デジタルマルチメータ DT4200 シリーズ
DIGITAL MULTIMETER DT4200Series

世界初、テスタの安全常識を覆す、電圧誤入力保護機能搭載モデル新登場
抵抗レンジに設定したまま電圧測定しても「電気事故を起こさない安全テスタ」

2

もしも
その 1

抵抗、( 導通、静電容量、ダイオード ) レンジに設定したまま誤って電圧を入力すると漏電ブレーカの誤遮断、アークの発生など非常に危険です

漏電ブレーカの誤遮断による停電

テストリード先端にアーク / 火花の発生

DT4223/DT4224 に新搭載、抵抗レンジで電圧入力しても電気事故を起こさない保護回路
従来マルチメータの測定

DT4223/DT4224 の測定

電圧レンジの測定回路

抵抗レンジの測定回路

抵抗レンジの測定回路

高い入力インピーダンス

低い入力インピーダンス

高い入力インピーダンス

接続時に測定回路切替
低い入力インピーダンス

1.5MΩ以上

測定用定電流発生回路

1.5MΩ以上

測定用定電流発生回路
2 kΩ〜3 kΩ

2 kΩ〜3 kΩ

抵抗レンジへ切替

測定回路を切替

ロータリースイッチの切替で測定回路を切り替える為、抵抗レンジの際に誤って電圧を入力すると大きな電流が測定器に流れ込んでしまい、漏電ブレーカの誤遮断やアーク発生などの事故に繋がります。

抵抗レンジへ切替

抵抗入力を検出

測定回路を切替

抵抗、導通、静電容量、ダイオードの接続を検出してから測定回路を切替えます。テストリー
ド開放時は電圧レンジと同様の高い入力インピーダンスを維持します。その為、誤って電圧を入力しても、測定器に流れ込む電流が 1.5mA 以下に制限されるので、電気事故が発生しません。

3

安全なテスタは「もしも」の事故から測定者を守ります
お客様からの多くの声を積み重ね、測定現場での安全を守るための設計と品質を
HIOKI のデジタルマルチメータ DT4200 に集約させました

もしも
その 2

粉塵の侵入によって測定対象が短絡して電気事故を起こす事があります

DT4255 では鉄粉等の粉塵が内部に入った場合でも内部短絡を起こさないよう、電圧入力端子に保護ヒューズを内蔵しています。また、自分でヒューズの交換もできます。

もしも
その 4

テストリードの挿し込みを間違えた状態で測定を行うと短絡事故に繋がります

もしも
その 3

過入力に気づかず測定を続けると火災等の重大な電気事故に繋がる事があります

DT4200 シリーズでは誤って過入力してもすぐに分かる
警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。
※赤色画面は DT4281,DT4282,DT4223,DT4224 に搭載

もしも
その 5

電流レンジで誤って電圧を測定した場合
短絡事故が起こります

A レンジの時：A と COM 端子挿入口のみ開く
V レンジの時：V と COM 端子挿入口のみ開く

DT4281/4282 では測定するファンクションにあわせて使用しないテストリードの挿入口を閉じる端子シャッター
でテストリードの誤挿入を防ぎます。

DT4281/4253/4255/4256 では通常のテストリードによる電流測定では無く、AC クランプセンサによる電流測定機能を搭載する事で事故の要因を根本からなくしました。

4

測定カテゴリ

安全な測定には測定場所に合った測定器が必要です
測定器を安全に使用するために、IEC61010 では測定カテゴ
リとして、使用する場所により安全レベルの基準を CAT Ⅱ〜
CAT Ⅳで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。

CAT IV

対地間電圧
柱上トランス

分電盤

電線

L1
100V
100V

線間電圧 100V

対地間電圧
使用する場所に合った測定カテゴリ

線間電圧 200V

N
L2

引き込み線

対地間電圧 100V
テレビ 100V

600V

エアコン 200V

大地（0V）

ハイエンドモデル

CATIII 1000V / CATIV 600V

スタンダードモデル

CATIII 1000V / CATIV 600V

スリムモデルCATIII 600V

/ CATIV 300V

日本国内設計・製造の高品質、安心の 3 年保証
HIOKI のデジタルマルチメータは開発・設計・製造、全ての工程を長野県にある国内本社で行っています。
業界トップレベルの技術力で高品質の製品をお届け
します。

5

頑丈、正確、使いやすい
DT4200 シリーズ
コンクリート上 1m からの落下にも耐える頑丈設計

粉塵の計測器内部への侵入による故障を防ぐ

衝撃の耐性を試験するため
1m 以上の高さから製品が壊れるまで、繰り返し落下試験を行います。落下試験を経て、設計の改良を行い頑丈な製品が誕生します。

計測器内部に粉塵が侵入すると故障の原因になります。特にロータ
リースイッチの隙間から入り込み易い為、DT シリーズではロータ
リースイッチ取付部に O リングと呼ばれる、防塵部品を組み込み耐防
塵性能を向上させています。

落下試験機

インバータ 2 次側の出力電圧を正確、高速に測定

歪んだ電流波形も正確に測定出来る真の実効値測定

平均値方式の測定値

ローパスフィルタ OFF ローパスフィルタ ON

真の実効値方式の測定値

インバータの２次側電圧を電力計と同じように正確に測定する事ができます。ローパスフィルタにより高調波成分を除去し、基本
波だけを正確に測定値することができます。

電流波形は歪んでいる事が多く、測定すると平均値方式、真の実効値方式とで測定結果が異なります。正確な測定は真の実効値方式
で測定を行う必要があります。

斜めからでも、暗所でも表示が読取り易い、抜群の視野角

手袋したままでも回しやすいロータリースイッチ

正面から画面が見えないとき、暗い場所での測定など、表示が読取りにくい状況でも DT4200 シリーズは
広視野角ディスプレイとバックラ
イト機能で読取りが楽々です。

DT4200 のロータリースイッチは危険な測定場所や現場作業で厚手の作業用手袋を装着しながらの操作を想定し、手袋をしたままでも回し易いように設計されています。

測定箇所の多い現場で、ハンドフリーで使い勝手抜群

本体を持たずに壁面に固定

測定値が安定すると表示を自動で停止

MEM キーを押して測定値を本体内部に保存

測定器本体やテストリード、記録用紙などで手が塞がって作業がスムーズに進まない。そんな現場でのお悩みもマグネットス
トラップ、オートホールド、内部メモリ保存で解決。作業効率が上がり、作業時間の短縮に繋がります。
※オートホールドは DT4281,DT4282
DT4252 〜 DT4256,DT4223,DT4224 に搭載
内部メモリ保存は DT4281,DT4282 のみ

測定しにくかったあの場所に、測定箇所に合わせて選べる豊富なプローブ先
測定箇所に合ったテストリードの選択が可能です。通常のテストリードでは届かなかった箇所や挟んで測定したかったブスバーの測定も可能になりました

ネジ端子に奥まって届かない場所に挟んで測定したいブスバーに※モデルによって使用出来るテストリード先が異なります
P16 を参照下さい。左記のテストリードの使用には、オプションの接続ケーブル L4930 が必要です。

6

ハイエンドモデル
高確度、充実の付加機能、幅広い測定項目を搭載
DCV 代表確度：±0.025％ rdg.±2dgt.
測定カテゴリ：CATIII 1000V / CATIV 600V

電工現場向

ラボ・研究向安全性重視、電流測定をクランプで行う現場に多様な測定をしたい
ラボ、開発・研究に

DT4281

DT4282直流電圧60.000mV - 1000.0V

直流電圧

60.000mV - 1000.0V

交流電圧

60.000mV - 1000.0V

交流電圧

60.000mV - 1000.0V

直流＋交流電圧

6.000V - 1000.0V

直流＋交流電圧

6.000V - 1000.0V

直流電流 ( 直接入力 )600.00μA - 600.00mA

直流電流 ( 直接入力 )600.00μA - 10.000A

交流電流 ( 直接入力 )600.00μA - 600.00mA

交流電流 ( 直接入力 )600.00μA - 10.000A

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能● 測定可能項目● 測定可能項目 - 同一モデル内で各機種特徴となる項目● 測定不可項目※レンジを記載しています。測定可能範囲ではありません。詳細は P13 をご覧下さい。

7

アプリケーション

手が塞がらず、両手が自由に作業がはかどるマグネットストラップ

表示値を自動でホールド、
ワンタッチで内部保存

通信パッケージ DT4900-01( オプション ) を使用

マグネットストラップ（オプション）を使用

測 定 値 が 安 定 す る と 自 動 で 表 示 を 固 定。
MEM キーを一押しすれば測定結果を本体に内部保存でき、点検作業の読取りと記録がスムーズに。

測定結果は USB 通信で PC へ。PC 取込み後、測定結果のファイル保存（テキスト形式）や、
任意インターバルでのグラフを表示。測定中のリアルタイム通信も可能。

マグネットストラップで壁面に固定すれば、両手が自由に使えて測定値の記録もし易く、
作業効率ぐんとアップ。

測定データを PC でデータ管理※ PC とマルチメータは光通信により電気的に絶縁され、安全に通信できます

インバータ 2 次側の出力電圧をローパスフィルタ機能で正確に測定

直流給電システムのリップル電圧確認に計装信号の測定に％表示

PEAK 値測定 / 直流 + 交流電圧測定

4-20mA / 0-20mA % 換算表示

ローパスフィルタ機能で高調波成分をカットし基本波だけを正確に測定。

直流信号に重畳したリップル電圧を捕らえる事が可能。

％換算値を確認する事が出来ます。

ローパスフィルタ OFF

出力 1

ローパスフィルタ ON

入力波形114.1V

85.9V

100V

DC+AC 測定 * ▶ 100.49V
0V

√

基本波成分

基本波成分

高調波成分

高調波成分

+

+

ガス燃焼装置の微小電流測定に
DCμA レンジ

バーナーのフレーム電流測定に
DC600.00μA レンジ

バーナー

2

+PEAK 測定▶ 114.10V━ PEAK 測定▶ 85.90V

導通チェック、過入力時に赤色点灯とブザー音で直感的に確認

0％

20mA

100％

出力 2

表示

0mA

0％

20mA

100％

温度
圧力
流量

など

トランス
デューサ

表示更新レート

最大値 / 最小値表示

表示の更新スピードを変更でき、ばらつきの多い測定時などに、スピードを遅くすれば表示を安定させる事ができます。

MAX/MIN ボ タ ン を押してからディスプレ
イに表示された測定値の最大値、最小値を確認できます

リラティブ表示デシベル換算

リラティブ機能を有効にする前の表示値を基準にした、相対値を見る事ができます。

交流電圧測定の結果を基準値に対するデシベ
ルに換算して表示します。（dbm/dbv）

導通時や過入力時に赤色点灯とブザー音でお知らせします。直感的に測定結果の確認が可能です。

フレームロッド

碍子
制御基板

2

*DC+AC 値＝ （AC）+（DC）

0V

表示

4mA

導通時

過入力時

8

世界最速 ※DMM エンジン搭載
自社開発の専用 IC を搭載、専用 IC の開発によってこれまでにない測定スピードを実現※ 2015 年 4 月当社調べ

スタンダードモデル
現場の仕事に最適、シーン別に使い分けられるラインナップ
DCV 代表確度：±0.3％ rdg.±3dgt.
測定カテゴリ：CATIII 1000V / CATIV 600V

ラボ・研究向

計装 4-20mA

電圧測定専用

電工現場向

最多機能搭載DT4252DT4253DT4254

DT4255

DT4256

多様な測定をしたい
ラボ、開発・研究に

計装、空調、
ガス機器測定に直流 1700V まで測定可能
PV・高電圧の測定により安全性を重視した電圧測定
端子にヒューズ付きタイプ

活躍の場が広がる
最多機能タイプ

直流電圧600.0mV - 1000V

直流電圧

600.0mV - 1000V

直流電圧

600.0mV - 1500V

直流電圧

600.0mV - 1000V

直流電圧

600.0mV - 1000V

交流電圧6.000V - 1000V

交流電圧6.000V - 1000V

交流電圧6.000V - 1000V

交流電圧6.000V - 1000V

交流電圧6.000V - 1000V

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧 DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧 DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流電流(直接入力) 6.000A - 10.00A

直流電流(直接入力) 60.00μA - 60.00mA

直流電流(直接入力)-

直流電流(直接入力)-

直流電流(直接入力) 60.00mA - 10.00A

交流電流(直接入力) 6.000A - 10.00A

交流電流(直接入力)-

交流電流(直接入力)-

交流電流(直接入力)-

交流電流(直接入力) 600.0mA - 10.00A

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能● 測定可能項目● 測定可能項目 - 同一モデル内で各機種特徴となる項目● 測定不可項目※レンジを記載しています。測定可能範囲ではありません。詳細は P14 をご覧下さい。

9

アプリケーション

交流部
直流部

手が塞がらず、作業がはかどる
マグネットストラップと AUTO ホールド

直流、交流電圧が混在する
測定場所で測定を自動で切替

測定値を現場で PC へ保存、確認

マグネットストラップ（オプション）を使用

直流交流電圧自動判別 DT4253/54/55/56 のみ

本体を壁面に固定し、表示値を自動で停止
手が自由に使えて測定値の記録もし易く、
作業効率ぐんとアップ。

直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロー
タリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った
測定値表示を防止します。

測定値をリアルタイムで PC に表示、表示した測定値のファイル保存（テキスト形式）や、任意インターバルでのグラフ表示が可能。

インバータ 2 次側の出力電圧をローパスフィルタ機能で正確に測定

メガソーラの開放電圧測定に計装信号の測定に％表示

DC1700V 測定 DT4254 のみ

4-20mA％換算表示 DT4253 のみ

ローパスフィルタ機能で高調波成分をカットし基本波だけを正確に測定

直流電圧 1700V まで測定が可能、メガソー
ラーの開放電圧点検に対応。

デュアル表示で、測定値と％換算値を同時に一目で確認する事が出来ます

ローパスフィルタ OFF

ローパスフィルタ ON

通信パッケージ DT4900-01( オプション ) を使用※ PC とマルチメータは光通信により電気的に絶縁され、安全に通信できます

極性を判定しお知らせ

出力-10V より大きい負電圧を検出した際に、赤色
LED 点灯とブザー音でお知らせ。
※ DT4254/4255/4256 のみ

0V

表示

4mA

0％

20mA

100％

パーセントに換算して表示

温度

0V

圧力
基本波成分

基本波成分

高調波成分

高調波成分

+

ガス燃焼装置の微小電流測定に
DCμA レンジ

DT4253 のみ

バーナーのフレーム電流測定に
DC60.00μA レンジ。

バーナー

流量

+

トランス
デューサ

など

導通チェック、過入力時に赤色 LED
点灯とブザー音で直感的に確認

万が一の短絡事故を徹底的に防止

導通時や過入力時に赤色 LED 点灯とブザー
音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。

抵抗測定ファンクション時の電圧入力などの誤操作時には保護回路が機能し短絡事故を防止。万が一、テスタ内部で短絡が起こっても、限流抵抗で短絡電流を抑制、速断型
ヒューズで素早く確実に回路を遮断し短絡事故を防止。

フレームロッド

電圧測定端子ヒューズ DT4255 のみ

ューズ
A：0.63 A / 1000 V ヒューズ ヒ
遮断容量

B：回路電流制限抵抗（10W）

碍子
制御基板

+
導通時

過入力時

COM

A

B

保護回路

AC 50kA
DC 30kA

テスタ
回路

10

世界最速 ※DMM エンジン搭載
自社開発の専用 IC を搭載、専用 IC の開発によってこれまでにない測定スピードを実現※ 2015 年 4 月当社調べ

スリムモデルコンパクトボディで手軽に測定、確かな安全設計
DCV 代表確度：±0.5％ rdg.±5dgt.
測定カテゴリ：CATIII 600V / CATIV 300V

世界初の
電圧誤入力
保護機能搭載オートホールド
機能搭載

電工現場向

マルチ用途向

電工現場向

マルチ用途向電圧測定
メインの方に

多様な測定をしたい
ラボ、開発・研究に安全性重視、電圧測定
メインの方に

安全性重視、多様な測定をしたい
ラボ、開発・研究に

DT4221

DT4222

DT4223

DT4224直流電圧

600.0mV - 600.0V

直流電圧

600.0mV - 600.0V

直流電圧

600.0mV - 600.0V

直流電圧

600.0mV - 600.0V

交流電圧6.000V - 600.0V

交流電圧6.000V - 600.0V

交流電圧6.000V - 600.0V

交流電圧6.000V - 600.0V

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流＋交流電圧

DT4281/4282 のみ

直流電流 ( 直接入力 )-直流電流 ( 直接入力 )-直流電流 ( 直接入力 )-直流電流 ( 直接入力 )-交流電流 ( 直接入力 )-交流電流 ( 直接入力 )-交流電流 ( 直接入力 )-交流電流 ( 直接入力 )-AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

AC クランプ測定

周波数

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック

抵抗

導通チェック温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト温度

ダイオードテスト

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

静電容量

コンダクタンス

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能

交流直流自動判別

検電機能● 測定可能項目● 測定可能項目 - 同一モデル内で各機種特徴となる項目● 測定不可項目※レンジを記載しています。測定可能範囲ではありません。詳細は P15 をご覧下さい。

11

アプリケーション
新発売 DT4223/DT4224 搭載、電圧誤入力保護機能

誤入力時の事故発生を未然に防止

測定回路の切替を LOZ でお知らせ

誤入力は表示部の警告機能でお知らせ

測定回路の切替を測定対象の検出によって行います。その為、抵抗レンジ時に誤って電圧を入力しても漏電ブレーカ遮断やアークの発生などの事故に繋がりません。（P2 をご参照下さい）

抵抗、導通、静電容量、ダイオードの入力を検出し、測定回路を切替えると LOZ を画面に表示します。測定回路の切替状態を一目で確認出来ます。

抵抗、導通、静電容量、ダイオードレンジの時に誤って電圧を入力した場合、赤色点
滅でお知らせします。

使い勝手抜群の小型、軽量

分電盤や引き込み線の電圧測定にも使用できる安全性

過入力時に画面点滅で直感的に確認

手になじみ、収まりのよいコンパクトボディ
は現場での出し入れがし易く作業の効率アップにつながります。軽量で取り回しも楽々。

コ ン パ ク ト ボ デ ィ で あ り な が ら CATIII
600V/CATIV 300V に対応分電盤や引き込み線の電圧測定に使用可能です。

※ 抵抗、導通、ダイオードレンジでは約 15V以上の入力時に警告。静電容量レンジでは
約 5V 以上の入力時に警告

過入力時に画面点滅でお知らせします。直感的に測定結果の確認が可能です。

カードテスタ 3244

測定中DT4221

すぐに測定結果を表示

ピーッ
交流部
直流部

直流、交流電圧が混在する
測定場所で測定を自動で切替

検電は本体をコードに当てるだけ使い心地抜群のスピーディー測定

交流電圧の検電機能

直流交流電圧自動判別 DT4221/DT4223 のみ

本体上部をコードに当てるだけで検電できます。結果はブザーでお知らせします。

測定値の表示が早く、素早く測定出来ます。
HIOKI カ ー ド テ ス タ 3244-60 と 測 定 ス
ピードを比較するとその差は歴然です。

直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリー
スイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。
また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。

DT4221/DT4223 のみ

12

DT シリーズ簡易比較

形名（発注コード）DT4281

DT4282DT4252DT4253DT4254

DT4255

DT4256

DT4221

DT4222

DT4223

DT4224

基本項目
真の実効値測定○

直流電圧代表確度±0.025 %rdg. ±2 dgt.

○
±0.3 %rdg. ±5 dgt.

○
±0.3 %rdg. ±3 dgt.

±0.5 %rdg. ±5 dgt.

測定項目（レンジを記載しています。測定可能範囲ではありません。）
直流電圧60 mV - 1000 V

交流電圧60 mV - 1000 V

6 V - 1000 V

6 V - 600 V

6 V-1000 V--

直流 + 交流電圧

600 mV - 1000 V

直流電流 ( 直接入力 )600 μA - 600 mA

600 μA - 10 A

6 A - 10 A

交流電流 ( 直接入力 )600 μA - 600 mA

600 μA - 10 A

6 A - 10 A

AC クランプ測定

10 A - 1000 A--

60 μA - 60 mA

600 Ω - 60 MΩ

温度-40℃ - 800℃-

1 nF - 100 mF
99 Hz - 500 kHz-

10 A - 1000 A

60 Ω - 600 MΩ

周波数

600 mV - 1000 V

-

抵抗

静電容量

600 mV - 1500 V-

10 A - 1000 A--

600 Ω - 60 MΩ

1 μF - 10 mF-

1 μF - 10 mF-

1 μF - 10 mF

99 Hz - 99 kHz

○

○

-

○

○

-

○

○

1 μF - 10 mF

○
-

○

-

-

-

99 Hz - 9.9 kHz

○

検電機能

-

-

導通チェック--10 A - 1000 A

ダイオードテスト
コンダクタンス

60 mA - 10 A
600 mA - 10 A

600 Ω - 60 MΩ

-40℃ - 400℃

600 mV - 600 V

-

○

○

-

○

-

-

-

○

○

-

○

-

付加機能
直流交流自動判別機能-

PEAK 値測定
ローパスフィルタ機能
表示更新レート aa 設定-○

直流 / 交流-

アナログフィルタ
カットオフ周波数*1

表示値ホールド
最大最小平均値表示-

デジタルフィルタ

630 Hz通過帯域設定デジタルフィルタ

100 Hz/500 Hz

通過帯域設定100 Hz/500 Hz○-

自動 / 手動

自動 / 手動○ ( 平均値表示除く )

○

-

○

○

○

リラティブ表示デシベル換算○手動

自動 / 手動-パーセント換算 4-20 mA○ (0-20 mA での換算も有り )直流電圧極性判定機能

-

-

○

-

-

-

-

○

-

データ保存
内部保存可能データ数
USB 通信最大 400 データ

-

-

○

○

-

約 100 時間 *3

約 130 時間

単３アルカリ乾電池 ×4 本 / 単 3 マンガン電池 ×4 本

単 4 形アルカリ乾電池 ×4 本

単 4 形アルカリ乾電池 ×1 本

○

*2

使用時間
連続使用時間（最長）
電源種類

約 40 時間

約 35 時間

ディスプレイ
バックライト○○

デュアル表示○○-バーグラフ表示-○○

CAT Ⅲ 600 V/ CAT Ⅳ 300 V

安全性測定カテゴリCAT Ⅲ 1000 V/ CAT Ⅳ 600 V

CAT Ⅲ 1000 V/ CAT Ⅳ 600 V

誤挿入防止シャッター○-

電圧誤入力保護機能

-

-

-

-

○

○

￥15,000￥15,000￥17,000￥17,000価格
税抜￥48,000￥54,000￥20,000￥24,000￥20,000￥20,000￥22,000*1 : DT4280 シリーズ：5 回 / 秒（V, 導通 ,Ω,nS, ダイオード , クランプ , 周波数 ,A,dbm,dbv）0.05 〜 2 回 / 秒（静電容量）1 回 / 秒（温度）155 回 / 秒（PEAK 測定）2.5 回 / 秒（DC+ACV）SLOW モー
ドへの切替：上記更新レートの５倍 DT4220,DT4250 シリーズ : 5 回 / 秒（静電容量 , 周波数 , 温度以外）0.05 〜 5 回 / 秒（静電容量）1 〜 2 回 / 秒（周波数）1 回 / 秒（温度）40 回 / 秒（バーグラフ）

付加機能について*2 : オプションの通信パッケージ DT4900-01 が必要です。 *3 : 単 3 アルカリ乾電池 ×4 本を使用した場合です。

直流交流自動判別：電圧の直流、交流を自動で判別し、測定します。/PEAK 値測定：PEAK 値測定開始後の電圧、電流波形の最大値、最小値を確認出来ます。/ ローパスフィルタ機能：高周波成分をカットし測定値が安定します。/ 表示更新レート設定：表示の更新スピードを遅くして測定値を安定させます。/ 表示値ホールド：（手動）ボタンを押すと表示を固定します。（自動）測定値が安定すると自動で表示を固定します。/ 最大最小値表示：MAX/MIN ボタンを押してからディスプレイに表示された測定値の最大値、最小値を表示します。/ リラティブ表示：リラティ
ブ機能を有効にする前の表示値を基準にした、相対値を表示します。/ デシベル換算表示：交流電圧測定の結果を基準値に対するデシベルに換算して表示します。（dbm/dbv）/ パーセント換算
表示：4-20mA または 0-20mA 信号を 0 〜 100％の値に換算した値を表示します。DT4253、DT4256 は 4-20mA のみ

13

ハイエンドモデル仕様 DT4281/DT4282
直流電圧

AC クランプ測定（交流電流）

レンジ

確度

入力インピーダンス

60.000 mV±0.2 %rdg. ±25 dgt.

600.00 mV±0.025 %rdg. ±5 dgt.

6.0000 V

11.0 MΩ± 2% //100 pF 以下

600.00 V

10.3 MΩ±2% //100 pF 以下±0.03 %rdg. ±2 dgt.

1000.0 V

10.2 MΩ± 2% //100 pF 以下

交流電圧
確度
20〜45 Hz45〜65 Hz65〜1 kHz1 k〜10 kHz

10 k〜20 kHz 20 k〜100 kHz

60.000 mV ±1.3 %rdg.
600.00 mV ±60 dgt.

±0.4 %rdg.
±40 dgt.

±0.6 %rdg.
±40 dgt.

±0.9 %rdg.
±40 dgt.

±1.5 %rdg.
±40 dgt.

±20 %rdg. ±80 dgt.

±0.2 %rdg.
±25 dgt.

±0.3 %rdg.
±25 dgt.

±0.4 %rdg.
±25 dgt.

±0.7 %rdg.
±40 dgt.

±3.5 %rdg.
±40 dgt.

±1 %rdg.
±60 dgt.

6.0000 V
60.000 V
600.00 V

規定なし±8 %rdg. ±80 dgt.

規定なし

1000.0 V

規定なし

DT4281 のみ
確度

レンジ

1 GΩ 以上 //100 pF 以下±0.025 %rdg. ±2 dgt.

60.000 Vレンジ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )10.00 A40 〜 65 Hz

65 〜 1 kHz±0.6 %rdg. ±2 dgt.

±0.9 %rdg. ±2 dgt.

20.00 A±0.6 %rdg. ±4 dgt.

±0.9 %rdg. ±4 dgt.

50.00 A±0.6 %rdg. ±10 dgt.

±0.9 %rdg. ±10 dgt.
±0.9 %rdg. ±2 dgt.

100.0 A±0.6 %rdg. ±2 dgt.

200.0 A±0.6 %rdg. ±4 dgt.

±0.9 %rdg. ±4 dgt.

500.0 A±0.6 %rdg. ±10 dgt.

±0.9 %rdg. ±10 dgt.

1000 A±0.6 %rdg. ±2 dgt.

±0.9 %rdg. ±2 dgt.

クランプオンプローブ 9010-50 / 9018-50 / 9132-50( 組合せ確度はクランプオンプローブの測定確度を加算 )３以下各レンジの 15％以上

使用オプション
クレストファクタ
確度規定範囲抵抗
レンジ

確度60.000 Ω±0.3 %rdg. ±20 dgt.

測定電流600.00 Ω±0.03 %rdg. ±10 dgt.

640 μA ±10%96 μA ±10%6.0000 kΩ

直流 + 交流電圧

60.000 kΩ

20 〜 45 Hz 45 〜 65 Hz 65 〜 1 kHz 1 k〜10 kHz 10 k〜20 kHz 20 k〜100 kHz

6.0000 V±1.2 %rdg.
±65 dgt.

60.000 V
600.00 V

規定なし±0.4 %rdg.
±0.3 %rdg. ±0.4 %rdg. ±30 dgt.
±30 dgt.
±30 dgt.
±0.4 %rdg.
±45 dgt.

1000.0 V

0.96 μA ±10%±1.5 %rdg.
±45 dgt.

±3.5 %rdg.
±125 dgt.

規定なし

規定なし

6.0000 MΩ

±0.15 %rdg. ±4 dgt.

60.00 MΩ

±1.5 %rdg. ±10 dgt.
±8.0 %rdg. ±20 dgt.

コンダクタンス

DT4282 のみ

レンジ

確度

測定電流

開放電圧

600.00 nS±1.5 %rdg. ±10 dgt.

96 nA ±10%DC2.5 V 以下

1 MΩ ± 4 %//100 pF 以下

クレストファクタ

３以下（ただし、ACV の 60 mV/600 mV/1000 V レンジ ,DC+ACV の 1000 V レンジでは、レンジの 100％入力に対し 1.5 以下、レンジの 50％入力に対し 3 以下）

確度規定範囲各レンジの 5％以上
フィルタ ON 時は 100 Hz 以下で確度規定（2% rdg. を加算）

静電容量
レンジ

確度

6A,10A レンジは DT4282 のみ

1.000 nF
10.00 nF

±1 %rdg. ±20 dgt.

100.0 nF

±1 %rdg. ±5 dgt.

レンジ

確度 ( 表示更新 SLOW)

600.00 μA

確度 ( 表示更新 NORMAL)

シャント抵抗±0.05 %rdg. ±25 dgt.

6000.0 μA±0.05 %rdg. ±5 dgt.

60.000 mA

101 Ω±0.05 %rdg. ±5 dgt.
±0.05 %rdg. ±25 dgt.

600.00 mA±0.15 %rdg. ±5 dgt.

6.0000 A±0.2 %rdg. ±5 dgt.

10.000 A

交流電流

1Ω±0.15 %rdg. ±5 dgt.
±0.2 %rdg. ±25 dgt.

10m Ω±0.2 %rdg. ±5 dgt.

6 A,10 A レンジは DT4282 のみ
確度

レンジ

DC2.5 V 以下

96 nA ±10%±3.0 %rdg. ±20 dgt.

600.0 MΩ

入力インピーダンス

直流電流

9.3 μA ±10%±0.03 %rdg. ±2 dgt.

600.00 kΩ

確度

レンジ

開放電圧

湿度 60％ rh 以下に対して確度規定、300 nS より大きい場合は、±20 dgt. を加算
20 nS 以上で確度規定

測定電流

開放電圧

32 μA ±10%DC2.5 V 以下

1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF
1.000 mF

DC3.1 V 以下
±2 %rdg. ±5 dgt.

680 μA ±20%

10.00 mF
100.0 mF

DC2.1 V 以下
±2 %rdg. ±20 dgt.

温度
熱電対

レンジ

確度

K

-40.0 〜 800.0 ℃±0.5 %rdg. ±3 ℃

20〜45 Hz45〜65 Hz65〜1 kHz1 k〜10 kHz

10 k 〜 20 kHz

600.00 μA±1.0 %rdg.
±20 dgt.

±0.6 %rdg.
±20 dgt.

±0.6 %rdg.
±20 dgt.

±2 %rdg.
±20 dgt.

±4 %rdg.
±20 dgt.

6000.0 μA±1.0 %rdg.
±5 dgt.

±0.6 %rdg.
±5 dgt.

±0.6 %rdg.
±5 dgt.

±2 %rdg.
±5 dgt.

±4 %rdg.
±5 dgt.

周波数（AC V, DC+AC V, AC μA, AC mA, AC A のとき）

60.000 mA±1.0 %rdg.
±20 dgt.

±0.6 %rdg.
±20 dgt.

±0.6 %rdg.
±20 dgt.

±1 %rdg.
±20 dgt.

±2 %rdg.
±20 dgt.

99.999 Hz

600.00 mA±1.0 %rdg.
±5 dgt.

±0.6 %rdg.
±5 dgt.

±0.6 %rdg.
±5 dgt.

±1.5 %rdg.
±10 dgt.

規定なし

9.9999 kHz

6.0000 A

規定なし±0.8 %rdg.
±20 dgt.

±0.8 %rdg.
±20 dgt.

規定なし

規定なし

規定なし

±0.8 %rdg.
±5 dgt.

±0.8 %rdg.
±5 dgt.

規定なし

規定なし

10.000 A
シャント抵抗μA レンジ 101 Ω, mA レンジ 1 Ω, A レンジ 10 mΩ

クレストファクタ

3 以下（ただし、レンジの 50％入力に対して）確度規定範囲各レンジの 5％以上

レンジ
999.99 Hz

確度±0.5 %rdg. ±5 dgt.

導通しきい値±0.005 %rdg. +3 dgt.

99.999 kHz±0.005 %rdg. +3 dgt.

500.00 kHz
測定範囲

0.5 Hz 以上（0.5 Hz 未満は [ －－－－ ] 表示）

パルス幅
1 μs 以上 (DUTY 比は 50％ )フィルタ ON 時は 100 Hz 以下で確度規定 (ACV,DC+ACV において )

メイン測定

レンジ
600.0 Ω確度

PEAK 測定（AC V, DC V, DC+AC V, クランプ , DC μA, DC mA, DC A, AC μA, AC mA, AC A のとき）

導通チェック
測定電流640 μA ±10%

開放電圧
DC2.5 V 以下

20 Ω (初期値)/ 50 Ω/ 100 Ω/ 500 Ω

導通オンしきい値（短絡検出） 20 Ω /50 Ω/ 100 Ω/ 500 Ω以下（ブザー音、表示部赤く点灯）
導通オフしきい値（開放検出） 220 Ω /250 Ω/ 300 Ω/ 600 Ω以上（ブザー音消音、表示部の赤色消灯）

DCV
DCV 以外信号幅

確度

4 ms 以上（単発）±2.0 %rdg. ±40 dgt.

1 ms 以上（繰返し）±2.0 %rdg. ±100 dgt.

1 ms 以上（単発）±2.0 %rdg. ±40 dgt.

250 μs 以上（繰返し）±2.0 %rdg. ±100 dgt.

デシベル換算測定：基準インピーダンス設定（dBm）
4/8/16/32/50/75/93/110/125/135/150/200/250/300/500/600/800/
900/1000/1200 Ω （初期値：600 Ω）

ダイオードテスト
レンジ

確度

測定電流

開放電圧

3.600 V

±0.1 %rdg. ±5 dgt.

1.2 mA 以下

DC4.5 V 以下

順方向しきい値

確度は温度プローブの誤差を含まず

0.15 V/ 0.5 V（初期値）/1 V/ 1.5 V/ 2 V/ 2.5 V/ 3 V
順方向接続時にしきい値以下でブザー音・表示部赤く点灯

14

一般仕様
耐久性

安全性

ドロッププルーフ

コンクリート上 1 m

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V/ CAT Ⅳ 600 V

使用温度範囲 *1-15℃〜 55℃

端子間最大定格電圧

V 端子 -COM 端子間 ： DC1000 V/ AC1000 V

端子間最大定格電流

μA mA 端子 -COM 端子間 ： DC600 mA/AC600 mA
A 端子 -COM 端子間 ： DC10 A/AC10 A

保存温度範囲 *2-30℃〜 60℃

適合規格

安全性：EN61010 / EMC：61326 / 防塵防水性：IP40*1 : 40℃まで 80％ rh 以下（結露なし）、40℃〜 45℃ 60％ rh 以下（結露なし）
45℃〜 55℃ 50％ rh 以下（結露なし）*2 : 80％ rh 以下（結露なし）

付属品

寸法 / 質量93 mm(W)×197.4 mm(H)×53.4 mm(D) / 650 g( 電池含む )テストリード L9207-10 / 取扱説明書 × １冊 / 単 3 形アルカリ乾電池 ×4 本

スタンダードモデル仕様 DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )直流電圧※1：DT4252 のみ※2：DT4254 のみ

導通チェックDT4252/53/55/56 のみ

レンジ

確度

入力インピーダンス

レンジ

確度

測定電流

開放電圧

高精度 600.0 mV※1

±0.2 %rdg. ±5 dgt.

10.2 MΩ ± 1.5 %

600.0 Ω±0.7 %rdg. ±5 dgt.

約 200 μA

DC1.8 V 以下

600.0 mV

±0.5 %rdg. ±5 dgt.

11.2 MΩ ± 2.0 %6.000 V
60.00 V

10.3 MΩ ± 2.0 %±0.3 %rdg. ±3 dgt.※4600.0 V
1000 V
1500 V

10.2 MΩ ± 1.5 %±0.3 %rdg. ±3 dgt.

※2※3

※ 3：0 〜 1000 V の時、1001V 〜 1700V の時は ±2.0rdg.±5dgt.
※ 4：DT4254/4255/4256 のみ DT4252/4253 は ±5dgt.

導通オン（短絡検出）しきい値

約 25 Ω 以下（ブザー連続音、赤色 LED 点灯）

導通オフ（開放検出）しきい値

約 245 Ω 以上
（ブザー音消音、
赤色 LED 消灯）

ダイオードテスト
確度

測定電流

開放電圧

1.500 V

±0.5 %rdg. ±5 dgt.※1

約 0.5 mA

DC5.0 V 以下

順方向しきい値

0.15 V 〜 1.5 V にてブザー断続音、赤色 LED 点滅※ 1：DT4255 は ±0.5 %rdg. ±8 dgt.

交流電圧
確度

レンジ

40 〜 500 Hz

入力インピーダンス

500 超〜 1 kHz

AC クランプ測定 / 交流電流

11.2 MΩ ± 2.0%//100 pF 以下
10.3 MΩ ± 2.0%//100 pF 以下

10.00 A

10.2 MΩ ± 1.5%//100 pF 以下

20.00 A±0.9 %rdg. ±3 dgt. ±1.8 %rdg. ±3 dgt.

1000V

直流交流電圧自動判別

DT4253/54/55/56 のみ

確度

レンジ
600.0 V

500 超〜 1 kHz±2.0 %rdg. ±3 dgt.

±4.0 %rdg. ±3 dgt.

クレストファクタ
確度規定範囲900 kΩ ± 20%1800 kΩ ± 20%※1

4000 カウントまで 3、6000 カウントで２まで直線的に減少
各レンジの 1％以上、レンジの 5％以下は ±5 dgt. 加算
フィルタ ON 時は 100 Hz/500Hz 以上の確度規定なし

40 〜 1 kHz

50.0 A
100.0 A±0.9 %rdg. ±3 dgt.

200.0 A
500 A

入力インピーダンス

DC,40 〜 500 Hz

DT4253/55/56 のみ
確度

レンジ

6.000V
60.00V
600.0V

1000 A
クランプオンプローブ 9010-50 / 9018-50 / 9132-50( 組合せ確度はクランプオンプローブの測定確度を加算 )３以下各レンジの 1％以上、レンジの 5％以下は ±5 dgt. 加算

使用オプション
クレストファクタ
確度規定範囲抵抗※ 1：DT4254

直流電流

DT4252/53/56 のみ

DT4252/53/55/56 のみ

レンジ

確度

測定電流

600.0 Ω±0.7 %rdg. ±5 dgt.

約 200 μA

レンジ

確度

入力インピーダンス

60.00 μA

±0.8 %rdg. ±5 dgt.

1 kΩ±5 %600.0 μA

±0.8 %rdg. ±5 dgt.

1 kΩ±5 %600.0 kΩ

6.000 mA

±0.8 %rdg. ±5 dgt.

15 Ω±40 %60.00 mA

±0.8 %rdg. ±5 dgt.※1

15 Ω±40 %※1

600.0 mA

±0.9 %rdg. ±5 dgt.

35 mΩ±30 %6.000 A±0.9 %rdg. ±3 dgt.

※2

35 mΩ±30 %10.00 A±0.9 %rdg. ±3 dgt.※235 mΩ±30 %：DT4252

DT4252/53/55/56 のみ

レンジ：DT4253：DT4256※ 1：DT4256 は確度：±1.8 %rdg. ±15 dgt. 入力インピーダンス：35 mΩ±30 %※ 2：DT4252 は確度：±0.9 %rdg. ±5 dgt.

交流電流DT4252/56 のみ
確度

レンジ

入力インピーダンス

40 〜 500 Hz

500 超〜 1 kHz

600.0 mA※1

±1.4 %rdg. ±5 dgt.

±1.8 %rdg. ±5 dgt.

35 mΩ±30 %6.000 A

±1.4 %rdg. ±3 dgt.

±1.8 %rdg. ±3 dgt.

35 mΩ±30 %10.00 A

±1.4 %rdg. ±3 dgt.

±1.8 %rdg. ±3 dgt.

35 mΩ±30 %クレストファクタ

4000 カウントまで 3、6000 カウントで２まで直線的に減少

確度規定範囲各レンジの 1％以上、300 カウント以下は ±5 dgt. 加算※ 1：DT4256 のみ

検電

DT4254/55/56 のみ
レンジ

検出電圧範囲Hi

AC40 V 〜 AC600 V

Lo

AC80 V 〜 AC600 V

電圧検出時はブザー連続音・赤色 LED 点灯

検出対象周波数50 Hz / 60 Hz

6.000 kΩ

約 100 μA
±0.7 %rdg. ±3 dgt.※1

約 10 μA

6.000 MΩ

±0.9 %rdg. ±3 dgt.※1

約 100 nA

60.00 MΩ

±1.5 %rdg. ±3 dgt.※1

約 10 nA

60.00 kΩ

確度保証条件開放電圧

約 1 μA

DC1.8 V 以下

ゼロアジャスト実施後※ 1：DT4252/4253 は ±5dgt.

静電容量DT4252/53/55/56 のみ

レンジ

確度

測定電流

1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF±1.9 %rdg. ±5 dgt.

約 100 n/1 μ/10 μA
約 1 μ/10 μ/100 μA

DC1.8 V 以下

約 10 μ/100 μ/200 μA

1.000 mF
10.00 mF

開放電圧

約 10 n/100 n/1 μA±5.0 %rdg. ±20 dgt.

約 100 μ/200 μA

温度DT4253 のみ
熱電対

レンジ

確度

K

-40.0 〜 400.0 ℃±0.5 %rdg. ±2 ℃

オプションの K 熱電対 DT4910 を使用、確度は DT4910 の誤差を含まず※K 熱電対 DT4910 測定可能範囲：-40℃〜 260℃

周波数
レンジ

確度

99.99 Hz999.9 Hz9.999 kHz99.99 kHz ( 交流電圧のみ )±0.1 %rdg. +1 dgt.

15

一般仕様
耐久性

安全性

ドロッププルーフ

コンクリート上 1 m

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V/ CAT Ⅳ 600 V

使用温度範囲 *1-25℃〜 65℃ (DT4254/4255/4256)-10℃〜 50℃ (DT4252/4253)

端子間最大定格電圧

V 端子 - COM 端子間： DC1000 V/ AC1000 V*1

端子間最大定格電流

保存温度範囲 *-30℃〜 70℃ (DT4254/4255/4256)-30℃〜 60℃ (DT4252/4253)

A 端子 - COM 端子間： DC10 A/ AC10 A (DT4252/DT4256)
μA mA 端子 - COM 端子間： DC60 mA (DT4253 のみ )

2

適合規格

*1 : DT4254 は DC1700 V/AC1000 V

安全性：EN61010 / EMC：61326 / 防塵防水性：IP42*1 : 40℃まで 80％ rh 以下（結露なし）、40℃〜 45℃ 60％ rh 以下（結露なし）
45℃〜 50℃ 50％ rh 以下（結露なし）--------(DT4252/4253)*1 : 40℃まで 80％ rh 以下（結露なし）、40℃ 80％ rh から 65℃ 25％ rh 以下まで直線的に減少（結露なし）--------(DT4254/4255/4256)*2 : 80％ rh 以下（結露なし）

付属品

寸法 / 質量84 mm(W)×174 mm(H)×52 mm(D) / 約 390 g( 電池、ホルスタ含む )テストリード L9207-10 / ホルスタ ( 本体装着 ) / 取扱説明書 × １冊
単 4 形アルカリ乾電池 ×4 本

スリムモデル仕様 DT4221/DT4222/DT4223/DT4224( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )順方向しきい値
ダイオードテスト

直流電圧
レンジ

確度

入力インピーダンス

600.0 mV

11.2 MΩ ± 2.0 %6.000 V

±0.5 %rdg. ±5 dgt.

60.00 V

レンジ
1.500 V

0.15V 〜 1.5V にてブザー断続音
DT4222 /DT4224 のみ
確度

測定電流

開放電圧

±0.9 %rdg. ±5 dgt.

約 0.5 mA(DT4222)
約 0.2 mA(DT4224)

DC2.5 V 以下

10.3 MΩ ± 2.0 %600.0 V

10.2 MΩ ± 1.5 %

交流電圧

抵抗
確度

レンジ

40〜500 Hz

500超〜1 kHz

6.000 V
±1.0 %rdg. ±3 dgt.

60.00 V
600.0 V
クレストファクタ

入力インピーダンス±2.5 %rdg. ±3 dgt.

11.2 MΩ ± 2.0%//100 pF以下

6.000 kΩ10.3 MΩ ± 2.0 %//100 pF以下
10.2 MΩ ± 1.5 %//100 pF以下

60.00 kΩ

600.0 V

約 10 μA

600.0 kΩ

約 1 μA

6.000 MΩ

約 100 nA

60.00 MΩ

±1.5 %rdg. ±5 dgt.

確度規定条件ゼロアジャスト実施後

DT4221/DT4223 のみ

DC, 40 〜 500 Hz

500 超〜 1 kHz±2.0 %rdg. ±3 dgt.

±4.0 %rdg. ±3 dgt.

入力インピーダンス
900 kΩ ± 20 %4000 カウントまで 3、6000 カウントで２まで直線的に減少
各レンジの 1％以上、レンジの 5％以下は ±5 dgt. 加算
フィルタ ON 時は 100 Hz/500 Hz 以上の確度規定なし

確度規定範囲約 100 μA
±0.9 %rdg. ±5 dgt.

フィルタ ON 時は 100 Hz/500 Hz 以上の確度規定なし

確度

クレストファクタ

測定電流

検電DT4221/DT4223 のみ

DC2.0 V 以下
(DT4223 / DT4224)

DT4222 /DT4224 のみ

レンジ

確度

測定電流

1.000 μF

約 10 n/100 n/1 μA

10.00 μF±1.9 %rdg. ±5 dgt.

100.0 μF
1.000 mF

約 100 n/1 μ/10 μA
約 1 μ/10 μ/100 μA
約 10 μ/100 μ/200 μA±5.0 %rdg. ±20 dgt.

約 100 μ/200 μA

開放電圧
DC1.8 V 以下
(DT4222)
DC2.0 V 以下
(DT4223 / DT4224)

周波数

検出電圧範囲検出対象周波数

レンジ

AC80 V 〜 AC600 V

50 Hz / 60 Hz

99.99 Hz999.9 Hz

電圧検出時はブザー連続音

DC1.8 V 以下
(DT4222)

約 10 nA

静電容量10.00 mF

開放電圧

約 200 μA

各レンジの 1％以上、レンジの 5％以下は ±5 dgt. 加算

AUTO V ( 直流交流自動判別 )レンジ

確度600.0 Ω±2.0 %rdg. ±3 dgt.

4000 カウントまで 3、6000 カウントで２まで直線的に減少

確度規定範囲DT4222 /DT4223 /DT4224 のみ

レンジ

確度±0.1 %rdg. +2 dgt.

9.999 kHz

導通チェック
レンジ

確度600.0 Ω±1.0 %rdg. ±5 dgt.

導通オン
（短絡検出）しきい値
導通オフ（開放検出）しきい値

測定電流

開放電圧

約 200 μA

DC1.8 V 以下
(DT4221 / DT4222)
DC2.0 V 以下
(DT4223 / DT4224)

約 25 Ω 以下（ブザー連続音）約 245 Ω 以上
（ブザー音消音）

一般仕様
耐久性

安全性

ドロッププルーフ

コンクリート上 1 m

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 600 V/ CAT Ⅳ 300 V

使用温度範囲*1

DT4221, DT4222 : -10℃〜 50℃
DT4223, DT4224 : -10℃〜 65℃

端子間最大定格電圧

V 端子 -COM 端子間 ： DC600 V/ AC600 V

保存温度範囲 *2

DT4221, DT4222 : -30℃〜 60℃
DT4223, DT4224 : -30℃〜 70℃

適合規格

安全性：EN61010 / EMC：61326 / 防塵防水性：IP42*1 : 40℃まで 80％ rh 以下（結露なし）、40℃〜 45℃ 60％ rh 以下（結露なし）
45℃〜 65℃ 50％ rh 以下（結露なし）*2 : 80％ rh 以下（結露なし）

付属品

寸法 / 質量

テストリード DT4911 / ホルスタ ( 本体装着 ) / 取扱説明書 × １冊

72 mm(W)×149 mm(H)×38 mm(D) / 約 190 g( 電池、ホルスタ含む )単 4 形アルカリ乾電池 ×1 本

本体価格

（税抜き）

ハイエンドモデル

スタンダードモデル

スリムモデルDT4281 ￥48,000
DT4282 ￥54,000

DT4252 ￥20,000 DT4254 ￥20,000 DT4256 ￥22,000
DT4253 ￥24,000 DT4255 ￥20,000

DT4221 ￥15,000 DT4223 ￥17,000
DT4222 ￥15,000 DT4224 ￥17,000

L9207-10/DT4911( 付属品 ) 用オプション
DT4280 シリーズ
DT4250 シリーズに付属

DT4220 シリーズに付属

テストリード L9207-10
別売価格￥800（税抜き）

テストリード DT4911
別売価格￥800（税抜き）

ケーブル長 90cm
キャップ ( 赤 • 黒 , 各 1) 付属

ケーブル長 54cm
キャップ ( 赤 • 黒 , 各 1) 付属

キャップ装着L9207-10/DT4911 の先端はL4933,L4934（右記参照）の装着が可能です。

50mm

CAT Ⅱ 600 V
CAT Ⅲ 300 V

DC70 V/AC33 V

コンタクトピン L4933

小型ワニ口クリップ L4934¥1,500（税抜き）¥1,500（税抜き）

キャップ装着CAT Ⅳ 600 V/ CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅳ 300 V/ CAT Ⅲ 600 V

キャップ未装着

キャップ未装着

CAT Ⅱ 1000 V

CAT Ⅱ 600 V

L4930 用オプション
22mm
φ3.7mmDT4250/DT4280
シリーズでご使用頂けます。

マグネット部分
φ6mm
キャップ(赤•黒,各1)付属
CATⅢ600 V (キャップ装着)
CATⅡ600 V (キャップ未装着)

ケーブル長 1.2 m

接続ケーブル L4930

CAT Ⅲ 600 V

ワニ口クリップ L4935

バスバークリップ L4936

マグネットアダプタ L4937¥1,500（税抜き）¥1,500（税抜き）¥6,200（税抜き）¥6,000（税抜き）22mm
φ3.7mm48mm
φ2.6mmCAT Ⅲ 1000 V, CAT Ⅳ 600 V
キャップ ( 赤 • 黒 , 各 1) 付属

CAT Ⅲ 600 V

CAT Ⅲ 1000 V
CAT Ⅳ 600 V
ケーブル長 1.5 m
連結コネクタ付

CAT Ⅲ 1000 V

ブレーカピン L4939

テストピン L4932

グラバークリップ 9243

延長ケーブル L4931¥1,500（税抜き）¥1,500（税抜き）¥5,000（税抜き）¥2,000（税抜き）DT4281,DT4253,DT4255,DT4256 対応
CAT Ⅲ 600 V

AC クランプオンプローブ ( 接続には変換アダプタ 9704 が必要です )CAT Ⅲ 600 V

CAT Ⅲ 600 V

製品外観

型名 • 価格

9010-50 税抜き￥12,000 9018-50 税抜き￥25,0009132-50 税抜き￥21,000

定格電流AC 10/20/50/100/200/500 A

AC20/50/100/200/500/1000 A

振幅確度 (45 〜 66 Hz)

CAT Ⅲ 1000 V

テストピン L4938￥1,500（税抜き）
接続ケーブル L4930 には、
右記の先端が接続できます

30mm

CAT Ⅲ 1000 V
CAT Ⅳ 600 V±2％ rdg. ±1％ f.s.

±1.5％ rdg. ±0.1％ f.s.

AC クランプオンプローブ 9010-50,
9018-50,9132-50 を DT4281,
DT4253,DT4255,DT4256 へ接続
するには変換アダプタ 9704 必要です

±3％ rdg. ±0.2％ f.s.

F 特 ( 振幅確度からの偏差 ) 40 Hz 〜 1 kHz:±6％ rdg. 40 Hz 〜 3 kHz:±1％ rdg.

40 Hz 〜 1 kHz:±1％ rdg.

出力電圧レート

AC 0.2 V f.s.( 各レンジに対して )対地間最大定格電圧AC600 V（50/60Hz）測定カテゴリⅢ

測定可能導体径

φ46 mm 以下

φ55 mm 以下 , 80×20 mm ブスバー

寸法 • 質量78W×188H×35D mm, 420 g, コード長 3 m

100W×224H×35D mm, 600 g, コード長 3 m

変換アダプタ 9704
¥2,000（税抜き）

その他オプションK 熱電対 DT4910¥3,000（税抜き）

通信パッケージ DT4900-01¥13,000（税抜き）

測温接点形状センサ長
測定温度範囲許容差
使用温度範囲USB 通信ケーブル
通信アダプタ
CD-R（パソコン用ソフト）
取扱説明書
Windows 8.1/8/ 7/Vista（SP1以上）対応

露出形（溶接）約 800 mm
-40 〜 260℃
±2.5℃
-15 〜 55℃

マグネットが大きくなって固定力アップ

マグネット付きストラップ Z5004¥2,700（税抜き）/ 左DT4220, DT4250 用

マグネット付きストラップ Z5020¥4,800（税抜き）/ 右DT4220, DT4250, DT4280 用

携帯用ケース
携帯用ケース
C0200
C0202¥2,500（税抜き） ¥4,000（税抜き）
DT4220 シリーズ用

DT4250DT4280 シリーズ用

携帯用ケース
携帯用ケース
C0201
3853¥3,500（税抜き） ¥1,500（税抜き）
DT4250 シリーズ用

DT4250 シリーズ用■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東支店 TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北 支 店 TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡 支 店 TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野 支 店 TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋支店 TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏支店 TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪 支 店 TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡 支 店 TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2018 年 2 月 15 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問合せは最寄りの営業拠点または本社カスタマーサポート        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。

series_DT4200J18-82M