AC/DC カレントセンサ CT6904

AC/DC CURRENT SENSOR CT6904

Ultra-High Performance AC/DC Current Sensor

世界最高クラスの測定帯域（従来比40倍）と高確度を両立■

500 A (rms) 定格で、大電流測定に対応■

4 MHz (±3 dB) の広大な測定周波数帯域■±10 ppm の優れた直線性を確保■±0.02% rdg. (±0.007% f.s.) の優れた測定基本確度■

120 dB (100 kHz) の優れた CMRR

2

電流計測の世界を変える定格

500 A(rms)

測定周波数帯域

4 MHz(±3 dB)

直線性

10 ppm

±

測定確度

CMRR

(±0.007% f.s.)(100 kHz)

0.02% rdg. 120 dB±

パワーエレクトロニクス産業や自然エネルギー、自動車産業におけるインバータの高効率化や電力貯蓄技術の高性能化。あらゆる産業の高度な要求に応えます。

3パワーアナライザ PW6001 との組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮

真の電流測定を提供
従来比 40 倍の測定帯域 4 MHz
測定方式は「ゼロフラックス方式（フラックスゲート検出型）」を採用。高周波域電流は巻線（CT 方式）、直流から低周波域電流は、「フラックスゲート」で検出されます。巻線（CT）部に新開発の対向配置分割コイル ※1を採用し、DC 〜 4MHz という広い測定帯域を実現しました。

帰還電流による磁束測定電流による磁束帰還電流

出力( vout )Gain [ dB ]帰還巻線 ( N )

磁気コア

測定電流
フラックスゲート

励磁f

検波

周波数特性 ( 代表特性 )202-20-4

Gain ( 従来貫通型センサ )-6-10AMP-2

Gain (CT6904)-4

Phase (CT6904)

Phase(CT6904, 補正後 ※2)-8

シャント抵抗 ( r )4101001k10k-6100k

Frequency [ Hz ]2f

1M-810M※ 1 対向配置分割コイル ( Opposed Split Coil ) : 分割した巻き線を磁気コア上で対向配置し、電流検出を広帯域化したコイル※ 2 パワーアナライザ PW6001 の位相補正を行った場合

高いノイズ耐性 同相電圧除去比（CMRR）120 dB 以上 (100 kHz)
独自形状のソリッドシールドで対向配置分割コイルを完全にシールドすることにより、広帯域化と圧倒的な耐ノイズ性を両立させています。周囲の電圧の影響を受けずに正確な測定が行えます。

同相電圧除去比 ( 代表特性 )200180

ソリッドシールド

電流測定に影響を与えないアルミ削り出しによる独自形状のシールド

160140120CT6904

10080

従来貫通型電流センサ

101001k

10k

100k

Frequency [ Hz ]1M10M

Phase [ ° ]測定導体

Opposed Split Coil Technology

CMRR [ dB ]45高確度かつ高安定 直線性 ±10 ppm, 基本確度 ±0.02% rdg. ±0.007% f.s.
直流から低周波域の電流検出にフラックスゲート素子を使うことで、ホール素子方式では実現できない測定確度と温度安定性を実現しています。高周波でも導体位置の影響が小さく、再現性の高い測定ができます。

Linearity error [ ppm ]40200-20

Sample 1
Sample 2
Sample 3-40-60-500 -400 -300 -200 -100

0100 200 300 400 500

Input current [ A ]Gain Error (deviation from 23 ℃) [ % rdg. ]直線性（代表特性）

600.04
0.03
0.02
0.01
0.00-0.01

コア内部の導体位置の影響(A 〜 F：Position)

Sample 1
Sample 2
Sample 3-0.02-0.03-0.04-0.05-20

直線性：入力電流 (DC) を 100A 間隔で+500A → 0A → -500A → 0A → +500A と変えて出力電圧を測定。
上記測定から算出した回帰直線と、測定点との差で規定。

020

Temperature [℃ ]4060

導体位置の影響 ( 代表特性 )200

Deviation from center [ ppm ]

E F
DAC B

温度特性 ( 代表特性）

0.05

Sample 1 100 kHz 入力
Sample 2 100 kHz 入力
Sample 3 100 kHz 入力

150100500-50

Sample 1 50 Hz 入力
Sample 2 50 Hz 入力
Sample 3 50 Hz 入力-100-150-200

ABCDPositionEF

高確度測定のための形状測定導体が長いほど導体のインダクタンスや寄生容量により測定の誤差要因が増大します。誤差要因を最小限にするため、測定導体を短く配線する必要があります。CT6904 は様々な設置方法を選択できるため、測定導体の最短配線に役立ちます。
様々な設置シーンに対応

壁面取付固定金具（受注生産）

出力ケーブルの取り出し方向が自由アプリケーション例〜 比類のない測定帯域と耐ノイズ性で真の電流測定を提供 〜

SiC • GaN インバータの高精度測定と効率測定にPWM 出力におけるスイッチング周波数の電力を高確度に測定するためには、広帯域かつ電圧電流位相誤差が少ないことが重要です
広帯域でフラットな周波数特性の CT6904 は、基本波だけでなく、スイッチング周波数の電流を正確に測定します。
また、CT6904 は広帯域測定性能と高確度測定性能の両立を実現しているため、パワーアナライザと合わせて使用することでこれまでにない精度でインバータの入出力電力測定や効率測定が可能となります。

電流センサ測定帯域とインバータ 2 次側の有効電力スペクトラム（100 kHz スイッチング時）

CT6904 測定帯域
従来機種 測定帯域
インバータ

バッテリ

モータ

Active Power [ W ]6

基本波とその高調波

1k

パワーアナライザ PW6001

スイッチング周波数成分とその高調波

10k100k[]
Frequency Hz

1M

従来機種では、測定できなかったスイッチング周波数成分も高精度に測定します。

リアクトル • トランスの損失解析に電力変換器の高効率化、小型化のために、リアクトルやトランスの損失測定の重要性が増しています
CT6904 の優れたノイズ耐性により、今までノイズに埋もれていたスイッチング電流を正確に測定します。
また、パワーアナライザ PW6001 の “ 位相補正機能” を使用することにより、これまで困難だった大電流・高周波・低力率のリアクトル、トランス損失測定を簡単かつ短時間で行えます。

DC 電源

リアクトル

昇圧 DC

負荷

DC

CT6904 と従来センサの測定波形比較

パワーアナライザ PW6001

CT6904 CMRR 120 dB 以上（100 kHz）

従来機種 CMRR 100 kHz の規定なし

100 kHz スイッチング時の測定波形例（PW6001 で測定）

7仕様
入力 • 出力 • 測定仕様

機能仕様

1. 基本仕様

接続使用可能製品

定格電流AC/DC 500 A

1. PW6001 パワーアナライザ

測定可能導体径

φ32 mm 以下

組み合わせ確度

最大入力電流図のディレーティング以内
ただし、20 ms 内であれば、±1000 A peak まで許容 ( 設計値 )ディレーティング付近の電流を測定した場合、電流を入力した時間の 10 倍以上の冷却時間をとること

出力電圧

4 mV/A

対地間最大定格電圧1000 V CAT Ⅲ 予想される過渡過電圧 8000 V

直線性±10 ppm Typical (23 ℃ )オフセット電圧±10 ppm Typical (23 ℃、無入力 )

周波数

測定確度

PW6001 確度 +CT6904 確度(f.s. 誤差はセンサ定格も考慮 )電力

位相±0.045% rdg. ±0.057% f.s.
(f.s.=PW6001 Range)±0.04% rdg. ±0.037% f.s.
(f.s.=PW6001 Range)

PW6001 確度 +CT6904 確度(f.s. 誤差はセンサ定格も考慮 )PW6001 確度+CT6904 確度- その他の測定項目については、PW6001 確度 + センサ確度 (f.s. 誤差はセンサ定格も考慮 )- 10 A Range、20 A Range のときには ±0.12% f.s. (f.s. = PW6001 Range) 加算

2. PW3390 パワーアナライザ

組み合わせ確度
パワーアナライザ確度 + センサ確度 (f.s. 誤差はセンサ定格も考慮 )3. CT9555 センサユニット

振幅±0.025% rdg.±0.007% f.s.
±0.2% rdg.±0.02% f.s.
±0.1% rdg.±0.02% f.s.
±0.02% rdg.±0.007% f.s.
±0.05% rdg.±0.007% f.s.
±0.1% rdg.±0.01% f.s.
±0.4% rdg.±0.02% f.s.
±0.4% rdg.±0.02% f.s.
±1% rdg.±0.02% f.s.
±1% rdg.±0.05% f.s.
±2% rdg.±0.05% f.s.
±5% rdg.±0.05% f.s.
4 MHz (±3 dB Typical)

組み合わせ確度
センサ確度 ×1.5 ( 出力同軸ケーブル 1.6 m 以内のとき )- 出力ケーブル長 10 m 仕様 ( 受注生産品 ) は、周波数帯域 1 MHz (±3 dB Typical)

位相±0.1°±0.1°±0.08°±0.12°±0.4°±0.4°±(0.08×f)°±(0.08×f)°±(0.08×f)°±(0.08×f)°±(0.08×f)°-一般仕様• 確度演算式中の f の単位は kHz• 振幅確度、位相確度は定格値以下、かつ、図のディレーティングの周囲温度 50 ℃、連続範囲内で規定。ただし、DC ＜ f ＜ 10 Hz は設計値。
• 出力ケーブル長 10 m 仕様 ( 受注生産品 ) は、50 kHz ＜ f ≦ 1 MHz において振幅確度 ±(0.015×f)% rdg. を加算。周波数帯域は 2 MHz(±3 dB Typical)。

温度の影響±0.04% rdg. ±0.027% f.s.
(f.s.=PW6001 Range)

DC,45 Hz ≦ f ≦
65Hz
以外の帯域

確度保証期間 : 1 年間
調整後確度保証期間 : 1 年間
確度保証温室度範囲 : 23 ℃ ±5 ℃、80% rh 以下
ウォームアップ時間 : 30 分以上
入力正弦波、入力抵抗 0.9 MΩ 〜 1.1 MΩ の測定器
対地間電圧 0 V、外部磁界なし、導体中心位置

周波数DCDC ＜ f ＜ 16 Hz
16 Hz ≦ f ＜ 45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 65 Hz
65 Hz ＜ f ≦ 850 Hz
850 Hz ＜ f ≦ 1 kHz
1 kHz ＜ f ≦ 5 kHz
5 kHz ＜ f ≦ 10 kHz
10 kHz ＜ f ≦ 50 kHz
50 kHz ＜ f ≦ 100 kHz
100 kHz ＜ f ≦ 300 kHz
300 kHz ＜ f ≦ 1 MHz
周波数帯域±0.045% rdg. ±0.037% f.s.
(f.s.=PW6001 Range)

45 Hz ≦ f ≦65Hz

2. 確度仕様

確度保証条件電流

DC-10 ℃〜 18 ℃または 28 ℃〜 50 ℃の範囲において
振幅感度 : ±0.005% rdg./℃
オフセット電圧 : ±0.005% f.s./℃
位相 : ±0.01°/℃

使用場所

屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで

使用温湿度範囲-10℃〜 50℃、80% rh 以下 ( 結露しないこと )保存温湿度範囲-20℃〜 60℃、80% rh 以下 ( 結露しないこと )耐電圧

AC 7.4kV( 感度電流 1 mA) 50 Hz/60 Hz : 1 分間
貫通窓 - ケーブル出力端子間

電源

PW6001,PW3390,CT9555 より電源供給

最大定格電力7 VA (500 A/55 Hz 測定、±12 V 電源時 )インターフェース

専用インターフェース ( ME15W )外形寸法

約 139 (W) × 120 (H) × 52 (D) mm ( 突起部、ケーブル含まず )出力ケーブル長約 3 m ( 中継ボックス含む )（ 出力ケーブル長 10 m 仕様 [ 受注生産品 ]：約 10 m、中継ボックス含む ）固定穴径φ5.2 mm (M5 ネジ、推奨締め付けトルク : 1.5 N • m 〜 2.0 N • m)

質量

約 1.0 kg
( 出力ケーブル長 10 m 仕様 [ 受注生産品 ] : 約 1.3 kg )同相電圧除去比(CMRR)

140 dB 以上 (50 Hz/60 Hz) 、120 dB 以上 (100 kHz)( 出力電圧への影響 / 同相電圧 )製品保証期間

3 年間

導体位置の影響±0.01% rdg. 以下（100 A 入力、50 Hz/60 Hz）外径 10 mm の線材
使用時

付属品

- 取扱説明書- 携帯用ケース- カラーラベル ( チャネル識別用 )ディレーティング特性
600 A

1000

Maximum Current [ A ]550 A10010-10℃ ≦ TA ≦ 50℃ ( １分間 )-10℃ ≦ TA ≦ 30℃ ( 連続 )-10℃ ≦ TA ≦ 50℃ ( 連続 )

1DC

10

100

1k

10k

Frequency [ Hz ]

100k

1M10M

TA：周囲温度

外形寸法図14.491.291.2

14.491.2

14.414.414.414.4

ケーブル長：約 3000

14.491.2

14.4

4×φ5.2( 単位 mm)( 固定穴の厚み 7.5)

2214.45.2 4.62229.813912029.811091.2

測定可能導体径φ32 以下( 単位 mm)

M5 用プレスナット (2 箇所 )30

14.42( 単位 mm)

2( 単位 mm)

固定金具 ( 受注生産品 ) の寸法

CAT III 1000 V

製品名：AC/DC カレントセンサ CT6904
形名（発注コード）（仕様）（価格）
CT6904 （PW6001 他用 , ME15W 端子） ....... ¥ 500,000 ( 税抜き )
付属品：取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, カラーラベル ( チャネル識別用 ) ×1

※ 受注生産品 CT6904
形名（発注コード）（仕様）（出力ケーブル長 10m 仕様）-HIOKI ME15W（12pin 端子）--（固定金具）（価格）................価格お見積り................価格お見積り■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東支店 TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北 支 店 TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡 支 店 TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野 支 店 TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋支店 TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏支店 TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪 支 店 TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡 支 店 TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2018 年 1 月 23 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問合せは最寄りの営業拠点または本社カスタマーサポート        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。

CT6904J1-81E