na Figura 4-14-2. Certifique-se de que todoo ar seja removido da seringa e do tubo e que os parâmetros de protocolo
apropriados sejam exibidos antes de conectar a linha de infusão ao paciente.
Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar], conforme mostrado na
Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-13

80

B:

120

200

PH3:

A
B
-

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo total

50
120

0:00:31mL
Tempo TC

Pico PSI

PH2:

08:13

Nome de protocolo

050

OptiBolus

Tempo restante

mL

0.1

ml/sec0.1

ml/sec0

Tempo injecç.

10

Activarml

Duração

10

100

ml

0

100

Demora Fase

Verifique se existe ar nas seringas e

45em cada secção da tubagem.

0Name
e conclua o processo de purga fazendo
Scan Delayavançar os botões manuais.

PH5:

Total mL

Verifique se existe ar nas seringas e na tubagem.

Results

Enable0:00:25

325

Peak PSI

Total Time8050

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Se encontrar ar nas seringas ou na tubagem, incline a cabeça
OptiBolus
Timing Bolus
motorizada para cima e conclua o processo de purga.
Se não detetar ar, conclua a purga do tubo do doente.
Setup

0

Inject Delay

Certifique-se de que o doente está desligado

Duração

55

MemoryA

Total mL

PH4:

PH6:

Verificar ar

A

A:

200

Main

Figura 4-14-10 Tecla [Nenhum ar] selecionada

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4-14-14
Seleção de [Ar detectado]
Ao selecionar a tecla [Ar detectado], a tela da cabeça motorizada será
atualizada, conforme mostrado na Figura 4-14-11, para instruir o operador agarantir que o paciente esteja desconectado. Desconecte a linha de infusão dopaciente e pressione a tecla [OK]. A tela da cabeça motorizada será atualizada,
conforme mostrado na Figura 4-14-12, para instruir o operador a concluiro processo de ativação.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Pressione a(s) tecla(s) [Fechar] e conclua a sequência de ativação: incline
a cabeça motorizada para uma posição vertical e selecione a tecla [Purga
automática], ou mova o(s) pistão(ões) usando o(s) botão(ões) manual(is) para
expelir todo o ar da seringa e do tubo. Observe que, pelo menos, 1 mL deve ser
expelido para a tecla [Ativar] ser ativada.
Incline a cabeça motorizada abaixo da linha horizontal. A tecla [Ativar] na telaPrincipal ficará ativa, conforme mostrado na Figura 4-14-2. Certifique-se de que
todo o ar seja removido da seringa e do tubo e que os parâmetros de protocolo
apropriados sejam exibidos antes de reconectar a linha de infusão ao paciente.
Selecione a tecla [Ativar] para exibir a tecla [Iniciar], conforme mostrado na
Figura 4-14-3, para administrar a próxima injeção.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-14-15

200

B:

200

200

Tempo total

A

50
200

0:00:310.1

ml/sec

0.1

B
-

PH3:

Verifique a existência
de ar na seringa e tubosmL
Tempo TC

Pico PSI

PH2:

08:13

Nome de protocolo

050

OptiBolus

Tempo restantemL

ml/sec0

Tempo injecç.

10

Activarml

Duração

10

100

ml

0

100

Demora Fase

Certifique-se de que o doente está desligado.

450Inject Delay

A

Total mL

Duração

Name

PH4:

55

PH5:

Total mL

Verifique se existe ar nas seringas e na tubagem.

PH6:

Verificar ar

A

A:

200

325

Peak PSI

0:00:25

OK

Total Time

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

Setup

Enable200

Se encontrar ar nas seringas ou na tubagem,
OptiBolus
Timing Bolus
incline a cabeça motorizada para cima e conclua o processo de purga.
Se não detetar ar, conclua a purga do tubo do doente.
Memory0Scan Delay

Main

Results

Figura 4-14-11 Tecla [Ar detectado] selecionada

A:

200

mL

B:

200

mL

200

PH3:

Nome de protocolo

A
B-

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

Tempo total

0:00:31

Tempo TC

Pico PSI

PH2:

08:13

0

50

OptiBolus

Tempo restante0

Tempo injecç.

Activar

0.1

10
ml

Duração

0.1

10

100

ml/secml/secml

0100

Demora Fase

A seqüência200
deCheck for air
50ativação não foi concluída.
Inclinar cabeça motorizada para cima.
Purgar seringa.
Inclinar cabeça motorizada para baixo.0

45Inject Delay

A

Total mLA

200

Duração

Name

Fechar0

Scan Delay

A seqüência de ativação não foi concluída.
Enable para cima.
Inclinar cabeça motorizada
325
Purgar seringa.
Peak PSI
0:00:25
Inclinar
Total
mL cabeça motorizada para baixo.

PH4:

55

PH5:
Verifique se existe ar nas seringas e na tubagem.

PH6:

Total TimeSe encontrar ar nas seringas ou na tubagem,
OptiBolus
Timing Bolus
incline a cabeça motorizada para cima e conclua o processo de purga.
Se não detetar ar, conclua a purga do tubo do doente.
MemorySetup

Results

200
50

FecharMain

Figura 4-14-12 Tecla [OK] selecionada

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-14-16

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-15-1
4.15 SUBSTITUIÇÃO DA SERINGA E DO CONJUNTO DESCARTÁVELPERIGO!
Perigo! Risco de contaminação!
Não use seringas multipaciente ou outros conjuntos descartáveis por tempo
maior que o indicado na embalagem primária. Os conjuntos descartáveis
e seringas multipaciente do Sistema de administração de contraste de cabeça
dupla OptiVantage, conforme listado na seção 1.6.2 Seringas, conjuntos
descartáveis e linhas de infusão compatíveis com o modo Multipaciente,
apresentam uma vida útil limitada.

É necessário trocar a seringa e o conjunto descartável ao mudar o tipo
de contraste (concentração ou marca).
Mediante a seleção de [Mesmo paciente] ou [Novo paciente], se a seringae o conjunto descartável estiverem prestes a atingir, ou tiverem atingido,
o tempo de uso máximo, serão exibidas as telas pop-up mostradas na
Figura 4-15-1 na cabeça motorizada e no console. OBSERVAÇÃO: o tempo
de uso máximo da seringa e do conjunto descartável pode ser ajustado
de 0 a 12 horas na tela Configuração. Consulte a seção 3.1.6 Configuração
para obter mais informações. Ao ajustar o tempo de uso máximo da seringa
e do conjunto descartável para 0 horas na tela Configuração, a tela popup será exibida automaticamente com a seleção de [Mesmo paciente]ou [Novo paciente].

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

ADVERTÊNCIA!

4-15-2

Verificar ar

8050

Seringa/conj. descartável a atingir/atingiram
utiliz. máx.
045

Inject Delay

A

Total mL

Trocar seringa/conj.?

A

Name

0

Scan Delay

Enable55
Agora

0:00:25

Total mL

325

Peak PSI

Mais tarde

Total Time

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

123

A:

200

80 mL

B:

120

200

Tempo restantede ar na seringa e tubos

Tempo Total

0:00:31mL

50

0Tempo injecç.

Pico PSI

0

30

5.0

50

3.0

20

A

ml/secPH2:

AB

ml/secPH3:

B-

ml/secActivarTempo TC

4.0

OptiBolus

PH4:

Verifique a existência

08:13

Nome de protocolo

ml

ml

ml

0

8

Demora Fase

Duração

10

Duração

50

25

25

% contraste Contraste (mL) S.Salina (ml)0Demora Fase

7

Duração

PH5:
Seringa/conj. descartável a atingir/atingiram utiliz. máx.

PH6:

Trocar seringa/conj.?
OptiBolus

Agora
MemoryTiming Bolus

Setup

Results

Mais
tarde
Main

Figura 4-15-1 Notificação de tempo de uso máximo para a seringae o conjunto descartável

4.15.1 SELEÇÃO DE [AGORA]
A seleção de [Agora] desativa o injetor e exige que o operador substitua aseringa e o conjunto descartável. OBSERVAÇÃO: como o injetor foi desativado,siga toda a sequência de ativação para ativar a tecla [Ativar]. Para obter mais
informações, consulte as seções 4.1 a 4.6.

4.15.2 SELEÇÃO DE [MAIS TARDE]A seleção de [Mais tarde] permite que o injetor continue com a próxima
injeção, sem interrupção.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

4-16-1
4.16 SUBSTITUIÇÃO DOS RECIPIENTES DE RECARGA
4.16.1 SUBSTITUIÇÃO OPORTUNA DO RECIPIENTE DE RECARGA
A recarga das seringas no modo Multipaciente exige uma quantidade
adequada de fluídos nos recipientes de recarga. Verifique se há conteúdo
suficiente nos recipientes de recarga antes de encher as seringas novamente.
PERIGO!

4.16.2 GARANTIR AS RECONEXÕES APROPRIADAS
Quando forem usadas as seringas nos lados A e B, ao substituir os recipientes
de recarga de contraste e solução salina usados, certifique-se de que as
reconexões sejam feitas corretamente.

ADVERTÊNCIA!
Quando forem usadas as seringas nos lados A e B, ao mudar os recipientes
de contraste e solução salina usados, certifique-se de que as reconexões dos
tubos estejam corretas (seringa de contraste ao recipiente de contraste, seringa
de solução salina ao recipiente de solução salina) para evitar a administração
acidental dos líquidos incorretos.

Modo Multipaciente

848041-C 2019-10-25

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

É NECESSÁRIO O DEVIDO CUIDADO DO OPERADOR!
A administração de uma injeção livre de bolhas de ar a um paciente exigeo devido cuidado por parte do operador. O ar retido na seringa e no tubo podecausar lesões ou levar o paciente a óbito. Para minimizar a introdução de arna seringa, antes de enchê-la novamente, assegure-se de que o recipientede recarga tenha conteúdo suficiente. Ao remover o ar da seringa e do tubo,certifique-se de que a linha de infusão não esteja conectada ao paciente.

4—Administração
de injeções nomodo Multipaciente

4-16-2Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo Multipaciente

5-1-15

ADMINISTRAÇÃO DEINJEÇÕES NO MODOMONOPACIENTE
Este capítulo discute as técnicas apropriadas para carregar seringas, encher
seringas, remover o ar da seringa e da tubulação, e preencher a tubulação.

Veja a Figura 5-1-1.
A tecla [Activar] somente está ativa quando as etapas seguintes são executadas:
1. uma seringa nova é carregada.
2. uma seqüência de enchimento tenha sido completada em uma seringa
de 200 mL, ou uma seringa pré-enchida ou pré-enchida parcialmente de
125 mL tenha sido instalada.
3. a cabeça motorizada está inclinada para cima e o ar está purgado de ambas
as seringas (o pistão deve estar movido para a frente para expulsar um
mínimo de 1 (um) mL de contraste/solução salina).
4. a cabeça motorizada está girada a pelo menos 30° abaixo da linha
horizontal e há volume suficiente nas seringas para executar a injeção
programada.
2

3

4
lay

0

De

Inj

n

PS

0

ab
En

(m
l)

73

Vo
lum
e

n

ec)

e

(m

83

mi
na
tio

lum

(m
l/s

Exa

Flo
w

A

A

c)
Vo

-

A

Liv
er

4.0

-

l/se

e (m

(m

lum

0
20 l)

B

lum

ab
De

air

lay

n De
Sca

0

for

ct
Inje

eck
Ch

le

0

Inject Delay0

Scan Delay

0

Peak PSI

1

120

Enable1

Flow (ml/sec)

0.1
A
A

125

Volume (ml)

Name

1

0.1

-

Start Auto Fill

Flow (ml/sec)

Fill Volume (ml)200

Auto Fill

Volume (ml)

B

2

PSI

lay

0

50

l)

En

1

e (m

0

w
Flo

Vo

0.1

4.0

-

me

Na

)
ec
l/s
(m

Flo
w

1

Vo

w
Flo

(m
l/s
ec)

A

19

2
A

le

12

3

Sca

7

20 I

l)

Pe
ak

ect

De

lay

1

Figura 5-1-1 Seqüência de ativação

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5.1 SEQUÊNCIA DE ATIVAÇÃO

5-1-25.1.1 PERIGOS, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕESPERIGO!

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

PERIGO! Risco de embolia aérea!
O risco de embolia aérea sempre está presente quando se injeta no sistema
circulatório. O ar preso no sistema de administração pode causar lesões ou amorte do paciente. A sequência de ativação do Sistema de Administração deContraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage foi criada para ajudar a evitar
injeções de ar. Para ativar o sistema OptiVantage, a sequência de carregamento
da seringa e a sequência de remoção do ar descrita neste capítulo devem ser
executadas para garantir uma injeção segura. A seqüência em si não garante
que o ar tenha sido completamente removido do sistema. O operador é
responsável pela garantia de evacuação completa do ar da seringa e datubulação antes de aplicar a injeção.

PERIGO!
PERIGO! Risco de contaminação!
Não reutilize a seringa ou outros componentes de acesso de I.V.

PERIGO!
PERIGO! Risco de embolia aérea!
Ao encher uma seringa vazia, certifique-se de que uma conexão apertada
exista entre o tubo de enchimento e a seringa para garantir que o ar não esteja
sendo puxado para a seringa. O ar aprisionado pode causar ferimento ou amorte do paciente caso não seja removido corretamente antes da aplicação dainjeção.

ADVERTÊNCIA!
Advertência! Risco de contaminação!
Poderá haver contaminação de seringas vazias estéreis embaladas se as
precauções apropriadas não forem seguidas. Devido ao risco de infecção
séria do paciente, não toque no adaptador Linden-Luer ou na seção de um
tubo de enchimento que seja introduzido no contraste. Não toque no interior
da seringa nem exponha o seu interior a condições que possam causar
contaminação (tosse, espirro etc.). Coloque imediatamente a seringa na jaqueta
do injetor para impedir a contaminação do interior da seringa.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-1-3
ADVERTÊNCIA!
Este dispositivo foi aprovado para uso somente com o material deconsumo listado na seção 1.6 Material de consumo. A utilização de outros
materiais de consumo pode resultar em lesão ao paciente, lesão ao operador e/ou danos ao equipamento.

ADVERTÊNCIA!
Examine os parâmetros!
Antes de ativar uma injeção, examine todos os parâmetros para garantir que osmesmos estejam corretos e sejam apropriados para o procedimento. Também
certifique-se de que o fluido de contraste esteja instalado no lado correto dacabeça motorizada.

Instale as seringas que contêm a quantidade de contraste necessária através
do procedimento a ser executado no paciente. A instalação de seringas que
contenham mais contraste que o necessário poderá resultar na injeção decontraste em excesso. Consulte a etiqueta do produto farmacêutico para obter
mais informações.

ADVERTÊNCIA!
Encha as seringas somente com a quantidade mínima de contraste necessária
pelo procedimento a ser executado no paciente. O enchimento de seringas
com mais contraste que o necessário poderá resultar na injeção de contraste
em excesso. Consulte a etiqueta do produto farmacêutico para obter mais
informações.

ADVERTÊNCIA!
Girar a cabeça motorizada para baixo
Antes da administração da injeção, gire a cabeça motorizada para baixo, para
permitir que quaisquer pequenas bolhas de ar existentes se desloquem para
longe da ponta, reduzindo a possibilidade de injetar ar no paciente.

5.1.2 NOTASO preaquecimento do meio de contraste ajudará na remoção de bolhas de ar.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

ADVERTÊNCIA!

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-1-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-2-1
5.2 TIPOS DE INJEÇÕES MONOPACIENTE
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
tem a capacidade de aplicar uma injeção com ou sem descarga de solução
salina, bem como uma injeção simultânea de contraste e de solução salina. Os
lados A e B podem acomodar uma seringa pré-enchida de 125 mL, uma seringa
pré-enchida parcialmente de 125 mL ou uma seringa de 200 mL enchida pelo
operador.

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5-2-25.2.1 C ARREGAMENTO DE SERINGA DE 125 ML (SOMENTE NO LADO DO
CONTRASTE)
Veja a Figura 5-2-1.
1. Se o pistão não estiver no lugar, mova-o até a posição A de retração total.
Deslize o adaptador de seringa de 125 mL B na placa de montagem frontal
desejada da cabeça motorizada (o lado A é mostrado na Figura 5-2-1).
Pressione a tecla [Continuar] no visor da cabeça motorizada para que opistão possa se mover para a frente, para travar o adaptador de seringa nolugar e retornar o pistão à posição inicial.

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

2. Antes de carregar, inspecione a seringa e o seu conteúdo para ver se háirregularidades. Abra o fecho da seringa de 125 mL C . Instale a seringa de
125 mL no adaptador de seringa D .
3. Feche com firmeza o fecho da seringa E .
4. Se um adaptador de seringa sem RFID for usado e Preenchimentos parciais
for ativado na configuração, a caixa de diálogo “Select Prefill Volume”(Selecionar volume de pré-enchimento) será exibida no visor da cabeça
motorizada. A mensagem “Selecione o tamanho de seringa na cabeça
motorizada” será exibida no visor do console.
Usando a tela de toque na cabeça motorizada, selecione o tamanho de préenchimento.
5. Continue na Seção 5.4 Conectar a tubulação na(s) seringa(s).

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

r ai

r

2111

RYYY
East

an
Sc
ak
Pe

D
I

PS

0 elayD

0 elay

ject

r ai

r

D

0 elayLiebelFlarshe
Galbraith Rd.
im
Cincinn Company
ati, Ohio
45236-

844723
TM

-A
1640

ject
D

0 elay

an
Sc
I
PS

3

200
7
19

55

L
lm

6
ta
To

100 mlScan
Delay
125 ml

3

r

ak
Pe

D

I
PS

0 elayanScD

0 elay
ject
In

r ai
k fo
ec
Ch

le
ab

A

En

To

1
0:0 e
0:0tal Tim
12

A placa de proteção desconectou-se ou
apresentou falha. Selecione um tamanho
de seringa.

Figura 5-2-1 Carregamento de seringa de 125 mL (somente no lado A)

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

0

Inject Delay

75 ml

OptiV
anta
XXXX
X -ge
X
A

k fo
ec

In

k fo
ec

In

ak
Pe

e

L
lm
ta
To

Nam

0

1
50 ml

Ch

le
ab

A

En

1
0:0me
0:0Total Ti
3
12

Ch

A

7
19

6

L
lm
ta
To

A

le
ab

En

To

1
0:0 e
0:0tal Tim
3
12Volume (ml)

0.1
2

0IXXX

0

e

L
lm
ta
To

7
19

6

L
lm
ta
To

D
A

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

55
Nam

0

e

L
lm
ta
To

55
Nam

Selecionar volume de pré-enchimentoCheck for air

4

C
B

P/N
S/N

2
1

Flow (ml/sec)

E
A

5-2-3

5-2-45.2.2 C ARREGAMENTO DE SERINGA DE 200 ML (SOMENTE NO LADO DO
CONTRASTE)
Veja a Figura 5-2-2.
1. Mova o pistão desejado até a posição inteiramente retraída A (o lado A émostrado na Figura 5-2-2). Gire a alavanca da jaqueta de pressão até a seta
. Deslize a jaqueta de pressão de 200 mL na placa de montagem frontal
da cabeça motorizada B . Pressione a tecla [Continuar] no visor da cabeça
motorizada para que o pistão possa se mover para a frente, para travar oadaptador de seringa no lugar e retornar o pistão à posição inicial.
2. Certifique-se de que os pistões estejam completamente estendidos C .

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

3. Usando técnica de assepsia, remova a seringa de 200 mL de sua embalagem
estéril puxando o tampão do tipo guarda-chuva D . Antes de carregar,
inspecione a seringa para ver se há irregularidades. Certifique-se de que aalavanca da jaqueta de pressão esteja girada na posição de destravamento. Introduza a seringa de 200 mL na jaqueta de pressão fazendo coincidir oindicador levantado na superfície superior do “tampão tipo guarda-chuva”
da seringa com a seta de carregamento pequena na jaqueta de pressão E .
4. Trave a seringa no lugar girando a alavanca da jaqueta de pressão até aposição de “travamento” ou girando o tampão tipo guarda-chuva no
sentido horário até que a seta de carregamento se alinhe com o indicador
levantado na superfície superior do tampão tipo guarda-chuva F . Se aalavanca não puder ser movida até a posição de travamento, certifique-sede que a seta de carregamento esteja alinhada E como mostrado e, em
seguida, empurre-a delicadamente para baixo no tampão tipo guardachuva. Agora a alavanca deverá travar com facilidade. Deixe os pistões/êmbolos na posição “completamente expelidos” ou na posição estendida na
preparação para encher com o contraste.
5. Continue na seção 5.3 Enchimento de seringa (somente de 200 mL).

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

7
A

ec
Ch

A

19

le
ab
En

3
12

1
0:0me
0:0Total TirD

0 elay

ak
Pe

D
I

PS

0 elay

an
Sc

ject

r ai
k fo

In

ec

r ai
k fo

r

D

0 elay

ak
Pe

D
I

PS

0 elay

an
Sc

ject

0

e

e

7

6
ta
To

7

19

L
lm

6

ta
To

L
lm

L
lm

55

L
lm

19

Nam

ta
To

r ai

r

r ai

r

PS

I

ak
Pe

D
I

PS

0 elayanScD

0 elay

ject

In

ak
Pe

D

0 elayanScD

0 elay
ject
In

k fo

ec

Ch

le
ab

En

3

12

ec

k fo

1
0:0me
0:0Total Ti

Ch

le
ab

A

En

3

1
0:0 e
0:0Total Tim
12A

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

0

ta
To

55
Nam

A

0

L
lm
ta

Ch

In

C
A

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

6
To

A

le
ab
En

3
12

1
0:0 me0:0Total Ti

4
3

L
lm
ta
To

7

19

6

L
lm
ta
To

A

2
1

55
e
Nam

0

L
lm
ta
To

55

B
e
Nam

A

5-2-5

E

F

D

Figura 5-2-2 Carregamento de seringa de 200 mL (somente no lado A)

5-2-65.2.3 CARREGAMENTO DE SERINGAS DE 125 ML/200 ML
Veja a Figura 5-2-3.
1. Mova o pistão dos lados A e B até a posição completamente retraída A .
Deslize o adaptador de seringa de 125 mL na placa de montagem frontal
do lado A da cabeça motorizada B . Pressione a tecla [Continuar] no visor
da cabeça motorizada para que o pistão possa se mover para a frente para
travar a adaptador de seringas no lugar e retornar à posição inicial.
2. Gire a alavanca da jaqueta de pressão até a seta . Deslize a jaqueta depressão de 200 mL na placa de montagem frontal da cabeça motorizada C .
Pressione a tecla [Continue] (Continuar) no visor da cabeça motorizada paraque o pistão possa se mover para frente, para travar o adaptador de seringa
no lugar e retornar o pistão à posição inicial.
5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

3. Antes de carregar, inspecione a seringa de 125 mL e o seu conteúdo paraver se há irregularidades. Abra o fecho da seringa de 125 mL D . Instale aseringa de 125 mL no adaptador de seringa E .
4. Feche os fechos para fixar a seringa de 125 mL F .
5. Se um adaptador de seringa sem RFID for usado e Preenchimentos parciais
for ativado na configuração, a caixa de diálogo “Select Prefill Volume”(Selecionar volume de pré-enchimento) será exibida no visor da cabeça
motorizada. A mensagem “Selecione o tamanho de seringa na cabeça
motorizada” será exibida no visor do console.
Usando a tela de toque na cabeça motorizada, escolha o tamanho de préenchimento.
6. Certifique-se de que o pistão do lado B esteja completamente estendido G .
7. Usando técnica de assepsia, remova a seringa de 200 mL de sua embalagem
estéril puxando o tampão do tipo guarda-chuva H . Antes de carregar,
inspecione a seringa para ver se há irregularidades. Introduza a seringa
de 200 mL na jaqueta de pressão de 200 mL fazendo coincidir o indicador
levantado na superfície superior do “tampão tipo guarda-chuva” da seringa
com a seta de carregamento pequena na jaqueta de pressão I .
8. Trave a seringa no lugar girando a alavanca da jaqueta de pressão até aposição de “travamento” ou girando o tampão tipo guarda-chuva no
sentido horário até que a seta de carregamento se alinhe com o indicador
levantado na superfície superior do tampão tipo guarda-chuva J . Se aalavanca não puder ser movida até a posição de travamento, certifique-sede que a seta de carregamento esteja alinhada como mostrado I e, em
seguida, empurre-a delicadamente para baixo no tampão tipo guardachuva. Agora a alavanca deverá travar com facilidade. Deixe os pistões/êmbolos na posição “completamente expelidos” ou na posição estendida na
preparação para encher com o contraste.
9. Continue na seção 5.3 Enchimento de seringa (somente de 200 mL).
848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

A

k fo
ec

Ch

le
ab
En

3

12

1
0:0me
0:0Total Ti

A

L

r ai

r

Del

0 ay
ject

In
D

ak

r

D

0 elay

2111

RYYY
East

0

D

0

7

L
lm

6
ta
To

19

L
lm
e
Nam

ta
To

-

-

7

L

lm

6

r

D

an
Sc

Ch

r

0 ay
Del

ak
Pe

D

PS

0 elay
an

Sc

ject

In

r ai

k fo

ec

le
ab

A

En

3

PS

I

1
0:0me
0:0Total Ti
12

ak
Pe

D

0 elay0 elay
ject
In

r ai
k fo
ec

ta
To

19

L

lm

e

ta
To
Nam

Ch

le
ab

A

En

3

1
0:0 e
0:0Total Tim
12I

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

OptiV
anta
XXXX
X -ge
X

I
PS

0IXXX

ak

P/N
S/N

Pe

D

0 elay
an

Sc

ject

In

r ai

I
PS

k fo
ec

Ch

Pe

0 elay
an

Sc

A

le
ab
En

3
12

1
0:0me
0:0Total Ti

A

L

7
19

lm

55
lm

6

ta
To

L

0

-

7

L
lm

6
ta
To

19

L
lm
ta
To

e
Nam

Ch

r

ak
Pe

D

I
PS

0 elayanScD

0 elay
ject
In

r ai
k fo
ec

le
ab

A

En

3
12

1
0:0me
0:0Total Ti

Scan
Delay
125 ml848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

A

0

e

lm

6

ta
To

7
19

L

100 ml
50 ml

75 ml

Inject Delay

ta
To

lm

e

200

G
0

1
0.1
2

Nam

0

ta
To

Nam

Volume (ml)Flow (ml/sec)

4844723
-A

3

C
B
55

Selecionar volume de pré-enchimentoCheck for air

5

A

2
1

F
A

5-2-7

A

E

6

A placa de proteção desconectou-se ou
apresentou falha. Selecione um tamanho
de seringa.
LiebelFlarshe
Galbraith Rd.
im
Cincinn Company
ati, Ohio
45236TM

1640

5-2-8
7

8

0
0

-

L
lm
ta
To

7
19

6

-

e
Nam

L
lm
ta
To

L
lm
ta
To

7
19

6

A

le
ab
En

Ch

12

A

le
ab
En

3

r

Ch
r

ak
Pe

D

I
PS

0 elayDanSc

0 elay

ject

r ai

In

I
PS

k fo
ec

ak
Pe

D

0 elayDanSc

0 elay

ject

r ai

In

1
0:0me
0:0Total Ti

k fo
ec

A

3

L
lm
ta
To

12

1
0:0me
0:0Total Ti

A

e
Nam

I
H

J

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Figura 5-2-3 Carregamento de seringas de 125 mL/200 mL
5.2.4 CARREGAMENTO DE SERINGAS DE 200 ML/200 ML
Veja a Figura 5-2-4.
1. Mova o pistão dos lados A e B até a posição completamente retraída A . Girea alavanca da jaqueta de pressão até a seta . Deslize uma das jaquetas depressão de 200 mL na placa de montagem frontal da cabeça motorizada B .
Pressione a tecla [Continuar] no visor da cabeça motorizada para que o pistão
possa se mover para a frente, para travar o adaptador de seringa no lugar e
retornar o pistão à posição inicial. Deslize as outras jaquetas de pressão de
200 mL na placa de montagem frontal da cabeça motorizada B Pressione atecla [Continue] (Continuar) no visor da cabeça motorizada para permitir queo pistão se mova para frente para travar o adaptador da seringa no lugar e
colocar o pistão na posição inicial.
2. Certifique-se de que os pistões estejam completamente estendidos C .
3. Usando técnica de assepsia, remova as seringas de 200 mL de suas
embalagens estéreis puxando seus tampões do tipo guarda-chuva D. Antes de carregar, inspecione as seringas para ver se há irregularidades.
Introduza a seringa de 200 mL em cada jaqueta de pressão fazendo
coincidir o indicador levantado na superfície superior do “tampão tipo
guarda-chuva” da seringa com a seta de carregamento pequena na jaquetade pressão E .
4. Trave a seringa no lugar girando a alavanca da jaqueta de pressão até aposição de “travamento” ou girando o tampão tipo guarda-chuva no
sentido horário até que a seta de carregamento se alinhe com o indicador
levantado na superfície superior do tampão tipo guarda-chuva F . Se aalavanca não puder ser movida até a posição de travamento, certifique-sede que as setas de carregamento estejam alinhadas como mostrado e, em
seguida, empurre-as delicadamente para baixo nos tampões tipo guardachuva. Agora a alavanca deverá travar com facilidade. Deixe os pistões/êmbolos na posição “completamente expelidos” ou na posição estendida na
preparação para encher com o contraste.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

A

r

0 ay
Del

D

ak
Pe

I

PS

0 elay

an
Sc

ject

In

r ai
k fo
ec
Ch

A

7
19

le
ab
En

3

r ai
k fo
ec

r

I
PS

0

-

7

L
lm

6

ta
To

19

L
lm

e

7

L
lm

6
ta
To

19

Nam

ta
To

Ch

r

PS

I

ak
Pe

D
I

PS

0 elay
an

Sc

ak
Pe

D

0 elayanScD

0 elay

ject

In

r ai

k fo

ec

le
ab

En

3

1
0:0me
0:0Total Ti
12

r

D

0 elay
ject
In

r ai
k fo
ec
Ch

le
ab

A

En

3

1
0:0 e
0:0Total Tim
12A

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

0

L
lm
e

-

ta
To
Nam

A

0

12

1
0:0 me0:0Total Ti

ChD

0 elayak
PeD

0 elay
an
Sc

ject

In

C
A

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

-

L
lm

6

ta
To

A

le
ab
En

3

1
0:0 me0:0Total Ti
12

4
3

L
lm

L
lm

6
ta
To

7
19

L
lm

B
A

2
1

ta
To
e
Nam

0

-

ta
To

e
Nam

A

5-2-9
5. Continue na seção 5.3 Enchimento de seringa (somente de 200 mL).

F
E

D

Figura 5-2-4 Carregamento de seringas de 200 mL/200 mL

5-2-105.2.5 CARREGAMENTO DE SERINGAS DE 125 ML/125 ML
Veja a Figura 5-2-5.
1. Mova o pistão dos lados A e B até a posição completamente retraída A .
Deslize o adaptador de seringa de 125 mL na placa de montagem frontal dos
lados A e B da cabeça motorizada B . Pressione a tecla [Continuar] no visor dacabeça motorizada para que os pistões possam se mover para a frente, para
travar o adaptador de seringa no lugar e retornar o pistão à posição inicial.
2. Antes de carregar, inspecione as seringas de 125 mL e o seu conteúdo paraver se há irregularidades. Instale as seringas de 125 mL D nos lados A e B
dos adaptadores de seringa.
3. Pressione ambos os fechos para baixo para fixar as seringas de 125 mL E .
5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

4. Se um adaptador de seringa sem RFID for usado e Preenchimentos parciais
for ativado na configuração, a caixa de diálogo “Select Prefill Volume”(Selecionar volume de pré-enchimento) será exibida no visor da cabeça
motorizada. “Select the syringe size at the Powerhead” (Selecionar otamanho da seringa na cabeça motorizada) aparecerá no visor do console.
Usando a tela de toque na cabeça motorizada, escolha o tamanho de préenchimento.
5. Continue na Seção 5.4 Conectar a tubulação na(s) seringa(s).

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

ou

s

RYYY
East

To

A

ec
Ch

le
ab

3

Dis

12

1
1:4 e
0:0tal Tim

ne
ulta
Sim

A

2111

L

3
12

lm

k

je

r

D

Sc

ct

an

Pe

ak

5I
32 PS

D

0 elay0 elay

r ai
fo

In

3
ou

LiebelFlarshe
Galbraith Rd.
im
Cincinn Company
ati, Ohio
45236-

844723
-A
TM

1640

ne
ulta
Sim

s

To

A

ec
Ch

le
ab

Dis

3
12

1
1:4 e
0:0tal Tim

A

ta
To

55

L

12

lm

k

je

r

ct

D

an

Pe

5I
32 PS
ak

0 elayD

0 elay

r ai
fo

In

Sc

3

200
lm
e

ta

To

Nam

45

L

L

12

lm
ta

To

55

Scan
Delay
125 ml

3
ou

s

To

A

k
ec
Ch

le
ab

3

Dis

12

1
1:4 e
0:0tal Tim

ne
ulta
Sim

r
r ai
fo

an

Pe

ak

5I
32 PS

D

0 elayDSc

ct

0 elayjeIn

A placa de proteção desconectou-se ou
apresentou falha. Selecione um tamanho
de seringa.

Figura 5-2-5 Carregamento de seringas de 125 mL/125 mL

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

0100 ml75 ml

Inject Delay

50 ml

OptiV
anta
XXXX
X -ge
X
L

ta
To

55

0

1
2

0IXXX

0

lm

e

ta
To

Nam

L

Volume (ml)Flow (ml/sec)

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

C
45

0

lm

e

ta
To

Nam

45

Selecionar volume de pré-enchimentoCheck for air

4

E

P/N
S/N

2
1

0.1
A

5-2-11B

A

D

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-2-12Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-3-1
5.3 ENCHIMENTO DE SERINGA (SOMENTE 200 ML)
5.3.1 TÉCNICA DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Veja as Figuras 5-3-1 a 5-3-4.
OBSERVAÇÃO: Esse recurso estará disponível somente se ligado na telaConfiguração.
Instruções de Uso do Tubo de Enchimento
O recurso Auto-Fill (Enchimento automático) foi criado para encher automaticamente
a seringa e minimizar a introdução de ar. Para usar o recurso de Enchimento
automático:Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

1. Coloque o(s) pistão(ões) na posição “inicial” (isto é, totalmente expelidos) e,em seguida, carregue uma seringa de 200 mL na(s) jaqueta(s) de pressão. Sea cabeça motorizada não estiver na posição vertical, aparecerá a seguinte
mensagem: Girar a cabeça motorizada até a posição vertical para ativar asequência de enchimento automático.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical. Exibe-se a tela mostrada
na Figura 5-3-1. OBSERVAÇÃO: Se uma seringa de 200 mL for instalada em
ambos os lados A e B, a sequência de enchimento automático poderá ser
executada em ambos os lados. Veja a Figura 5-3-2.
3. Ajuste o volume de enchimento desejado (mL) pressionando a tecla[Volume de enchimento] A para os lados A e B (o lado B é mostrado na
Figura 5-3-1; ambos os lados A e B são mostrados na Figura 5-3-2) e, em
seguida, altere o valor através da tecla da barra deslizante B .
4. Remova o tampão protetor da ponta da seringa e guarde-o em um lugar
seguro para usá-lo novamente na etapa 9.
5. Usando técnica de assepsia, deslize a extremidade da seção mais curta do tubo
de enchimento sobre a ponta da seringa. NÃO TOQUE NA PONTA. Coloque a
extremidade da seção mais longa do tubo de enchimento no recipiente domeio de contraste. Para manter a aeração em um nível mínimo, certifique-se deque essa extremidade do tubo esteja dentro do meio e NÃO esteja puxando ar.
6. Pressione e libere a(s) respectiva(s) tecla(s) [Start Auto-Fill] (Iniciar enchimento
automático) C . O injetor retrairá automaticamente o(s) pistão(ões) 25 mL em
2 mL/s, removerá 25 mL em 5 mL/s e retrairá para o Volume de enchimento em
7 mL/s. Esta sequência foi concebida para minimizar a quantidade de ar puxado
na seringa durante o processo de enchimento. OBSERVAÇÃO: Pressionando a
tecla [Parar] na tela, o recurso de Enchimento automático será parado.
7. Remova com cuidado o tubo de enchimento da ponta da seringa
torcendo-o ao retirá-lo. OBSERVAÇÃO: Para impedir que o meio decontraste seja derramado na seringa e na jaqueta da pressão, certifiquese de que a parte curvada do tubo de enchimento esteja completamente
vazia ou contenha meio de contraste suficiente, de modo que o nível na
extremidade mais longa esteja ligeiramente mais baixo que na ponta daseringa. Isto fará com que o líquido no tubo retorne ao recipiente.
8. Observe o meio de contraste para certificar-se de que todas as bolhas de arsejam removidas. Se as bolhas de ar ainda estiverem aderindo nos lados daseringa, siga as etapas descritas na seção 5.5 Purgar o ar/Encher a tubulação.
9. Para impedir contaminação, recoloque o tampão protetor na ponta daseringa. A cabeça motorizada deverá permanecer na posição vertical (paraimpedir vazamento) até que esteja pronto para a injeção.

5-3-2

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Instruções de Uso do Conjunto de Transferência
1. Coloque o(s) pistão(ões) na posição “inicial” (isto é, totalmente expelidos) e,em seguida, carregue uma seringa de 200 mL na(s) jaqueta(s) de pressão. Sea cabeça motorizada não estiver na posição vertical, aparecerá a seguinte
mensagem: Gire a cabeça motorizada até a posição vertical para ativar asequência de enchimento automático.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical. Exibe-se a tela mostrada
na Figura 5-3-1. OBSERVAÇÃO: Se uma seringa de 200 mL for instalada em
ambos os lados A e B, a sequência de enchimento automático poderá ser
executada em ambos os lados. Veja a Figura 5-3-2.
3. Ajuste o volume de enchimento desejado (mL) pressionando a tecla[Volume de enchimento] A para os lados A e B (o lado B é mostrado na
Figura 5-3-1; ambos os lados A e B são mostrados na Figura 5-3-2) e, em
seguida, altere o valor através da tecla da barra deslizante B .
4. Inspecione o pacote do Conjunto de Transferência para qualquer dano.
5. Usando a técnica de assepsia, abra o pacote do Conjunto de Transferência.
Remova a jaqueta de plástico que cobre a ponta do Conjunto deTransferência e insira no centro do tampão ou bolsa do contêiner do meiode contraste. Usando o suporte destacável do frasco, pendure o frasco
do meio de contraste e/ou o frasco/bolsa de solução salina no polo dosuporte de soro do sistema injetor OptiVantage DH. Não remova a tampa
do conector da ponta do luer do Conjunto de Transferência até que esteja
pronta para o uso. Uma vez removida, armazene em um local seguro parareutilização na etapa 10.
6. Remova o tampão protetor da ponta da seringa e guarde-o em um lugar
seguro para usá-lo novamente na etapa 11.
7. Usando a técnica de assepsia, remova o tampão protetor da ponta deconexão do tubo do Conjunto de Transferência e anexe a ponta luer na
seringa. Veja a Figura 5-3-3.
8. Abra a guia de ventilação de ar encontrada ao lado do dispositivo
pontiagudo.
9. Pressione e libere a(s) respectiva(s) tecla(s) [Start Auto-Fill] (Iniciar
enchimento automático) C . O injetor retrairá automaticamente o(s)pistão(ões) 25 mL em 2 mL/s, removerá 25 mL em 5 mL/s e retrairá parao Volume de enchimento em 7 mL/s. Esta sequência foi concebida para
minimizar a quantidade de ar puxado na seringa durante o processo deenchimento. OBSERVAÇÃO: Pressionando a tecla [Parar] na tela, o recurso
de Enchimento automático será parado.
10. Desconecte cuidadosamente o conector luer do Conjunto de Transferência
da seringa e substitua o tampão do conector da ponta luer do Conjunto deTransferência.
11. Para impedir contaminação, recoloque o tampão protetor na ponta daseringa. A cabeça motorizada deverá permanecer na posição vertical (paraimpedir vazamento) até que esteja pronto para a injeção.
12. Observe o meio de contraste e/ou a solução salina para certificar-se de que
todas as bolhas de ar sejam removidas.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-3-3

Enchimento Automático

B

A

180

C

Iniciar enchimento

Volume de enchimento (ml)Figura 5-3-1 Tela Auto-Fill (Enchimento automático) da cabeça motorizada: lado B

Enchimento Automático
A
B

A
A

180
180

C
C

Iniciar enchimento

Iniciar enchimento

Volume de enchimento (ml)B
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
BD
B
Principal
Figura 5-3-2 Tela Auto-Fill (Enchimento automático) - Enchimento simultâneo dos
lados A e B

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopacienteB
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
BD
B
Principal

5-3-4B

B
Fill Volume (ml)200
Start Auto Fill

Start Auto Fill

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

C

Auto Fill

Fill Volume (ml)200

Auto FillC

Figura 5-3-3 Enchimento de seringa do lado direito/lado esquerdo: lado B

A

B
Fill Volume (ml)

200
200

Fill Volume (ml)Auto Fill

C

Start Auto Fill

Figura 5-3-4 Enchimento de seringas com o recurso Auto-Fill (Enchimento
automático)

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-3-55.3.2 TÉCNICA DE ENCHIMENTO MANUAL
Ao carregar uma seringa de 200 mL, a tela mostrada na Figura 5-3-1 é exibida(se o recurso Enchimento automático estiver ligado na tela Configuração) para
permitir o enchimento automático da seringa. O recurso Auto-Fill (Enchimento
automático) foi criado para encher automaticamente a seringa e minimizar a
introdução de ar. Porém, para encher a seringa manualmente:

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Instruções de Uso do Tubo de Enchimento
1. Desative o recurso Auto-Fill (Enchimento automático) pressionando a tecla[Main] (Principal) ( D na Figura 5-3-1 e 5-3-2) para exibir a tela Principal.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical.
3. Remova o tampão protetor da ponta da seringa e guarde-o em um lugar
seguro para usá-lo novamente na etapa 9.
4. Usando técnica de assepsia, deslize a extremidade da seção mais curta dotubo de enchimento sobre a ponta da seringa. NÃO TOQUE NA PONTA.
Coloque a extremidade da seção mais longa do tubo de enchimento
no recipiente do meio de contraste. Para manter a aeração em um nível
mínimo, certifique-se de que essa extremidade do tubo esteja dentro domeio e NÃO esteja puxando ar.
5. Pressione a tecla da seringa respectiva para exibir as setas de enchimento/
expulsão. Retraia o êmbolo para extrair o volume desejado de meio decontraste para a seringa. OBSERVAÇÃO: Um fluxo de retração de 10 mL/s
ou menos é o ideal para minimizar a introdução de ar.
6. Mova o pistão no sentido de “expulsão” para expelir todo o ar da seringa.
7. Remova com cuidado o tubo de enchimento da ponta da seringa
torcendo-o ao retirá-lo. OBSERVAÇÃO: Para impedir que o meio decontraste seja derramado ao redor da seringa e da jaqueta da pressão,certifique-se de que a parte curvada do tubo de enchimento estejacompletamente vazio ou contenha meio de contraste suficiente de modoque o nível na extremidade mais longa esteja ligeiramente mais baixo
que na ponta da seringa. Isto fará com que o líquido no tubo retorne aorecipiente.
8. Observe o meio de contraste para certificar-se de que todas as bolhas de arsejam removidas. Se as bolhas de ar ainda estiverem aderindo nos lados daseringa, siga as etapas descritas na seção 5.5 Purgar o ar/Encher a tubulação.
9. Para impedir contaminação, recoloque o tampão protetor na ponta daseringa. A cabeça motorizada deverá permanecer na posição vertical (paraimpedir vazamento) até que esteja pronto para a injeção.

5-3-6

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Instruções de Uso do Conjunto de Transferência
1. Desative o recurso Enchimento automático pressionando a tecla [Principal]( D na Figura 5-3-1) para exibir a tela Principal.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical.
3. Inspecione o pacote do Conjunto de Transferência para qualquer dano.
4. Usando a técnica de assepsia, abra o pacote do Conjunto de Transferência.
Remova a luva de plástico que cobre a ponta do Conjunto de Transferência
e insira no centro do tampão ou bolsa do contêiner do meio de contraste.
Usando o suporte destacável do frasco, pendure o frasco do meio decontraste e/ou o frasco/bolsa de solução salina no polo do suporte de soro
do sistema injetor OptiVantage DH. Não remova a tampa do conector da
ponta do luer do Conjunto de Transferência até que esteja pronta para ouso. Uma vez removida, armazene em um local seguro para reutilização na
etapa 10.
5. Remova o tampão protetor da ponta da seringa e guarde-o em um lugar
seguro para usá-lo novamente na etapa 11.
6. Usando a técnica de assepsia, remova o tampão protetor da ponta deconexão do tubo do Conjunto de Transferência e anexe a ponta luer na
seringa. Veja a Figura 5-3-3.
7. Abra a guia de ventilação de ar encontrada ao lado do dispositivo
pontiagudo.
8. Pressione a tecla da seringa respectiva para exibir as setas de enchimento/
expulsão. Retraia o êmbolo para extrair o volume desejado de meio decontraste para a seringa.
9. Mova o pistão no sentido de “expulsão” para expelir todo o ar da seringa.
10. Desconecte cuidadosamente o conector luer do Conjunto de Transferência
da seringa e substitua o tampão do conector da ponta luer do Conjunto deTransferência.
11. Para impedir contaminação, recoloque o tampão protetor na ponta daseringa. A cabeça motorizada deverá permanecer na posição vertical (paraimpedir vazamento) até que esteja pronto para a injeção.
12. Observe o meio de contraste e/ou a solução salina para certificar-se de que
todas as bolhas de ar sejam removidas.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-4-1
5.4 CONECTAR A TUBULAÇÃO NA(S) SERINGA(S)Para unir o cateter ou a tubulação na seringa de pré-enchimento de 125 mL ou
na seringa descartável de 200 mL, usando técnica de assepsia, introduza o cubo
A no entalhe da porca luer B e gire-a no sentido horário para apertar o cubona ponta da seringa. Veja a Figura 5-4-1.

B
5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

A

Figura 5-4-1 Conectar a tubulação na seringa

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-4-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-5-1
5.5 PURGAR O AR DA SERINGAPERIGO!
PERIGO! RISCO DE EMBOLIA AÉREA!
O ar aprisionado na seringa e no tubo pode provocar lesões ou a morte dopaciente. Verifique sempre se o ar foi eliminado adequadamente tanto da seringa
como do tubo antes de conectá-la ao paciente e imediatamente antes de iniciar
a injeção! O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça
OptiVantage não dispõe de meios para verificar a presença de ar na seringa e natubulação. O operador é responsável pela remoção de todo o ar do sistema.
OBSERVAÇÃO: As instruções que acompanham a seringa de pré-enchimento
devem ser seguidas.

OBSERVAÇÃO: A tecla [Purga] ativa é exibida na tela da cabeça motorizada
somente depois que a seringa está cheia e a cabeça motorizada está na posição
vertical. A purga automática foi criada para ser usada com a tubulação enrolada
fornecida. Se for usada uma tubulação mais comprida, será necessária uma
purga manual adicional. Se for usada uma tubulação mais curta, o fluido será
expulso da extremidade do tubo.
1. O ar na(s) seringa(s) e na tubulação DEVE ser removido para impedir ainjeção de uma embolia aérea no paciente.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical (90º) para apontar a pontada(s) seringa(s) para cima, fazendo com que todas as bolhas de ar ou abolsa de ar vão até a ponta.
3. Se necessário, desaloje todas as bolhas de ar unidas nas laterais da(s)seringa(s) batendo delicadamente com a palma da mão.
4. Pressione a tecla [Remoção] A localizada como mostrado na Figura
5-5‑1. As seringas devem estar cheias e a cabeça motorizada deve estarna posição vertical para que a tecla [Remoção] fique ativa. O console será
travado e exibirá a mensagem “Auto Purge is in process at the Powerhead”(Purga automática em andamento na cabeça motorizada). OBSERVAÇÃO:O “Primeiro lado a remover” é selecionado na tela Configuração. Se ambos
os lados (A e B) contiverem uma seringa, mas se o protocolo tiver somente
um lado programado, somente aquele pistão será movido.
5. Após concluir a purga automática, a seguinte mensagem aparecerá no visor
da cabeça motorizada: “Check for air in syringes and tubing”. (Verificar sehá ar nas seringas e na tubulação) Complete purge process by advancing
the manual knob. (Completar o processo de purga avançando o botão
manual) O operador deverá avançar o botão manual piscando ou sua setade expulsão correspondente.
Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5.5.1 RECURSO DE PURGA AUTOMÁTICA

5-5-2
6. Quando o operador avançar o botão manual, a mensagem será removida
do visor da cabeça motorizada.
7. Verifique se o ar de ambas as seringas e da tubulação foi completamente
removido de maneira apropriada.

00

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

Total mL

0

Simultâneo

6 Fase55

Total mL

Tempo injecç.

A
A

35

Verificar arA
Purga autom

0:01:360Tempo TC

50

Pico PSI

Tempo total

129
Figura 5-5-1 Tecla [Auto Purge] (Purga automática) localizada na tela dacabeça motorizada

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-5-35.5.2 PURGAR O AR MANUALMENTE
1. O ar na(s) seringa(s) e na tubulação DEVE ser removido para impedir ainjeção de uma embolia aérea no paciente.
2. Gire a cabeça motorizada até a posição vertical (90º) para apontar a pontada(s) seringa(s) para cima, fazendo com que todas as bolhas de ar ou abolsa de ar vão até a ponta.
3. Se necessário, desaloje todas as bolhas de ar unidas nas laterais da(s)seringa(s) batendo delicadamente com a palma da mão.

5. Verifique se o ar da seringa e da tubulação foi completamente removido demaneira apropriada.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

4. Usando as setas de expulsão ou o botão manual, avance o pistão parapressionar a bolha de ar para fora da ponta da(s) seringa(s) e para forada(s) tubulação(ções). O sistema de injeção requer um mínimo de 1 mL demovimento do êmbolo para permitir que o injetor seja ativado para um
procedimento.

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-5-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-6-1
5.6 ENCHER A TUBULAÇÃOPERIGO!
PERIGO! RISCO DE EMBOLIA AÉREA!
O ar aprisionado na seringa e no tubo pode provocar lesões ou a morte dopaciente. Verifique sempre se o ar foi eliminado adequadamente tanto daseringa como do tubo antes de conectá-la ao paciente e imediatamente antes
de iniciar a injeção! O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla
Cabeça OptiVantage não dispõe de meios para verificar a presença de ar na
seringa e na tubulação. O operador é responsável pela remoção de todo o ar
do sistema.

1. Encha a tubulação com solução salina se forem executadas injeções no Modode gotejamento ou de Patency Check.
2. Avance o êmbolo da seringa de contraste para empurrar o contraste
imediatamente depois da interseção em “Y” da tubulação em “Y”.
3. Avance o pistão da solução salina para empurrá-la pela intersecção em “Y”
da tubulação em “Y” e para fora através da tubulação restante.
4. Verifique se todo o ar foi removido das seringas e da tubulação.

5.6.2 ENCHIMENTO DA TUBULAÇÃO COM CONTRASTE
1. Encha a tubulação com contraste se NÃO forem executadas injeções no Modode gotejamento ou injeções de Patency Check.
2. Avance o êmbolo da seringa de solução salina para empurrar a solução
imediatamente depois da interseção em “Y” da tubulação em “Y”.
3. Avance o pistão da seringa de contraste para empurrá-lo pela intersecção
em “Y” da tubulação em “Y” e para fora através da tubulação restante.
4. Verifique se todo o ar foi removido das seringas e da tubulação.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5.6.1 ENCHIMENTO DA TUBULAÇÃO COM SOLUÇÃO SALINA

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-6-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-7-1
5.7 CABEÇA MOTORIZADA NA POSIÇÃO VERTICAL
Veja a Figura 5-7-1.

ck
Che

Inje 0
ct
De

Sca 0
n
De

32

Pea 5
k PSI

lay

lay

for

air

Com todo o ar removido e com a tubulação cheia, a cabeça motorizada
deverá permanecer na posição vertical A (para impedir vazamento) até que
esteja pronta para a injeção. A tecla [Activar] será ativada quando a cabeça
motorizada for girada 30° abaixo da linha horizontal B .

A

A

7

al

Tot

0

me

mL

-

al

Na

Tot

B

19

6

mL

Tot

Tim

e

12

3

0:00 Enable:01al

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

A
0

Name

-

Total mL50

6Total mL

197

A

A

EnableTotal Time

0:00:010

Inject Delay0

Scan Delay

Peak PSI

325

5-7-1 Cabeça motorizada nas posições vertical e horizontal

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Sequência deativação - Injeção
monopaciente

5-7-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-8-1

5.8 ADMINISTRAÇÃO DE UMA INJEÇÃO MONOPACIENTE
As seções 5.8 a 5.16 instruem o operador sobre as etapas que devem serseguidas para administrar uma injeção monopaciente com segurança.
5.8.1 PERIGOS/AVISOS/PRECAUÇÕESPERIGO!

PERIGO!
REMOVA A SERINGA APÓS CONCLUIR A INJEÇÃO!
Seringas descartáveis são concebidas somente para uso único. As seringas
usadas deverão ser removidas imediatamente do injetor após a conclusão deum procedimento para evitar a sua reutilização acidental. Se a seringa não forremovida após a conclusão de um procedimento, poderá ocorrer uma injeção
de ar acidental. A injeção de ar pode causar lesões ao paciente ou morte.

PERIGO!
Siga todas as orientações do fabricante e não opere se alguma parte do
Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
estiver a menos de 15 cm (6 pol.) de um marca-passo ou de um desfibrilador.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

PERIGO! RISCO DE EMBOLIA AÉREA!
O ar aprisionado na seringa e no tubo pode provocar lesões ou a morte
do paciente. Verifique sempre se tanto a seringa como o tubo foram
adequadamente limpos de ar imediatamente antes de iniciar a injeção!
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
não dispõe de meios para verificar a presença de ar na seringa e na tubulação.
O operador é responsável pela remoção de todo o ar do sistema.

5-8-2
ADVERTÊNCIA!
Este dispositivo foi aprovado para uso somente com os materiais deconsumo relacionados no Capítulo 1. O uso de outros materiais de consumo
poderá resultar em ferimentos no paciente, ferimentos no operador e/ou emdanos ao equipamento.

ADVERTÊNCIA!
Gire a cabeça motorizada para baixo
Antes da administração da injeção, gire a cabeça motorizada para baixo, para
permitir que quaisquer pequenas bolhas de ar existentes se desloquem para
longe da ponta, reduzindo a possibilidade de injetar ar no paciente.
5—Administração de uma
injeção monopaciente

ADVERTÊNCIA!
Posição da cabeça motorizada
Ao posicionar a cabeça motorizada, não coloque-a sobre o paciente ou
diretamente à frente de seu rosto para reduzir a possibilidade de ferimentos
ao paciente.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-9-1

5.9 RECUPERAR/INSERIR PARÂMETROS DE PROTOCOLO
Recupere o protocolo necessário na memória ou introduza os parâmetros
necessários. Para obter mais informações sobre a recuperação de um protocolo
na memória ou sobre a introdução de parâmetros, consulte o Capítulo 3.

.3

ADVERTÊNCIA!

EXAMINE OS PARÂMETROS
Antes de aplicar uma injeção, examine todos os parâmetros para garantir
que os mesmos estejam corretos e sejam apropriados para o procedimento.
Também certifique-se de que o fluido de contraste esteja instalado no ladocorreto da cabeça motorizada.
5—Administração de uma
injeção monopaciente

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-9-2

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-10-1

5.10 CONECTAR AO PACIENTE
ADVERTÊNCIA!
O extravasamento pode ser minimizado com as seguintes precauções:• Ao escolher um local de I.V., use a maior veia possível.
• Use a velocidade de fluxo mais baixa para conseguir uma intensificação.
• Use o maior cateter do tipo Teflon possível.
• Garanta um bom fluxo reverso do cateter.
• Continue a monitorar no local remoto.
• Instrua o paciente para avisar o operador sobre alguma dor, pressão ou
inchaço anormal.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

Siga a técnica apropriada de punção de veias para conectar o paciente ao
Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage.

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-10-2Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-11-1

5.11 ATIVAR O INJETOR
Veja a Figura 5-11-1.
1. O operador é responsável pela garantia de evacuação completa do arda seringa e da tubulação antes de aplicar a injeção. Antes de ativar uma
injeção, examine todos os parâmetros para garantir que os mesmos estejam
corretos e sejam apropriados para o procedimento. Também certifique-sede que o fluido de contraste esteja instalado no lado correto da cabeça
motorizada.
2. Siga a seqüência de ativação indicada no Capítulo 4 para carregar e encher
as seringas corretamente, remover o ar e encher a tubulação.

4. Pressione a tecla [Activar] localizada na tela da cabeça motorizada ou do
console. Uma tecla [Iniciar] A aparecerá no canto superior direito das telas
do console e da cabeça motorizada. A tecla [Activar] alternará para uma
tecla [Desactivar] B . As luzes indicadoras na cabeça motorizada acenderão
para indicar que a unidade agora está ativada para a aplicação de uma
injeção.

A:

115

ml

125

B:

107

ml
Tempo TC

Pico PSI

PH2:
PH3:
PH4:
PH5:

A

4.0

AB

5.0
mL/s

B
-

IniciarTempo total

0

50

PH1:

A

0:00:31

Nome de protocolo

0

0

3.0
mL/s

30
mL

8

10

Duração

20

7

45

0

Demora Fase

Duração

50
mL
mL

Iniciar0

Tempo injecç.

mL/s

A

123

50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina(mL)

Total mL

0

Simultâneo

Demora Fase

Nome

B

Duração

55

Total mL

PH6:
OptiBolus

D Gotejamento

Gotejamento

Timing Bolus

B Desactivar

D

0

A
A

125

Desactivar

0:01:41

Tempo injecç.

0

Tempo TC

325

Pico PSI

Tempo total

123

C

Patency

Tela activada da cabeça do injector

Tela activada do consola

Figura 5-11-1 Tela ativada

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

3. Gire a cabeça motorizada pelo menos 30° abaixo da linha horizontal.
Essa medida de segurança reduz a possibilidade de uma embolia aérea.
Pequenas bolhas de ar remanescentes tenderão a flutuar para longe daextremidade e não serão injetadas no paciente.

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-11-2Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-12-1

5.12 VERIFICAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DO LOCAL DE I.V.
ADVERTÊNCIA!
O extravasamento pode ser minimizado com as seguintes precauções:• Ao escolher um local de I.V., use a maior veia possível.
• Use a velocidade de fluxo mais baixa para conseguir uma intensificação.
• Use o maior cateter do tipo Teflon possível.
• Garanta um bom fluxo reverso do cateter.
• Continue a monitorar no local remoto.
• Instrua o paciente para avisar o operador sobre alguma dor, pressão ou
inchaço anormal.

Há duas técnicas diferentes para verificar a desobstrução do local de I.V.
Quando um protocolo está ativado, a tecla [Desobstrução] fica disponível novisor da cabeça motorizada para injetar um pequeno volume de solução salina
à mesma velocidade de fluxo do protocolo ativado. O botão manual também
fica disponível para verificar a desobstrução manualmente. Seguem-se as
instruções para ambas as técnicas:
5.12.1 VERIFICAR A DESOBSTRUÇÃO USANDO A TECLA [PATENCY]
Veja as Figuras 5-12-1 e 5-12-2.
1. Pressione a tecla [Patency] C (na Figura 5-11-1) localizada na tela ativada
da cabeça motorizada. Exibe-se a tela como mostrado na Figura 5-12-1.
2. Ajuste o fluxo E e o volume F da Patency Check (verificação dedesobstrução) como desejado usando a barra deslizante G . O Volume dePatency Check somente pode ser ajustado com uma quantidade que nãocomprometa o protocolo ativado. A tecla [Sair] H exibirá a tela ativada.
3. Pressione a tecla [Iniciar desobstrução] I para dar início à injeção e exibir atela como mostrado na Figura 5-12-2. Monitore o local e instrua o pacientepara avisar o operador sobre alguma dor, pressão ou inchaço anormal.
O tempo total J aumenta e o volume da seringa K diminui ao injetar. A
tecla [Stop] (Parar) L está disponível para interromper a injeção Patency
Check imediatamente.
4. Quando a injeção de Patency Check for aplicada, a tela ativada será exibida
e o injetor estará pronto para aplicar o protocolo ou para aplicar outra
Patency Check.
Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

OBSERVAÇÃO: O injetor não tem a capacidade de impedir ou de detectar
um extravasamento. Esse recurso estará disponível somente se ligado na telaConfiguração.

5-12-2

Patency Check
E

4.0

I

F

10

H

Iniciar Patency

Sair

5—Administração de uma
injeção monopacienteG
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
GG

Figura 5-12-1 Tela Verificação de desobstrução (somente na cabeça motorizada)

K 170
J 0:00:15

125
PSI

B

Tempo total

2.0

mL/s

10

mL

Patency Check120

L PararFigura 5-12-2 Tela de injeção de Verificação de desobstrução (somente na
cabeça motorizada)

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-12-3

5.12.2 VERIFICAR A DESOBSTRUÇÃO USANDO O BOTÃO MANUALPERIGO!
PERIGO! RISCO DE COAGULAÇÃO DE SANGUE! Não deixe que o sangue
permaneça em uma linha de acesso de I.V.

ADVERTÊNCIA!
É necessário ter cuidado ao retrair o êmbolo usando o botão manual para que a
integridade da veia seja mantida.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

OBSERVAÇÃO: Essa técnica não poderá ser executada se a seringa for
conectada à tubulação com uma válvula de retenção. Usando o botão manual
do lado da solução salina, retraia o êmbolo para verificar a desobstrução dolocal. de I.V. Não deixe que o sangue permaneça em uma linha de acesso de I.V.

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-12-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-13-1

5.13 ADMINISTRAÇÃO DE UMA INJEÇÃO NO MODO DE GOTEJAMENTO
Veja as Figuras 5-13-1 e 5-13-2.

ADVERTÊNCIA!
EXAMINE OS PARÂMETROSO protocolo ativado pode ser aplicado através da tela de injeção no modode gotejamento pressionando a tecla [Iniciar protocolo] X . Se esse recurso
for usado, antes de pressionar a tecla [Gotejamento] na tela Principal ativada,examine completamente todos os parâmetros do protocolo para certificar-se deque sejam corretos e apropriados para o procedimento. Também certifique-se deque o fluido de contraste esteja instalado no lado correto da cabeça motorizada.

2. Ajuste o fluxo do gotejamento M , o volume de gotejamento N e o intervalode gotejamento O como desejado usando a barra deslizante P . O Volume
de gotejamento somente pode ser ajustado com uma quantidade que nãocomprometa o protocolo ativado. Volume de gotejamento (injetável) Q
exibe a quantidade de solução salina disponível para a injeção no modode gotejamento. Tempo de gotejamento R exibe a quantidade de tempo
necessária para a injeção no modo de gotejamento.
3. Pressione a tecla [Iniciar gotejamento] S para dar início à injeção epara exibir a tela como mostrado na Figura 5-13-2. A tecla [Sair] T está
disponível para sair do modo de gotejamento e para retornar à tela
Protocolo ativado.
Ao injetar, o tempo de gotejamento U e o volume da seringa diminuem V .
O volume aplicado de solução salina W é atualizado durante a injeção nomodo de gotejamento. A tecla [Parar] X está disponível para interromper a
injeção a qualquer momento. Pressionando a tecla [Iniciar protocolo] Y , aaplicação do protocolo principal tem início imediatamente.
4. Uma vez que a injeção de gotejamento é aplicada, a seguinte mensagem é
exibida:AVISO!
A injeção com modo de gotejamento foi concluída.
Iniciar o protocolo ativado.
Pressionar Fechar para retornar à tela Iniciar.
Pressione a tecla [Fechar] para exibir a tela Protocolo ativado (tela Iniciar).
Agora o injetor está pronto para aplicar o protocolo principal. Podem ser
feitos ajustes nos parâmetros do protocolo antes do início da aplicação doprotocolo principal.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

1. Pressione a tecla [Gotejamento] D (na Figura 5-11-1) localizada na tela ativada
da cabeça motorizada. Exibe-se a tela como mostrado na Figura 5-13-1.

5-13-2

A:

120

mL

B:

180

mL

125
200

Modo de gotejamento

S Iniciar gotejamento

Q 150

Modo de gotejamento

B

0.5

Lado

1:10:58

1.0

Fluxo (mL/s)

N

O

P

T

Sair

1.0

1.5

2.0

2.5

30 O

1.0 N

Fluxo (mL/s)

0.1
0.5

1:10:58 R

Volume (mL)Intervalo (s)Iniciar gotejamento

S

Sair

3.0

0.5

1.0

P

P

P

1.5

2.0

2.5

3.0

P

Tela Modo de gotejamento da cabeça
motorizada (cabeça do injeção)Tela Modo de gotejamento do console

5—Administração de uma
injeção monopaciente

0.5 M

B

Intervalo (s)

T

P

Q 150

Volume gotejam. (mL) Tempo gotejam.

Lado

30

Volume (mL)

M

0.1

R

Volume gotejam. (mL) Tempo gotejam.

Modo de gotejamento

Figura 5-13-1 Tela Modo de gotejamento

A:

125

120

28

mL

Injetando

12 W

B: V 165 mL

200

V 165

gotejam.
UTempo1:14:08

50

PSI

Gotejam. B

0.5

mL/s

B

1.0

mL

U 1:14:08

Tempo gotejam.

0.5

mL/s

1.0

mL

Modo de gotejam.

Y

Iniciar protocolo

Y Iniciar protocolo
X
Pressão
PSI

0

50

100

150

200

250

300

Parar

Tela de injeção no Modo de gotejamento da consola

X
120

Tela de injeção no Modo de gotejamento
da cabeça motorizada

Figura 5-13-2 Tela de injeção no Modo de gotejamento

848041-C 2019-10-25

Parar

Modo monopaciente

5-14-1
5.14 APLICANDO O PROTOCOLO PRINCIPAL
5.14.1 PERIGOS, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕESPERIGO!
É NECESSÁRIO O EMPENHO DEVIDO DO OPERADOR!
A aplicação de uma injeção sem ar em um paciente requer o empenho devido
por parte do operador. O ar aprisionado na seringa e no tubo pode provocar
lesões ou a morte do paciente. Verifique sempre se tanto a seringa como o tubo
foram adequadamente limpos de ar imediatamente antes de iniciar a injeção!
O Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
não dispõe de meios para verificar a presença de ar na seringa e na tubulação.
O operador é responsável pela remoção de todo o ar do sistema.

EXAMINE OS PARÂMETROS
Antes de aplicar uma injeção, examine todos os parâmetros para garantir que
os mesmos estejam corretos e sejam apropriados para o procedimento.
Também certifique-se de que o fluido de contraste esteja instalado no ladocorreto da cabeça motorizada.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

ADVERTÊNCIA!

5-14-2
5.14.2 INICIANDO A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PRINCIPAL
Veja a Figura 5-14-1.
O protocolo pode ser aplicado pressionando a tecla [Iniciar] ( A na Figura
5‑11‑1) na cabeça motorizada ou no console, ou pressionando o controle
manual remoto. Quando a injeção tem início, exibe-se a tela Injetando
mostrada na Figura 5-14-1. Ao injetar, o tempo total a aumenta e o volume
da seringa b diminui. O volume aplicado c de contraste e de solução salina
é atualizado na tela do console durante a injeção. A tecla [Parar] d está
disponível para interromper a injeção a qualquer momento. Observe que oparâmetro Pico PSI/Pico kPa (limite de pressão) é indicado pela linha vermelhae . A pressão de injeção em tempo real é indicada pela barra branca f .
A:

5—Administração de uma
injeção monopaciente

125

B:

15

28

mL

200

a

c Injetando

b

20

0

Tempo total

12

mL

b

1:14:081250

Tempo injecç.

Tempo TC

PH1:

A

18

20

11

PH2

AB 1.0

70

70

mL/s
mL/s

mL

Duração

mL

0

50

35

Demora Fase

35

Duração % Contraste Contraste (mL) Sol. Salina (mL)PH3

Pico PSI

Tempo injecç.

1.9

20

2 AB 1.0

70

1

A

2050
0

mL/s

mL

mL/s

mL

0:00:15

0

Tempo TC

Tempo total

0

Demora Fase

50

% Contraste

PH4
PH5
PH6

d
Pressão
PSI

0

50

100

150

f

200

250

300

Parar

e

b

15

d

Parar

Tela de injeção da cabeça motorizada

Tela de injeção da consola

Figura 5-14-1 Tela Injetando

5.14.3 PAUSANDO UMA INJEÇÃO
Veja as Figuras 5-14-1 e 5-14-2.
Uma injeção pode ser pausada imediatamente pressionando a tecla [Parar]d (na Figura 5-14-1) no visor do console ou da cabeça motorizada, e também
pressionando uma vez o controle manual. Quando o injetor é pausado, a telamostrada na Figura 5-14-2 é exibida e as luz de status no botão manual na
cabeça motorizada pisca com sua cor respectiva a cada 1/2 segundo.
Enquanto a injeção está pausada, os valores da velocidade do fluxo, do volume
e da demora de fase podem ser alterados na tela da cabeça motorizada ou do
console. Porém, não é possível adicionar nem excluir fases quando o injetor
está pausado.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-14-3
5.14.4 REINICIANDO UMA INJEÇÃO PAUSADA
Veja a Figura 5-14-2.
A injeção pode ser reiniciada pressionando-se a tecla [Iniciar] g nas telas
Injeção pausada do console ou da cabeça motorizada, ou pressionando-se ocontrole remoto manual. Os valores alcançados exibidos na tela Resultados
depois da conclusão da injeção reiniciada representam o volume total aplicado
desde o início da injeção e a velocidade de fluxo média alcançada desde oreinício.

125

A:

124

mL

B:

124

mL

125

12

0

PH1:

A

4.0
mL/s

30
mL

Duração

PH2:

AB

5.0
mL/s

50
mL

Duração

B
-

3.0

20

7

mL/s

Tempo TCmL

50

0:00:310

Tempo injecç.

PH4:

Tempo total
Nome de protocolo

8

10

0
Demora Fase
50

25

25

% contraste Contraste (mL) Sol. Salina(mL)

0

Demora Fase1

3

Tempo TC

A 4.0 30
mL/s

2 AB

Duração

mL/s

28

Injeção pausada

Desactivar

8

mL

Iniciar0

Demora Fase

Duração

Duração

B 3.0 20
PróximohmLg

Tempo total

50
10 % contraste
5.0
50
mL/s
mL

PH5:
PH6:

0:00:310

Pico PSI

0

Pico PSI

PH3:

Iniciar0

Demora Fase

7

Duração

Injeção pausadah12

Desactivar

Tela de injeção da cabeça motorizada

Tela de injeção da consola

Figura 5-14-2 Telas de injeção pausada

5.14.5 TERMINANDO UMA INJEÇÃO
Veja as Figuras 5-14-1 e 5-14-2.
Pressione a tecla [Parar] d (na Figura 5-14-1) e, em seguida, a tecla [Desactivar]
h (na Figura 5-14-2) nas telas da cabeça motorizada ou do console para
terminar uma injeção.

5.14.6 CONCLUSÃO DE UMA INJEÇÃO/RETRAÇÃO DE PISTÃO DE 125 ML
Após a conclusão de uma injeção, o pistão de 125ml retrairá ligeiramente para
facilitar a remoção da seringa.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

50

g

28

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-14-4

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-15-1

5.15 EXIBINDO A TELA RESULTADOS
Veja a Figura 5-15-1.
A velocidade de fluxo média, o volume aplicado e a pressão alcançada são
exibidos na tela Resultados do console e da cabeça motorizada na conclusão
da injeção. Pressione a tecla [Principal] A para exibir a tela Principal. Se
equipado com a impressora opcional, presseione a tecla [] B para enviar os
resultados à impressora. O formato de saída é mostrado na Figura 5-15-2.
OBSERVAÇÃO: A tecla [] somente aparecerá se a impressora de etiquetas
opcional estiver instalada. Enquanto a impressora imprimir, não passe paraoutras telas.
A:

125

mL

20

mL

0

Tempo injecç.

PH1:
PH2:

28
12

Resultados

Injeção concluída:
MAR 16 2009 10:53

Tempo total

0:05:44

Resultados

0

Pico PSI

0132

Tempo TC

A
AB

1.8
mL/s

20
mL

0.9

70

mL/s

mL

11

Demora Fase

Duração

78

Duração

1

50% Contraste

2

PH3:

A
B

B

12
0
Tempo injecç.

1.8
mL/s
0.9
mL/s

20
mL
70
mL

Tempo TC

0

0:05:44
Tempo total

0

Demora Fase

50

% Contraste

PH4:
PH5:
PH6:

PressãoPSI

A Principal
0

50

100

150

200

250

300

28

Injeção concluída
Mar 16 2009 10:53

B

A Principal

Tela de Resultados da cabeça motorizada

Tela de Resultados da consola

Figura 5-15-1 Tela Resultados

RELATÓRIO
PROTOCOLO
DO OPTIVANTAGE
Lado A [125]Contraste OPTIRAY
320
50ml

TM

Lado A LOTE : J432D PRAZO DE VALIDADE: OUT, 2007 FABRICADO: AGO 2006
Lado B [1]Solução salina

Protocolo programado: *
Fase
1

Lado
A

Fluxo
3.0

Vol
5

AtrasoFase

Lado

Fluxo Vol

DemoraTempo de injeção: 0 s Tempo : 0 s Limite de pressão: 325 PSI

Valores alcançados
Fase
1

Lado
A

Fluxo
3.0

Vol
5

DemoraFase

Lado

Fluxo Vol

DemoraTempo de injecção: 0 s Tempo TC: 0 s Pressão: 7 PSI
Injecção concluída em: JAN 05 2007 16:12 Horas

NOTAS:

Figura 5-15-2 Formato de saída da impressora
Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5—Administração de uma
injeção monopaciente

B:

125

15

5—Administração de uma
injeção monopaciente

5-15-2Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

Modo monopaciente

5-16-1
5.16 COLOCAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PISTÕES NA POSIÇÃO INICIALDEPOIS DE APLICAR UMA INJEÇÃO
1. Abra o(s) fecho(s) da seringa girando o fecho da(s) seringa(s) de 200 mL
até a posição 1 destravada e/ou pressionando o fundo do fecho decarregamento da seringa do adaptador 2 de seringa de 125 mL. Veja a
Figura 5-16-1 para referência.
OBSERVAÇÃO: Somente pistões que tenham seus fechos de seringa
associados abertos irão automaticamente à posição inicial.

84472
3-A

P/N
S/N

-- X
0IXX
XRYY
Y
XXXXX

iVan
tage

2111

East

TM

45236

-1640

Liebe
l-FlarsGalbraith Rd. heim
Cincin Company
nati,
Ohio

Opt

L
lm
ta

7

6

To

19

L
lm
ta

e

-

To

Nam

In

r
r ai
k fo

le

A

ec
Ch

ab

A

En

To

3

1
0:0 e
0:0tal Tim

12

5—Administração de uma
injeção monopaciente

0

2
0

ak
Pe

5
32 PSIlaynD

0 elay

De

Sca

ject

1

Figura 5-16-1 Abertura dos fechos das seringas

2. Remova as seringas. A tubulação pode permanecer conectada ao removeras seringas.

Modo monopaciente

848041-C 2019-10-25

5-16-2

ay es th it
Del g to ex 0 ast
lts
5ontr
ct n sje ri m0L tosu
In sy ra2
C
main
Re
e
%
2 ov e M 0
13 PSI em e th ss 7 Lv
mak R o.8 prePe1
90m.L/s

1
2

A

B

m L/s
m

0

m
s

28

To

4
5:4ime0:0tal T

ays to 0 Delm r e
Ra o Phas
0 me ion12o sit
ays H po .
Del s e enan re m re
Sc n p ho sceisth eir th

Ra

e
et
pl
m 48
Co 9:
n
io 2009
3

e

ct
je
In b
Fe

m
Ho

M
ain
M

5—Administração de uma
injeção monopacienteainFigura 5-16-2 Remoção das seringas
3. Pressione a tecla [Home Rams] 3 localizada na tela da cabeça motorizada
como mostrado na Figura 5-16-3. O pistão de 125 mL retrairá até sua
posição inicial. O pistão de 200 mL expulsará ate sua posição inicial.
OBSERVAÇÃO: A tecla [Home Rams] somente aparece com a exibição datela Resultados e depois que os fechos da seringa tenham sido abertos.

A:

15

mL

28 Resultados

B:

20

mL

12

Tempo total

0:05:44

Resultados

11
Duração

0132

0Peak PSI

Inject Delay

125
200
0

Tempo injecç.

Injeção concluída:
MAR 16 2009 10:53

0

Tempo TC

PH1:

A

1.8
mL/s

20
mL

PH2:

AB

0.9

70

mL/s

mL

78

Duração

Demora Fase

50

% Contraste

35

35

Contraste (mL) Sol. Salina (mL)

PH3:

12

2

B

0.9
mL/s

PH4:

0

70
mL

PH6:

Principal
50

100

150

200

250

300

Principal

Injeção concluída
Mar 16 2009 10:53

28

Tela da cabeça motorizada

Tela da consola

Figura 5-16-3 Localização da tecla [Home Rams]

848041-C 2019-10-25

Total Time

50

Pist. pos. inic

0

0:05:44% Contrast

3

PH5:

Pressão
PSI

Scan Delay

Remova as seringas e, em seguida, prima
inicial aríetes
para mover os aríetes para a sua
1 Posição
A 1.8
0
20
mL/s
mL
Phase Delayposição
inicial ou prima
Principal para sair do ecrã.

Modo monopaciente

Principal

6-1-1

6

MENSAGENS GERADAS
PELO SISTEMA
Este capítulo contém instruções sobre como responder às mensagens geradas
pelo sistema. As mensagens são exibidas nas telas da cabeça motorizada e doconsole em resposta a erros cometidos em ações do operador ou a ações estatus incorretos do equipamento. Essas mensagens caem em duas categorias:
Mensagens do operador - Mensagens que aparecem em resposta a uma açãoincorreta do operador ou para informar o operador sobre o status do injetor.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagens de alarme - Mensagens que aparecem quando o auto-diagnósticodo Sistema de Administração de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage
detecta um problema nos circuitos de controle.

6-1-2
6.1 MENSAGENS DO OPERADOR
6.1.1 MENSAGENS DE INICIALIZAÇÃO
Inicialização de hardware concluída.
Mensagem: Inicialização de hardware concluída. Searching for Powerhead.
(Procurando cabeça motorizada).
Ocorre quando: Ao ligar, o console exibe essa mensagem para indicar o status
do injetor.
Ação do operador: Nenhuma.

6.1.2 MENSAGENS DE INSERÇÃO DA SERINGA (SOMENTE NA OPÇÃO RFID)
Seringa expirada

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem: The syringe in Side A (B) of the injector has expired. Please remove
the syringe and install a new one. (A seringa no lado A (B) do injetor expirou.
Remova a seringa e instale uma nova.)
Ocorre quando: essa mensagem é exibida quando uma seringa com a data devalidade expirada é instalada.
Ação do operador: remover a seringa e descartá-la corretamente. Instalar uma
seringa nova e na data de validade.

O fluido na seringa não corresponde à configuração do injetor
Mensagem: The fluid type in the syringe installed in Side A (B) does not matchthe injector setup. (O tipo de fluido na seringa instalada no lado A (B) não
corresponde à configuração do injetor.)
Ocorre quando: essa mensagem é exibida quando uma seringa de contraste
com uma etiqueta de dados é instalada em um lado configurado para solução
salina.
Ação do operador: instalar o tipo correto de seringa ou alterar as configurações
do injetor na tela de configuração. OBSERVAÇÃO: a alteração das
configurações do injetor limpará o protocolo atual.

848041-C 2019-10-25

6-1-3
Seringa usada instalada
Mensagem: The syringe in Side A (B) of the injector has been used. Please
remove the used syringe and install a new one. (A seringa no lado A (B) foi
usada. Remova a seringa usada e instale uma nova.)
Ocorre quando: essa mensagem é exibida quando a etiqueta de dados daseringa é identificada pelo injetor como “usada”, e o operador está tentando
instalar a seringa ou ativar o injetor após a instalação da seringa “usada”.
OBSERVAÇÃO: uma seringa com uma etiqueta de dados é gravada com ostatus de “usada” quando 1) o protocolo de injeção para o lado do injetor quecontém a seringa começa a ser executado. Isso também inclui os protocolos
Test Bolus (Testar Bolus) e Drip (Gotejamento). 2) Quando 25 mL ou mais defluido são manualmente expelidos em relação ao volume de pré-enchimento
da seringa. 3) Quando a seringa é manualmente retraída em 10 mL ou mais emrelação à última posição de avanço do pistão do injetor.
Ação do operador: remover a seringa e descartá-la corretamente.

Mensagem 1: The syringe data tag on Side A (B) syringe is missing or damaged.
Select a pre-fill size to continue. (A etiqueta de dados da seringa no lado A (B)está ausente ou danificada. Selecione um tamanho de pré-enchimento paracontinuar.)Ocorre quando: essa mensagem é exibida quando a etiqueta de dados daseringa não pode ser lida pelo injetor.
Ação do operador: para continuar, selecionar entre os seguintes tamanhos depré-enchimento: 50 mL, 75 mL, 100 mL, 125 mL.

Mensagem 2: Data for this syringe is unavailable. (Os dados para esta seringa
não estão disponíveis.)
Ocorre quando: o operador pressiona uma tecla [RFID] não realçada.
Ação do operador: pressionar [Close] (Fechar) para continuar.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Etiqueta de dados da seringa ausente, danificada ou indisponível6-1-4Não é possível marcar a seringa como usada
Mensagem: Unable to mark the syringe in Side A (B) as used. Please remove
and dispose of the syringe when operation is complete. (Não é possível marcar
a seringa no lado A (B) como usada. Remova e descarte a seringa quando a
operação for concluída.)Ocorre quando: essa mensagem é exibida quando a etiqueta de dados daseringa não pode ser marcada como usada pelo injetor. OBSERVAÇÃO: uma
seringa com uma etiqueta de dados é gravada com o status de “usada” quando
1) o protocolo de injeção para o lado do injetor que contém a seringa começa aser executado. Isso também inclui os protocolos Test Bolus (Testar Bolus) e Drip
(Gotejamento). 2) Quando 25 mL ou mais de fluido são manualmente expelidos
em relação ao volume de pré-enchimento da seringa. 3) Quando a seringa
é manualmente retraída em 10 mL ou mais em relação à última posição deavanço do pistão do injetor.

6 - Mensagens geradas
pelo sistemaAção do operador: remover a seringa e descartá-la corretamente.

848041-C 2019-10-25

6-1-5
6.1.3 MENSAGENS DE PROGRAMAÇÃO
Select Pre-Fill Volume (Seleção de volume de pré-enchimento)
Selecionar volume de pré-enchimentoCheck for air

200

Flow (ml/sec)

0.1

2
50 ml

Volume (ml)

75 ml

1

Inject Delay

100 mlScan
Delay
125 ml0

A placa de proteção desconectou-se ou
apresentou falha. Selecione um tamanho
de seringa.

Mensagem na cabeça motorizada: Selecionar volume de pré-enchimento
50 mL 75 mL 100 mL 125 mL

Ocorre quando: um cabo da adaptador de seringas RFID desconectou-se ou
falhou, a adaptador de seringas RFID não pode ler uma etiqueta de dados ou
ao usar um adaptador de seringa sem RFID.
Ação do operador: Ao usar um adaptador de seringa RFID, verificar a manta
aquecedora/plugue do sensor de tamanho/conector no lado de baixo
da cabeça motorizada. Ou use o injetor sem o sensor, pressione o gráfico
correspondente que corresponde ao tamanho da seringa instalada.

Alteração da configuração do fluido
Mensagem: A configuração do fluido da seringa foi alterada. Isto impediráo acesso aos protocolos armazenados. Deseja continuar com essas
configurações?
Ocorre quando: essa mensagem ocorre quando o operador atualiza os ajustes
na tela de configuração, alterando a configuração do lado B.
Ação do operador: Essa mensagem é somente informativa para recomendar
ao operador que a alteração das configurações do fluido impedirá o acesso
aos protocolos armazenados. Pressione a tecla [Sim] para continuar com
essas configurações. Pressione a tecla [Não] para que a configuração do fluido
permaneça inalterada.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem no console: Selecione o tamanho de seringa na cabeça motorizada.

6-1-6
Os parâmetros do injetor e do console não corresponderam.
Mensagem: AVISO!
Os parâmetros do injetor e do console não correspondem. O console foi
atualizado para corresponder ao injetor.
Pressione Fechar e examine os parâmetros de injeção antes de pressionar
Iniciar.
Ocorre quando: Um parâmetro da cabeça motorizada e do console foi alterado
simultaneamente e não correspondem. Quando a tecla [Iniciar] é pressionada,
esta mensagem é exibida e os parâmetros no console são atualizados paracorresponderem aos parâmetros da cabeça motorizada.

6 - Mensagens geradas
pelo sistemaAção do operador: Pressione o botão Fechar localizado no fundo da caixa
de mensagens e, em seguida, examine os parâmetros completamente paraassegurar que sejam apropriados para a injeção antes de pressonar a tecla[Iniciar] novamente.

Injector Settings are being... (Configurações do injetor sendo...)Mensagem: As configurações do injetor estão sendo editadas no console, ou as
configurações do injetor estão sendo editadas na cabeça motorizada.
Ocorre quando: O operador está editando as configurações do injetor no
console ou na cabeça motorizada.
Ação do operador: Finalizar a edição no console ou na cabeça motorizada. Esta
mensagem desaparece automaticamente ao soltar a barra de deslizamento.

A fase OptiBolus não corresponde ao meio de contraste ou um tipo deseringa incorreto está em uso.
Mensagem: A Fase de OptiBolus não é de meios de contraste ou está a ser
usado o tipo de seringa errado. Resolva o problema ou a chave OptiBolus não
está instalada. Insira a chave OptiBolus e ligue e desligue.
Ocorre quando: Esta mensagem aparece quando o operador tenta ativar um
protocolo OptiBolus que está selecionando a solução salina como seu meio,
quando o operador tenta ativar um protocolo OptiBolus com o tipo de seringa
incorreto carregado ou quando a chave OptiBolus foi removida do injetor.
Ação do operador: Certifique-se de que o protocolo OptiBolus seja programadopara o meio de contraste, o tipo de seringa correto esteja carregado e/ou achave OptiBolus esteja instalada na traseira do fonte de alimentação.

848041-C 2019-10-25

6-1-7
Alteração de OptiBolus pelo scanner.
Mensagem: O scanner tentou alterar o Protocolo OptiBolus. Esta alteração nãoé permitida. Prima Fechar e verifique o Protocolo antes de iniciar a injeção.
Ocorre quando: Um scanner ligado no modo CAN Classe 4 tenta alterar a
Velocidade de fluxo, o Volume ou a % de contraste OptiBolus.
Ação do operador: Prima o botão Fechar no tela da Console ou da Cabeça
motorizada. A mensagem será removida em ambos os telas. A fase OptiBolus deum protocolo só pode ser editada no tela da Cabeça motorizada ou da Console.

Chave OptiBolus não instalada
Mensagem: A chave OptiBolus não está instalada. Inserir a chave OptiBolus epressionar Fechar para continuar.
Ocorre quando: Essa mensagem aparece quando o operador tenta recuperarum protocolo OptiBolus quando a chave OptiBolus foi removida do injetor.

Verificação de desobstrução em andamento
Mensagem: Patency Check em andamento Aguardar.
Ocorre quando: Essa mensagem aparece na tela do console quando a cabeça
motorizada está aplicando uma injeção de verificação de desobstrução.
Ação do operador: Nenhuma.

Programação para aplicar contraste nos lados A e B
Mensagem: Atenção, o protocolo atual foi programado para fornecer contraste
nos lados A e B. Pressione Fechar para continuar.
Ocorre quando: O injetor está configurado para aplicar Contraste (Lado A)/
Contraste (Lado B).
Ação do operador: Essa mensagem é somente informativa para recomendar ao
operador para tomar cuidado ao aplicar mais de 125 mL de contraste em um
paciente. A aplicação de mais de 125 mL de contraste em um paciente não é
recomendada.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistemaAção do operador: Para recuperar um protocolo OptiBolus, a chave OptiBolus
deve estar instalada na parte traseira do controle de energia. Instale a chave
OptiBolus, pressione a tecla [Fechar] na tela e continue.

6-1-8
O nome do protocolo já existe
Mensagem: O nome do protocolo já existe. Altere ou cancele.
Ocorre quando: O operador insere um nome de protocolo existente no teclado
ao tentar armazenar um protocolo novo.
Ação do operador: Insira um nome de protocolo novo ou pressione a tecla[Cancelar].
Nome de protocolo inválido
Mensagem: Nome de protocolo inválido. Altere ou cancele.
Ocorre quando: O operador insere um nome de protocolo em branco ou que
começa com um espaço.
Ação do operador: Insira um nome de protocolo novo e válido, ou pressione atecla [Cancelar].
6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Results History is being viewed... (O histórico de resultados está sendo
visualizado...)Mensagem: O histórico de resultados está sendo visualizado no console. Retorneo console em Principal para prosseguir com o funcionamento normal do injetor.
Ocorre quando: O operador está visualizando as telas de histórico de resultados
no console.
Ação do operador: Pressione a tecla [Principal] no console para retornar à telaPrincipal.
Configuração para aplicar contraste nos lados A e B
Mensagem: As configurações na tela Configuração permitirão a injeção docontraste através de ambos os lados do injetor. É possível ocorrer excesso deinjeção de contraste através de uma seringa cheia. Deseja continuar com essas
configurações? Sim/NãoOcorre quando: Essa mensagem ocorre quando o operador atualiza os ajustes
na tela Configuração para aplicação de Seringa fluido A: Contraste (Lado A)/
Seringa fluido B: Contraste (Lado B).
Ação do operador: Essa mensagem é somente informativa para recomendar ao
operador para tomar cuidado ao injetar mais de uma seringa de contraste em
um paciente. A aplicação de mais de uma seringa de contraste em um pacientenão é recomendada. Pressione a tecla [Sim] para continuar com a aplicação
de Contraste (Lado A)/Contraste (Lado B). Pressione a tecla [Não] para alterar aconfiguração para Seringa fluido A ou Seringa fluido B.

848041-C 2019-10-25

6-1-9Dados ilegíveis no visor da cabeça motorizada ou do console
Mensagem: NENHUMA MENSAGEM ASSOCIADA A ESSA CONDIÇÃO.
Ocorre quando: Algum visor de usuário único contém dados ilegíveis.
Ação do operador: O injetor poderá ser usado, com cuidado, se algum visorde usuário único contiver dados ilegíveis. Ligue e desligue para redefinir oinjetor. Se essa condição continuar, entre em contato com o Departamento de
Manutenção para obter a ação corretiva.

A tecla do volume pisca com cor magenta
Mensagem: NENHUMA MENSAGEM ASSOCIADA A ESSA CONDIÇÃO.
Ocorre quando 1: a(s) tecla(s) de volume na tela principal piscará(ão) com cor
magenta para indicar que seu(s) valor(es) são maiores que o volume contido
em sua seringa respectiva.

Ocorre quando 2: a tecla de volume na tela do modo de gotejamento ou
na tela de Verificação de desobstrução piscará com uma cor magenta para
indicar que a aplicação dessa quantidade comprometerá o volume disponívelpara o protocolo principal. Observe que se a tecla de volume piscar com uma
cor magenta, a tecla [Iniciar gotejamento] ou a tecla [Iniciar Patency] não
aparecerá.
Ação do operador: Diminua o valor da tecla de volume ou encha a seringa com
mais fluido.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistemaAção do operador: Diminua o valor da(s) tecla(s) de volume aplicável(is) ou
encha a seringa com uma quantidade de fluido adequada.

6-1-10
6.1.4 MENSAGENS DA ADAPTADOR DE SERINGA/MANTA AQUECEDORA
Adaptador da adaptador de seringas desconectada/manta aquecedora
desligada
Mensagem 1: The faceplate (syringe adapter) on Side A (B) has become
disconnected or has failed. The heater on Side A (B) has been turned off.
Check connection or call Service. (A adaptador da seringa no lado A (B) se
desconectou ou falhou. O aquecedor no lado A (B) foi desligado. Verifique aconexão ou ligue para a manutenção.)Ocorre quando: a adaptador de seringas de 125 mL (adaptador da seringa) se
desconecta ou o diagnóstico do injetor detecta um erro nas peças eletrônicas
da adaptador da seringa.
Ação do operador: pressionar a tecla [Close] (Fechar) para continuar sem usara detecção de RFID nem o aquecedor. Entrar em contato com o Departamento
de Manutenção para efetuar a ação corretiva.

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem 2: The faceplate (syringe adapter) has become disconnected or has
failed. Please select a syringe size. (A adaptador da seringa se desconectou ou
falhou. Selecione um tamanho de seringa.)
Ocorre quando: a adaptador de seringas RFID de 125 mL (adaptador daseringa) se desconecta ou o diagnóstico do injetor detecta um erro nas peças
eletrônicas da adaptador da seringa.
Ação do operador: pressionar a figura correspondente ao tamanho da seringa
instalada para continuar sem usar a detecção de RFID nem o aquecedor. Entrar
em contato com o Departamento de Manutenção para efetuar a ação corretiva.

Novo adaptador de adaptador de seringas detectado
Mensagem na cabeça motorizada: A new Faceplate Adapter has been detected.
Make sure the new Adapter is properly installed. Press Continue and the ram
will automatically move forward to lock the faceplate. (Foi detectado um novo
adaptador de adaptador de seringas. Certifique-se de que o novo adaptador
esteja instalado corretamente. Pressione Continuar: o pistão se moverá
automaticamente para a frente para travar a adaptador de seringas.)Mensagem no console: A new Faceplate Adapter has been detected. Make
sure the new Adapter is properly installed. Press Continue and the ram willautomatically move forward to lock the faceplate. (Foi detectado um novo
adaptador de adaptador de seringas. Certifique-se de que o novo adaptador
esteja instalado corretamente. Pressione Continuar: o pistão se moverá
automaticamente para a frente para travar a adaptador de seringas.)
Ocorre quando: uma nova adaptador da seringa foi instalado na cabeça
motorizada.
Ação do operador: pressionar a tecla [Continue] (Continuar). O pistão se moverá
automaticamente para a frente.
848041-C 2019-10-25

6-1-11
6.1.5 MENSAGEM DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Girar a cabeça motorizada para ativar o enchimento automático
Mensagem: Rotate the Powerhead to the vertical position to activate AutoFill sequence. (Girar a cabeça motorizada até a posição vertical para ativar asequência de enchimento automático.)Ocorre quando: essa mensagem ocorre quando uma seringa de 200 mL é
instalada [com o pistão na posição “inicial” (totalmente expelido)] mas a cabeça
motorizada não está orientada na posição vertical. A tela Auto-Fill (Enchimento
automático) é exibida automaticamente quando 1) o pistão está na posição
“inicial”, 2) uma seringa de 200 mL está instalada e 3) a cabeça motorizada estágirada na posição vertical.
Ação do operador: essa mensagem é somente informativa para recomendar
ao operador girar a cabeça motorizada até a posição vertical para acessar orecurso Auto-Fill (Enchimento automático).

Mensagem: Auto-Fill in progress. Please wait... (Enchimento automático em
andamento. Aguarde...)Ocorre quando: essa mensagem é exibida na tela do console quando a cabeça
motorizada está usando o recurso Auto-Fill (Enchimento automático) paraencher a seringa.
Ação do operador: Aguardar que o enchimento automático termine paracontinuar.

6.1.6 MENSAGEM DE PURGA AUTOMÁTICA
Purga automática em andamento...
Mensagem: A purga automática está em andamento na cabeça motorizada.
Ocorre quando: Essa mensagem é exibida no console quando a tecla[Remoção] é pressionada. As telas do console e da cabeça motorizada ficarão
travadas até que a seqüência de purga automática esteja concluída e a última
seringa purgada seja purgada manualmente.
Ação do operador: Assim que a purga automática estiver concluída, o operador
deverá purgar manualmente 1 mL do lado com o botão manual piscando seja
com o uso do botão manual, seja com as setas de enchimento/expulsão novisor da cabeça motorizada.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Enchimento automático em andamento

6-1-126.1.7 CONECTIVIDADE COM O SCANNER
Conexão de interface com o scanner não disponível
Mensagem: OEM Interface connection is not available. Para continuar sem ainterface, fechar a janela. Para continuar sem a interface, fechar a janela.
Ocorre quando: Essa mensagem ocorre quando a interface OEM na telaConfiguração está ativada, mas a interface OEM não se comunica corretamente
com o injetor.
Ação do operador: Para continuar sem a interface OEM, pressione a tecla[Fechar]. Entre em contato com o Departamento de Manutenção para efetuar aação corretiva relativa a essa mensagem.

6.1.8 MENSAGENS DE ATIVAÇÃO DE PROCESSO
Seqüência de ativação não concluída
6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem no console: A seqüência de ativação não foi concluída na cabeça
motorizada.
Mensagens na cabeça motorizada:para seringa/adaptador de seringas de 125 mL para seringa/adaptador de seringas de 200mL
A seqüência de ativação
A seqüência de ativação
não foi concluída.
não foi concluída.
Instale uma nova seringa
Instalar uma seringa nova.
(e trave o fecho).)
Inclinar cabeça motorizada para cima.
Inclinar cabeça motorizada para cima.
Encher seringa.
Purgar seringa.
Purgar seringa.
Inclinar cabeça motorizada para baixo. Inclinar cabeça motorizada para baixo.
Ocorre quando: Como uma precaução adicional contra a injeção de uma
embolia aérea, o software do injetor verifica uma “Seqüência de purga” (seringa
de 125 mL) e uma “Seqüência de enchimento/purga” (seringa de 200 mL) antes
de permitir a ativação do injetor. Se a seqüência de purga ou a seqüência deenchimento/purga não ocorrer e a tecla [Activar] for pressionada, a mensagem
no console aparecerá e a mensagem apropriada na cabeça motorizada[etapa(s) faltando] aparecerá. Se as etapas corretas foram seguidas no lado A
ou no lado B, a mensagem “Esse lado está pronto.” aparecerá.
Ação do operador: Siga a etapa indicada na cabeça motorizada para permitir a
ativação do injetor. Observe que é responsabilidade do operador garantir quea seringa e a tubulação não contenham ar.

848041-C 2019-10-25

6-1-13
O controle manual está fechado.
Mensagem: O controle manual está fechado. Verificar o controle manual epressionar Fechar para continuar.
Ocorre quando: Como uma precaução de segurança para impedir injeções
involuntárias, o injetor não poderá ser ativado se o seu controle manual estiver
fechado. Essa mensagem aparecerá se o controle manual estiver fechado e atecla Activar do injetor for pressionada.
Ação do operador: Verifique o controle apropriado para certificar-se de que
esteja aberto. Depois de verificado, pressione a tecla [Fechar] e continue oprocesso de ativação. Se não for possível abrir o controle (como indicado pelo
retorno desta mensagem), desconecte o controle manual e continue. Entre em
contato com o Departamento de Manutenção para efetuar a ação corretiva
relativa ao controle manual.

Volume insuficiente

Ocorre quando: A tecla [Activar] é pressionada quando uma tecla de volume
está piscando com uma cor magenta. A(s) tecla(s) de volume na tela principal
piscará(ão) com cor magenta para indicar que seu(s) valor(es) são maiores queo volume contido em sua seringa respectiva.
Ação do operador: Diminua o valor da(s) tecla(s) de volume aplicável(is) ou
encha a seringa com mais fluido. Observe que é responsabilidade do operador
garantir que a seringa e a tubulação não contenham ar.

6.1.9 MENSAGENS DE INJEÇÃO INTERROMPIDA
Gotejamento vencido
Mensagem: AVISO! A injeção com modo de gotejamento foi concluída. Iniciar oprotocolo ativado. Pressione Fechar para retornar à tela Iniciar.
Ocorre quando: Essa mensagem aparece quando a injeção com modo degotejamento foi concluída.
Ação do operador: Pressione a tecla [Fechar] para retornar à tela Iniciar,
permitindo a aplicação do protocolo principal.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem: Volume insuficiente para executar esta injeção.

6-1-14
Injetor bloqueado
Mensagem: Injetor desativado! Injetor bloqueado. Verificar se há obstruções nopercurso do fluido. Pressionar Fechar para continuar.
Ocorre quando: Essa mensagem aparecerá se o injetor iniciar uma injeção, mas
não puder mover o pistão.
Ação do operador: Pressione a tecla [Fechar] e verifique o percurso do fluido
em relação a obstruções e remova-as. Reinicie o processo de ativação.

Limite de pressão

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

Mensagem: A injeção é limitada pela pressão! Deseja Continuar ou Parar?
Ocorre quando: Essa mensagem aparece quando o injetor está injetando sob
condição de limite máximo de pressão e não pode alcançar a velocidade defluxo ajustada.
Ação do operador: Pressione a tecla [Continuar] para executar a injeção sob
condição de limite máximo de pressão. Pressione a tecla [Parar] para examinaro parâmetro da velocidade de fluxo, certificando-se de que não seja ajustada
muito elevada para o procedimento e também examine o parâmetro do limite
de pressão para certificar-se de que não esteja ajustado muito baixo. Verifiqueo sistema de aplicação em relação a válvulas fechadas ou tubulação torcida.
Sob circunstâncias normais, a pressão da injeção não deve alcançar o limite depressão. O alcance do limite de pressão cancela a finalidade de um injetor com
velocidade de fluxo.
Fecho da seringa aberta
Mensagem: A injeção foi interrompida. O fecho de uma seringa está aberto.
Pressionar Fechar para continuar.
Ocorre quando: Enquanto o injetor estiver ativado ou estiver injetando, oseu software efetua verificações para garantir que o fecho da seringa de 125
mL e/ou as alavancas das seringas de 200 mL estejam na posição carregada(fechada). Se algum estiver aberto, o injetor imediatamente será desativado e
exibirá essa mensagem.
Ação do operador: Feche o fecho e/ou as alavancas da seringa. Pressione a tecla[Fechar] e reative o injetor.

848041-C 2019-10-25

6-1-15
6.1.10 MENSAGENS DA TELA RESULTADOS
Pressão limitada
Mensagem: Essa injeção foi limitada pela pressão.
Ocorre quando: Essa mensagem aparecerá na tela Resultados se o injetor
injetar sob condição de limite máximo de pressão, mas não puder alcançar avelocidade de fluxo ajustada.
Ação do operador: Essa mensagem é para recomendar ao operador que ainjeção foi aplicada, mas sob condição de pressão limitada. Sob circunstâncias
normais, a pressão da injeção não deve alcançar o limite de pressão. O alcancedo limite de pressão cancela a finalidade de um injetor com velocidade defluxo. Examine o parâmetro da velocidade de fluxo para certificar-se de quenão esteja ajustada muito elevada para o procedimento e também examine oparâmetro do limite de pressão para certificar-se de que não esteja ajustado
muito baixo. Verifique o sistema de aplicação em relação a válvulas fechadas ou
tubulação torcida.

Mensagem: O sensor de pressão primário falhou! Contate os serviços técnicos!
Continue com cuidado!
Ocorre quando: A mensagem aparece após a conclusão de injeção, quando osoftware de limitação de pressão primária apresenta mau funcionamento. O
software de limitação de pressão secundária ainda é operacional.
Ação do operador: Entre em contato com o Departamento de Manutenção
imediatamente para efetuar a ação corretiva relativa a essa mensagem!
Pressione a tecla Fechar e continue com cuidado!

Remova as seringas e, em seguida, pressione Home Rams (Pistões até oinício)Mensagem: Remova as seringas e, em seguida, pressione Home Rams para moveros pistões até suas posições iniciais ou pressione Principal para sair desta tela.
Ocorre quando: A mensagem aparece após a conclusão de injeção para
permitir que os pistões voltem à posição inicial através do injetor.
Ação do operador: Para permitir que o injetor coloque os pistões na posição
inicial, abra o(s) fecho(s) e remova as seringas. Pressione a tecla [Home Rams].
O injetor colocará os pistões na posição inicial.

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

O sensor de pressão primário falhou!

6-1-16
6.1.11 MENSAGENS DA IMPRESSORA
Erro da impressora
Mensagem: Ocorreu um erro de impressão. Verifique a impressora e volte a
imprimir as etiquetas.
Ocorre quando: O operador pressiona tecla [Imprimir] quando a impressora
está sem etiquetas.

6 - Mensagens geradas
pelo sistemaAção do operador: Certifique-se de que a impressora esteja com etiquetas.

848041-C 2019-10-25

6-2-1
6.2 MENSAGENS DE ERRO
Veja a Figura 6-2-1.
Os circuitos de controle do microprocessador no Sistema de Administração
de Contraste para TC Dupla Cabeça OptiVantage monitoram continuamente
todas as funções importantes a partir do momento em que a unidade é ligada.
Essas verificações, transparentes para o operador, ocorrem muitas vezes a cadasegundo, monitorando o desempenho seguro do injetor. Se uma falha for
detectada, a unidade será travada em um modo de falha e exibirá um código
de Erro.
Ligue e desligue para redefinir o injetor. Se o Erro continuar, entre em contato
com o departamento de manutenção para obter a ação corretiva em relação ao
Erro.

120 mLB:

180 mL

200
50

Check for air insyringe and tubing

Total Time

0

Inject Delay

Peak PSI

0:00:31

SIMULTANEOUS 1

0

Scan Delay

PH1:

A

2.0

20

PH2:

AB

1.0

70

PH3:

-

mL/s
mL/s

mL
mL

Fault!
Enable0x1007100Phase Delay

Duration70

Duration50% contrast

35

Contrast (mL)35

Saline (mL)

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
MemoryTiming Bolus
Setup

Results

Main

Figura 6-2-1 Mensagem de erro

848041-C 2019-10-25

6 - Mensagens geradas
pelo sistema

A:

125

6-2-26 - Mensagens geradas
pelo sistema

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

7-1-1

7 CUIDADOS COM A UNIDADE
7.1 MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVENTIVOS
Esquemas de manutenção preventiva e procedimentos de serviço são
encontrados no Manual de Serviço.
A assistência técnica disponibilizará sob solicitação diagramas de circuitos,
listas de peças componentes, descrições, instruções de calibração ou outras
informações que ajudarão os técnicos apropriadamente qualificados do
usuário a consertar as partes do equipamento designadas pela LF como
reparáveis.

7 - Cuidados com aunidade848041-C 2019-10-25

7-1-2

7 - Cuidados com aunidadeEsta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

7-2-1
7.2 INSPEÇÃO DIÁRIA
7.2.1 JAQUETA DE PRESSÃO DE 200 ML

ADVERTÊNCIA!

.

VERIFIQUE A JAQUETA DE PRESSÃO DIARIAMENTE!
As jaquetas de pressão das seringas devem suportar as altas pressões geradas
durante a aplicação de injeções. As jaquetas defeituosas podem quebrar-se ou
explodir sob essas condições. Sempre inspecione a jaqueta de pressão com
cuidado antes de usar o injetor. Ao visualizar todas as áreas; procure rachaduras
causadas por fadiga (em torno da parte frontal ou na área das bordas), rejeite toda
jaqueta de pressão que exibir sinais de fadiga, linhas quebradas ou rachaduras.
O uso de tais peças poderá causar ferimentos e/ou uma injeção com falha.
Adaptador de seringa monopaciente P/N 844850

Adaptador de seringa multipaciente P/N 844862
A jaqueta de pressão de 200 mL usada no adaptador de seringa multipaciente
tem uma vida útil limitada. A vida útil esperada pode variar de trinta (30) diasou menos a dois (2) anos, dependendo das pressões encontradas, do número
de ciclos de injeção e das técnicas de limpeza e esterilização utilizadas. Verifiquediariamente a(s) jaqueta(s) de pressão de 200 mL quanto a sinais de estresse,
fissuras ou rachaduras e substitua o(s) adaptador(es) de seringa imediatamente
ao constatar qualquer um desses sintomas na(s) jaqueta(s) de pressão. Entre em
contato com o Departamento de Manutenção para substituição.
7.2.2 ADAPTADOR DE SERINGA DE 125 ML
Verifique o(s) adaptador(es) de seringa de 125 mL diariamente em relação asinais de rachaduras ou separação das partes correspondentes e substitua-o(s)imediatamente quando alguns destes sintomas forem encontrados.

AVISO!

.

Se as rachaduras ou as separações das partes correspondentes causarem
a exposição do circuito eletrônico interno, não conecte o adaptador daseringa na cabeça motorizada. Entre em contato com seu Departamento
de Manutenção para substituir o adaptador de seringa.
848041-C 2019-10-25

7 - Cuidados com aunidadeA jaqueta de pressão de 200 mL usada no adaptador de seringa monopaciente
tem uma vida útil limitada. A vida útil esperada pode variar de trinta (30) diasou menos a dois (2) anos, dependendo das pressões encontradas, do número
de ciclos de injeção e das técnicas de limpeza e esterilização utilizadas. Verifiquediariamente a(s) jaqueta(s) de pressão de 200 mL quanto a sinais de estresse,
fissuras ou rachaduras e substitua o(s) adaptador(es) de seringa imediatamente
ao constatar qualquer um desses sintomas na(s) jaqueta(s) de pressão. Entre em
contato com o Departamento de Manutenção para substituição.

7-2-2

7 - Cuidados com aunidadeEsta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

7-3-1

7.3 INSPEÇÃO SEMANAL
7.3.1 BRAÇO DE SUSPENSÃO NO TETO
Embora o braço de suspensão do Sistema de Administração de Contrastepara TC Dupla Cabeça OptiVantage não requeira manutenção, é necessário
inspecionar as unidades antes do uso; inspecione visualmente a áreade montagem da cabeça motorizada (arco em J) e verifique se todos os
fixadores estão presos. Verifique se o braço de suspensão se movimenta. Se
forem observados defeitos ou se for necessário um ajuste, entre em contato
immediatamente com o pessoal de manutenção autorizado.

7 - Cuidados com aunidade848041-C 2019-10-25

7-3-2

7 - Cuidados com aunidadeEsta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

7-4-1

7.4 LIMPEZA
7.4.1 JAQUETA DE PRESSÃO DE 200 ML E BASE
Diariamente, mova o pistão até a posição totalmente retraída e limpe aparte interna da jaqueta de pressão com um pano (que não solte resíduos)
umedecido com água.
OBSERVAÇÃO: Não coloque a jaqueta da pressão em uma autoclave. Isto
encurtará a vida útil da jaqueta de pressão.
A base inteira e a jaqueta de pressão podem ser colocadas ou embebidas emágua morna com um sabão suave para remover todo o contraste endurecido.
Esse procedimento também será útil se for difícil girar a alavanca detravamento. Não use detergentes à base de álcool. A água não deverá conter as
seguintes substâncias, mesmo que em quantidades muito reduzidas:ésteres

•

éter

•

cetonas•cloretos•n-alcilas•

alcoóis (diferentes de álcool etílico)•detergentes e desinfetantes (como SaniZide e TB-Cide Quat)•

produtos contendo: dimetil benzil, cloreto de amônia e dimetil
etilbenzil

848041-C 2019-10-25

7 - Cuidados com aunidade•

7-4-2

Remoção do adaptador de seringa de 200 mL
Veja a Figura 7-4-1.
1. Mova o pistão desejado A para a posição inicial retraída, usando as setas
de retração/enchimento na tela de toque da cabeça motorizada.
2. Com a alavanca da jaqueta de pressão na posição destravada , gire obotão manual apropriado em sentido anti horário até que o pistão se retraia
totalmente.
3. Gire a alavanca da jaqueta de pressão até a seta para cima B e, em
seguida, deslize a jaqueta de pressão para cima C para remover da placa
de montagem frontal da cabeça motorizada.
3

1

0

e

L
lm
ta

7

6

To

19

L
lm
ta

-

To

Nam

0

En

Ch
ec
r

e

L
lm
ta

7

6

To

19

L
lm
ta

-

To

Nam

ak

Pe

5
32 PSID

0 elayan

0 elay
D

Sc

ject

In

r ai
k fo

le
ab

A
A

To

3

1
0:0 e
0:0tal Tim

12

ec

A

Ch

0

I

PS

7 - Cuidados com aunidaderak

5
32 PSID

0 elayanPe

0 elay
D

Sc

ject

In

r ai
k fo

le
ab

A

En

To

3

1
0:0 e
0:0tal Tim

12

C

A
Figura 7-4-1 Remoção do adaptador de seringa de 200 mL

848041-C 2019-10-25B

7-4-37.4.2 ADAPTADOR DE SERINGA DE 125 ML
Veja a Figura 7-4-2.
Diariamente, mova o(s) pistão(ões) até a posição totalmente retraída e limpe aparte interna do adaptador de seringa de 125 mL com água morna contendo
um sabão suave. Se for difícil manusear o fecho da seringa devido ao acúmulo
de contraste, será seguro desconectar e remover o adaptador de seringa dacabeça motorizada e colocá-lo mergulhado em água enquanto se move ofecho. OBSERVAÇÃO: É necessário ter cuidado para manter o conector do caboseco.

7 - Cuidados com aunidadeFigura 7-4-2 Remoção do adaptador de seringa de 125 mL

848041-C 2019-10-25

7-4-4

Remoção do adaptador de seringa de 125 mL
Veja a Figura 7-4-3.
1. Se o pistão A não estiver na posição inicial, mova-o para a posição inicial
retraída, usando as setas de retração/enchimento na tela de toque dacabeça motorizada. Destrave o fecho da seringa B .
2. Gire o botão manual adequado em sentido anti horário até que o pistão
esteja totalmente retraído.
3. Deslize o adaptador de seringa de 125 mL C para cima para remover daplaca de montagem frontal da cabeça motorizada.

1

3

-A

844723

P/N
S/N

0IXXX

RYYY

OptiV
anta
XXXX
X -ge
X
2111

East

TM

1640

LiebelFlarshe
Galbraith Rd.
im
Cincinn Company
ati, Ohio
45236-

0

B

-

ta

To

L

19

lm

e
Nam

7

ta

6

To

lm

L
r

ak

Pe

0

5
32 PSID

0 elayanDSc

0 elay

ject

In

r ai

k fo

le

A

ec

Ch

ab

A

En

3

To

12

1
0:0 e
0:0tal Tim

-

ta

To

L

19

lm

e
Nam

7

ta

6

To

lm

L

0

7 - Cuidados com aunidade

r

ak

Pe

I
PS 5
32 PSID

0 elayanDSc

0 elay

ject

In

r ai

k fo

le

A

ec

Ch

ab

A

En

3

To

12

1
0:0 e
0:0tal Tim

C

AD
Figura 7-4-3 Remoção do adaptador de seringa de 125 mL

7.4.3 CONSOLE E CABEÇA MOTORIZADA
A poeira do console e da cabeça motorizada pode ser removida com um pano
limpo que não deixe resíduos. Para limpar a tela sensível ao toque, use um panoúmido não abrasivo e qualquer limpa-vidros sem amônia disponível no mercado
para limpar regularmente a superfície. A solução de limpeza deverá ser aplicada ao
pano e não na superfície da tela sensível ao toque. A tela de toque do console tem
respiradouros de ar e não foi projetada com molduras à prova d’água, de modoque poderá entrar fluido atrás do painel se não for limpa com cuidado.
7.4.4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Limpe a parte externa do controle de energia usando um pano borrifado com
limpador doméstico de uso geral.

848041-C 2019-10-25

A-1

A

INTERFACE OEM
O ícone da interface OEM A , localizado na Tela Principal do console, fornece
informações sobre o status de comunicação entre o injetor e seu scannerassociado. Veja a Figura A-1.

A:

120

mL

B:

180

mL

125

200

50

Tempo total

0

PH1:

A

PH2:

AB

PH3:

-

0:00:31

Nome de protocolo

Tempo injecç.

Pico PSI

Verifique a existência
de ar na seringa e tubos

0

4.0

30

5.0

50

mL/s

mL

mL/s

mL

4

ActivarTempo TC

8

0

Demora Fase

Duração

10

Duração

A

50

25

25

% contraste contraste (mL) S.Salina (ml)

PH4:
PH5:
PH6:
OptiBolus
Configuração

Resultados

Principal

Figura A-1 Localização do Ícone de Interface OEM

848041-C 2019-10-25

A-Apêndices

Memória

Timing BolusA-2Ícones de interface OEM
Total
Time

00:31

Nenhum ícone, nenhuma placa de interface foi detectada.
Inject Delay(sem ícone)

Placa de interface OEM instalada, sem comunicação com o sistema do injetor.
(cinzento)

Placa de interface OEM instalada e se comunicando com o sistema do injetor, mas ainterface OEM está desligada na tela de configuração do injetor.
OU
Se CANopen estiver selecionada, esse ícone significa que o link de comunicações
com o scanner não foi estabelecido ou foi perdido, mesmo se a interface OEM estiver
ligada.

*(cinzento)(laranja)*

CANopen: Modo do monitor [* = Número (no canto superior esquerdo)]
Interface do relé - não usada(laranja)*

CANopen: Modo de rastreamento [* = Número (no canto superior esquerdo)]
Interface do relé - não usada(violeta)••

CANopen: Modo de controle [* Número = (no canto superior esquerdo)]
O injetor pode ser controlado por scanner.
OU
Interface de tipo de relé: Cabo da interface detectado; o injetor pode ser controlado
pelo scanner. [*= A letra (A-F) no canto superior esquerdo representa o tipo de cabode interface de relé detectado]

A-Apêndices(verde)A.1 NENHUM PAINEL DE INTERFACE FOI DETECTADO - SEM ÍCONE
Total
Time

00:31

Inject Delay(sem ícone)

A.2 SEM COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA INJETOR.
[Ícone cinza, sem raio](cinzento)

848041-C 2019-10-25

A-3

A.3 NENHUM LINK[Ícone cinza/laranja, sem raio]*(cinzento)(laranja)* = número de classe CANopen suportado.
O scanner e o injetor não estão se comunicando; a interface pode estar desligada
na tela de configuração ou o link de comunicações pode ter sido perdido.

A.4 MODO DO MONITOR (SOMENTE CANOPEN)[Ícone laranja, com raio]*(laranja)* = número de classe CANopen suportado.
O scanner e o injetor não estão se comunicando. O scanner e o injetor atuam
independentemente; o scanner pode monitorar o estado do injetor.
Neste modo, se a classe CANopen for 0, tanto a funcionalidade Timing Bolus™
como a possibilidade de definir uma demora de fase como permanente sãodesativadas.
A-ApêndicesA.5 MODO DE RASTREAMENTO (SOMENTE CANOPEN)[Ícone roxo, raio com seta apontando para o injetor]*(violeta)* = número de classe CANopen suportado.
O scanner e o injetor não estão se comunicando.
O scanner pode impedir que o injetor inicie uma injeção.
Um sinal do injetor pode ser usado para iniciar o scanner.
Quando o injetor for habilitado e o scanner não permitir o início do injetor,
este piscará o ícone OEM e o botão de início aparecerá acinzentado. Enquanto
estiver nesse estado, o injetor não poderá ser iniciado.
Neste modo, se a classe CANopen for 0, tanto a funcionalidade Timing Bolus™
como a possibilidade de definir uma demora de fase como permanente sãodesativadas.
848041-C 2019-10-25

A-4

A.6 MODO DE CONTROLE (RELÉ OU CANOPEN)[Ícone verde, raio com setas apontando para o injetor e o scanner]••(verde)Interface de tipo de relé -- Cabo da interface detectado; o injetor pode ser
controlado pelo scanner. [*= A letra (A-F) no canto superior esquerdo
representa o tipo de cabo de interface de relé detectado.]
Interface tipo CANopen -- * = número de classe CANopen suportado.

O scanner e o injetor estão se comunicando (CANopen e relé).
O scanner pode impedir que o injetor inicie uma injeção (CANopen e relé).
O scanner pode iniciar um protocolo habilitado (CANopen e relé).
Um sinal do injetor pode ser usado para iniciar o scanner (CANopen e relé).
O scanner pode pausar um protocolo em execução (CANopen).
O scanner pode habilitar o injetor caso esteja pronto para a habilitação (CANopen).
O scanner pode desabilitar um protocolo habilitado (CANopen).
A-Apêndices

O scanner pode pausar e desabilitar um protocolo em execução (CANopen erelé).
Quando o injetor for habilitado e o scanner não permitir o início do injetor,
este piscará o ícone OEM e o botão de início aparecerá acinzentado. Enquanto
estiver nesse estado, o injetor não poderá ser iniciado.
Quando a interface CANopen for classe 4, o scanner poderá impedir o usuáriode editar os parâmetros de protocolo no console do injetor e no cabeçote deacionamento. As tentativas do usuário de modificar o protocolo serão ignoradas.
Quando a interface CANopen for classe 4, o scanner poderá programar/editarum protocolo de injeção.
Neste modo, se a classe CANopen for 0, tanto a funcionalidade Timing Bolus™
como a possibilidade de definir uma demora de fase como permanente sãodesativadas.
A partir do software V4.11 do injetora, quando este está ligado a um scanner
que utilize uma interface CANopen, o injetora pode estar configurado pelainterface para accionar o início de um exame. Quando esta configuração
existe, o botão “Iniciar” no injetora mostra um símbolo de radiação conforme
Avvio.
apresentado:
848041-C 2019-10-25

A-5

A partir do software V5.06 do injetora, os scanners ligados a uma interface
CANopen classe 4 podem editar e iniciar um protocolo de injetora que contenhauma fase OptiBolus. No entanto, o scanner não tem como saber que foi
programada uma fase OptiBolus no injetora. Consequentemente, o injetora não
permitirá ao scanner efectuar alterações na Velocidade de fluxo OptiBolus, no
Volume OptiBolus ou na % de contraste OptiBolus do injetora. Aparecerá uma
mensagem se o scanner tentar alterar a fase OptiBolus de um protocolo (consulteo Capítulo 6, secção ”Alteração de OptiBolus pelo scanner”). A fase OptiBolus deum protocolo só pode ser editada na Cabeça motorizada ou na Console.
A partir do software V5.06 do injetora, quando a interface CANopen é de classe
4 e o protocolo do injetora contém uma fase OptiBolus, o injetora envia para oscanner a Velocidade de Fluxo efectivo apresentada na console. A Velocidadede fluxo apresentada no scanner e o Fluxo efectivo no injetora deverão
coincidir. As Durações da fase calculadas e apresentadas independentemente
pelo injetora e pelo scanner também deverão coincidir.
A partir do software V5.06 do injetora, quando a interface CANopen é declasse 1, as funcionalidades “Timing Bolus” e “pausa permanente” do injetora
não estão disponíveis. O botão “Timing Bolus” nos telas do injetora e afuncionalidade de selecção de Timing Bolus no tela “Configuração” da console
estarão desativados. Quaisquer protocolos guardados na Memória da console
que contenham fases de “Teste” de Timing Bolus ou uma pausa permanentenão estarão disponíveis para reativação.

A-Apêndices848041-C 2019-10-25

A-6

A-Apêndices

Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

848041-C 2019-10-25

B-1

B SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema

Solução

Não está retornandoà posição inicial
corretamente

Destrave as placas de proteção 200 mL

O enchimento
automático não estásendo registrado

Verifique se a cabeça motorizada está na posição vertical, o pistão está em“0” mL e a adaptador de seringas de 200 mL está na posição travada.
O recurso Auto-fill (Enchimento automático) não está ativado. Ative-o na
tela de configuração.
Execute a sequência de ativação conforme detalhado no guia dereferência rápida ou no manual do operador.
Pressione o botão Enable (Ativar) na cabeça motorizada para visualizar as
etapas de ativação necessárias.
Pretendia executar uma injeção de um pistão (A ou B), mas acidentalmente
programei os dois pistões (A e B). Remova o lado indesejado do protocolo.
A seringa preenchida foi purgada antes da seleção do seu tamanho.
Purgue-a novamente.
O volume está programado para mais do que está disponível na seringa.
Verifique o volume piscante no protocolo e ajuste.
O tempo de injeção está programado. Defina Tempo de injeção como “0”se não desejar tempo de injeção.

O injetor não injeta
O injetor foi programado para administrar uma quantidade muito
pequena de volume, o que não foi percebido (por ex., 4 mL)
O retardo de varredura está programado e emite três bipes em 10
segundos, dois bipes em 5 segundos e um bipe em 0 segundo.
Bipes durante a
injeção

O injetor atingiu o limite de pressão. A mensagem Limite de pressão
aparecerá no console e na cabeça motorizada. Verifique a técnica
programada e se há obstruções no percurso do fluido.

848041-C 2019-10-25

B-Solução de problemas

O injetor não é ativado

B-2

Problema

Solução
O recurso Pause on pressure limit (Pausa ativada no limite de pressão) está
ativado. É possível desativar esse recurso na tela de configuração.

O injetor para durante
a injeção

O injetor executou oprimeiro lado incorreto

A velocidade defluxo é inferior à
programada

Injetor bloqueado. Verifique se há obstruções no percurso do fluido e se os
limites de pressão máxima estão programados no limite permitido pelos
descartáveis.
Fase programada incorretamente. Verifique o protocolo.
O limite de pressão foi atingido. Verifique o protocolo de injeção e se háobstruções no tubo.
O modo Optibolus está ativado. Verifique se a fase 1 indica “Optibolus” eremova do protocolo, se desejar.
Em placas de proteção recém-instaladas, a seringa foi isolada e o fecho daadaptador de seringas foi travado antes se estender ao pistão. É necessário
estender o pistão antes de instalar a seringa e travar o fecho da adaptador
de seringas.

Não é possível
remover a adaptador
de seringas.

Gire manualmente o botão para retrair o pistão.

B-Solução de problemas

O pistão estádanificando o botão
do êmbolo.

848041-C 2019-10-25

C-1

C

TABELAS DE
COMPATIBILIDADEELETROMAGNÉTICA
Observação: Tabelas de Compatibilidade Eletromagnética podem serencontradas no Manual de Instalação, Manutenção e Peças (número depeça 848583).

O Sistema de Entrega de Contraste CT de cabeça dupla OptiVantage obedece a
EN 60601-1-2 para emissões irradiadas e conduzidas de Classe A e imunidade EMI.
ADVERTÊNCIA!
O Sistema de Entrega de Contraste CT de cabeça dupla OptiVantage não
deve ser usado adjacente ou sobre outro equipamento. Se o uso adjacente ou
empilhado for necessário, o sistema deve ser observados para verificação daoperação normal na configuração em que será usado.
ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!
Equipamentos de comunicação de RF portáteis (incluindo periféricos comocabos de antena e antenas externas) devem ser usados a pelo menos 30 cm(12 pol.) de qualquer peça do Sistema de Entrega de Contraste de Cabeça
Dupla OptiVantage, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso
contrário, pode haver degradação do desempenho deste equipamento.
CUIDADO!
Equipamentos de comunicação em RF móveis ou portáteis podem afetar as
operações do Sistema de Entrega de Contraste de Cabeça Dupla OptiVantage .

848041-C 2019-10-25

C-Tabelas decompatibilidade
eletromagnética

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados
ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento
das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética
deste equipamento e resultar em operação imprópria.

C-2

CUIDADO!
A manutenção da vazão programada (a menos que a pressão seja limitada)e do volume entregue é uma característica de desempenho essencial
do Sistema de Entrega de Contraste CT de Cabeça Dupla OptiVantage.
Interferência de outros equipamentos pode causar degradação destas funções,resultando em operação imprópria.

C-Tabelas decompatibilidade
eletromagnéticaOBSERVAÇÃO: As características de EMISSÕES deste equipamento o tornam
adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se forusado em ambiente industrial (para o qual CISPR 11 classe B é normalmente
exigido), este equipamento pode não oferecer a proteção adequada para os
serviços de comunicação em rádio-frequência. O usuário pode precisar tomar
medidas de mitigação como a realocação ou reorientação do equipamento.

848041-C 2019-10-25

NOTAS

Liebel-Flarsheim Company LLC
2111 E. GALBRAITH ROAD CINCINNATI, OHIO 45237-1624 USA