Инструкциюпо эксплуатации

Цветной ЖК-монитор

ВажноВнимательно прочтите настоящую «Инструкцию по эксплуатации»и «Руководство по установке» (отдельный документ), чтобы
ознакомиться с правилами безопасной и эффективной
эксплуатации.
Сохраните это руководство, чтобы в дальнейшем использоватьего для справки.
• Настройка монитора и параметры настройки описаны в«Руководство по установке».
• Последнюю информацию об изделии, в том числе «Инструкциюпо эксплуатации», можно получить на нашем веб-сайте :http://www.eizoglobal.com

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫВ настоящем руководстве и на устройстве используются следующие предупредительные символы.
Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Пренебрежение информацией,относящейся к символу
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», может
привести к серьезной травме илиугрозе жизни.

Пренебрежение информацией,относящейся к символу «ВНИМАНИЕ»,может привести к травме средней тяжести
и/или материальному ущербу либоповреждению устройства.

Обозначает предупреждение или необходимость соблюдать осторожность. Например,символ

означает опасность поражения электрическим током.

Обозначает запрещенное действие. Например, символ

означает «Не разбирать».

Обозначает действие, обязательное для выполнения. Например, символ
«Заземлить устройство».

означаетЭто устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оноизначально поставлялось. При эксплуатации за пределами данного региона работа устройства
может отличаться от описания, данного в технических условиях.
Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения
данных или передана в любой форме, любыми средствами, электронными, механическими илилюбыми другими, без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, выраженного вписьменной форме.
Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению
конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных
договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно
указанной информации. Несмотря на то, что были предприняты все попытки для обеспечения
того, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация, следует учесть, чтотехнические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

2﻿МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ
• Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в которыйоно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного
региона, оно может работать не так, как указано в его характеристиках.
• Чтобы обеспечить личную безопасность и правильное обслуживание, внимательно
прочитайте настоящий раздел и предупреждения на мониторе.

Расположение предупреждений

Символы на устройстве
Символ

Значение символа
Кнопка питания:Нажмите для включения или выключения монитора.

Переменный токПредупреждение об опасности поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ:См. «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ» (стр. 2).

Отметка WEEE:Продукт у тилизируется в разобранном виде;материалы пригодны для вторичной переработки.

Маркировка CE:Знак соответствия ЕС согласно положениям Директив
Совета Европы и/или нормам ЕС.

Производитель
Дата изготовления
Внимание: Согласно федеральному закону (США) данное устройство
допущено к продаже только лицензированными медицинскими работникамиили по их заказу.
Медицинское устройство по нормам ЕСИмпортер в ЕСУполномоченный представитель в Европейском Сообществе
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к представителю EIZO за помощью.
Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.
Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
Открытие корпуса или модификация устройства может привести к пожару,поражению электрическим током или ожогу.
Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно, поскольку открытие или снятие
крышек может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.
Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь
корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару,поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае
попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно
обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь кквалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживаниюдля выполнения проверки.
Установите устройство на прочной и устойчивой поверхности.
В случае установки на несоответствующей поверхности устройство может упасть, что приведет ктравмам или повреждению оборудования. В случае падения устройства немедленно отключите
питание и обратитесь за рекомендацией к местному представителю компании EIZO. Не используйте
поврежденное устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару илипоражению электрическим током.
Используйте устройство в соответствующем месте.
Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.

• Не устанавливайте на открытом воздухе.
• Не устанавливайте в транспортных средствах(на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
• Не устанавливайте в пыльных и влажных местах.
• Не устанавливайте монитор в месте, где на экран может попасть вода(ванная комната, кухня и т.д.).
• Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
• Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.
• Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвергаться прямому
воздействию солнечных лучей.
• Не устанавливайте устройство в среде с горючим газом.
• Не размещать в средах с агрессивными газами (такими как сернистый газ,ероводород, перекись азота, хлор, аммиак и озон)• Не размещать в пыльных средах, в средах с компонентами, ускоряющими коррозиюв атмосфере (такими как хлористый натрий и сера), в средах с проводящими
металлами и пр.

Для предотвращения опасности удушения храните пластиковые упаковочные пакеты в недоступном для детей месте.
Используйте входящий в комплект шнур питания, подключаемый к стандартной для вашей
страны штепсельной розетке.
Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан шнур питания.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц

4МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри отключении кабеля питания крепко возьмитесьза вилку и потяните.
Не тяните за кабель, в противном случае он может
быть поврежден, что может привести к возгораниюили поражению электрическим током.
Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной
­розетке питающей сети.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению
электрическим током.
Используйте источник с соответствующим напряжением.
• Данное устройство предназначено для работы только от определенного напряжения. Подключениек источнику с напряжением, отличным от указанного в настоящей «Инструкции по эксплуатации»,может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц• Не допускайте перегрузок силовой цепи, это может привести к пожару или поражению электрическим
током.

Будьте осторожны при обращении с кабелем питания.
• Не ставьте на кабель устройство или другие тяжелые предметы.
• Не тяните и не перегибайте кабель.

В случае повреждения кабеля прекратите его использование. Использование
поврежденного кабеля может привести к пожару или поражению электрическим
током.
Оператор не должен прикасаться к изделию и пациенту одновременно.
Данное изделие не предназначено для прикосновения к нему пациентов.
Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания, когда они начинают искрить.
В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
В случае подсоединения кронштейна-стойки см. руководство пользователя кронштейнастойки и обеспечьте надежность установки устройства.
В противном случае установка может отсоединиться, что может привести к нанесению травм и /илиповреждению оборудования. Перед установкой убедитесь, что рабочая поверхность, стены либодругая поверхность для установки достаточно прочны. В случае падения устройства немедленно
обратитесь за рекомендацией к местному представителю EIZO. Не используйте поврежденное
устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару или поражению
электрическим током. При повторном подсоединении подставки с регулируемым наклоном
используйте те же самые винты и затяните их надежно.
Не прикасайтесь к поврежденной ЖК-панели голыми руками.
Жидкие кристаллы ядовиты. При любом контакте с панелью тщательно промойте
кожу. Жидкие кристаллы, которые могут вытечь из панели, являются ядовитымипри попадании в глаза или рот, при их попадании в глаза или рот тщательно
промойте места контакта большим количеством воды и обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при переноске устройства.
Отключайте кабеля питания и другие кабели при перемещении устройства. Перемещение
устройства с подключенными кабелями питания и другими кабелями
опасно и может привести к повреждениям.
При переноске или установке устройства следуйте правильной процедуре, указаннойв инструкциях.
• При переноске устройства возьмите его и держите крепко, как показано на следующем рисунке.
• Мониторы размером 30 дюймов и более имеют большой вес. Распаковку и/или переноску такого монитора
должны выполнять не менее двух человек.

Падение устройства может привести к травмам или повреждению оборудования.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.
• Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
• Не устанавливайте устройство в места с плохой вентиляцией либо недостаточным
пространством.
• Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный потоки может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению
оборудования.
Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
В противном случае возможно поражение электрическим током.

Используйте штепсельную розетку с возможностью легкого доступа.
Благодаря этому вы легко сможете отключить питание в случае возникновения проблем.
Время от времени проводите уборку места рядом со штепселем и вентиляционным
отверстием монитора.
Пыль, вода или масло на вилке могут привести к пожару.
Перед чисткой устройства отключайте его от розетки.
Чистка устройства, подключенного к электропитанию, может привести к поражению электрическим
током.
Если устройство не будет использоваться в течение длительного промежутка времени,отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от настенной розетки дляобеспечения безопасности и экономии электроэнергии.
Для пользователей на территории ЕЭП и Швейцарии:О любом серьезном происшествии с устройством необходимо сообщить Производителю исоответствующим органам власти страны-участницы, в которой находится пользователь и/или пациент.

6МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Примечание в отношении данного монитора
Целевое использование
Настоящее устройство предназначено для отображения рентгеновских изображений
квалифицированным медицинским персоналом с целью проведения исследований, анализа идиагностики. Дисплей не предназначен для маммографии.
Внимание

• Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные внастоящем руководстве.
• Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только присоблюдении следующих условий:- Шнуры питания входят в комплект поставки изделия
- Сигнальные кабели определяет наша компания• С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные илирекомендованные нашей компанией.

Меры предосторожности при использовании• В долгосрочной перспективе может произойти износ деталей (таких как ЖК-панель). Время отвремени проверяйте их нормальное функционирование.
• Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение
демонстрировалось в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение.
Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени,используйте экранную заставку или функцию энергосбережения.
• Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут появиться темные
пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы монитора, рекомендуется
время от времени выключать его.
• После вывода некоторых изображений в течение некоторого небольшого периода временина экране может быть видно остаточное изображение. В этом случае решить проблему может
помочь смена изображение или отключение питания на несколько часов.
• Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. Если экран становится темнымили начинает мерцать, свяжитесь с местным представителем компании EIZO.
• На экране могут быть поврежденные пиксели или небольшое количество светлых точек.
Это является следствием характеристик самой панели, а не указывает на неисправность
устройства.
• Не нажимайте с усилием на панель или край рамы, так как это может стать причиной нарушений
работы монитора, например появления интерференционных полос и т.п. Если на панель
постоянно оказывается давление, это может привести к ее износу и повреждениям. (Если напанели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Симптом
может исчезнуть).
• Не царапайте панель и не нажимайте на нее острыми предметами так как это может стать
причиной повреждения панели. Не протирайте салфетками, так как на панели могут появиться
царапины.
• Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро
повышается, на внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли
конденсации. В таком случае включать монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсация неисчезнет, в противном случае она может стать причиной серьезных повреждений монитора.
Примечание в отношении данного монитора

7Для использования монитора в течение длительного
периода времени

● Контроль качества

• Качество изображения на мониторе зависит от качества входных сигналов и может
снижаться при ухудшении характеристик устройства. Выполняйте осмотр и периодические
испытания на стабильность характеристик для соответствия медицинским стандартам /указаниям в соответствии с вашей областью применения и при необходимости проводите
калибровку. Программное обеспечение управления качеством RadiCS дает возможность
пользователю на высоком уровне контролировать качество в соответствии с медицинскими
стандартами и нормативами. За информацией о выполнении различных испытаний икалибровки обратитесь к руководству пользователя RadiCS.
• Для стабилизации изображения на мониторе требуется около 30 минут. Подождите
около 30 минут или дольше после включения монитора или возвращения его из режима
энергосбережения, прежде чем приступать к выполнению различных испытаний дляконтроля качества, калибровке или регулировке экрана монитора.
• Чтобы компенсировать изменение характеристик яркости монитора при длительной
работе и обеспечить стабильность вывода изображения, рекомендуется установить
рекомендуемый или еще более низкий уровень яркости.
Внимание

• Состояние экрана монитора может неожиданно изменяться вследствие ошибки при эксплуатацииили неожиданного изменения настройки. Рекомендуется после регулировки экрана монитора
эксплуатировать монитор с заблокированными кнопками управления. За подробной информацией онастройке обратитесь к руководству по установке (на диске CD-ROM).

● Очистка

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить
срок эксплуатации.
Осторожно протирайте поверхность корпуса и панели мягкой тканью, смоченной водой илиодним из перечисленных ниже химических веществ.

Химические вещества, которые можно использовать для очистки
Название вещества

Этанол для дезинфекции
Изопропиловый спирт
Хлоргексидин глюконат
Гипохлорит натрия
Хлорид бензалкония
Алкилдиаминоэтилглицин
Глутарал

Название продукта

Этиловый спирт (этанол)Изопропиловый спирт
Раствор гибитана
Пьюрлокс
Велпас
Тего 51Сайдекс-плюс 28Внимание

• Не используйте химикаты часто. Использование химикатов, например, спирта или антисептического
раствора, может вызвать потускнение, уменьшение блеска и выцветание корпуса или панели, атакже привести к ухудшению качества изображения.
• Запрещено использовать любые растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства,которые могут стать причиной повреждения корпуса или панели.
• Не наносите химикаты непосредственно на монитор.
Примечание

• Для очистки поверхности корпуса и панели рекомендуется использовать комплект ScreenCleaner(дополнительный).

Комфортное использование монитора
• При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
• Смотрите на экран с надлежащего расстояния и под надлежащим углом.

8Примечание в отношении данного монитора

СОДЕРЖАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ........................... 3ВНИМАНИЕ................................................................ 3Примечание в отношении данного монитора.... 7Целевое использование . ..................................... 7Меры предосторожности при использовании... 7Для использования монитора в течение
длительного периода времени............................ 8● Контроль качества......................................... 8● Очистка........................................................... 8Комфортное использование монитора............. 8СОДЕРЖАНИЕ....................................................... 9Глава 1 Введение............................................... 101-1.

Характеристики...........................................10

1-2.

Содержимое упаковки...............................10

1-3.

Средства управления и их функции......11● EIZO LCD Utility Disk......................................10Глава 2 Установка / подключение................... 122-1.

Прежде чем приступать к установке
изделия.........................................................12● Требования к установке...............................122-2.

Подключение кабелей...............................13

2-3.

Включение питания....................................142-4.

Регулировка высоты и угла наклона
экрана............................................................14Глава 3 Проблема отсутствия изображения.... 15Глава 4 Технические характеристики............ 16
4-1.

Перечень технических характеристик....164-2.

Поддерживаемые разрешения................17● Для входа цифрового сигнала
●4-3.

(DisplayPort / DVI)..........................................17Для входа аналогового сигнала (D-Sub)....17Принадлежности.........................................18

Приложение......................................................... 19Лицензия / Авторское правоМедицинский
стандарт...................................................................19Информация по ЭМС............................................ 20СОДЕРЖАНИЕ

9Глава 1Введение

Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на цветном ЖК-мониторе EIZO.

1-1. Характеристики
• 19,0 дюйма
• Поддерживает разрешение 1 мегапиксель (1280 точек × 1024 линии)• VA-панель с углом обзора по горизонтали и вертикали 178˚
• Поддержка системы тройного входа (DisplayPort, DVI и D-Sub)• Оснащен шестью режимами CAL Switch, в том числе режимом DICOM с характеристиками
шкалы серого, соответствующими стандарту DICOM ®, Часть 14.
Режим CAL Switch можно переключать в зависимости от выводимого изображения. За подробной
информацией обратитесь к руководству по установке (на диске CD-ROM).

• В комплект входит программное обеспечение управления качеством RadiCS LE.
- Выполнение калибровки, ежедневных проверок и ведение журнала.
- Пользователь может управлять монитором, например, переключать режим CAL Switchили входной сигнал с помощью мыши или клавиатуры.
• Использование стойки с возможностью перемещения.
Позволяет регулировать положение монитора для облегчения работы и снижения усталости.
(Наклон: вверх 30˚/вниз 0˚, поворот: вправо 35˚/влево 35˚, регулируемая высота: 100 мм)

1-2. Содержимое упаковки
Убедитесь, что все следующие компоненты имеются в упаковке. Если какой-либо из компонентов
отсутствует, обратитесь к своему дилеру или местному представителю EIZO.
Примечание

• Сохраните упаковку и материалы для будущего перемещения или перевозки монитора.
• Монитор
• Шнур питания

• Цифровой сигнальный кабель: PP300
DisplayPort – DisplayPort• Кабель USB: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Инструкция по эксплуатации
• Крепежные винты VESA (M4 × 12 мм, 4 шт.)● EIZO LCD Utility DiskНа диске EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) находится следующее содержимое. Процесс
загрузки программного обеспечения и процедура доступа к файлам описаны в файле
Readme.txt на диске CD-ROM.
• Файл Readme.txt• Программное обеспечения управления качеством монитора RadiCS LE (для Windows)• Руководство пользователя
- Руководство по установке монитора
- Руководство пользователя RadiCS LE• Наружные размеры
Примечание

• За информацией об установке и использовании RadiCS LE обратитесь к руководству пользователя
RadiCS LE. При использовании RadiCS LE подключите монитор к своему ПК с помощью входящего вкомплект поставки кабеля USB.

10Глава 1 Введение

1-3. Средства управления и их функции

9
10

8

1

2

1. Датчик внешней
освещенности

2. Кнопки управления

3. Кнопка
4. Индикатор питания

5. Разъем питания
6. Разъемы длявходных сигналов

7. Восходящий портUSB
8. Разъем длякодового замка
9. Стойка
10. Держатель кабеля

3

4

5

6

7

Этот датчик измеряет освещенность с помощью функции RadiCS / RadiCSLE, отслеживающей изменение освещенности. Более подробные сведения
приведены в руководстве пользователя RadiCS / RadiCS LE.
Результаты измерения этим датчиком не отражаются на освещенности среды,используемой RadiCS, поскольку датчик упрощен.
Служат для отображения подсказок для кнопок. Выполняйте настройки в менюсогласно подсказкам для кнопок.
За подробной информацией о подсказках для кнопок и меню обратитесь круководству по установке (на диске CD-ROM).
Включение или выключение питания.
Показывает рабочее состояние монитора.
Зеленый: работает, оранжевый: режим энергосбережения, выключен: питание
выключено
Служит для подключения шнура питания.
Служат для подключения сигнальных кабелей.
Слева: разъем DisplayPortВ центре: разъем DVI-D
Справа: 15-штырьковый разъем мини D-SubПодключение кабеля USB для использования программного обеспечения,требующего наличия соединения USB.
Совместим с системой безопасности MicroSaver компании Kensington.
Используется для регулировки высоты и угла (наклона, поворота) экрана
монитора.
Закрывает кабели монитора.

Глава 1 Введение

11Глава 2Установка / подключение

2-1. Прежде чем приступать к установке изделия
Внимательно прочтите раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (стр. 3) и всегда соблюдайте
инструкции.
Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может прилипать книжней части стойки из-за особенностей состава резины. Перед использованием необходимо
проверить поверхность стола.

● Требования к установкеПри установке монитора на полке убедитесь, что с боков, сзади и сверху от монитора
достаточно места.

Внимание

• Размещайте монитор так, чтобы на экран не попадал прямой свет.

12Глава 2 Установка / подключение

2-2. Подключение кабелей
Внимание

• Убедитесь, что монитор и ПК выключены.
• При замене текущего монитора на данный монитор перед его подключением к ПК обязательно
установите на ПК допустимые параметры разрешения и частоты вертикальной развертки, обратившись кразделу «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 17).

1. Присоедините сигнальные кабели.

При присоединении кабелей проверяйте форму разъемов.
После присоединения кабеля DVI или кабеля D-Sub к монитору закрепите разъем с помощью
крепежных элементов.

MD-C87 (дополнительный)DD300 (дополнительный)PP300 (прилагается)2. Подключите шнур питания к штепсельной розетке и разъему питания
монитора.

Вставьте разъем шнура питания до упора в разъем питания на мониторе.

3. При использовании RadiCS / RadiCS LE соедините кабелем USBвосходящий порт USB монитора и ПК.

Глава 2 Установка / подключение

13

2-3. Включение питания
1. Нажмите кнопку

, чтобы включить монитор.

Индикатор питания монитора загорается зеленым светом.
Если индикатор не загорается, обратитесь к «Глава 3 Проблема отсутствия изображения»(стр. 15).

2. Включите ПК.

На экране появится изображение.
Если после включения изображение не появляется, обратитесь к «Глава 3 Проблема
отсутствия изображения» (стр. 15) за дополнительными указаниями.
Внимание

• Для максимального энергосбережения рекомендуется отключать кнопку питания. Когда монитор неиспользуется, отключение от штепсельной розетки полностью отключает энергопотребление.
Примечание

• При первом включении монитора и ПК с помощью аналогового сигнала сработает функция
автоматической настройки частоты, фазы и смещения изображения.
• Для максимального продления срока службы монитора путем предотвращения деградации яркостии для снижения энергопотребления выполните следующее:- Используйте функцию энергосбережения компьютера.
- По окончании работы выключайте монитор и ПК.

2-4. Регулировка высоты и угла наклона экрана
Удерживая монитор обеими руками за левый и правый края, отрегулируйте высоту, наклон иповорот экрана для достижения удобного для работы положения.

Внимание

• После завершения настроек проверьте, правильно ли подключены кабели.

14Глава 2 Установка / подключение

Глава 3Проблема отсутствия изображения
Проблема

Причина и действия по устранению

1. Отсутствует изображение
• Индикатор питания не горит.

• Проверьте правильность подключения шнура питания.
.
• Нажмите на кнопку

• Индикатор питания горит зеленым
светом.

• В меню настройки увеличьте значение параметра
«Brightness (Яркость)», «Contrast (Контрастность)»или «Gain (Усиление)». За подробной информацией
обратитесь к руководству по установке (на диске
CD-ROM).

• Индикатор питания горит оранжевым
светом.

• Переключите входной сигнал с помощью. Заподробной информацией обратитесь к руководству поустановке (на диске CD-ROM).
• Подвигайте мышь или нажмите любую кнопку наклавиатуре.
• Проверьте, включен ли ПК.
• Данная проблема может возникать, если ПК подключен
через разъем DisplayPort. Заново подключите шнурпитания монитора или перезагрузите ПК.

2. Отображается приведенное нижесообщение.

Это сообщение появляется в случае некорректного
входного сигнала, даже если монитор исправен.

• Это сообщение появляется приотсутствии входного сигнала.
Пример:• Показанное слева сообщение может выводиться потой причине, что некоторые ПК подают сигнал через
некоторое время после включения.
• Проверьте, включен ли ПК.
• Проверьте правильность подключения сигнального
кабеля.
• Переключите входной сигнал с помощью. Заподробной информацией обратитесь к руководству поустановке (на диске CD-ROM).

• Данное сообщение указывает на то, чтовходной сигнал находится за пределами
указанного частотного диапазона.
Пример:• Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии стребованиями к разрешению и частоте вертикальной
развертки монитора (см. раздел «4-2. Поддерживаемые
разрешения» (стр. 17)).
• Перезагрузите ПК.
• Выбрать нужную настройку, используя служебную
программу видеокарты. За подробной информацией
обратитесь к руководству пользователя графической
платы.

Глава 3 Проблема отсутствия изображения

15Глава 4Технические характеристики

4-1. Перечень технических характеристик
ЖК-панель

Видеосигналы

USBПитание

Физические
характеристики

Тип

VA

Задняя подсветка

Светодиодные лампы

Размер

48 см (19,0 дюйма) (диагональ 48,1 см)Разрешение

1280 точек × 1024 линии

Размер изображения
(Г × В)376,3 мм × 301,0 ммШаг пикселя (Г × В)

0,294 мм × 0,294 ммЦвета отображения

Макс. 1073,74 миллиона цветов

Углы обзора
(Г / В, стандартные)178˚ / 178˚Контрастность
(стандартное значение)2000: 1Время реакции
(стандартное значение)20 мс (черный -> белый -> черный)Входные разъемы

DisplayPort × 1, DVI-D (Single Link) × 1,
15-штырьковый мини D-Sub × 1

Частота горизонтальной
развертки

DVI, DisplayPort: 31 кГц – 64 кГцЧастота вертикальной
развертки

DVI, DisplayPort: 59 Гц – 61 Гц (720 × 400: 69 Гц – 71 Гц)Сигнал синхронизации

Отдельный

Частота точек (макс.)

DVI, DisplayPort: 108 МГц
D-Sub: 135 МГцПортВосходящий × 1

СтандартUSB Specification Revision 2.0

Вход

100 В – 240 В ±10 %, 50 / 60 Гц, 0,50 A – 0,30 AМаксимальное
потребление
электроэнергии

28 Вт или меньше

Режимэнергосбережения

0,6 Вт или меньше *1Режим ожидания

0,6 Вт или меньше *2Габаритные размеры
(ширина × высота ×глубина)405 мм × 406,5 мм – 506,5 мм × 205 мм (наклон: 0˚)
405 мм × 438,8 мм – 538,8 мм × 227,7 мм (наклон: 30˚)Габаритные размеры
(без стойки)(ширина × высота ×глубина)405 мм × 334 мм × 61,5 ммМасса нетто

Прибл. 6,0 кгМасса нетто (без стойки)Прибл. 4,2 кг

D-Sub: 24,8 кГц – 80,0 кГц
D-Sub: 50,0 Гц – 75,0 ГцДиапазон регулировки по 100 ммвысоте

16Наклон

Вверх 30˚, вниз 0˚Поворот

Вправо 35˚, влево 35˚Вращение

90˚ (по часовой стрелке)Глава 4 Технические характеристики

Требования крабочей среде

Температура

0 ˚C – 35 ˚CВлажность

Относ. влажность 20 % – 80 % (без конденсации)Давление воздуха

540 гПа – 1060 гПаТемпература
Требования кокружающей
Влажность
среде приДавление воздуха
транспортировке /хранении

-20 ˚C – 60 ˚CОтнос. влажность 10 % – 90 % (без конденсации)200 гПа – 1060 гПа*1 Когда используется вход DVI, не подключен восходящий порт USB, «Auto Input Detection(Автоматическое определение ввода)»: «Off (Выкл.)», «Power Save (Энергосбережение)»: «On (Вкл.)»,«DP Power Save (Энергосбережение DP)»: «On (Вкл.)»*2 Восходящий порт USB не подключен, «DP Power Save (Энергосбережение DP)»: «On (Вкл.)»4-2. Поддерживаемые разрешения
Монитор поддерживает следующие разрешения.

● Для входа цифрового сигнала (DisplayPort / DVI)
Разрешение

Частота вертикальной
развертки

640 × 48060 Гц

720 × 400

70 Гц

800 × 600

60 Гц1024 × 768
1280 × 1024

60 Гц
*1

60 Гц

*1 Рекомендованное разрешение.

● Для входа аналогового сигнала (D-Sub)Разрешение

Частота вертикальной
развертки

640 × 480

~75 Гц

720 × 400

70 Гц

800 × 600

~75 Гц

1024 × 768~75 Гц

1152 × 864

75 Гц1280 × 960
1280 × 1024

60 Гц
*1

640 × 400

~75 Гц
70 Гц*1 Рекомендованное разрешение.

Глава 4 Технические характеристики

17

4-3. Принадлежности
Описанные ниже принадлежности приобретаются отдельно.
За последней информацией о продающихся отдельно дополнительных принадлежностях иинформацией о совместимых графических платах обращайтесь на веб-сайт компании.
http://www.eizoglobal.com

18Защитная панель

EIZO «FP-702»

Кронштейн, стойка

EIZO «LS-HM1-D»: регулируемая стойка двойной высоты
EIZO «LA-011-W»: настенный кронштейн
EIZO «AAH-02B3W»: настенный кронштейн

Калибровочный комплект

EIZO «RadiCS UX2», версия 4.6.3 или более поздняя

Программное обеспечение контроля
качества работы сетиEIZO «RadiNET Pro», версия 4.6.3 или более поздняя
EIZO «RadiNET Pro Lite», версия 4.6.3 или более поздняя

Комплект для очистки

EIZO «ScreenCleaner»Сигнальный кабель (Display Port – Display
Port)

PP200

Сигнальный кабель (DVI-D – DVI-D)

FD-C39, DD300Сигнальный кабель (D-Sub – D-Sub)

MD-C87

Сигнальный кабель (DVI-I – D-Sub)

MD-C16USB-кабель

FD-C93Глава 4 Технические характеристики

Приложение
Лицензия / Авторское правоМедицинский стандарт
• Необходимо убедиться, что конечная система соответствует требованиям IEC60601-1-1.
• Оборудование, на которое подается питание, может излучать электромагнитные волны,которые могут создавать помехи, ограничивать возможности или приводить к неисправности
монитора. Установите оборудование в контролируемой среде, где исключены подобные
эффекты.

Классификация оборудования-Тип защиты от поражения электрическим током: Класс IКласс ЭМС: IEC60601-1-2 Группа 1 Класс BКлассификация медицинского прибора (ЕС): Класс IРежим работы: непрерывный
Класс IP: IPX0Приложение

19Информация по ЭМССерия RadiForce обладает характеристиками, необходимыми для корректного воспроизведения
медицинских изображений.

Среда целевого использования
Серия RadiForce предназначена для использования в следующих условиях:• В профессиональных медицинских учреждениях, таких как клиники и больницы
Серия RadiForce не подходит для применения в следующих условиях:• Для оказания медицинской помощи на дому• Вблизи высокочастотного хирургического оборудования, например электрохирургическихножей• Вблизи коротковолнового терапевтического оборудования• В экранированном кабинете, где расположены системы медицинского оборудования для МРТ• В специальных условиях экранирования• В автомобилях, включая машины скорой помощи• В других специальных условиях

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри установке устройства серии RadiForce необходимо соблюдать особые мерыпредосторожности, касающиеся ЭМС. При установке и эксплуатации данного изделия
необходимо тщательно изучить информацию по ЭМС и раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»в этом документе, а также соблюдать приведенные далее инструкции.
Устройства серии RadiForce не следует устанавливать рядом с другим оборудованием или на
нем. В случае необходимости такой установки следует понаблюдать за оборудованием илисистемой и убедиться, что в этих условиях устройства работают должным образом.
При использовании переносного радиочастотного оборудования держите его на расстоянии неменее 30 см (12 дюймов) от каких-либо частей, включая кабели, устройства серии RadiForce. Впротивном случае возможно ухудшение характеристик данного оборудования.
Подключая дополнительное оборудование к сигнальным входам или выходам при настройке
медицинской системы, пользователь отвечает за соответствие системы требованиям
стандарта IEC60601-1-2.
При использовании устройства серии RadiForce запрещается притрагиваться к разъемам
входного/выходного сигнала. Несоблюдение этого требования может повлиять на выводимое
изображение.
Применяйте только кабели, прилагаемые к данному изделию или указанные компанией EIZO.
Использование иных кабелей, кроме указанных или прилагаемых компанией EIZO к данному
оборудованию, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения илиухудшению помехоустойчивости и неправильной работе данного оборудования.
Кабели

Специализированные
кабели EIZO

Макс. длина
кабеля

Экранирование

Ферритовый
сердечник

Сигнальный кабель
(DisplayPort)

PP300 / PP200

3мЭкранированныйС ферритовыми
сердечниками

Сигнальный кабель
(DVI-D)

DD300 / FD-C39

3м

ЭкранированныйС ферритовыми
сердечниками

Сигнальный кабель
(D-Sub)MD-C871.8 мЭкранированныйС ферритовыми
сердечниками

Кабель USB:

UU300 / MD-C93

3м

ЭкранированныйС ферритовыми
сердечниками

Шнур питания(с заземлением)-3мНеэкранированныйБез ферритовых
сердечников

20Приложение

Технические описания
Электромагнитное излучение

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в описанных ниже условиях электромагнитной
среды.
Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce должен обеспечить эксплуатацию оборудования всреде, соответствующей спецификациям.

Испытание наизлучение

Соответствие

Электромагнитная среда — указания

Радиочастотное
излучениеCISPR11Группа 1Устройство серии RadiForce использует радиоэнергию только длявнутренних функций.
Поэтому его радиоизлучение очень низкое и практически никогдане создает помех в работе установленного рядом электронного
оборудования.

Радиочастотное
излучениеCISPR11Класс BЭмиссия гармонических
составляющих
IEC61000-3-2Класс DУстройство серии RadiForce можно использовать в любых помещениях,включая жилые дома и здания, напрямую подключенные к общественной
низковольтной сети энергоснабжения, обеспечивающей электроэнергией
жилые дома.

Флуктуации напряжения / Соответствует
мерцающие излучения
IEC61000-3-3Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех(C) согласно требованиям испытаний (T) для профессионального оборудования в среде здравоохранения,установленным стандартом IEC60601-1-2.
Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce должен обеспечить эксплуатацию оборудования всреде, соответствующей спецификациям.

Испытание
защищенности

Уровень
испытания (T)Уровень
соответствия (C)Электростатический
разряд (ЭСР)
IEC61000-4-2±8 кВ, контактный
разряд
±15 кВ, воздушный
разряд

±8 кВ, контактный
разряд
±15 кВ, воздушный
разряд

Кратковременные
изменения / скачки
напряжения
IEC61000-4-4±2 кВ, силовые
±2 кВ, силовые линии
линии±1 кВ, линии ввода/±1 кВ, линии ввода/ вывода данных
вывода данных

Скачки
IEC61000-4-5±1 кВ между
линиями
±2 кВ от линии кземлеЭлектромагнитная среда — указанияПол должен быть деревянным, бетонным илипокрытым керамической плиткой. Если полимеет синтетическое покрытие, относительная
влажность должна быть не менее 30 %.
Питание от электросети должно соответствовать
стандарту, установленному для коммерческих
объектов и медицинских учреждений.

±1 кВ между линиями Питание от электросети должно соответствовать
±2 кВ от линии к земле стандарту, установленному для коммерческих
объектов и медицинских учреждений.

Падения напряжения, 0 % UT (100 %падения UT) — 0,5кратковременные
цикла и 1 циклсбои и изменения
70 % UT (30 %напряжения
падения UT) — 25входных линий
циклов при 50 Гцэнергоснабжения
0 % UT (100 %IEC61000-4-11
падения U ) — 250

0 % UT (100 % падения
UT) — 0,5 цикла и 1
цикл
70 % UT (30 % падения
UT) — 25 циклов при
50 Гц
0 % UT (100 % падения
UT) — 250 циклов при
50 ГцПитание от электросети должно соответствовать
стандарту, установленному для коммерческих
объектов и медицинских учреждений. Еслипользователю устройства серии RadiForceтребуется непрерывная работа во время сбоев вэлектроснабжении, рекомендуется использоватьИБП или аккумуляторную батарею для устройства
серии RadiForce.

Магнитные поляпромышленной
частоты
IEC61000-4-8

30 А/м

Характеристики магнитных полей промышленной
частоты должны соответствовать уровням,характерным для обычного расположения
оборудования на типичных коммерческих объектахили в медицинских учреждениях. Данное изделие
следует размещать на расстоянии не менее 15 смот источника магнитных полей промышленной
частоты в процессе использования.

Tциклов при 50 Гц
30 А/м
(50 / 60 Гц)Приложение

21Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех(C) согласно требованиям испытаний (T) для профессионального оборудования в среде здравоохранения,установленным стандартом IEC60601-1-2.
Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce должен обеспечить эксплуатацию оборудования всреде, соответствующей спецификациям.

Испытание
защищенности

Уровень
испытания (T)Уровень
соответствия (C)Электромагнитная среда — указания
Расстояние от любой части устройства серии
RadiForce, включая кабели, до переносного илимобильного оборудования радиосвязи должно бытьне меньше рекомендуемого пространственного
разделения, рассчитанного по формуле,применимой к частоте передатчика.
Рекомендуемый пространственный разнос

Возмущения впроводниках,индуцируемые
радиочастотными
полями
IEC61000-4-6Излучаемые
радиочастотные
поля
IEC61000-4-3

3 В(скв)150 кГц – 80 МГц

3 В(скв)d = 1,2 √P

6 В(скв)в диапазонах ISMa)от 150 кГц до 80 МГц

6 В(скв)d = 1,2 √P

3 В/м
80 МГц – 2,7 ГГц

3 В/м

d = 1,2 √P, 80 МГц – 800 МГц
d = 2,3 √P, 800 МГц – 2,7 ГГцГде «P» — максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) согласно документации
производителя передатчика, а «d» —рекомендованный пространственный разнос вметрах (м).
Напряженность поля постоянно установленных
передатчиков радиосигналов, определеннаяпри обследованиях электромагнитного
излучения объектаb), должна быть нижеуровня, установленного для каждого частотного
диапазонаc).
Помехи возможны поблизости от оборудования,помеченного следующим символом.

Примечание 1

UT — напряжение сети переменного тока до установки испытательного уровня.

Примечание 2

При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание 3Настоящие указания, касающиеся возмущений в проводниках, индуцируемых радиочастотными
полями или относящихся к радиочастотным полям, могут применяться не во всех ситуациях. Нараспространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями,предметами и людьми.

a)Диапазоны ISM (промышленность, наука, медицина) от 150 кГц до 80 МГц находятся в пределах от 6,765 МГц до
6,795 МГц, от 13,553 МГц до 13,567 МГц, от 26,957 МГц до 27,283 МГц и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.

b)Напряженность поля, создаваемого постоянно установленными передатчиками, такими как базы радиотелефонов
(сотовых/беспроводных) и подвижные радиостанции, радиолюбительская связь, радиовещание в диапазонах AM и
FM, нельзя с точностью определить теоретически. Чтобы оценить условия электромагнитной среды, создаваемой
постоянно установленными передатчиками, нужно провести электромагнитное обследование объекта. Еслиизмеренная напряженность поля в месте эксплуатации устройства серии RadiForce превышает уровень
соответствия, установленный для радиочастот, необходимо понаблюдать за устройством RadiForce и убедиться,что оно работает должным образом. В случае наличия отклонений в работе могут потребоваться дополнительные
меры, например изменение места расположения или направления антенны устройства серии RadiForce.

c)В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть не более 3 В/м.

22Приложение

Рекомендуемый пространственный разнос между переносным или мобильным
оборудованием радиосвязи и устройствами серии RadiForceУстройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде с контролируемыми
радиочастотными помехами. Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce может предотвратить
возникновение электромагнитных помех за счет сохранения минимального расстояния (30 см) между
переносным или мобильным оборудованием радиосвязи (приемниками и передатчиками) и устройствами серии
RadiForce.
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех (C)согласно требованиям испытаний (T) на устойчивость к полям в ближней зоне, индуцируемым следующими
службами радиосвязи.

Частота
испытаний
(МГц)Полоса
пропускания a)(МГц)Служба a)Модуляция b)Уровень
испытания (T)Уровень
соответствия
(C)
(В/м)

c)

(В/м)

385

380–390TETRA 400

Импульсная
модуляция b)
18 Гц

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460FM
28отклонение ±5 кГцсинусоидальный
сигнал 1 кГц

28

710

704–787Диапазон LTE 13,17Импульсная
модуляция b)
217 Гц

99

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Диапазон LTE 5Импульсная
модуляция b)
18 Гц

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;Диапазоны LTE 1,
3, 4, 25;
UMTSИмпульсная
модуляция b)
217 Гц

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Диапазон LTE 7Импульсная
модуляция b)
217 Гц

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/nИмпульсная
модуляция b)
217 Гц

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Для некоторых служб приведены только частоты передачи для канала передачи в восходящем направлении.

b)Носитель модулируется с использованием прямоугольного сигнала с коэффициентом заполнения 50 %.

c)Уровни испытаний были рассчитаны с использованием максимальной мощности и пространственного разноса
30 см.

Приложение

23Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce может предотвратить возникновение помех от полейв ближней зоне за счет сохранения минимального расстояния (15 см) между передатчиками радиосвязи иустройствами серии RadiForce.
Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех (C)согласно требованиям испытаний (T) на устойчивость к полям в ближней зоне, приведенным в таблице ниже.

Частота испытаний

Модуляция a)Уровень испытания (T)(А/м)Уровень соответствия
(C)
(А/м)

134,2 кГцИмпульсная модуляция a)2,1 кГц

65

65

13,56 МГцИмпульсная модуляция a)
50 кГц

7,5

7,5

a)

Носитель модулируется с использованием прямоугольного сигнала с коэффициентом заполнения 50 %.

Для прочего переносного или мобильного оборудования радиосвязи (приемников и передатчиков) минимальное
расстояние между таким оборудованием и устройством серии RadiForce выбирается согласно приведенным
ниже рекомендациям в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.

Установленная
максимальная выходная
мощность передатчика
(Вт)Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика
(м)
от 150 кГц до 80 МГц от 80 МГц до 800 МГц от 800 МГц до 2,7 ГГц
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованный
пространственный разнос «d» в метрах (м) можно определить по формуле, применимой к частоте передатчика, где«P» — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации изготовителя передатчика.
Примечание 1 При 80 МГц и 800 МГц необходимо применить пространственный разнос для более высокого
частотного диапазона.
Примечание 2 Настоящие указания, касающиеся возмущений в проводниках, индуцируемых радиочастотными
полями или относящихся к радиочастотным полям, могут применяться не во всех ситуациях. Нараспространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями,предметами и людьми.

24Приложение

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N383B6
IFU-MX194
2nd Edition - September 29th, 2023 Printed in Japan.