Instructies voor het
gebruik

LCD-monitor

Belangrijk
Lees vóór gebruik de instructies voor het gebruik en deinstallatiehandleiding.
• Zie de installatiehandleiding voor monitorinstellingen en -aanpassingen.
• De nieuwste productinformatie, inclusief de instructies voor het gebruik,
is beschikbaar op onze website.
www.eizoglobal.com

SYMBOLEN
In deze handleiding en op dit product worden onderstaande symbolen gebruikt. Deze geven
essentiële informatie. Lees de beschrijvingen zorgvuldig door.
Als u de informatie bij een WAARSCHUWING negeert, kan dat
leiden tot ernstig letsel of levensbedreigende situaties.

WAARSCHUWING
Als u de informatie bij LET OP negeert, kan dat leiden tot letsel
en/of schade aan eigendommen of aan het product zelf.

LET OP
Geeft een waarschuwing of een aandachtspunt aan.
bijvoorbeeld een gevaar voor "elektrische schokken" aan.
Geeft aan dat iets verboden is.
demonteren".

geeftbetekent bijvoorbeeld "Niet

Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie isverzonden.
Indien het buiten deze regio wordt gebruikt, functioneert het product mogelijk niet volgens despecificaties.
Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een
gegevensopslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch,mechanisch of anderszins) dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
EIZO Corporation.
EIZO Corporation is niet verplicht om eventueel ingezonden materiaal of informatie
vertrouwelijk te behandelen, tenzij er eerdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot deontvangst van deze informatie door EIZO Corporation. Hoewel elke moeite is gedaan omervoor te zorgen dat deze handleiding actuele informatie bevat, moet u er rekening mee
houden dat de productspecificaties van EIZO zonder voorafgaande kennisgeving kunnen
worden gewijzigd.
2

VOORZORGSMAATREGELENVOORZORGSMAATREGELEN
Belangrijk
Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie
is verzonden. Indien het buiten deze regio wordt gebruikt, functioneert het product mogelijk
niet volgens de specificaties.
Lees de "VOORZORGSMAATREGELEN" en de waarschuwingen op de monitor zorgvuldig
om uw persoonlijke veiligheid en het juiste onderhoud van het apparaat te waarborgen.

Locatie van de waarschuwingsverklaring

Symbolen op het apparaat
Symbool

Betekenis van dit symbool
Hoofdschakelaar: Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor uit teschakelen.
Hoofdschakelaar: Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor in teschakelen.
Voedingstoets: Druk op deze toets om de monitor in of uit te schakelen.
Wisselstroom
Waarschuwing voor elektrische schokken
LET OP
AEEA-markering: Het product moet apart worden weggegooid; materialen kunnen
worden gerecycled.
CE-markering: EU-conformiteitsmarkering in overeenstemming met de bepalingenvan de richtlijn en/of Verordening (EU) van de Raad.
Fabrikant
Fabricagedatum
Let op: Volgens de Amerikaanse federale wet mag dit apparaat alleen worden
verkocht door of in opdracht van een arts.
Medisch apparaat in de EU

3

VOORZORGSMAATREGELEN

Symbool

Betekenis van dit symbool
Importeur in de EU
Markering die naleving van VK-regelgeving aangeeft
Verantwoordelijke persoon VK
Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

4VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u een brandlucht ruikt of als het apparaat
vreemde geluiden produceert, trek dan onmiddellijk alle stekkers uit het stopcontact enneem contact op met uw EIZO-vertegenwoordiger voor advies.
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken
of schade aan apparatuur.

WAARSCHUWING
Demonteer het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
Het openen van de behuizing kan leiden tot elektrische schokken of brandwonden
door onderdelen met een hoge spanning of hoge temperatuur. Het aanpassen van een
apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden.

WAARSCHUWING
Alle servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
Voer servicewerkzaamheden aan dit product niet zelf uit. Het openen van de behuizing en het
verwijderen van afdekplaten kan tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.

WAARSCHUWING
Houd vreemde voorwerpen en vloeistoffen weg van het apparaat.
Metalen voorwerpen, ontvlambare materialen of vloeistoffen die per ongeluk in debehuizing terechtkomen, kunnen brand, elektrische schokken of schade aan
apparatuur veroorzaken.
Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk destekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nakijken door een gekwalificeerd
technicus voor u het opnieuw gebruikt.

WAARSCHUWING
Plaats het apparaat op een stevig en stabiel oppervlak.
Een apparaat dat op een ongeschikt oppervlak wordt geplaatst, kan vallen en tot letsel leiden.
Als het apparaat valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en uw lokale EIZOvertegenwoordiger om advies vragen. Gebruik een beschadigd apparaat niet opnieuw. Het gebruik
van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden.

5

VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWING
Gebruik het apparaat op een geschikte plek.
Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of beschadiging van apparatuur.
• Niet buitenshuis plaatsen.
• Niet in een vervoermiddel (schip, vliegtuig, trein, auto enz.) plaatsen.
• Niet in een stoffige of vochtige omgeving plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar water op het scherm terecht kan komen (badkamer,
keuken enz.)• Plaats het apparaat niet op een plek waar stoom in direct contact met het schermkomt.
• Niet in de buurt van een verwarmings- of bevochtigingsapparaat plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar het product wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
• Plaats het apparaat niet in een omgeving met ontvlambaar gas.
• Niet in een omgeving plaatsen met corrosieve gassen (zoals zwaveldioxide,waterstofsulfide, stikstofdioxide, chloor, ammonia en ozon).
• Niet in een omgeving plaatsen met stof, corrosieve componenten in deomgevingslucht (zoals natriumchloride en zwavel), geleidende metalen, etc.

WAARSCHUWING
Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en jonge kinderen.
De plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken.

WAARSCHUWING
Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit aan op een stopcontact dat standaard is in
uw land.
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer. Anders kunnen brand of elektrische schokken
optreden.
Voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz

WAARSCHUWING
Trek niet aan het netsnoer, maar houd de stekker stevig vast en haal hem uit het
stopcontact.
Het netsnoer kan door trekken beschadigd raken, wat tot brand of elektrischeschokken kan leiden.

WAARSCHUWING
Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.

6

VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWING
Gebruik de juiste spanning.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een gespecificeerde spanning. De
aansluiting op een andere spanning dan die in deze "Instructies voor het gebruik" wordt
gespecificeerd, kan tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
Voeding: 100-240 VAC 50/60 Hz• Overbelast het stroomcircuit niet, aangezien dit tot brand of elektrische schokken kan leiden.

WAARSCHUWING
Ga zorgvuldig om met het netsnoer.
Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, trek er niet aan en bind het netsnoer
niet vast. Het gebruik van een beschadigd netsnoer kan tot brand of elektrischeschokken leiden.

WAARSCHUWING
De persoon die het apparaat bedient, mag de patiënt en het apparaat nietgelijktijdig aanraken.
Dit apparaat is niet ontworpen om te worden aangeraakt door patiënten.

WAARSCHUWING
Raak de stekker en het netsnoer nooit aan bij onweer.
Aanraking kan tot een elektrische schok leiden.

WAARSCHUWING
Zie voor het bevestigen van een monitorarm de Gebruikershandleiding van de monitorarm
en installeer het apparaat op de juiste manier.
Anders kan het apparaat losraken, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan de apparatuur.
Controleer voor de installatie of bureaus, wanden of enig ander installatieoppervlak voldoendemechanische sterkte hebben.
Als het apparaat valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en uw lokale EIZOvertegenwoordiger om advies vragen. Gebruik een beschadigd apparaat niet opnieuw. Het gebruik
van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden. Indien de kantelvoet
weer wordt bevestigd, moeten hiervoor de originele schroeven worden gebruikt. Draai deze goed
vast.

WAARSCHUWING
Raak een beschadigd LCD-paneel niet met blote handen aan.
Indien een deel van uw huid in direct contact met het paneel komt, moet uw huidzorgvuldig worden schoongespoeld.
Als vloeibaar kristal in uw ogen of mond komt, spoelt u deze direct schoon met grote
hoeveelheden water en zoekt u medische hulp. Anders kan er een toxische reactie
optreden.

7

VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWING
Vraag bij installatie op hoge plekken om hulp van een professional.
Bij installatie van de monitor op een hoge plek bestaat het risico dat het apparaat of onderdelen
ervan vallen en letsel veroorzaken. Vraag ons of een specialist in constructiewerk om hulp bij het
installeren van de monitor. Laat de monitor bovendien zowel voor als na de installatie inspecteren
op schade of vervormingen.

8

VOORZORGSMAATREGELENLET OPLET OP
Kijk niet rechtstreeks naar de lichtbron van de achterverlichting of de werkverlichting.
Dit kan eventueel ongemak voor de ogen of problemen met het zicht veroorzaken.

LET OP
Oefen geen overmatige kracht uit op de arm van de werkverlichting.
Als u de arm met veel kracht buigt of draait kan dat leiden tot beschadiging of een slechte werking.

LET OP
Controleer de operationele staat voor gebruik.
U kunt de monitor gebruiken nadat u hebt gecontroleerd of er geen problemen zijn met het
weergegeven beeld.
Bij gebruik van deze apparaten, gebruikt u deze apparaten pas nadat u hebt gecontroleerd of debeelden juist worden weergegeven.

LET OP
Zet kabels en draden die kunnen worden bevestigd goed vast.
Als kabels en draden niet goed worden vastgezet, kunnen ze losraken, waardoor beelden mogelijk
niet meer worden weergegeven en uw werkzaamheden worden onderbroken.

LET OP
Koppel de kabels los en verwijder de accessoires wanneer u het apparaat verplaatst.
Anders kunnen de kabels of accessoires mogelijk losraken tijdens het verplaatsen, wat kan leiden
tot letsel.

LET OP
Draag en plaats het apparaat op de juiste gespecificeerde wijze.
• Houd de onderkant van de monitor stevig vast wanneer u het product verplaatst.
• Monitoren van 30 inch of groter zijn zwaar. Zorg voor twee mensen bij het
uitpakken en/of dragen van de monitor.
• Als uw apparaat een handgreep aan de achterkant van de monitor heeft, houddeze en de onderkant van de monitor dan stevig vast.
Het laten vallen van het apparaat kan tot letsel of schade aan apparatuur leiden.

LET OPLet erop dat uw handen niet bekneld raken.
Als u plotseling druk uitoefent op de monitor om de hoogte of hoek van de monitor aan te passen,kunnen uw handen mogelijk bekneld en bezeerd raken.

9VOORZORGSMAATREGELENLET OP
Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.
• Plaats geen voorwerpen op de ventilatiesleuven.
• Installeer het apparaat niet op een plek met slechte ventilatie of onvoldoende
ruimte.
• Zet het apparaat niet op zijn kop en leg het niet plat neer.
Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet goed doorstromen, wat kan
leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.

LET OP
Raak de stekker niet met natte handen aan.
Aanraking kan tot een elektrische schok leiden.

LET OP
Plaats geen voorwerpen in de buurt van de stekker.
Zo kunt u de stekker uit het stopcontact halen als er een probleem is en een brand of
elektrische schokken voorkomen.

LET OP
Reinig regelmatig het gebied rondom de stekker en de ventilatiesleuf van de monitor.
De aanwezigheid van stof, water of olie in dit gebied kan tot brand leiden.

LET OP
Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
Het reinigen van het apparaat terwijl het op een stopcontact is aangesloten, kan tot een elektrischeschok leiden.

LET OP
Schakel in verband met de veiligheid en energiebesparing de aan-uitknop uit en haal destekker van het netsnoer uit het stopcontact indien het apparaat gedurende langere tijd niet
gebruikt zal worden.

LET OP
Verwijder dit product in overeenstemming met de wetten van de plaats of het land waar u
verblijft.

LET OP
Voor gebruikers op het grondgebied van de EER en Zwitserland:
Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet
worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin degebruiker en/of patiënt is gevestigd.

10

Kennisgeving voor deze monitor

Kennisgeving voor deze monitor
Gebruiksindicaties
Dit Product is bedoeld voor het weergeven en bekijken van radiologische beelden voor
beoordeling, analyse en diagnose door hiervoor opgeleid, medisch personeel. De monitor isniet bedoeld voor gebruik bij mammografie.
Attentie• Dit product is niet bedoeld voor in-vitro diagnostisch gebruik.
• Indien dit product voor andere dan in deze handleiding beschreven doeleinden wordt gebruikt,
kan de garantie vervallen.
• De specificaties die in deze handleiding worden vermeld, gelden alleen als het product wordt
gebruikt met de netsnoeren die bij het product worden geleverd en met door EIZO
gespecificeerde signaalkabels.
• Gebruik alleen door EIZO geproduceerde of gespecificeerde accessoires bij dit product.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik• De kwaliteit van onderdelen (zoals het LCD-paneel en de ventilator) kan na intensief
gebruik afnemen. Controleer regelmatig of ze naar behoren functioneren.
• Als er een nieuw beeld op het scherm wordt geopend nadat een ander beeld gedurende
lange tijd is weergegeven, kan er een nabeeld te zien blijven. Gebruik de screensaver ofenergiebesparingsfunctie om te voorkomen dat hetzelfde beeld gedurende lange tijd
wordt weergegeven. Afhankelijk van het weergegeven beeld kan ook na korte tijd een
nabeeld verschijnen. Om een dergelijk fenomeen te verwijderen, dient u van afbeelding
te veranderen om het apparaat enkele uren uitgeschakeld te houden.
• Het duurt een paar minuten voordat de monitor stabiel is. Voordat u de monitor gebruikt,
moet u enkele minuten of langer wachten nadat de monitor is ingeschakeld of nadat demonitor is hersteld uit de energiebesparingsmodus.
• Als de monitor gedurende een lange periode continu beeld weergeeft, kunnen vlekken
of ingebrande pixels ontstaan. Voor een maximale levensduur van de monitor wordt
aangeraden om de monitor regelmatig uit te schakelen.
• De achtergrondverlichting van het LCD-paneel heeft een vaste levensduur. Afhankelijk
van het gebruikspatroon, zoals langdurig aaneengesloten gebruik, kan de kwaliteit vande achtergrondverlichting afnemen om vervangen te worden. Als het scherm donker
wordt of begint te flikkeren, kunt u contact opnemen met uw lokale EIZOvertegenwoordiger.
• Het scherm kan defecte pixels hebben of een klein aantal lichte punten vertonen. Dit
hangt samen met de kenmerken van het LCD-paneel zelf en is geen defect van het
product.
• Druk niet te hard op het oppervlak of de buitenkant van het LCD-paneel, omdat dit kan
leiden tot storingen in de weergave, zoals storingspatronen, enz. Als er continu druk
wordt uitgeoefend op het oppervlak van het LCD-paneel, kan het vloeibare kristal
verslechteren of kan het LCD-paneel beschadigd raken. (Als er drukpunten op het LCDpaneel achterblijven, dient de monitor een tijd lang op een zwart of wit scherm teworden gezet. De symptomen kunnen dan verdwijnen.)• Kras of druk niet met een scherp voorwerp op het LCD-paneel, aangezien het LCDpaneel hierdoor beschadigd kan raken. Veeg het LCD-paneel niet met tissues schoon,
aangezien dit krassen kan veroorzaken.

11Kennisgeving voor deze monitor• Raak de ingebouwde kalibratiesensor (geïntegreerde voorsensor) niet aan. Als u dit
toch doet kan dat de metingsnauwkeurigheid aantasten of leiden tot schade aan deapparatuur.
• Afhankelijk van de omgeving kan de waarde die wordt gemeten door de ingebouwde
belichtingssensor verschillen van de waarde die wordt weergegeven op een
afzonderlijke illuminometer.
• Er kan condensatie worden gevormd op het oppervlak of in het product wanneer deze ineen koude ruimte wordt gebracht, wanneer de temperatuur plotseling stijgt of wanneer
deze van een koude ruimte naar een warme ruimte wordt verplaatst. Zet het product in
dat geval niet aan. Wacht in plaats daarvan tot de condensatie verdwijnt, want anders
kan dit tot schade aan het product leiden.

De monitor langdurig gebruiken
Kwaliteitscontrole• De beeldkwaliteit van monitoren wordt beïnvloed door het kwaliteitsniveau vaninvoersignalen en de degradatie van het product. Voer visuele controles uit en test
periodiek de bestendigheid (inclusief een grijswaardencontrole) om te voldoen aan demedische normen/richtlijnen voor uw toepassing, en voer indien nodig kalibratie uit. Met
de kwaliteitscontrolesoftware van de RadiCS-monitor (optioneel) kunt u een
kwaliteitscontrole uitvoeren die voldoet aan medische normen/richtlijnen.
• Wacht 15 minuten of meer nadat de monitor is ingeschakeld of de monitor is hersteld
van de energiebesparingsmodus voordat u verschillende tests uitvoert voor
kwaliteitscontrole, kalibratie of het aanpassen van het scherm van de monitor.
• We bevelen u aan om monitoren in te stellen op de aanbevolen lichtsterkte of lager omveranderingen in lichtsterkte als gevolg van langdurig gebruik te reduceren en een
stabiele helderheid te behouden.
• Om de meetresultaten van de geïntegreerde kalibratiesensor (geïntegreerdevoorsensor) aan te passen aan de meetresultaten van een externe sensor dieafzonderlijk verkrijgbaar is, voert u een correlatie uit tussen de geïntegreerdevoorsensor en de externe sensor met behulp van RadiCS (optionele accessoire)/
RadiCS LE (inbegrepen). Als u periodiek een correlatie uitvoert, houdt u het
meetresultaat van de geïntegreerde voorsensor op een niveau dat gelijk is aan dat van
de externe sensor. Zie de gebruikershandleiding van RadiCS/RadiCS LE voor meer
informatie over correlatie.
Attentie• De schermstatus van de monitor kan onverwacht veranderen als gevolg van een bedieningsfoutof een onverwachte wijziging van de instelling. Er wordt aanbevolen de monitor te gebruiken met
vergrendelde bedieningsschakelaars nadat u het scherm van de monitor hebt aangepast.
Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie over het instellen van dekabelhouder.

Reinigen• Het wordt aanbevolen om het product periodiek te reinigen, zodat de monitor er als
nieuw uitziet en een langere levensduur heeft.
• Vlekken op het product kunnen worden verwijderd door een deel van een zachte doekvochtig te maken met water of door onze ScreenCleaner te gebruiken en voorzichtig tevegen.

12

Kennisgeving voor deze monitor

Attentie• Laat vloeistoffen niet in direct contact met het product komen. Als dit toch gebeurt, veeg het dan
onmiddellijk af.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de openingen of in het product terechtkomen.
• Bij gebruik van chemicaliën voor reinigen of desinfectie kunnen chemicaliën zoals alcohol en
ontsmettingsmiddel glansvariatie, aanslag en verbleking op/van het product veroorzaken.
Bovendien kan de kwaliteit van het weergegeven beeld afnemen. Gebruik chemische producten
niet op regelmatige basis.
• Gebruik nooit een verdunningsmiddel, benzeen, was of een schurend reinigingsmiddel, omdat
dit/deze de behuizing of het product kunnen beschadigen.
• Zie voor meer informatie over reinigen en desinfectie onze website.
Volg hiervoor deze stappen: Ga naar www.eizoglobal.com en typ "disinfect" in het zoekvak van
de site om te zoeken.

Desinfectie met chemicaliën
• Voor het desinfecteren van producten bevelen wij aan chemicaliën te gebruiken die door
ons zijn getest (zie onderstaande tabel). Opmerking: Het gebruik van deze chemicaliën
garandeert niet dat het product niet zal worden beschadigd of aangetast.
Categorie

Type chemische stof

Voorbeeld van een productOp basis van alcohol

Ontsmettingsethanol (ethylalcohol)

Ethanol

Op basis van alcohol

Isopropanol

Isopropylalcohol (IPA)

ChloorNatriumhypochloriet

PureloxBiguanide

Chloorhexidinegluconaat

Hibitane oplossing

Op basis van alcohol

Benzalkoniumchloride

Welpas

Op basis van aldehyde

Glutaral

Sterihyde

Op basis van aldehyde

GlutaralCidex Plus28

Amfotere
oppervlakteactieve stof

Alkyldiaminoethylglycine hydrochloride

Oplossing met satenidine

Comfortabel gebruik van de monitor• Een zeer donker of helder scherm kan een nadelig effect op de ogen hebben. Pas dehelderheid van de monitor aan op basis van de omgevingsomstandigheden.
• Gedurende lange tijd naar de monitor staren kan tot vermoeide ogen leiden. Neem
daarom elk uur 10 minuten pauze.
• Kijk vanaf een juiste afstand en onder een juiste hoek naar het scherm.

Waarschuwingen en verantwoordelijkheden met betrekking
tot cybersecurity• De firmware moet worden bijgewerkt via EIZO Corporation of zijn distributeur.
• Als EIZO Corporation of zijn distributeur opdracht geeft om de firmware bij te werken,
doe dat dan onmiddellijk.

13

INHOUDINHOUDVOORZORGSMAATREGELEN ..................................................................................

3

Belangrijk ............................................................................................................

3

Locatie van de waarschuwingsverklaring ...............................................

3

Symbolen op het apparaat......................................................................

3

WAARSCHUWING .............................................................................................

5

LET OP ...............................................................................................................

9

Kennisgeving voor deze monitor.............................................................................. 11
Gebruiksindicaties............................................................................................... 11
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ................................................................... 11
De monitor langdurig gebruiken .......................................................................... 12
Kwaliteitscontrole .................................................................................... 12
Reinigen.................................................................................................. 12
Desinfectie met chemicaliën ................................................................... 13
Comfortabel gebruik van de monitor ................................................................... 13
Waarschuwingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot cybersecurity... 13
1 Introductie................................................................................................................... 16
1.1

1.2

1.3

Kenmerken.......................................................................................................... 16
1.1.1

Gratis lay-out........................................................................................... 16

1.1.2

Simpele bedrading .................................................................................. 16

1.1.3

Ondersteunt videoweergave en voeding met eenzelfde USB Type-Ckabelverbinding....................................................................................... 16

1.1.4

Hybride monochroom en kleurenbeeldscherm ....................................... 17

1.1.5

Kwaliteitscontrole .................................................................................... 17

1.1.6

Dockingstationfunctie.............................................................................. 17

1.1.7

Voorzien van een verlichtingsfunctie (RadiLight).................................... 17

1.1.8

Ruimtebesparend ontwerp...................................................................... 18

1.1.9

Monitor bedienen via de muis en het toetsenbord .................................. 18

Inhoud van de verpakking ................................................................................... 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 20

1.2.3

RadiCS LE gebruiken ............................................................................. 20

Bediening en functies.......................................................................................... 21
1.3.1

Voorkant.................................................................................................. 21

1.3.2

Achterkant............................................................................................... 22

2 Installatie / Aansluiting .............................................................................................. 24
2.1

Voorafgaand aan installatie................................................................................. 24
2.1.1

2.2

14

Installatievoorwaarden ............................................................................ 24

Aansluitkabels ..................................................................................................... 25

INHOUD
2.3

Aanbrengen van de RadiLight Focus (Task Light, werkverlichting) .................... 30

2.4

De monitor inschakelen....................................................................................... 30

2.5

Hoogte en hoek van de monitor aanpassen ....................................................... 31

2.6

Aanbrengen van de afdekking van de aansluiting .............................................. 32

2.7

Het gebruik van de RadiLight Area/RadiLight Focus .......................................... 33

3 Probleem: geen beeld ................................................................................................ 34
4 Specificaties ............................................................................................................... 36
4.1

Lijst met specificaties .......................................................................................... 36
4.1.1

Type ........................................................................................................ 36

4.1.2

LCD-paneel............................................................................................. 36

4.1.3

Videosignalen ......................................................................................... 36

4.1.4

USB......................................................................................................... 36

4.1.5

Netwerk................................................................................................... 37

4.1.6

Stroom .................................................................................................... 37

4.1.7

Fysieke specificaties ............................................................................... 37

4.1.8

Bedrijfsomgevingsvereisten .................................................................... 37

4.1.9

Condities voor transport en opslag ......................................................... 37

4.2

Ondersteunde resoluties ..................................................................................... 38

4.3

Accessoires......................................................................................................... 38

Aanhangsel ................................................................................................................. 39
Medische norm.................................................................................................... 39
Classificatie van apparatuur.................................................................... 39
EMC-informatie ................................................................................................... 40
Beoogde gebruiksomgevingen ............................................................... 40
Technische beschrijvingen...................................................................... 41

15

1 | Introductie

1 Introductie
Hartelijk dank voor uw keuze van een EIZO LCD-monitor.

1.1 Kenmerken
1.1.1 Gratis lay-out• Dit product is uitgerust met de functies "PbyP (Picture by Picture)" (beeld naast beeld)
en "PinP (Picture in Picture)" (beeld in beeld) waarmee tot drie signalen tegelijk kunnen
worden weergegeven.

Enkel

PbyP

Enkel + PinP

PbyP + PinP

• De monitor biedt de One Cable PbyP-functie, die beelden in PbyP-modus weergeeft
met slechts een signaalkabel.

1.1.2 Simpele bedrading
De monitor is uitgerust met een USB Type-C®-uitgangsaansluiting (USB-C®).
Via de uitgangsaansluiting kan een signaal worden uitgevoerd naar een andere monitor.

1.1.3 Ondersteunt videoweergave en voeding met eenzelfde USB Type-Ckabelverbinding
Dit product is uitgerust met een USB-C-aansluiting en ondersteunt de overdracht van
videosignalen (DisplayPort™ Alt Mode) en voeding (USB Power Delivery).
Het apparaat levert maximaal 94 W stroom aan een aangesloten notebook-pc bij gebruik als
externe monitor.

Videosignalen

Voeding16

Introductie | 1

ONLGerking• Videosignalen worden alleen weergegeven als het aangesloten apparaat de overdracht van
videosignalen ondersteunt (DisplayPort Alt Mode).
• Je kunt de oplaadfunctie alleen gebruiken als het aangesloten apparaat opladen via USB Power
Delivery ondersteunt.
• Alleen wanneer je de volgende USB-kabels gebruikt, kan het apparaat maximaal 94 W stroom
leveren:– CC150SS81G-5A (meegeleverd)• Aangesloten apparaten kun je opladen, zelfs wanneer de monitor in de energiebesparingsmodus
staat.

1.1.4 Hybride monochroom en kleurenbeeldscherm
Wanneer de functie Hybrid Gamma PXL (Hybride gamma PXL) is ingeschakeld, kan dit
product automatisch op pixelniveau onderscheid maken tussen monochrome en gekleurde
gedeeltes van hetzelfde beeld, en worden deze gedeeltes respectievelijk met optimale
gradaties weergegeven.

1.1.5 Kwaliteitscontrole• De monitor bevat een ingebouwde kalibratiesensor (geïntegreerde voorsensor). Met
deze sensor kan de monitor een onafhankelijke kalibratie (SelfCalibration) en
grijswaardencontrole uitvoeren.
• Met behulp van de meegeleverde RadiCS LE kunt u monitorkalibratie engeschiedenisbeheer uitvoeren.
• Met de kwaliteitscontrolesoftware van de RadiCS-monitor kunt u een kwaliteitscontrole
uitvoeren die voldoet aan medische normen/richtlijnen.

1.1.6 Dockingstationfunctie
Deze monitor is uitgerust met een LAN-poort en USB-hub waardoor het bruikbaar is als
dockingstation. U kunt een stabiele netwerkomgeving creëren door een USB-C-kabel aan tesluiten, zelfs op notebook-pc's of tablets die niet zijn uitgerust met LAN-poorten. U kunt ook
USB-compatibele randapparaten gebruiken en smartphones opladen (zie "Gebruik van dedockingstationfunctie" in de Installatiehandleiding).

1.1.7 Voorzien van een verlichtingsfunctie (RadiLight)
RadiLight Area (Backlight, achterverlichting)• RadiLight Area is een functie voor verlichting van achteren die is ingebouwd in demonitor. Hiermee wordt een ruimte vanaf de achterkant van de monitor verlicht,
waardoor efficiënte radiologische interpretaties mogelijk zijn in spaarzaam verlichte
omgevingen.
RadiLight Focus (Task Light, werkverlichting)17

1 | Introductie• RadiLight Focus is een afneembare werkverlichting. Deze voorziet in verlichting van uw
werkruimte bij taken als lezen en schrijven van documenten, of bij gebruik van het
toetsenbord.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Ruimtebesparend ontwerp
De monitor is uitgerust met meerdere USB-aansluitingen (upstream). U kunt meerdere pc's
bedienen via één set USB-apparaten (muis, toetsenbord etc.).

1.1.9 Monitor bedienen via de muis en het toetsenbord
Met de kwaliteitscontrolesoftware van RadiCS/RadiCS LE voor de monitor kunt u devolgende monitorfuncties uitvoeren met de muis en het toetsenbord:• CAL Switch-modus wijzigen• Invoersignalen wijzigen• Functie waarmee een CAL Switch-modus wordt toegewezen aan een deel van het
scherm en een beeld wordt weergegeven (Point-and-Focus)• Het subvenster PinP weergeven of verbergen (Hide-and-Seek)• Schakelen tussen pc's die USB-apparaten gebruiken (Switch-and-Go)• De energiebesparingsmodus inschakelen (Backlight Saver)• Een functie die de helderheid tijdelijk verhoogt om de zichtbaarheid van diagnostischebeelden te verbeteren (Instant Backlight Booster)18

Introductie | 1

ONLGerking• Met de RadiCS-/RadiCS LE-software kunt u tegelijkertijd het subvenster PinP weergeven ofverbergen en schakelen tussen de pc's waarmee USB-apparaten worden bediend. Zie deGebruikershandleiding van RadiCS/RadiCS LE voor meer informatie over deinstallatieprocedure.

1.2 Inhoud van de verpakking
Controleer of de verpakking alle volgende onderdelen bevat. Als onderdelen ontbreken ofbeschadigd zijn, neem dan contact op met uw leverancier of lokale EIZOvertegenwoordiger.
ONLGerking• We bevelen u aan om de doos en verpakkingsmaterialen te bewaren, zodat ze kunnen worden
gebruikt voor het verplaatsen of transporteren van dit product.

• Monitor• Netsnoer• Digitale signaalkabel (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2• Digitale signaalkabel (HDMI - HDMI): HH300PR x 1• USB 2.0-kabel (USB-A - USB-B): UU300 x 2• USB-C-kabel (USB-C naar USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Afdekking aansluiting (links)• Afdekking aansluiting (rechts)• RadiLight Focus (Task Light, werkverlichting)• EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)• Instructies voor het gebruik

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
De cd-rom bevat de volgende items. Zie "Readme.txt" op de schijf voor informatie over het
starten van de software of het verwijzen naar bestanden.
• Bestand Readme.txt• Kwaliteitscontrolesoftware voor de RadiCS LE-monitor (voor Windows)• Gebruikershandleiding– Instructies voor het gebruik van deze monitor– Installatiehandleiding voor de monitor– Gebruikershandleiding van RadiCS LE• Overzicht afmetingen19

1 | Introductie

1.2.2 RadiCS LE
Met RadiCS LE kunt u de volgende kwaliteitscontroles en monitorfuncties uitvoeren. Zie deGebruikershandleiding van RadiCS LE voor meer informatie over de software of
installatieprocedures.
Kwaliteitscontrole• Kalibratie uitvoeren• Testresultaten weergeven in een lijst en een testrapport maken• Het doel van SelfCalibration en het uitvoeringsschema instellen
Monitorfuncties• CAL Switch-modus wijzigen• Invoersignalen wijzigen• Functie waarmee een CAL Switch-modus wordt toegewezen aan een deel van het
scherm en een beeld wordt weergegeven (Point-and-Focus)• Het subvenster PinP weergeven of verbergen (Hide-and-Seek)• Schakelen tussen pc's die USB-apparaten gebruiken (Switch-and-Go)• De energiebesparingsmodus inschakelen (Backlight Saver)• Een functie die de helderheid tijdelijk verhoogt om de zichtbaarheid van diagnostischebeelden te verbeteren (Instant Backlight Booster)• Een functie die de helderheid van de monitor automatisch aanpast aan het
omgevingslichtniveau wanneer deze is ingesteld op de Tekstmodus (Auto Brightness
Control)
Attentie• De specificaties van RadiCS LE kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De nieuwste
versie van RadiCS LE kan worden gedownload op onze website: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 RadiCS LE gebruiken
Zie de Gebruikershandleiding van RadiCS LE (op de cd-rom) voor meer informatie over het
installeren en gebruiken van RadiCS LE.
Wanneer u de RadiCS LE gebruikt, sluit u de monitor aan op uw pc met de meegeleverde
USB-kabel. Zie 2.2 Aansluitkabels [} 25] voor meer informatie over het aansluiten van demonitor.

20

Introductie | 1

1.3 Bediening en functies
1.3.1 Voorkant
1

2

Circa 30°

3

4

1. Geïntegreerdevoorsensor(Verplaatsbaar)

Deze sensor wordt gebruikt voor het uitvoeren van kalibratie en
grijswaardencontrole.

2. Belichtingssensor

Deze sensor meet de omgevingsbelichting. De omgevingsbelichting
wordt gemeten met behulp van de kwaliteitscontrolesoftware voor
RadiCS/RadiCS LE.

3. Bedieningsschakelaars

Hiermee worden de bedieningsaanwijzingen weergegeven. Stelmenu's in volgens de bedieningsaanwijzingen.

4. Aan-uitknop

Hiermee zet u het apparaat aan of uit.
Het lampje van de schakelaar is aan wanneer u het apparaat
aanzet. De kleur van het lampje is afhankelijk van de bedrijfsstatus
van de monitor.
Groen: normale bedrijfsmodus; oranje: energiebesparingsmodus,
uit: hoofdvoeding of voeding uitgeschakeld21

1 | Introductie

1.3.2 Achterkant
1

7

2

8

5

6
3

4

9

12

13

14

1. RadiLight Area
(Backlight,
achterverlichting)

Een functie voor verlichting van achteren die is ingebouwd in demonitor. Hiermee wordt een ruimte indirect verlicht vanaf deachterkant van de monitor.

2. VoetHiermee past u de hoogte en de hoek (kantelen en draaien) van demonitor aan.

3. Hoofdschakelaar

Hiermee kunt u de hoofdvoeding in- en uitschakelen.
: Uit,

22

11

10

: Aan

4. Voedingsaansluiting

Hierop wordt het netsnoer aangesloten.

5. Uitsparing
beveiligingsaansluiting

Compatibel met het beveiligingssysteem MicroSaver van
Kensington.

6. Kabelhouder

Hiermee kunt u de kabels netjes organiseren.

7. USB-A-aansluiting(downstream)

Hierop kan een USB-randapparaat worden aangesloten (zie"Gebruik van de dockingstationfunctie" in de Installatiehandleiding).

8. Aansluiting
werkverlichting

Sluit aan op RadiLight Focus.

9. HDMI-aansluiting

Hierop kan een pc met HDMI-uitgang worden aangesloten.

10. DisplayPort-aansluiting

Hierop kan een pc met DisplayPort-uitgang worden aangesloten.

Introductie | 1

11. USB-C-aansluiting(upstream)

Hierop kan een pc met USB-C-uitgang worden aangesloten. Ditverzendt ook het USB-signaal dat nodig is voor het gebruik vansoftware die een USB-verbinding of de dockingstationfunctie vereist(zie "Gebruik van de dockingstationfunctie" in deInstallatiehandleiding).

12. USB-C-aansluiting(downstream)

Om een serieschakeling te installeren, sluit u de kabel aan op de
USB-C-upstreamaansluiting van een andere monitor. Bovendien
kunt u een USB-randapparaat aansluiten (zie "Gebruik van dedockingstationfunctie" in de Installatiehandleiding).

13. LAN-poort

Hierop kan een netwerkhub of router worden aangesloten met een
LAN-kabel om de netwerkverbinding van de dockingstationfunctie tegebruiken (zie "Gebruik van de dockingstationfunctie" in deInstallatiehandleiding).

14. USB-B-aansluiting(upstream)

Hierop kan een computer worden aangesloten wanneer u software
gebruikt waarvoor een USB-aansluiting vereist is op een pc zonder
USB-C-aansluiting of wanneer u de USB-hubfunctie van dit productgebruikt.

23

2 | Installatie / Aansluiting

2 Installatie / Aansluiting
2.1 Voorafgaand aan installatie
Lees de VOORZORGSMAATREGELEN [} 3] zorgvuldig door en volg altijd de instructies.
Als u dit product op een bureau met gelakt oppervlak plaatst, kan de kleur vanwege desamenstelling van het rubber in de voet trekken. Controleer het paneeloppervlak voor
gebruik.

2.1.1 Installatievoorwaarden
Wanneer de monitor in een rek wordt geïnstalleerd, moet voor voldoende ruimte aan dezijkant, achterkant en bovenkant van de monitor worden gezorgd.
Attentie• Plaats de monitor zodanig dat er geen storend licht op het scherm valt.

24

Installatie / Aansluiting | 2

2.2 Aansluitkabels
Attentie• Controleer of de monitor, pc en randapparaten zijn uitgeschakeld vóór het aansluiten.
• Wanneer u de huidige monitor door deze monitor vervangt, zie dan 4.2 Ondersteunde resoluties[} 38] om de pc-instellingen voor de resolutie en de verticale scanfrequentie aan te passen aan
de instellingen die beschikbaar zijn voor deze monitor, voordat u de pc aansluit.
• Als de kabels moeilijk aan te sluiten zijn, pas dan de kantelhoek van het scherm aan.

1. Sluit de signaalkabels aan.
Controleer de vormen van de aansluitingen en sluit de kabels aan.
In de weergave met één venster

Signaalkabel: HH300PR
Signaalkabel: PP300-V14
Signaalkabel: CC150SS81G-5A

Attentie• In de standaardinstelling wordt het signaal van de aansluiting DisplayPort 1 weergegeven. Als u
het signaal van een andere aansluiting wilt weergeven, wijzigt u het invoersignaal (zie“Inschakelen van invoersignalen” in de Installatiehandleiding).
• Als u USB-C niet alleen voor videoweergave maar ook voor kwaliteitscontrole van de monitor
met RadiCS/RadiCS LE gebruikt, en met USB-apparaten verbindt (USB-compatibele
randapparaten), moet u "USB Selection" instellen op "USB-C" in het menu Instellingen. Zie deInstallatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.
• Voor HDMI®-signalen, kan het in een beperkt bereik worden weergegeven.

25

2 | Installatie / Aansluiting
In de weergave PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Signaalkabel: PP300-V14

Signaalkabel: PP300-V14

Attentie• Om een PbyP-weergave (DisplayPort 1/DisplayPort 2) uit te voeren, is het noodzakelijk om"PbyP Settings" in te stellen in het Menu Instellingen. Zie de Installatiehandleiding (op de cdrom) voor meer informatie.
• Als u PbyP weergeeft vanaf twee pc's kunnen sommige aspecten van kwaliteitscontrole zoals
kalibratie beperkt zijn.

26Installatie / Aansluiting | 2
In de weergave PbyP (One Cable PbyP)

Signaalkabel: PP300-V14

Signaalkabel: CC150SS81G-5A

Attentie• Om een PbyP-weergave (One Cable PbyP) uit te voeren, verbindt u met de DisplayPort 1- of). Bovendien moet u de instelling "PbyP Settings"
USB-C-aansluiting (upstream:
configureren in het menu Instellingen. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
• Als u USB-C niet alleen voor videoweergave maar ook voor kwaliteitscontrole van de monitor
met RadiCS/RadiCS LE gebruikt, en met USB-apparaten verbindt (USB-compatibele
randapparaten), moet u "USB Selection" instellen op "USB-C" in het menu Instellingen. Zie deInstallatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.

27

2 | Installatie / Aansluiting
In de weergave PinP (subvenster)
Voorbeeld: Gebruik van de HDMI-aansluiting

Signaalkabel: HH300PR
Signaalkabel: PP300-V14

Attentie• Om een PinP-weergave (subvenster) uit te voeren, moet u de instelling "PinP Settings"
configureren in het menu Instellingen. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
• U kunt de PinP-weergavefunctie (subvenster) niet gebruiken wanneer een HDMI-signaal wordt
weergegeven op één scherm.

28Installatie / Aansluiting | 2
Bij het aansluiten van andere monitoren met behulp van een serieschakeling
Het ingevoerde signaal naar de DisplayPort 1- of USB-C-aansluiting (upstream:
worden uitgevoerd naar een andere monitor.

) zal

Aansluiten op de pc

USB-C-kabel

Signaalkabel: PP300-V14

Signaalkabel: CC150SS81G-5A

Signaalkabel: CP200(optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)

Attentie• Bezoek de website van EIZO voor informatie over monitoren en grafische kaarten die voor deserieschakeling kunnen worden gebruikt:(www.eizoglobal.com)• Om een serieschakeling te installeren, verbindt u met de DisplayPort 1- of USB-C-aansluiting). Bovendien moet u de instelling "Daisy Chain" configureren in het menu
(upstream:
Instellingen van de beheerder. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.
• Er zit standaard een dop op de USB-C-poort (downstream:). Verwijder de dop bij gebruik.

2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en op de voedingsaansluiting op de monitor.
Sluit het netsnoer goed aan op de monitor.
3. Sluit een USB 2.0-kabel aan van de USB-B-aansluiting van de monitor op de USB-Aaansluiting van de pc, wanneer u geen USB-C-aansluiting gebruikt en RadiCS/RadiCS
LE gebruikt of USB-apparaten (USB-compatibele randapparaten) aansluit op demonitor.
USB 2.0-kabel: UU300

Attentie• Wanneer u de monitor aansluit op een pc waarop RadiCS/RadiCS LE is geïnstalleerd, sluit u de
) of USB-C (upstream:).
kabel aan op USB-B 1 (• Verwijder voor gebruik de dop wanneer u USB-B 2 () gebruikt. Wijzig ook de instelling voor
"USB-selectie" in het Menu Instellingen (zie "USB-selectie" in de Installatiehandleiding).

29

2 | Installatie / Aansluiting

2.3 Aanbrengen van de RadiLight Focus (Task Light,
werkverlichting)Sluit de RadiLight Focus (werkverlichting) aan op de werkverlichtingsaansluiting van demonitor.
De verlichting kan alleen in neerwaartse richting worden aangebracht en haaks op deaansluiting.

1
2

Om de verlichting te verwijderen trekt u deze eruit terwijl u het gedeelte dat op de monitor
aansluit draait in de richting aangegeven door 1 op de illustratie.

2.4 De monitor inschakelen
aan om de monitor in te schakelen.
1. RaakHet aan/uit-lampje van de monitor brandt groen.
Zie 3 Probleem: geen beeld [} 34] als het indicatorlampje niet brandt.
ONLGerking• Wanneer u een van de bedieningsschakelaars (behalve) aanraakt terwijl de monitor
uitgeschakeld is, begint
te knipperen om u te laten weten waar de voedingsschakelaar zichbevindt.

30

Installatie / Aansluiting | 2
2. Zet de pc aan.
Op het scherm wordt beeld weergegeven.
Als er geen beeld wordt weergegeven, zie dan 3 Probleem: geen beeld [} 34] voor
aanvullend advies.
Attentie• Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt of de verbindingsmethode wijzigt, zijn deweergave-instellingen, zoals resolutie en weergaveschaal, mogelijk onjuist. Controleer of deinstellingen voor de pc juist zijn geconfigureerd.
• Om energie te besparen wordt aanbevolen het apparaat uit te schakelen met de voedingstoets.
Wanneer u de monitor niet gebruikt kunt u de hoofdvoeding uitschakelen of de stekker uit het
stopcontact halen zodat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.

ONLGerking• Voor een maximale levensduur van uw monitor kunt u degradatie van de helderheid tegengaanen energieverbruik verminderen. Hiervoor kunt u de volgende dingen doen:– Gebruik de energiebesparingsfunctie van de pc of monitor.
– Schakel de monitor na gebruik altijd uit.

2.5 Hoogte en hoek van de monitor aanpassen
Houd de onderste en bovenste of linker- en rechterrand van de monitor met beide handen
vast en pas de hoogte en hellingshoek van de monitor aan door deze te kantelen en tedraaien, voor optimale positie voor het uitvoeren van taken.

Attentie• Nadat de hoek is aangepast, zorgt u dat de kabels goed zijn aangesloten.
• Na het aanpassen van de hoogte en hoek voert u de kabels door de kabelhouder.
• Als u de hoek of de positie van de monitor aanpast terwijl de werkverlichting is aangesloten,
moet u opletten dat u geen kracht uitoefent op de werkverlichting. Als u dat toch doet kan deaansluiting of de arm beschadigen.

31

2 | Installatie / Aansluiting

2.6 Aanbrengen van de afdekking van de aansluiting
1. Organiseer de kabels in de kabelhouder.

2. Breng de afdekking van de aansluiting aan.

Voorbeeld: Aanbrengen van de afdekking van de aansluiting (rechts)

Attentie• Zorg ervoor dat u de afdekking stevig aanbrengt om een goede ventilatie van de monitor tegaranderen.

ONLGerking• Om de afdekking van de aansluiting te verwijderen trekt u deze naar u toe.

32

Installatie / Aansluiting | 2

2.7 Het gebruik van de RadiLight Area/RadiLight Focus
1. Zorg ervoor dat de monitor en de computer zijn ingeschakeld.
2. Gebruik de bedieningsschakelaars om RadiLight Area of RadiLight Focus aan/uit tezetten.
Pas de helderheid van RadiLight Area aan.

RadiLight Focus aan/uit
RadiLight Area
Helderheid minder/meer / aan/uit

Attentie• Vanwege variaties in leds kunnen er verschillen optreden in kleuren en helderheid zelfs voor
hetzelfde product.
• In de volgende omgevingen kan het voorkomen dat u niet voldoende verlichting verkrijgt bij het
gebruik van RadiLight Area.
– Als de afstand tot de muur of het plafond groot is– Als de muur of het plafond van materialen zijn gemaakt die niet goed reflecteren, of donkere
kleuren hebben• Als u de richting van RadiLight Focus verandert, pas dan de hoek aan terwijl u niet alleen het
uiteinde maar ook de arm vasthoudt.

ONLGerking• Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie over het instellen van RadiLight
Area.

33

3 | Probleem: geen beeld

3 Probleem: geen beeld
Het aan/uit-lampje gaat niet branden• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor aan.
• Raakaan.

• Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele
minuten weer aan.

Het lampje van de Aan/uit-knop brandt: Groen• Verhoog "Brightness", "Contrast", of "Gain" in het menu Instellingen. Zie deInstallatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.
• Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele
minuten weer aan.

Het lampje van de Aan/uit-knop brandt: Oranje• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
• Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.
• Controleer of de pc aan staat.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Sluit de signaalkabels aan op deconnectoren van het overeenkomstige invoersignaal.
• Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze vervolgens
weer aan.

Het aan/uit-lampje knippert: Oranje, Groen• Sluit deze aan met een door EIZO gespecificeerde signaalkabel. Zet vervolgens dehoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten
weer aan.

Het bericht "No Signal" verschijnt op het scherm.
Voorbeeld:• Het bericht hierboven kan worden weergegeven omdat sommige pc's niet meteen na
het inschakelen een signaal uitvoeren.
• Controleer of de pc aan staat.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Sluit de signaalkabels aan op deconnectoren van het overeenkomstige invoersignaal.
) wordt gebruikt voor de uitvoer van de serieschakeling. Het• USB-C (downstream:
scherm wordt niet weergegeven, zelfs niet wanneer het is aangesloten op een pc.
• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
34

Probleem: geen beeld | 3• Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze vervolgens
weer aan.

Het bericht "Signal Error" verschijnt op het scherm.
Voorbeeld:• Controleer of de resolutie en verticale scanfrequentie die op de pc zijn ingesteld,
overeenstemmen met de vereisten van de monitor (zie 4.2 Ondersteunde resoluties[} 38]).
• Start de pc opnieuw op.
• Selecteer een geschikte instelling met de software die bij de grafische kaart is geleverd.
Zie de Gebruikershandleiding van de grafische kaart voor meer informatie.

Het bericht "DP Unsupported" verschijnt op het scherm• Controleer of de aangesloten kabel een door EIZO aanbevolen signaalkabel is.
• Controleer of de USB-C van het aangesloten apparaat de uitvoer van videosignalen
ondersteunt (DisplayPort Alt Mode). Neem voor meer informatie contact op met defabrikant van het apparaat.
• Sluit een DisplayPort- of HDMI-kabel aan.

35

4 | Specificaties

4 Specificaties
4.1 Lijst met specificaties
4.1.1 TypeRX670

Anti-schittering

RX670-AR

Anti-reflectie

4.1.2 LCD-paneel
Type

Kleur (IPS)

Achtergrondverlichting

Led

Afmetingen

30,0" (76,2 cm)

Resolutie

3280 punten x 2048 lijnen

Displayformaat (h x v)

645,5 mm x 403,0 mm

Pixel-pitch (h x v)

0,197 mm x 0,197 mm

Weergavekleuren

10-bits kleuren (DisplayPort / USB-C): Tot 1,07
miljard kleuren (uit een palet van ong. 543 miljard
kleuren)
8-bits (DisplayPort / HDMI): 16,77 miljoen kleuren(uit een palet van ong. 543 miljard kleuren)

Kijkhoek (h / v, typisch)

178˚ / 178˚

Aanbevolen helderheid

500 cd/m2

Contrastverhouding (typisch)

1800:1

Responstijd (typisch)

25 ms (zwart -> wit -> zwart)

4.1.3 Videosignalen
Ingangen

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x
1, HDMI x 1

Uitgangen

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Horizontale scanfrequentie
Verticale scanfrequentie*1

31 kHz–127 kHz
59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)

Modus Frame-synchronisatie

59 Hz–61 Hz

Dot clock

25 MHz–440 MHz*1 De verticale scanfrequentie die ondersteund wordt, verschilt op basis van de resolutie. Zie voor

meer informatie 4.2 Ondersteunde resoluties [} 38].

4.1.4 USB
Poort

Upstream

USB-C x 1, USB-B x 2

Downstream

USB-A x 3, USB-C x 1

Norm

USB-specificatie revisie 2.0

Communicatiesnelheid

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

Voeding

Upstream

USB-C: Maximaal 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A,
20V/4,7A)

Downstream

USB-A: Maximaal 500 mA per poort
USB-C: Maximaal 15 W (5V/3A)

36

Specificaties | 4

4.1.5 Netwerk
Poort

RJ-45 (USB LAN-adapter)

Ondersteunde besturingssystemen*1

Windows 11
Windows 10 (32 bit/64 bit)
macOS Sierra (10.12) of later

Bedraad LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 De EIZO-ondersteuning eindigt wanneer de ondersteuning door de leverancier van het

besturingssysteem eindigt.

4.1.6 Stroom
Ingang100 – 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 2,80 – 1,20 A

Maximaal stroomverbruik

279 W of minder*1

Energiebesparingsmodus

0,5 W of minder*2Stand-bymodus

0,5 W of minder*3*1 Wanneer een externe belasting is aangesloten, "Mode": "4-Custom", "Brightness": "100%",

RadiLight Focus is aan, RadiLight Area-helderheid is maximaal*2 Wanneer bij het gebruik van DisplayPort-import de USB-upstreampoort niet is aangesloten,"Power Save": "High", "DP Power Save" : "On", "One Cable PbyP" : "Off", RadiLight Focus isaangesloten, RadiLight Focus is uit, er is geen externe belasting aangesloten*3 Wanneer de USB-upstreampoort niet is aangesloten, "DP Power Save": "On", "One Cable PbyP" :"Off", RadiLight Focus is aangesloten, RadiLight Focus is uit, er is geen externe belasting
aangesloten

4.1.7 Fysieke specificaties
Afmetingen (b x h x d)

682,0 mm x 490,5 mm - 590,5 mm x 225,0 mm(kantelen: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm - 634,7 mm x 295,2 mm(kantelen: 30˚)

Afmetingen (b x h x d) (zonder voet)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Nettogewicht

Circa 15,8 kg

Nettogewicht (zonder voet)

Circa 11,7 kg

Bereik hoogte-instelling

100 mm (kantelen: 0˚)

KantelenOmhoog 30˚, omlaag 5˚Draaien70˚

4.1.8 Bedrijfsomgevingsvereisten
Temperatuur

0 ˚C–35 ˚CLuchtvochtigheid

20 %–80 % R.H. (geen condensatie)

Luchtdruk

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Condities voor transport en opslag
Temperatuur-20 ˚C–60 ˚CLuchtvochtigheid

10 %–90 % R.H. (geen condensatie)

Luchtdruk

200 hPa–1060 hPa37

4 | Specificaties

4.2 Ondersteunde resoluties
De monitor ondersteunt de volgende resoluties:✓: Ondersteund, -: Niet ondersteund
Resolutie

Verticale
DisplayPort/USB-C
scanfrequenti Weergave
PbyPPinPe (Hz)met één
weergave weergave
venster✓✓

HDMI
Weergavemet één
venster

PinPweergave

✓

✓

✓

640 x 480

59,940640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 x 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 x 2048✓

*1 Aanbevolen resolutie*2 Aanbevolen resolutie als "LMM Mode (HDMI)" is ingesteld op "On" in "Administrator Settings"*3 Aanbevolen resolutie als "LMM Mode (HDMI)" is ingesteld op "Off" in "Administrator Settings"

4.3 Accessoires
De volgende accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Zie onze website voor de nieuwste informatie over optionele accessoires en voor informatie
over de nieuwste compatibele grafische kaarten.
(www.eizoglobal.com)
Kalibratieset

RadiCS UX2 Ver.5.1.3 of nieuwer
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 of nieuwer

Netwerk-kwaliteitsmanagementsoftware

RadiNET Pro Ver.5.1.3 of nieuwer

Reinigingsset

ScreenCleaner (SchermReiniger)

VESA-adapter voor thin client of mini-pc

PCSK-R1

Signaalkabel (USB-C - DisplayPort)

CP200

38

Aanhangsel

Aanhangsel
Medische norm
• Het definitieve systeem voldoet gegarandeerd aan de vereiste IEC60601-1.
• Elektronische apparatuur kan elektromagnetische straling genereren die de monitor
nadelig kan beïnvloeden, de functies van de monitor kan beperken of een storing van demonitor kan veroorzaken. Installeer de apparatuur in een gecontroleerde omgeving,waar dergelijke effecten worden voorkomen.

Classificatie van apparatuur• Beschermingstype tegen elektrische schokken: klasse I• EMC-klasse: IEC60601-1-2 groep 1 klasse B• Classificatie van medisch apparaat (EU): klasse I• Bedrijfsmodus: continu• IP-klasse: IPX039

Aanhangsel

EMC-informatie
RadiForce RX670 kan medische beelden correct weergeven.

Beoogde gebruiksomgevingen
RadiForce RX670 is bedoeld voor gebruik in een omgeving zoals hieronder gespecificeerd.
• Professionele zorginstellingen zoals klinieken en ziekenhuizen• Residenties, zoals woningen en tehuizen, binnen de thuiszorgomgevingen
De volgende omgevingen zijn niet geschikt voor het gebruik van de RadiForce RX670:• Thuiszorgomgevingen, met uitzondering van residenties• In de buurt van chirurgische apparatuur met een hoge frequentie, zoals
elektrochirurgische messen• In de buurt van apparatuur voor kortegolftherapie• In een tegen RF beveiligde kamer met de medische systemen voor MRI's• In speciale omgevingen met een beveiligde locatie• Installatie in voertuigen, inclusief ambulances• Andere speciale omgevingen
WAARSCHUWING• Voor RadiForce RX670 moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen met betrekking
tot EMC en de monitor moet worden geïnstalleerd. Lees Informatie over EMC en het gedeelte"VOORZORGSMAATREGELEN" in dit document door, en volg de onderstaande instructies op
bij de installatie en het gebruik van het product.

WAARSCHUWING• RadiForce RX670 mag niet naast of op andere apparatuur worden geplaatst. Als plaatsing naast
of op andere apparatuur onvermijdelijk is, dan moet worden gecontroleerd of de apparatuur ofhet systeem naar behoren functioneert in de configuratie waarin het wordt gebruikt.

WAARSCHUWING• Wanneer u een draagbaar apparaat voor RF-communicatie gebruikt, moet de afstand tussen dit
apparaat en onderdelen van RadiForce RX670 30 cm (12 inch) zijn, inclusief kabels. Anders kan
dit ertoe leiden dat de apparatuur minder goed presteert.

WAARSCHUWING• Iedereen die extra apparatuur aansluit op een signaalingang of een signaaluitgang van een
medisch systeem, is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan devereisten van IEC60601-1-2.

WAARSCHUWING• Raak de invoer-/uitvoersignaalaansluitingen niet aan tijdens gebruik van de RadiForce RX670.
Dit kan namelijk invloed hebben op het weergegeven beeld.

40

Aanhangsel

WAARSCHUWING• Gebruik de kabels die bij het product horen of kabels die zijn aanbevolen door EIZO.
Als u voor deze apparatuur andere kabels gebruikt dan de kabels die zijn aanbevolen door
EIZO, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat elektromagnetische emissies uitstoot ofverminderde immuniteit heeft voor elektromagnetische emissies. Ook kan dit ertoe leiden dat deapparatuur slecht functioneert.
SignaalpoortMax.
kabellengte

Afscherming

Kern van ferriet

Aanbevolenkabel

DisplayPort

3m

Afgeschermd

Zonder kernen van
ferrietHDMI

3m

Afgeschermd

Met kernen van ferriet HH300PR

USB-C

1,5 m

Afgeschermd

Zonder kernen van
ferriet

CC150SS81G-5A

2m

Afgeschermd

Zonder kernen van
ferriet-3m

Afgeschermd

Met kernen van ferriet UU300 / MD-C93

3m

Afgeschermd

Zonder kernen van
ferriet-Ethernet

30 m

Niet
afgeschermd

Zonder kernen van
ferriet-AC-ingang

3m

Niet
afgeschermd

Zonder kernen van
ferrietMetaardingsdraad(upstream)
USB-C(downstream)
USB-B

PP300-V14(upstream)
USB-A(downstream)(of AC-invoer)

Technische beschrijvingen
Elektromagnetische emissies
RadiForce RX670 is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder
wordt gespecificeerd.
De klant of de gebruiker van RadiForce RX670 moet bevestigen dat RadiForce RX670 ineen dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
RF-emissies
CISPR11

Conformi
teit
Groep 1

Elektromagnetische omgeving – Richtlijnen
RadiForce RX670 gebruikt alleen RF-energie voor de internefuncties.
De RF-emissie is zodoende erg laag en zal vermoedelijk geeninterferentie veroorzaken in elektronische apparatuur in de nabijeomgeving.

RF-emissies
CISPR11

Klasse B

Harmonische emissies Klasse D
IEC61000-3-2
Spanningsschommelin Conformit
gen/eit
flikkeringsemissies
IEC61000-3-3

RadiForce RX670 is geschikt voor gebruik in alle gebouwen,
inclusief woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn
aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat
gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt van
elektriciteit voorziet.

41

Aanhangsel
Elektromagnetische immuniteit
RadiForce RX670 is getest op de volgende conformiteitsniveaus (C) volgens de testcriteria(T) voor professionele zorginstellingen en thuiszorgomgevingen, zoals gespecificeerd in
IEC60601-1-2.
De klant of de gebruiker van RadiForce RX670 moet garanderen dat het in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau (T)Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving(C)– Richtlijnen

Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV
contactontlading±8 kV
contactontlading±15 kVatmosfeerontlading±15 kVatmosfeerontlading

Elektrische
sprongspanningen/pieken
IEC61000-4-4±2 kV stroomkabels±2 kV stroomkabels±1 kV ingangs-/
uitgangskabels±1 kV ingangs-/
uitgangskabels

Schommelingen
IEC61000-4-5±1 kV lijn naar lijn

±1 kV lijn naar lijn

Spanningsterugval, 0 % UT (100 %korte
terugval in UT) 0,5
stroomonderbrekinge cyclus en 1 cyclus
n en schommelingen 70 % U (30 %in de spanning op de terugvalT in U ) 25
T
voedingskabels
cycli / 50 Hz
IEC61000-4-11
0 % UT (100 %terugval in UT) 250
cycli / 50 Hz

0 % UT (100 %terugval in UT) 0,5
cyclus en 1 cyclus

Laagfrequente
magnetische velden
IEC61000-4-8

30 A/mVloeren moeten van hout, betonof keramische tegels zijn. Als
vloeren zijn bedekt met
synthetisch materiaal, moet derelatieve luchtvochtigheid
minstens 30 % zijn.
De kwaliteit van de netspanningmoet gelijk zijn aan de gangbare
netspanning in een commerciële
omgeving ofziekenhuisomgeving.

De kwaliteit van de netspanning±2 kV lijn naar grond ±2 kV lijn naar grond moet gelijk zijn aan de gangbare
netspanning in een commerciële
omgeving ofziekenhuisomgeving.

30 A/m(50/60 Hz)

70 % UT (30 %terugval in UT) 25
cycli / 50 Hz
0 % UT (100 %terugval in UT) 250
cycli / 50 Hz

De kwaliteit van de netspanningmoet gelijk zijn aan de gangbare
netspanning in een commerciële
omgeving ofziekenhuisomgeving. Als degebruiker van RadiForce RX670
het apparaat continu nodig heefttijdens onderbrekingen van denetspanning, wordt aanbevolen
RadiForce RX670 van stroom tevoorzien met een ononderbroken
voeding of een batterij.
Laagfrequente magnetischevelden moeten op niveaus
worden gehouden die gangbaarzijn voor een locatie in een
commerciële omgeving ofziekenhuisomgeving.
De afstand tussen het product ende bron van laagfrequente
magnetische velden moet tijdens
gebruik minimaal 15 cm zijn.

42Aanhangsel

Immuniteitstest

Testniveau (T)Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving(C)– Richtlijnen
Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur mag
niet dichter bij onderdelen van deRadiForce RX670 (inclusief dekabels) worden gebruikt dan deaanbevolen scheidingsafstanddie is berekend op basis van devergelijking die geldt voor defrequentie van de zender.

Geleide storingen die 3 Vrms
3 Vrmsworden veroorzaakt 150 kHz–80 MHz
door RF-velden
6 Vrms6 Vrms
IEC61000-4-6
ISM*1- enamateurradio*2-bands
tussen 150 kHz en 80
MHz
Uitgestraalde RF10 V/m
10 V/mvelden80 MHz–2,7 GHz
IEC61000-4-3

Aanbevolen scheidingsafstandd = 1.2√P
d = 1.2√P

d = 1.2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Hierin is "P" het maximale
nominale uitgangsvermogen vande zender in watt (W) volgens
opgave van de fabrikant van dezender en "d" de aanbevolen
scheidingsafstand in meter (m).
De veldsterkten afkomstig vanvaste RF-zenders, zoals bepaald
met een elektromagnetischonderzoek op locatie*3, dienen
lager te zijn dan het
conformiteitsniveau in elk
frequentiebereik*4.
Interferentie kan voorkomen inde omgeving van apparatuur die
is voorzien van het volgende
symbool.

ONLGerking• UT is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
• Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik.
• Deze richtlijnen met betrekking tot geleide storingen die worden veroorzaakt door RF-velden of
RF-velden met straling zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
overdracht wordt beïnvloed door absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en
personen.
*1 De ISM-banden (industrieel, wetenschappelijk en medisch) tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765

MHz tot 6,795 MHz, 13,553 MHz tot 13,567 MHz, 26,957 MHz tot 27,283 MHz en 40,66 MHz tot
40,70 MHz.
*2 De amateurradiobanden tussen 0,15 MHz en 80 MHz zijn 1,8 MHz tot 2,0 MHz; 3,5 MHz tot 4,0MHz; 5,3 MHz tot 5,4 MHz; 7 MHz tot 7,3 MHz; 10,1 MHz tot 10,15 MHz; 14 MHz tot 14,2 MHz;18,07 MHz tot 18,17 MHz; 21,0 MHz tot 21,4 MHz; 24,89 MHz tot 24,99 MHz; 28,0 MHz tot 29,7MHz en 50,0 MHz tot 54,0 MHz.

43

Aanhangsel*3 De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) enmobiele radio's op land, zenders van zendamateurs, radio-uitzendingen in AM en FM en tvuitzendingen kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Bij aanwezigheid van vaste
RF-zenders moet ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving een elektromagnetischonderzoek op locatie worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar RadiForce
RX670 wordt gebruikt, hoger is dan het hierboven vermelde relevante RF-conformiteitsniveau,moet worden gecontroleerd of RadiForce RX670 naar behoren functioneert. Als blijkt dat het
apparaat niet naar behoren functioneert, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het anders
richten of verplaatsen van RadiForce RX670.
*4 In het frequentiebereik 150 kHz t/m 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

44

Aanhangsel
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare of mobiele RFcommunicatieapparatuur en RadiForce RX670
RadiForce RX670 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin
uitgestraalde RF-storingen onder controle zijn. De klant of de gebruiker van RadiForce
RX670 kan elektromagnetische interferentie verminderen door een minimumafstand (30 cm)
aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en
RadiForce RX670. RadiForce RX670 is getest op de volgende conformiteitsniveaus (C)voor de vereiste testniveaus (T) van immuniteit voor de nabijgelegen elektromagnetischevelden in de volgende RF-communicatieservices.
Frequentie Bandbreedt
van test
e*1
(MHz)
(MHz)

Service*1

Modulatie*2

Testniveau (T)*3(V/m)

Conformitei
tsniveau (C)
(V/m)

385

380 - 390TETRA 400

Pulsmodulatie*2
18 Hz

27

27

450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz afwijking
1 kHz sinus

28

28

710

704 - 787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulatie*2
217 Hz99800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE-band 5

Pulsmodulatie*2
18 Hz

28

28

1700 - 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Pulsmodulatie*2
217 Hz

28

28

2450

2400 - 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7

Pulsmodulatie*2
217 Hz

28

28

5240

5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulatie*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Voor sommige services zijn alleen de uplink-frequenties inbegrepen.
*2 De drager wordt gemoduleerd via een vierkant golfsignaal met een duty cycle van 50%.
*3 De testniveaus zijn berekend met maximaal vermogen en een scheidingsafstand van 30 cm.

45

Aanhangsel
De klant of de gebruiker van de RadiForce RX670 kan interferentie veroorzaakt door nabijemagnetische velden onderdrukken door een minimumafstand (15 cm) aan te houden tussen
de RF-zender en de RadiForce RX670. De RadiForce RX670 is getest op de volgende
conformiteitsniveaus (C) voor de vereiste testniveaus (T) van immuniteit voor nabijemagnetische velden.
Frequentie van test

Modulatie

Testniveau (T)(A/m)

Conformiteitsniveau
(C)
(A/m)

30 kHzCW (continugolf)

88134,2 kHz

Pulsmodulatie*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Pulsmodulatie*1
50 kHz*1 De drager wordt gemoduleerd via een vierkant golfsignaal met een duty cycle van 50%.

Voor andere draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) houdt u deminimumafstand aan tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders)en RadiForce RX670 volgens de onderstaande aanbevelingen, afhankelijk van het
maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Maximaal nominaal
uitgangsvermogen vande zender(W)

Scheidingsafstand afhankelijk van frequentie van de zender(m)
150 kHz - 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz - 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt
vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand "d" in meter (m) worden geschat aan dehand van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij "P" hetmaximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens opgave van defabrikant van de zender.
ONLGerking• Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor een hoger frequentiebereik.
• Deze richtlijnen met betrekking tot geleide storingen die worden veroorzaakt door RF-velden of
RF-velden met straling zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
overdracht wordt beïnvloed door absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en
personen.

46

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024