Istruzioni per l’uso

Monitor LCD a colori

Importante
Leggere attentamente le presenti “Istruzioni per l’uso” e il “Manualed’installazione” (due libretti separati) in modo da familiarizzare con
un uso sicuro ed efficiente.
• Per ulteriori informazioni su come impostare e regolare il monitor,
fare riferimento al Manuale d’installazione.
• La versione più aggiornata delle “Istruzioni per l’uso” può essere
scaricata dal nostro sito web:www.eizoglobal.com

SIMBOLI DI SICUREZZAIl presente manuale e il presente prodotto utilizzano i seguenti simboli di sicurezza, che segnalano
informazioni di primaria importanza. Leggere le informazioni con attenzione.

AVVERTENZAATTENZIONE

La mancata osservanza delle
informazioni contrassegnate da un
simbolo di AVVERTENZA può dareluogo a gravi lesioni personali, anchemortali.

La mancata osservanza delle informazioni
contrassegnate da un simbolo di ATTENZIONE
può dare luogo a lesioni personali di entità
moderata o danni a cose o al prodotto stesso.

Indica che è necessario prestare attenzione. Ad esempio, il simbolo
il “Rischio di folgorazione”.
Indica un’azione vietata. Ad esempio, il simbolo
smontare”.

indica un pericolo, qualeindica un’azione vietata, quale “Non

Indica un’azione obbligatoria che è necessario eseguire. Ad esempio, il simbolo
di un’azione obbligatoria generale, quale “Collegare a terra l’unità”.

indica l’avviso

Il presente prodotto è stato appositamente regolato per l’uso nella regione in cui è stato originariamente
spedito. Se utilizzato al di fuori di questa regione, il prodotto potrebbe non funzionare come dalle specificheriportate.
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero di
informazioni o trasmessa, in alcuna forma o attraverso alcun tipo di mezzo, elettronico, meccanico o dialtra natura, senza previa autorizzazione scritta di EIZO Corporation.
EIZO Corporation non è obbligata a mantenere riservati i materiali o le informazioni ricevute, a meno che
non vengano stipulati accordi preventivi relativamente alla ricezione di suddette informazioni da parte
di EIZO Corporation. Sebbene il presente manuale contenga informazioni aggiornate, le caratteristiche
tecniche del monitor EIZO sono soggette a modifiche senza preavviso.

2﻿PRECAUZIONIIMPORTANTE• Il presente prodotto è stato appositamente regolato per l’uso nella regione in cui è stato
originariamente spedito. Se il prodotto viene utilizzato al di fuori della regione, potrebbe nonfunzionare come descritto nella sezione delle caratteristiche tecniche.
• Per motivi di sicurezza e per garantire una manutenzione appropriata, leggere attentamente questa
sezione e le precauzioni visualizzate sul monitor.

Posizione delle informazioni relative alle avvertenze

Simboli sull’unità
Simbolo

Questo simbolo indica
Interruttore dialimentazione principale:premere per disattivare l’alimentazione principaledel monitor.

Interruttore dialimentazione principale:premere per attivare l’alimentazione principaledel monitor.

Pulsante di accensione/
spegnimento:

premere per accendere o spegnere il monitor.

Corrente alternata
Avviso di rischio elettrico
ATTENZIONE:

Fare riferimento a “SIMBOLI DI SICUREZZA” (pagina 2).

Marcatura RAEE:

Smaltire il prodotto separatamente, in quanto i materiali
potrebbero essere riutilizzati.

Marcatura CE:

Marchio UE di conformità alle disposizioni delle direttive e/odei regolamenti del Consiglio europeo (UE).

Produttore
Data di produzione
Attenzione: le leggi federali (USA) stabiliscono che il presente dispositivo può essere
venduto solo previo ordine di un operatore sanitario qualificato.
Dispositivo medico in UE
Importatore in UE
Rappresentante autorizzato in Svizzera

PRECAUZIONI3

AVVERTENZA
Se l’unità dovesse emettere fumo, se si percepisse odore di bruciato o rumori insoliti, scollegare
immediatamente tutti i cavi di alimentazione e rivolgersi al rivenditore EIZO.
L’utilizzo di unità con problemi di funzionamento può causare incendi, folgorazione o danni alleapparecchiature.
Non smontare né modificare l’unità.
L’apertura del rivestimento o la modifica dell’unità possono causare incendi, folgorazioni
o ustioni.
Per assistenza tecnica, rivolgersi a personale tecnico qualificato.
Non tentare di effettuare personalmente la riparazione del prodotto, in quanto l’apertura o la rimozione dei
rivestimenti può causare incendi, folgorazioni o danni all’unità stessa.
Mantenere liquidi e oggetti di piccole dimensioni lontano dall’unità.
Eventuali piccoli oggetti o liquidi caduti accidentalmente nell’unità attraverso le aperture
di ventilazione possono causare incendi, folgorazioni o danni all’unità stessa. Nel caso
in cui un oggetto o dei liquidi dovessero penetrare nell’unità, scollegare immediatamente
l’unità. Richiedere il controllo dell’unità da parte di un tecnico dell’assistenza prima diutilizzarla nuovamente.
Installare l’unità in un luogo stabile e sufficientemente capace.
Se viene installata su una superficie non adatta, l’unità potrebbe cadere, causando ferite alle persone odanni all’unità stessa. In caso di caduta dell’unità, scollegare immediatamente l’alimentazione e rivolgersi
al proprio rivenditore EIZO. Non continuare a utilizzare l’unità se danneggiata. In caso contrario potrebbero
verificarsi incendi o folgorazione.
Utilizzare l’unità in un luogo appropriato.
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione o danni all’unità stessa.
• Non installare all’aperto.
• Non installare su mezzi di trasporto (imbarcazioni, aeromobili, treni, autoveicoli, ecc.).
• Non installare in ambienti polverosi o umidi.
• Non installare in ambienti in cui l’acqua può venire a contatto con lo schermo(bagno, cucina, ecc.).
• Non installare in luoghi in cui vapori possano raggiungere direttamente lo schermo.
• Non posizionare vicino a fonti di calore o in prossimità di dispositivi di umidificazione.
• Non installare in luoghi in cui il prodotto possa venire a contatto diretto con la luce solare.
• Non installare l’unità in un ambiente con presenza di gas infiammabile.
• Non posizionare in ambienti esposti a gas corrosivi (come, ad esempio, anidride solforosa,
acido solfidrico, biossido di azoto, cloro, ammoniaca e ozono).
• Non posizionare in ambienti esposti alla polvere, in atmosfere caratterizzate da componenti
in grado di accelerare la corrosione (ad esempio, cloruro di sodio e zolfo), o a contatto con
metalli conduttori e così via.

Tenere le confezioni di plastica fuori dalla portata dei bambini, onde evitare il pericolo disoffocamento.
Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e collegarlo alla presa a muro.
Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nei limiti nominali indicati sul cavo stesso. In caso
contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.
Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz
Per scollegare il cavo di alimentazione, afferrare la spina
in modo saldo e tirare.
Tirando il cavo è possibile che si verifichino incendi o scosse elettriche.

4

PRECAUZIONIAVVERTENZA
L’apparecchio deve essere collegato a una presa munita di collegamento a terra.
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Utilizzare la tensione di alimentazione corretta.
• L’unità è progettata per essere utilizzata esclusivamente con una tensione di alimentazione specifica. Il
collegamento a una tensione di alimentazione diversa da quella specificata nelle presenti “Istruzioni per l’uso” può
causare incendi, scosse elettriche o danni all’unità stessa.
Alimentazione: 100–240 Vac 50/60 Hz• Non sovraccaricare il circuito di alimentazione, onde evitare il verificarsi di incendi o scosse elettriche.

Maneggiare il cavo di alimentazione con cura.
• Non posizionare il cavo sotto l’unità o sotto altri oggetti pesanti.
• Non tirare né annodare il cavo.

Non continuare a utilizzare il cavo di alimentazione, qualora fosse danneggiato. In caso
contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.
Prestare attenzione a non entrare a contatto con il paziente mentre si tocca il prodotto.
Questo prodotto non è stato progettato per essere toccato dai pazienti.
Non toccare la spina e il cavo di alimentazione durante un temporale.
Diversamente, è possibile che si verifichino scosse elettriche.
Se viene installato un supporto a braccio, consultare il manuale utente del supporto e installare
l’unità in modo saldo.
Diversamente, l’unità potrebbe staccarsi, causando ferite alle persone o danni all’unità stessa. Prima diprocedere con l’installazione, assicurarsi che tavoli, pareti e tutto ciò su cui può essere fissato un supportoa braccio presentino un’adeguata resistenza meccanica. Se l’unità cade, rivolgersi al rivenditore EIZO. Noncontinuare a utilizzare l’unità se danneggiata. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.
Per reinstallare il supporto inclinato, utilizzare le stesse viti e stringerle in modo saldo.
Non toccare un pannello LCD danneggiato a mani nude.
Il cristallo liquido che può fuoriuscire dal display è tossico se entra in contatto con gli
occhi o la bocca. Se pelle o parti del corpo entrano in contatto diretto con il display,lavare le parti interessate accuratamente. In caso di comparsa di sintomi fisici, rivolgersi
a un medico.

PRECAUZIONI5ATTENZIONE
Durante il trasporto dell’unità, accertarsi di maneggiarla con cura.
Prima di trasportare l’unità, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione e gli altri cavi. Spostare l’unità
mantenendo il cavo attaccato può risultare pericoloso.
Potrebbe causare ferite.
Trasportare o installare l’unità attenendosi ai metodi corretti indicati.
• Quando si sposta il prodotto, tenere saldamente la parte bassa del monitor.
• I monitor a 30 pollici e oltre sono pesanti. Assicurarsi che il disimballaggio e/o il trasporto del monitor venga
effettuato da almeno due persone.
• Se il modello del dispositivo ha una maniglia sul retro del monitor, afferrare e tenere saldamente la parte bassa e lamaniglia del monitor.

La caduta dell’unità può causare ferite alle persone o danni all’unità stessa.

Non ostruire le aperture di ventilazione dell’unità.
• Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
• Non installare l’unità in un luogo ristretto e chiuso.
• Non utilizzare l’unità adagiata in piano o capovolta.

L’ostruzione delle aperture di ventilazione impedisce il flusso corretto dell’aria e può
causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.
Non toccare la spina con le mani bagnate.
Diversamente, è possibile che si verifichino scosse elettriche.

Utilizzare una presa di corrente facilmente accessibile.
Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione in caso di problemi.
Pulire periodicamente l’area attorno alla spina di corrente e l’apertura di ventilazione del monitor.
Se polvere, acqua o olio entrano in contatto con la spina, è possibile che si verifichino incendi.
Scollegare l’unità prima di procedere alla pulizia.
Diversamente, è possibile che si verifichino scosse elettriche.
Se si decide di non utilizzare l’unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo dialimentazione dalla presa di rete dopo aver spento l’unità, per una maggiore sicurezza e risparmio
energetico.
Smaltire il presente prodotto in conformità alle normative del luogo o del paese di residenza.
Per gli utenti del territorio dello SEE e della Svizzera:
Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato al
Produttore e all’Autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’utente e/o il paziente.

6

PRECAUZIONI

Ulteriori indicazioni sul monitor
Uso previsto
Il presente prodotto deve essere utilizzato per la visualizzazione di immagini radiologiche per la revisione,
l’analisi e la diagnosi da parte di medici esperti. Il display non deve essere impiegato per lamammografia.
Attenzione• Questo prodotto non è essere coperto da garanzia per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
• Le specifiche riportate in questo manuale sono applicabili se si fa utilizzo:- dei cavi di alimentazione in dotazione- dei cavi segnale raccomandati dal produttore• Utilizzare prodotti opzionali solo se prodotti o raccomandati dal produttore.

Ulteriori indicazioni sul monitor

7Precauzioni per l’uso• Con periodi di tempo prolungati, alcuni componenti (quali, ad esempio, il display LCD) potrebbero
deteriorarsi. Verificarne periodicamente il corretto funzionamento.
• Se l’immagine dello schermo è cambiata dopo aver visualizzato la stessa immagine per un periodo ditempo prolungato, è possibile che appaia un’immagine residua. Utilizzare la funzione salvaschermo odi risparmio energetico per evitare di visualizzare la stessa immagine per periodi di tempo prolungati.
A seconda dell’immagine, potrebbe apparire un’immagine residua anche se è stata visualizzata per unbreve periodo di tempo. Per rimuovere tale fenomeno, cambiare l’immagine o mantenere l’alimentazione
spenta per diverse ore.
• La qualità delle immagini raggiunge un livello accettabile dopo qualche minuto. Attendere qualche
minuto dopo aver acceso o ripristinato il monitor dalla funzione di risparmio energetico, quindi eseguirela diagnosi.
• La visualizzazione prolungata di un’immagine fissa può far apparire sul monitor macchie scureo provocare effetti di burn-in. Si raccomanda di spegnere il monitor periodicamente in modo daottimizzarne la durata.
• È possibile che appaia un’immagine residua dopo un breve periodo di tempo, a seconda dell’immagine
visualizzata. In tal caso, è possibile risolvere il problema cambiando l’immagine o lasciando il dispositivo
spento per qualche ora.
• La retroilluminazione del pannello LCD ha una durata determinata. A seconda del pattern di utilizzo, ad
esempio l’utilizzo per lunghi periodi continui, la durata della retroilluminazione potrebbe esaurirsi prima,richiedendo la sostituzione. Quando lo schermo diventa scuro o inizia a riprodurre immagini in modo
instabile (sfarfallio), contattare il rivenditore EIZO.
• Lo schermo può presentare pixel difettosi o un numero ridotto di dot luminosi. Ciò è dovuto alle
caratteristiche del pannello e non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.
• Non premere con forza sul pannello LCD o sul bordo del riquadro, poiché ciò potrebbe causare
malfunzionamenti dello schermo, come interferenze ecc. Se viene applicata continuamente pressione
sulla superficie del pannello LCD, il cristallo liquido potrebbe deteriorarsi o il pannello LCD potrebbe
danneggiarsi. (Qualora i segni delle pressioni rimanessero sul pannello, lasciare il monitor con una
schermata bianca o nera. Il problema scomparirà.)• Non grattare o premere sul pannello LCD con oggetti affilati, perché potrebbe danneggiare il pannello.
Non pulire con fazzoletti di carta perché possono graffiare il pannello.
• Non toccare il sensore di calibrazione integrato (sensore anteriore integrato). Toccandolo si potrebbe
ridurre la precisione della misurazione o danneggiare il dispositivo.
• A seconda dell’ambiente, il valore misurato dal sensore di illuminazione integrato potrebbe variare daquello mostrato su un illuminometro indipendente.
• Se il monitor è freddo e viene portato in una stanza o se la temperatura ambiente si alza velocemente,
si potrebbe creare della condensa sulla superficie interiore ed esteriore del monitor. Qualora ciò siverificasse, non accendere il monitor. Attendere finché la condensa non scompare del tutto, altrimenti
potrebbero verificarsi danni al monitor.

8

Ulteriori indicazioni sul monitor

Per utilizzare il monitor a lungo● Controllo di qualità• La qualità di visualizzazione dei monitor è influenzata dal livello di qualità dei segnali di ingresso
e dalla degradazione del prodotto. Eseguire controlli visivi quotidiani e verifiche della costanza
periodiche in conformità agli standard medici / linee guida in base all’applicazione ed eseguire lacalibrazione, se necessario. L’uso del software RadiCS per il controllo della qualità del monitor
consente di eseguire un controllo della qualità di alto livello in conformità agli standard medici / alle
linee guida.
• Affinché il display del monitor si stabilizzi, sono necessari circa 15 minuti (nelle nostre condizioni
di misurazione). Attendere almeno 15 minuti o più dopo aver acceso o ripristinato il monitor dallafunzione di risparmio energetico prima di eseguire varie verifiche per il controllo di qualità, lacalibrazione o la regolazione dello schermo del monitor.
• Si consiglia di impostare i monitor al livello consigliato di luminosità o ad un livello inferiore per
ridurre eventuali cambiamenti di luminosità causati da un uso prolungato e per mantenere stabile laluminosità.
• Per regolare i risultati di misurazione del sensore di calibrazione integrato (Sensore anteriore
integrato) a quelli di un sensore esterno EIZO (sensore UX1 o UX2) venduto separatamente,effettuare la correlazione tra il Sensore anteriore integrato e il sensore esterno utilizzando RadiCS/
RadiCS LE. Una correlazione periodica permette di mantenere la precisione delle misurazioni delSensore anteriore integrato a un livello equivalente a quello del sensore esterno.
Attenzione• Lo stato del display del monitor potrebbe cambiare a causa di un errore di funzionamento imprevisto o acausa di un cambio imprevisto della configurazione. Si consiglia di utilizzare il monitor con i tasti direzionali
bloccati dopo aver regolato lo schermo del monitor stesso. Per informazioni sulle impostazioni, fareriferimento al Manuale di installazione (su CD-ROM).

Ulteriori indicazioni sul monitor

9● Pulizia

Si raccomanda la pulizia regolare del monitor, che ne preserva l’aspetto e ne prolunga la durata utile.
Rimuovere delicatamente qualsiasi traccia di sporcizia dalla superficie dell’unità e del pannello
utilizzando un panno leggermente inumidito o uno dei prodotti chimici elencati di seguito.

Prodotti chimici consigliati per la pulizia
Nome del materiale
Etanolo
Alcool isopropilico
Clorexidina
Ipoclorito di sodio
Cloruro di benzalconio
Alchil diammino etil glicina
Glutarale
Glutarale

Nome del prodotto
Etanolo
Alcool isopropilico
Hibitane
PureloxWelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28

Attenzione• Evitare l’uso frequente di prodotti chimici. Sostanze chimiche come alcol o soluzioni antisettiche potrebbero
causare variazioni della luminosità, opacizzare o scolorire il pannello o l’unità, così come compromettere laqualità dell’immagine.
• Non utilizzare mai solventi, benzene, cera o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare l’unità o ilpannello.
• Non portare il monitor a diretto contatto con prodotti chimici.
Nota• Si consiglia di utilizzare ScreenCleaner (disponibile come opzione) per pulire la superficie dell’unità e delpannello LCD.

Per un buon utilizzo del monitor• Fissare il monitor troppo a lungo affatica la vista. Si raccomanda una pausa di 10 minuti ogni ora.
• Fissare lo schermo dalla corretta distanza e angolazione.

10

Ulteriori indicazioni sul monitor

CONTENUTI
PRECAUZIONI......................................................... 3
IMPORTANTE............................................................. 3

Ulteriori indicazioni sul monitor........................... 7
Uso previsto............................................................... 7
Precauzioni per l’uso................................................ 8
Per utilizzare il monitor a lungo.............................. 9● Controllo di qualità........................................... 9● Pulizia..............................................................10

Per un buon utilizzo del monitor............................10

CONTENUTI.......................................................... 11
Capitolo 1 Introduzione..................................... 12
1-1.
1-2.

●

1-3.

Caratteristiche...............................................12
Contenuto della confezione.........................13
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Comandi e funzioni.......................................15

Capitolo 2 Installazione/collegamento............ 17
2-1.

Prima di installare il prodotto......................17

2-2.

Collegamento dei cavi..................................18

2-3.

Accensione dell’unità...................................21

2-4.

Regolazione dell’altezza edell’inclinazione dello schermo..................21● Requisiti di installazione..................................17

Capitolo 3 Problema: nessuna immagine........ 22
Capitolo 4 Specifiche......................................... 23
4-1.

Elenco di specifiche.................................... 23

4-2.

Risoluzioni compatibili............................... 25

4-3.

Accessori opzionali..................................... 25

Appendice............................................................. 26
Standard medici...................................................... 26
Informazioni sulla compatibilità
elettromagnetica (CEM).......................................... 27

CONTENUTI

11

Capitolo 1 Introduzione
Grazie per aver scelto un monitor LCD a colori EIZO.

1-1. Caratteristiche● Display ibrido monocromatico e a colori
Con la funzione Hybrid Gamma PXL attiva, questo prodotto differenzia automaticamente tra parti
monocromatiche e a colori della stessa immagine a livello di pixel, visualizzandole rispettivamente
nelle gradazioni ottimali.

● Cablaggio semplice
Oltre ad un terminale di ingresso DisplayPort, viene fornito anche un terminale di uscita.
Dal terminale di uscita (), è possibile emettere un segnale ad un altro monitor.

● Funzionamento del monitor con mouse e tastiera
Utilizzando il software di controllo della qualità del monitor RadiCS / RadiCS LE, è possibile eseguirele seguenti operazioni del monitor con il mouse e la tastiera:• Commutazione dei modi CAL Switch• Commutazione dei segnali di ingresso• Funzione che assegna un modo CAL Switch a una parte dello schermo e mostra un’immagine(Point-and-Focus)● Controllo di qualità• Il monitor dispone di un sensore di calibrazione integrato (sensore anteriore integrato). Questo
sensore consente al monitor di eseguire la calibrazione (SelfCalibration) e Con. scala grigio inmodo indipendente.
• Con RadiCS LE collegato al monitor, è possibile gestire la cronologia correlata al monitor e lapianificazione del target e dell’esecuzione di SelfCalibration.
• Il software di controllo della qualità del monitor RadiCS consente di eseguire un controllo dellaqualità in conformità agli standard medici/alle linee guida.

12

Capitolo 1 Introduzione

1-2. Contenuto della confezione
Verificare che i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Qualora qualche elemento risultassemancante o danneggiato, contattare il rivenditore o il rivenditore locale EIZO elencato nel foglio in
dotazione.
Nota• Si consiglia di conservare i materiali della confezione e dell’imballaggio in modo da poterli utilizzare per lo
spostamento e il trasporto del prodotto.
• Monitor• Cavo di alimentazione• Cavo segnale digitale: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• Cavo USB: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Istruzioni per l’uso)● EIZO LCD Utility Disk

Il CD-ROM contiene i seguenti elementi. Leggere il file “Readme.txt” contenuto nel cd-rom per leprocedure di inizializzazione del software o di riferimento dei file.
• File Readme.txt• Software di controllo della qualità del monitor RadiCS LE (per Windows)• Manuale utente
Manuale di installazione del monitor
Manuale utente di RadiCS LE• Schema dimensioni

RadiCS LE
RadiCS LE consente di eseguire le seguenti operazioni di controllo della qualità e del monitor. Per
ulteriori informazioni sul software o le procedure di impostazione, fare riferimento al Manuale utente
di RadiCS LE.

Controllo di qualità• Esecuzione della calibrazione• Visualizzazione dei risultati del test in un elenco e creazione di un report di test
• Impostazione della pianificazione del target e dell’esecuzione di SelfCalibration

Operazioni del monitor• Commutazione dei modi CAL Switch• Commutazione dei segnali di ingresso• Funzione che assegna un modo CAL Switch a una parte dello schermo e mostra un’immagine(Point-and-Focus)• Accesso alla modalità di risparmio energetico (Backlight Saver)
Attenzione• Le specifiche di RadiCS LE sono soggette a modifiche senza preavviso. La versione più recente di RadiCS
LE è disponibile per il download dal nostro sito Web: www.eizoglobal.com

Capitolo 1 Introduzione

13Per utilizzare RadiCS LE
Per informazioni su come installare e utilizzare RadiCS LE, fare riferimento al Manuale utente diRadiCS LE (sul CD-ROM).
Quando si utilizza RadiCS LE, collegare il monitor al PC con il cavo USB in dotazione. Per ulteriori
informazioni sul collegamento del monitor, vedere “2-2. Collegamento dei cavi” (pagina 18).

14

Capitolo 1 Introduzione

1-3. Comandi e funzioni
1

11

2

Appross. 30°

12
5

13
14
15

3

1. Sensore anteriore
integrato (mobile)

4

5

6

7

8

9

10

Questo sensore viene utilizzato per eseguire la calibrazione e Con. scala grigio.

2. Sensore luce ambientale Questo sensore misura l’illuminazione ambientale. La misurazione dell’illuminazione
ambientale viene eseguita utilizzando il software di controllo della qualità RadiCS /RadiCS LE.
3. Interruttori dialimentazione

Visualizza la guida per l’uso. Impostare i menu in base alla guida per l’uso.

4. Interruttore

Accende o spegne l’unità.
L’indicatore dell’interruttore si illumina quando si accende l’unità. Il colore
dell’indicatore varia a seconda dello stato operativo del monitor.
Verde: modalità operativa normale, Arancione: modalità di risparmio energetico, Off:
Alimentazione/unità spenta

5. Porta USB downstream

Collegarla ad un dispositivo USB. Per effettuare un collegamento a catena, collegare
il cavo alla porta USB upstream di un altro monitor. Per ulteriori informazioni, vedere“2-2. Collegamento dei cavi” (pagina 18).

6. Porta USB upstream

Collegare questa porta al PC quando si utilizza un software che richiede uncollegamento USB o collegare un dispositivo USB (periferica con supporto USB)
alla porta USB downstream.

7. Connettore DVI-D

Collegarlo al PC.
Per ulteriori informazioni, vedere “2-2. Collegamento dei cavi” (pagina 18).

8. Connettore di ingresso
DisplayPort
9. Connettore di uscita
DisplayPort

Per effettuare un collegamento a catena, collegare il cavo al connettore di ingresso
DisplayPort di un altro monitor.
Per ulteriori informazioni, vedere “2-2. Collegamento dei cavi” (pagina 18).

10. Connettore dialimentazione

Consente di collegare il cavo di alimentazione.

11. Maniglia

Questa maniglia è utilizzata per il trasporto.
Attenzione• Quando si sposta il monitor, tenere saldamente la parte bassa e la maniglia delmonitor e prestare attenzione a non farlo cadere.
12. Supporto

Regolare l’altezza e l’angolazione (inclinazione e rotazione) del monitor.

Capitolo 1 Introduzione

1513. Interruttore dialimentazione principale

Consente di attivare o disattivare l’alimentazione principale.
: Off, : On

14. Fissaggio lucchetto disicurezza

Conforme al sistema di sicurezza Kensington MicroSaver.

15. Fermacavi

Consente di tenere i cavi del monitor.

16

Capitolo 1 Introduzione

Capitolo 2 Installazione/collegamento
2-1. Prima di installare il prodotto
Leggere attentamente la sezione “PRECAUZIONI” (pagina 3) e seguirne le istruzioni.
Se si posiziona il prodotto su una superficie con rivestimento in vernice, il colore di quest’ultima potrebbe
aderire alla base del supporto a causa della composizione della gomma di quest’ultimo. Prima diutilizzare il prodotto, verificare la superficie di appoggio.

● Requisiti di installazione

Se si installa il monitor in un rack, accertarsi che vi sia spazio a sufficienza ai margini, sul retro e
intorno alla parte superiore del monitor.

Attenzione• Collocare il monitor lontano da fonti luminose che possono interferire con il display.

Capitolo 2 Installazione/collegamento172-2. Collegamento dei cavi
Attenzione• Verificare che il monitor e il PC siano scollegati dall’alimentazione elettrica.
• Quando si sostituisce il monitor precedente con questo, fare riferimento a “4-2. Risoluzioni compatibili” (pagina25) per cambiare le impostazioni del PC relative alla risoluzione e alla frequenza di scansione verticale
applicando quelle disponibili per questo monitor, prima di collegare il PC.

1. Sollevare l’altezza dello schermo del monitor fino alla posizione più alta.
2. Ruotare lo schermo del monitor di 90˚ in senso orario.

Il monitor è installato con orientamento orizzontale prima della spedizione.

3. Collegare i cavi segnale.

Controllare la forma dei connettori e collegare i cavi. Dopo aver collegato il cavo DVI, stringere gli
elementi di fissaggio per un saldo collegamento del connettore.
Attenzione• Il monitor ha due tipi di connettori DisplayPort: di ingresso e di uscita. Quando si collega il monitor a un PC,
collegare il cavo al connettore di ingresso.
• Quando si collega a più PC, commutare il segnale di ingresso. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al
Manuale d’installazione (su CD-ROM).

Cavo segnale:
DD300 (opzionale)

Cavo segnale: PP300

oppureNota• Se i cavi sono difficili da inserire, regolare l’angolazione dello schermo del monitor.

18

Capitolo 2 Installazione/collegamentoQuando si collegano altri monitor usando un collegamento a catena
L’ingresso segnale aviene emesso ad un altro monitor.

Attenzione• Visitare il sito web EIZO per informazioni sui monitor e le schede grafiche da utilizzare per il collegamento acatena: www.eizoglobal.com• Per configurare un collegamento a catena, è necessario impostare “DisplayPort” nel menu Impostazioni
amministratore su “Version 1.2”. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al Manuale d’installazione (su CDROM).
• Rimuovere la coperturaprima di collegare il cavo segnale.

Cavo segnale: PP300

Cavo segnale: PP300

4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e il connettore dialimentazione al monitor.

Inserire completamente il cavo di alimentazione nel monitor.

Capitolo 2 Installazione/collegamento

195. Quando si utilizza RadiCS / RadiCS LE o si collega il dispositivo USB (periferica
con supporto USB) al monitor, collegare il cavo USB tra la porta USB
downstream del PC e la porta USB upstream del monitor.

Cavo USB: UU300

20Capitolo 2 Installazione/collegamento2-3. Accensione dell’unità
1. Toccare

per attivare l’alimentazione del monitor.

Indicatore dell’interruttore di alimentazione del monitor si illumina di verde.
Se l’indicatore non si illumina, vedere “Capitolo 3 Problema: nessuna immagine” (pagina 22).
Nota

• Per localizzare l’interruttore di alimentazione quando il monitor è spento, toccare uno dei pulsanti accanto a
per far lampeggiare l’indicatore .

2. Accendere il PC.

Viene visualizzata l’immagine dello schermo.
Se non viene visualizzata alcuna immagine, fare riferimento a “Capitolo 3 Problema: nessuna
immagine” (pagina 22) per ulteriori informazioni.
Attenzione• Per un risparmio energetico ottimale, si consiglia di spegnere il pulsante di accensione/spegnimento. Quando
non si utilizza il monitor, spegnere l’alimentazione principale o scollegare la spina di corrente in modo dainterrompere completamente l’alimentazione.
Nota• Per ottimizzare la durata del monitor impedendo la riduzione di luminosità e ridurre il consumo di energia,
effettuare le seguenti operazioni:- Usare la funzione di risparmio energetico del PC o del monitor.
- Al termine dell’uso, spegnere sempre il monitor.

2-4. Regolazione dell’altezza e dell’inclinazione delloschermo
Afferrare i lati destro e sinistro del monitor con entrambe la mani, quindi regolarne l’altezza, l’inclinazione
e la rotazione fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.

Attenzione• Al termine della regolazione, assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
• Dopo aver regolato l’altezza e l’angolo, far passare i cavi nel fermacavi.

Capitolo 2 Installazione/collegamento

21Capitolo 3 Problema: nessuna immagine
Problema

Possibile causa e rimedio

1. Nessuna immagine• L’indicatore dell’interruttore di alimentazione
non si accende.

• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato
correttamente.
• Accendere l’interruttore di alimentazione principale.
• Toccare .
• Disattivare l’alimentazione principale, quindi riattivarla.

• L’indicatore dell’interruttore di alimentazione
si accende: Verde• Aumentare i parametri “Luminosità”, “Contrasto” o“Guadagno” nel Menu impostazioni. Per ulteriori dettagli,fare riferimento al Manuale d’installazione (su CD-ROM).
• Disattivare l’alimentazione principale, quindi riattivarla.

• L’indicatore dell’interruttore di alimentazione
si accende: Arancione• Commutare il segnale di ingresso. Per ulteriori dettagli, fareriferimento al Manuale d’installazione (su CD-ROM).
• Utilizzare il mouse o un qualsiasi tasto della tastiera.
• Controllare che il PC sia acceso.
• Verificare che il cavo segnale sia collegato correttamente.
Per l’immissione del segnale DisplayPort, collegare a .
viene utilizzato per l’uscita quando si effettua uncollegamento a catena.
• Disattivare l’alimentazione principale, quindi riattivarla.

• L’indicatore dell’interruttore di alimentazione
lampeggia: Arancione, verde• Collegare mediante il cavo segnale raccomandato da EIZO.
Disattivare l’alimentazione principale, quindi riattivarla.
• Se il cavo segnale è collegato a DisplayPort, passare alla
versione DisplayPort. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al
Manuale d’installazione (su CD-ROM).

2. Viene visualizzato il seguente
messaggio.
• Il messaggio viene visualizzato quando nonviene immesso alcun segnale.
Esempio:

Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale nonviene immesso correttamente, anche se il monitor funziona
correttamente.
• Il messaggio mostrato a sinistra potrebbe essere visualizzato
perché alcuni PC non emettono il segnale subito dopo
l’accensione.
• Controllare che il PC sia acceso.
• Verificare che il cavo segnale sia collegato correttamente.
• Commutare il segnale di ingresso. Per ulteriori dettagli, fareriferimento al Manuale d’installazione (su CD-ROM).
• Per l’immissione del segnale DisplayPort, collegare a .
Utilizzare
per l’uscita quando si usa un collegamento acatena.
• Se il cavo segnale è collegato a DisplayPort, passare alla
versione DisplayPort.
• Disattivare l’alimentazione principale, quindi riattivarla.

• Il messaggio indica che il segnale diingresso è al di fuori della gamma difrequenze specificata.
Esempio:22

Capitolo 3 Problema: nessuna immagine• Verificare che l’impostazione del computer corrisponda ai
requisiti di risoluzione e di frequenza di scansione verticaledel monitor (vedere “4-2. Risoluzioni compatibili” (pagina
25)).
• Riavviare il PC.
• Selezionare l’impostazione desiderata utilizzando il softwaredi utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fareriferimento al Manuale utente della scheda grafica.

Capitolo 4 Specifiche
4-1. Elenco di specifiche
Tipo
Display LCD

Antiriflesso
Tipo

A colori (IPS)

Retroilluminazione

LED

Dimensioni

54,0 cm (21,3 pollici)

Risoluzione (O x V)

1200 × 1600

Area di visualizzazione(O x V)

324,0 mm × 432,0 mm

Pixel Pitch

0,270 mm

Colori del display

10 bit (DisplayPort): 1073,74 milioni di colori (max.) (su una
gamma di 543 miliardi di colori)
8 bit (DisplayPort / DVI): 16,77 milioni di colori (su una gamma di
543 miliardi di colori)

Segnali video

USB
Alimentazione

Specifiche fisiche

Angoli di visualizzazione(O / V, tipici)

178˚ / 178˚

Luminosità consigliata

270 cd/m2

Tempo di risposta (tipico)

20 ms (nero -> bianco -> nero)

Terminali d’ingresso

DisplayPort × 1, DVI-D × 1

Terminale di uscita

DisplayPort × 1

Frequenza di scansione
orizzontale

Da 31 kHz a 100 kHz

Frequenza di scansioneverticale*1

Da 59 Hz a 61 Hz (720 × 400: Da 69 Hz a 71 Hz)

Modalità Frame
Synchronization

Da 59 Hz a 61 Hz

Dot clock

Da 25 MHz a 164,5 MHz

Porta

Upstream port × 1, Downstream port × 2

Standard

USB Specification Revision 2.0

Ingresso

100 - 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz 0,90 A - 0,50 A

Massimo consumo dienergia

55 W o inferiore

Modalità risparmio
energetico

0,6 W o inferiore*2

Modalità standby

0,6 W o inferiore*3

Dimensioni ( L × A × P )356,6 mm × 482,3 mm - 572,3 mm × 200,0 mm (inclinazione: 0˚)
356,6 mm × 507,1 mm - 597,1 mm × 261,1 mm (inclinazione: 30˚)Dimensioni ( L × A × P )(senza supporto)

356,6 mm × 464,5 mm × 70,5 mm

Peso netto

Circa 7,6 kg

Peso netto(senza supporto)

Circa 4,7 kg

Intervallo di regolazione
altezza

90 mm (inclinazione: 0˚)

Inclinazione

Verso l’alto 30˚, verso il basso 5˚Rotazione

70˚

Rotazione

90° (Rotazione in senso antiorario da orientamento verticale aorizzontale)

Capitolo 4 Specifiche23

Condizioni
ambientali
Condizioni
ambientali
per trasporto/
magazzinaggio

Temperatura

Da 0 ˚C a 35 ˚C (da 32 ˚F a 95 ˚F)UmiditàDa 20 % a 80 % umidità rel. (no condensazione)

Pressione aria

Da 540 hPa a 1060 hPa

Temperatura

Da -20 ˚C a 60 ˚C (da -4 ˚F a 140 ˚F)UmiditàDa 10 % a 90 % umidità rel. (no condensazione)

Pressione aria

Da 200 hPa a 1060 hPa*1 La frequenza di scansione verticale supportata varia in base alla risoluzione. Per ulteriori informazioni, vedere“4-2. Risoluzioni compatibili” (pagina 25).
*2 Quando si utilizza l’ingresso DisplayPort, la porta USB upstream non è collegata “Risp.energ.”: “Alto”, “DPPower Save”: “On”, “DisplayPort”: “Version 1.1 10bit” o “Version 1.1 8bit”, “Autorilevamento ingresso”: “Off”,
nessun carico esterno collegato*3 Quando non si collega la porta USB upstream, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort”: “Version 1.1 10bit” o“Version 1.1 8bit”, nessun carico esterno collegato

24

Capitolo 4 Specifiche4-2. Risoluzioni compatibili
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito.

Risoluzione(O x V)

Frequenza
di scansioneverticale(Hz)

DisplayPort
Verticale*1

Orizzontale*2

DVI
Verticale*1

720 × 40070√√√
640 × 48060√√√
800 × 600
60√√√
1024 × 768
60√√√1280 × 1024
60√
1600 × 1200
60√*31200 × 1600
60
√*3
√*3
*1 Quando è selezionato “Verticale” in “Rotazione immag.” di “Impostazioni amministratore”*2 Quando è selezionato “Orizzontale” in “Rotazione immag.” di “Impostazioni amministratore”*3 Risoluzione consigliata√: supportato

Orizzontale*2
√
√
√
√
√
√*3
-

4-3. Accessori opzionali
I seguenti accessori sono disponibili separatamente.
Per informazioni aggiornate sugli accessori opzionali e sulle più recenti schede grafiche compatibili,
consultare il nostro sito. www.eizoglobal.com
Kit calibrazione

RadiCS UX2 Ver.5.0.1 o successiva
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.1 o successiva
Network QC Management Software
RadiNET Pro Ver.5.0.1 o successiva
Kit di pulizia
ScreenCleaner (Pulitore schermo)
Comoda illuminazione per sale lettura
RadiLight
Braccio
AAH-02B3W
LA-011-W
Supporto
LS-HM1-D
Protezione del pannello
RP-915
Staffa supporto per thin client o mini PC PCSK-R1
Cavo segnale (DVI-D - DVI-D)
DD300-BK, DD200-BK, DD200

Capitolo 4 Specifiche

25

AppendiceStandard medici• Deve essere garantita la conformità del sistema finale allo standard IEC60601-1-1.
• L’apparecchio alimentato con corrente può emettere onde elettromagnetiche che potrebbero
influenzare, limitare o causare problemi di funzionamento del monitor. Installare l’apparecchio in unambiente controllato, in cui tali effetti possano essere evitati.

Classificazione dell’apparecchio-

26

Tipo di protezione contro folgorazioni: classe I
Classe CEM: EN60601-1-2:2015 Gruppo 1 Classe B
Classificazione dei dispositivi medici (UE): classe I
Tipo di funzionamento: continuo
Classe IP: IPX0

AppendiceInformazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)
La linea RadiForce offre prestazioni in grado di visualizzare correttamente le immagini.

Ambiente d’uso previsto
La linea RadiForce deve essere utilizzata in strutture sanitarie professionali come cliniche e ospedali.
I seguenti ambienti non sono adatti per l’uso della linea RadiForce:• Assistenza sanitaria domiciliare• In prossimità di apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, come bisturi elettrochirurgici• In prossimità di apparecchiature per terapia a onde corte• Stanza con schermatura alla radiofrequenza dei sistemi di apparecchiature mediche per larisonanza magnetica• In ambienti speciali schermati• Installati nei veicoli, comprese le ambulanze.
• Altri ambienti speciali

AVVERTENZA
La linea RadiForce richiede particolari precauzioni per quanto riguarda la CEM e devono essere
installati. È necessario leggere attentamente le informazioni sulla compatibilità elettromagnetica
e la sezione “PRECAUZIONI” del presente documento, e osservare le seguenti istruzioni perl’installazione e il funzionamento del prodotto.
Non utilizzare i prodotti della linea RadiForce in prossimità o a stretto contatto con altri apparecchi.
Se ciò fosse inevitabile, tenere sotto controllo l’apparecchiatura o il sistema in modo da verificarneil corretto funzionamento nella configurazione prescelta.
Quando si utilizza un apparecchio di comunicazione a radiofrequenza portatile, mantenere una
distanza di 30 cm (12 pollici) o oltre dai componenti, tra cui i cavi, della linea RadiForce. In caso
contrario, si potrebbero pregiudicare le prestazioni dell’apparecchiatura.
Chiunque colleghi dispositivi aggiuntivi agli elementi di ingresso o di uscita dei segnali configura
di fatto un sistema medico ed è quindi responsabile della conformità di tale sistema ai requisiti di
IEC/EN60601-1-2.
Assicurarsi di utilizzare i cavi collegati al prodotto o i cavi specificati da EIZO.
L’utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o forniti da EIZO di questa apparecchiatura
potrebbe causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell’immunità
elettromagnetica di questa apparecchiatura e il funzionamento non corretto.
Cavo

Cavi designati
EIZO

Lunghezza max.

Schermatura

Nucleo in ferrite

Cavo segnale(DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Schermato

Con nuclei in ferrite

Cavo segnale (DVI)

DD300 / DD200

3m

Schermato

Con nuclei in ferrite

Cavo USB

UU300 / MD-C93

3m

Schermato

Con nuclei in ferrite

Cavo di alimentazione(con massa)-

3m

Non schermato

Senza nuclei inferriteAppendice27

Descrizioni tecniche
Emissioni elettromagnetiche

Gli apparecchi della linea RadiForce sono destinati all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
È compito del cliente o dell’utente assicurarsi che l’apparecchio della linea RadiForce sia utilizzato in tale ambiente.

Test diemissione

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF
CISPR11 / EN55011

Gruppo 1

I prodotti della linea RadiForce utilizzano l’energia a radiofrequenza solo per il loro
funzionamento interno.
Pertanto, le loro emissioni RF sono molto basse e tali da non causare alcuna
interferenza in altre apparecchiature elettroniche in loro prossimità.

Emissioni RF
CISPR11 / EN55011

Classe B

Emissioni armoniche
IEC / EN61000-3-2Classe D

I prodotti della linea RadiForce sono adatti all’utilizzo in qualsiasi ambiente, compresi
gli ambienti abitativi e quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione pubblica
a bassa tensione, tipica degli edifici ad uso residenziale.

Variazioni ditensione / emissioni
di sfarfallio
IEC / EN61000-3-3

Conforme

Immunità elettromagnetica
La linea RadiForce è stata sottoposta a test ai seguenti livelli di conformità in base ai requisiti di test per strutture
sanitarie professionali specificate nello standard IEC / EN60601-1-2.
È compito del cliente o dell’utente assicurarsi che l’apparecchio della linea RadiForce sia utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità

Livello di test per
strutture sanitarie
professionali

Scariche±8 kV scarico contatto
elettrostatiche (ESD) ±15 kV scarico aria
IEC / EN61000-4-2

Livello di conformità±8 kV scarico contatto±15 kV scarico aria

Ambiente elettromagnetico - guida
I pavimenti dovrebbero essere in legno,
cemento o piastrelle di ceramica. Qualora i
pavimenti siano ricoperti con materiale sintetico,
l'umidità relativa deve essere almeno al 30%.

Transienti elettrici
veloci/burst
IEC / EN61000-4-4±2 kV linee di alimentazione ±2 kV linee di±1 kV linee di ingresso/
alimentazione
uscita±1 kV linee di ingresso/
uscitaLa qualità dell'alimentazione deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale oospedaliero.

Sovracorrente
momentanea
IEC / EN61000-4-5±1 kV linea a linea±2 kV linea a massa±1 kV linea a linea±2 kV linea a massa

La qualità dell'alimentazione deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale oospedaliero.

Cadute di tensione, 0 % UT (100 % di caduta
brevi interruzione esu UT) 0,5 cicli e 1 ciclo
variazioni di tensione 70 % UT (30 % di caduta
sulle linee di ingresso su UT) 25 ciclidell’alimentazione
0 % UT (100 % di caduta
IEC / EN61000-4-11 su UT) 5 sec

0 % UT (100 % di caduta
su UT) 0,5 cicli e 1 ciclo
70 % UT (30 % di caduta
su UT) 25 cicli
0 % UT (100 % di caduta
su UT) 5 sec

La qualità dell’alimentazione deve essere
quella di un tipico ambiente commercialeo ospedaliero. Se l’utente dell’apparecchio
RadiForce necessita di un funzionamento
continuo durante le interruzioni
dell’alimentazione di corrente, è consigliabile
alimentare l’apparecchio con un gruppo dicontinuità o una batteria.

Campi magneticidella frequenza direte
IEC / EN61000-4-8

30 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devonomantenersi ai livelli caratteristici per l'ubicazione
in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Il prodotto deve essere tenuto ad una distanza
di almeno 15 cm dalla fonte dei campi magneticidella frequenza di rete durante l'uso.

28

Appendice

30 A/m(50 / 60 Hz)

Immunità elettromagnetica
La linea RadiForce è stata sottoposta a test ai seguenti livelli di conformità in base ai requisiti di test per strutture
sanitarie professionali specificate nello standard IEC / EN60601-1-2.
È compito del cliente o dell’utente assicurarsi che l’apparecchio della linea RadiForce sia utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità

Livello di test per
strutture sanitarie
professionali

Livello diconformità

Ambiente elettromagnetico - guida
Evitare l’uso di apparecchi di comunicazione inradiofrequenza portatili e mobili a una distanza
dall’apparecchio e dai suoi componenti, compresii cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore.

Disturbi condotti
indotti dai campi diradiofrequenza
IEC / EN61000-4-6

Campi diradiofrequenza
irradiata
IEC / EN61000-4-3

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrms6 VrmsBande ISM tra
150 kHz e 80 MHz

6 Vrms3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 V/mDistanza di separazione consigliata
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Dove “P” indica la potenza in uscita massima
del trasmettitore espressa in Watt (W), secondo
i dati sul trasmettitore forniti dal produttore e“d” rappresenta la distanza di separazione
raccomandabile espressa in metri (m).
Le intensità di campo provenienti da trasmettitori diradiofrequenza fissi, secondo quanto determinato
da un rilevamento elettromagnetico in locoa), deve
risultare inferiore al livello di conformità per ogni
gamma di frequenzab).
Possono verificarsi interferenze in prossimità diapparecchi recanti il seguente simbolo.

Nota 1

UT è la tensione della rete di alimentazione a corrente alternata prima dell’applicazione del livello test.

Nota 2

A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma delle frequenze superiore.

Nota 3Le linee guida relative ai disturbi condotti indotti da campi di radiofrequenza o campi di radiofrequenza irradiata nonsi applicano in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione daparte di strutture, oggetti e persone.

Nota 4

Le bande ISM tra 150 kHz e 80 MHz vanno da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567; da 26,957 MHz
a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz.

a)

Le intensità di campo emesse da trasmettitori fissi, come stazioni base per telefonia radio (cellulari/cordless) e sistemi
terrestri mobili, come radio amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non sono teoreticamente
prevedibili in modo accurato. Per valutare l’ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori di radiofrequenza fissi,
è opportuno prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata in un
luogo, nel quale si utilizzano prodotti della linea RadiForce, supera il livello di conformità per le radiofrequenze pertinente
sopra indicato, è necessario controllare che l’apparecchio funzioni normalmente. Nel caso in cui si rilevi un funzionamento
anomalo, è necessario prendere altri provvedimenti, come riorientare o riposizionare l’apparecchio RadiForce.

b)

Sulla gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Appendice29

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatilio mobili e quelli della linea RadiForceGli apparecchi della linea RadiForce sono destinati all’utilizzo in ambienti elettromagnetici, nei quali i disturbi aradiofrequenza irradiata siano sotto controllo. Il cliente o l’utente dell’apparecchio RadiForce può contribuire aprevenire le interferenze di tipo magnetico mantenendo una distanza minima tra l’apparecchio per la comunicazione inradiofrequenza portatile e mobile (trasmettitori) e l’apparecchio RadiForce.
È stata verificata l’immunità ai campi di prossimità dalla seguente apparecchiatura di comunicazione wireless inradiofrequenza:

Frequenza Larghezza didi testbanda a)
(MHz)
(MHz)

Servizio a)

Potenza
Modulazione b) massima(W)

1,8
Modulazione a
impulsi b)
18 Hz
2
GMRS 460,
FM
FRS 460±5 kHz deviazione
1 kHz sinusoidale
Banda LTE 13, 17 Modulazione a
0,2
impulsi b)
217 Hz385

380 - 390450

430 - 470

710
745
780
810
870
930

704 - 787

800 - 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulazione a
impulsi b)
18 Hz

1720
1845
1970

1700 - 1990

2450

2400 - 2570

Modulazione a
GSM 1800;
impulsi b)
CDMA 1900;
GSM 1900;
217 HzDECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS
Modulazione aBluetooth,
impulsi b)
WLAN,
802.11 b/g/n,
217 Hz
RFID 2450,
Banda LTE 7
WLAN 802.11 a/n Modulazione a
impulsi b)
217 Hz

b)

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

0,2

0,3

9

9

TETRA 400

5240
5100 - 5800
5500
5785
a) Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.

Distanza
Livellodi sepaLivello ditest IEC/
razioneconformità
EN60601
minima
(V/m)
(V/m)
(m)

I portanti sono modulati con un segnale di onda quadra con ciclo di lavoro al 50 %.

Gli apparecchi della linea RadiForce sono destinati all’utilizzo in ambienti elettromagnetici, nei quali i disturbi aradiofrequenza irradiata siano sotto controllo. Per altri apparecchi per la comunicazione in radiofrequenza portatilie mobili, mantenere una distanza minima tra l’apparecchio per la comunicazione in radiofrequenza portatile e
mobile (trasmettitori) e l’apparecchio RadiForce come indicato di seguito e rispettare la potenza di uscita massima
dell’apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita
massima deltrasmettitore
(W)
0,01

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore(m)
Da 150 kHz a 80 MHz
Da 80 MHz a 800 MHz
Da 800 MHz a 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Per trasmettitori con una potenza di uscita massima stimata non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata “d” inmetri (m) può essere determinata tramite l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove “P” indica la potenza di
uscita massima del trasmettitore in Watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore del trasmettitore.
Nota 1
A 80 MHz e 800 MHz vale la distanza di separazione per una gamma di frequenze superiore.
Nota 230

Queste linee guida potrebbero non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Appendice153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

Copyright © 2019 - 2022 EIZO Corporation. All rights reserved.

03V27377C1
IFU-MX216
3rd Edition - April 7th, 2022