No.CC-54-03

SSR内蔵の調節計

配管用温度コントローラ

EtherCAT変換器登場！

LH700

配管接続

コンパクト

LH series

設定表示器なし

LH100

設定表示器あり

LH110

配管の温度制御に適した調節計 LH series
配管用温度コントローラ

LH100/LH110
調節計にSSRを内蔵
調節計

SSR

+

配管温度制御配管をジャケットヒータなどで加熱し管内の凝固・堆積を抑制

電源

表示選択可能制御出力
測定入力

設定表示器あり／なしを選択

RS-485通信

柔軟な取付け配管に様々な方向から取付け監視・制御

通信による集中管理

グラフィックパネルなど

NEW
LH用EtherCAT変換器※配管取付けには、アクセサリの取付具と取付けバンドを使用します

LH700
EtherCATマスター

LH700

LH100

LH110

EtherCAT接続

LH700はLH100/LH110をEtherCATに対応させるEtherCATスレーブ機器です。
RS-485※最大31台のLH100/LH110を接続

コンパクトな調節計にSSRを内蔵！ LH100/LH110
LH100（設定表示器なし）とLH110（設定表示器あり）をラインナップ。

設定表示器

LH100

（設定表示器なし）

設定表示器で監視・パラメータの設定が可能です。90 回転させて取付けでき縦横どちらの向きにでも見やすく・操作しやすい設計。

LH110（設定表示器あり）

必要な機能をオールインワンでご提供

調節計機能、SSR、RS-485通信、デジタル入力、イベント出力などさまざまな制御場面において必要性の高い機能を標準搭載。制御システムの構築が容易です。
ジャケットヒータなど

測定入力

K熱電対
J熱電対
測温抵抗体Pt100

通信機能 ※

RS-485通信

DI1点

制御出力

測定入力

フリー電源（100〜240V AC）

調節計機能
SSR内蔵（MAX7A）

EV1点

安全性
通信機能

※LH700を使用しEtherCATに対応可能

ヒューズ
リレー

安全性に配慮した設計
本体にヒューズやリレーを備え、接続した機器を保護します。

ヒューズ ※1
負荷ショートによる大電流を遮断

SSR

リレー
機器異常時やデジタル入力、イベント発生時に負荷電源を遮断※1 お客様による交換はできません簡単施工

LH100/LH110は配管取付けやDINレール取付けに対応。プッシュインコネクタを採用し、スペースの少ない場所での取付けも容易です。

配線作業負荷を軽減

使いやすいコネクタ（プッシュイン式）

渡り配線に対応

電源ライン※4や通信ラインが省配線になります。

• 配線を差し込むだけで結線完了• ロック機構付きで脱落防止※4 許容電流15A

複数のLH100をまとめて一括設定

電源・ヒータ用コネクタ※2 センサ・通信・DI・EV用コネクタ※3制御
出力

電源100-240VAC

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B

4B 3B 2B 1B

後面側

前面側

後面側

前面側

4A 3A 2A 1A

測定入力 RS-485 DI
EV（熱電対・測温抵抗体） 通信 （1点）
（1点）

※2 各A、B端子はコネクタ内部で接続されています※3 各A、B端子は機器内部で接続されています

親器に設定したLH100のSV、Run/Ready（運転/停止）
パラメータを子器にRS-485通信で送信し、パソコンを使用せずに複数の機器を一括設定できます。

親器子器

配線処理
（フェルール端子圧着）
電源・ヒータ用コネクタ
0.25〜2.5mm2

センサ・通信・DI・EV用コネクタ
0.14〜1.0mm2

子器

RS-485通信＊上位通信は利用できなくなります

LH用EtherCAT変換器

LH700

LH100/LH110のEtherCAT対応を実現する変換器。
最大31台まで接続可能です。
公式コンフォーマンステスト※に合格しています。
※本製品はEtherCAT技術開発を推進する国際組織ETG (EtherCAT Technology Group) が認定した公式認証テストセンターでの試験に合格しています。

専用ソフトウェア〈対応機種：LH100・LH110・LH700〉
パラメータを一括設定

本体とパソコンをUSBエンジニアリング
ケーブル
（別売）
で接続。
AC電源を接続することなくパラメータ編集が可能です。

USBエンジニアリング
ケーブル
（別売）

※ソフトウェアは当社ホームページより無償ダウンロードできます。
※専用ソフトウェアを使用してパラメータを設定する際は、USBエンジニアリングケーブル（別売）が必要になります。
※LH700の設定には、専用ソフトウェアが必要になります。

パソコン

■仕様

配管用温度コントローラ

LH100/LH110

入力仕様

入力点数：1点
入力信号：熱電対K、J…0〜800℃ 測温抵抗体Pt100…0〜800℃
精度定格：測定レンジの±0.2% FS±1digit ※精度は基準動作条件における性能
基準点補償精度：±2℃
入力取込周期：約0.1秒

制御仕様

イベント出力出力点数：1点
出力種類：トライアック出力（ゼロクロス）
許容負荷電流：最大7A（周囲温度ディレーティングあり）
制御周期：0.1秒
パルス周期：0.5〜180秒
保護回路：定格12.5Aヒューズ内蔵（交換不可）
保護機能：負荷電源遮断用リレー内蔵

出力形式：フォトモスリレー出力
出力点数：1点
出力容量：24VDC 50mA
機能：絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、
制御ループ異常警報、FAIL警報

通信インタフェース（上位通信）

一般仕様

定格電源電圧：100-240V AC定格電源周波数：50/60Hz
電源渡り配線許容電流：15A
消費電力：負荷未接続時設定表示器なし 最大 4VA（100V）/ 最大 6VA（240V）
設定表示器あり 最大 5VA（100V）/ 最大 7VA（240V）
負荷接続時（周囲温度：40℃以下）
設定表示器なし 最大704VA（100V）/ 最大1686VA（240V）
設定表示器あり 最大705VA（100V）/ 最大1687VA（240V）
外郭材料：難燃性ポリカーボネート（UL94V-0）
質量：設定表示器なし 約220g ／ 設定表示器あり 約230g

周囲温度ディレーティング特性

LH用EtherCAT変換器

876543（A） 210
負荷電流

周囲温度：−10〜60℃
周囲湿度：20〜90%rh（結露無きこと）

01020 30 40 50
周 囲 温 度（℃）

6070

種類：RS-485
ビットレート：9600（初期値）／19200／38400bps
通信プロトコル：Modbus RTU（初期値）／ASCII
通信キャラクタ：8N1（初期値）／8E1／8O1／8N2／8E2／8O2／
7E1／7O1／7E2／7O2
伝送距離：500m以下

通信インタフェース（エンジニアリング通信）

機能：本体設定・初期化
ビットレート：19200bps（固定）通信プロトコル：Modbus RTU（固定）通信キャラクタ：8N1（固定）安全およびEMC規格

EMC指令：EN61326-1適合（CE、UKCA）ClassA
安全：EN61010-1適合（CE、UKCA）、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
UL61010-1認証（UL）、UL61010-2-030認証（UL）
CAN／CSA C22.2 No.61010-1認証（cUL）
CSA C22.2 No.61010-2-030認証（cUL）
過電圧カテゴリ：Ⅱ、汚染度：2
環境規制：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

LH700

一般仕様

定格電源電圧：100-240V AC
定格電源周波数：50/60Hz
消費電力：6VA（100VAC）
8VA（240VAC）
外郭材料：難燃性ポリカーボネート（UL94V-0）
質量：約240g
端子ネジ：M3.0

周囲温度

周囲温度：−10〜60℃
周囲湿度：20〜90%rh（結露無きこと）

通信インタフェース（EtherCAT通信）

デバイスプロファイル：Semiconductor Device Profile
ビットレート：100Mbps
プロトコル：CoE、FoE
同期モード：FreeRUN、SM、DC
通信周期：5〜100ms
伝送距離：100m以下（ノード間）
物理層：100BASE-TX
ケーブル種類：カテゴリ5以上■ LH設定ソフト
準備機器

PC

デジタル入力

入力点数：1点
入力信号：無電圧接点またはオープンコレクタ
開放時端子電圧：5VDC±10%
短絡時端子電流：3mA以下
機能：AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF

内容・条件
OS

Windows 10 Pro（32bit/64bit）

CPUIntelCore i5以上

メモリー

8.00GB以上

ストレージ容量

3GB以上の空き容量

USBポート1ポート以上

通信インタフェース（シリアル通信）

種類：RS-485
ビットレート：9600（初期値）／19200／38400bps
通信プロトコル：Modbus RTU（固定）通信キャラクタ：8N1（初期値）／8E1／8O1／8N2／8E2／8O2
伝送距離：500m以下

通信インタフェース（エンジニアリング通信）

機能：本体設定・初期化
ビットレート：38400bps（固定）通信プロトコル：Modbus RTU（固定）通信キャラクタ：8N1（固定）安全およびEMC規格

EMC指令：EN61326-1適合（CE、UKCA）ClassA
安全：EN61010-1適合（CE、UKCA）
UL61010-1認証（UL）
CAN／CSA C22.2 No.61010-1（cUL）
過電圧カテゴリ：Ⅱ、汚染度：2
環境規制：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

■形式

L H 1 □ □ −N N

L H 7 0 □ −N N
追加機能0：なし
1：防湿処理 ※1

設定表示器（7セグ）
0：なし
1：あり
追加機能
0：なし
1：防湿処理 ※1※1 UL、CE、UKCAは不適合です■ 外形寸法単位：ｍｍ

LH100 / LH110

LH70040108.3

50100（40以上）

4.5（7.6）

10010050

DINレール（19.5）（135.5）（16）

100

DINレール
ロック解除時

本体脱着時■ 取付間隔LH100 / LH110

LH700※2

DINレール取付け

垂直配管取付け200mm

水平配管取付け50mm以上200mm以上

DINレール取付け以上

200mm以上※2 LH700はDINレール取付けのみ対応

100mm以上■アクセサリ
LH100 / LH110
名

称形式機

配管取付具

能配管取付具

CX-LH1

本製品の配管取付けに使用

配管取付バンドCX-LH2

本製品の配管取付けに使用（ステンレス製、φ70〜150）

配管取付バンド

3050

共通名

称USBエンジニアリングケーブル形式

RZ-EC6機

能50

パソコン接続用ケーブル（USBバスパワーに対応）

単位：mm＊EtherCAT®は、
Beckhoﬀ Automation GmbH（ドイツ）よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2022年8月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

https://www.chino.co.jp/028（612）
8963

神 奈 川

086
（473）
7400

Cat.No. CC-54-03 Aug.-'22-02 Printed in Japan Ⓑ 150