Naudojimo instrukcijos

Spalvotas LCD monitorius

SvarbuBūtinai prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukcijas irįrengimo vadovą.
• Monitoriaus nustatymų ir reguliavimų ieškokite įrengimo vadove.
• Naujausia informacija apie gaminį, įskaitant jo naudojimo instrukcijas,
pateikiama interneto svetainėje.
www.eizoglobal.com

SIMBOLIAIŠiame vadove ir gaminyje naudojami toliau nurodyti simboliai. Jie žymi ypač svarbią
informaciją. Gerai su jais susipažinkite.
Nesilaikant skiltyje ĮSPĖJIMAS pateikiamų nurodymų kyla pavojus sunkiaisusižaloti ir net sukelti grėsmę gyvybei.

ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla pavojus nesunkiai susižaloti ir(arba) sugadinti gaminį ar kitą nuosavybę.

ATSARGIAI
Nurodo įspėjimą arba perspėjimą. Pavyzdžiui,smūgio pavojų.
Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui,reiškia elektros

reiškia „Neardyti“.

Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytasišsiųsti.
Jeigu šis gaminys naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar
perduoti, kad ir kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtųdaroma, negavus išankstinio rašytinio „EIZO Corporation“ leidimo.
„EIZO Corporation“ neprivalo laikytis jokios pateiktos medžiagos ar informacijos
konfidencialumo, nebent, „EIZO Corporation“ gavus tokią informaciją, būtų susitarta kitaip.
Nors ir buvo stengiamasi, kad šiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite,
kad EIZO gaminio specifikacijos gali keistis be įspėjimo.
2

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGUMO PRIEMONĖS
SvarbuŠis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį numatytasišsiųsti. Jeigu šis gaminys naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo
specifikacijos.
Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir perspėjimus ant monitoriaus.

Atsargumo nurodymų buvimo vietaŽenklai ant įrenginioŽenklasŠio ženklo reikšmė
Maitinimo jungiklis Paspauskite, kad išjungtumėte monitoriaus maitinimą.
Maitinimo jungiklis Paspauskite, kad įjungtumėte monitoriaus maitinimą.
Maitinimo mygtukas Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte monitoriaus
maitinimą.
Kintamoji srovė
Įspėjimas dėl elektros smūgio pavojaus
ATSARGIAI!
EEĮA ženklinimas: gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti.

CE ženklinimas: ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos ir (arba) reglamento(ES) nuostatas.
Gamintojas
Pagaminimo data
Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiamsveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu.
Medicinos įrenginys ES

3

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ŽenklasŠio ženklo reikšmė
Importuotojas ESŽenklas nurodo atitiktį JK reglamentams
JK atsakingas asmuoĮgaliotasis atstovas ŠveicarijojeĮgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

4

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmų, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų
garsų, iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į EIZO atstovybę.
Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir
sugadinti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS
Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio.
Atidarius korpusą kyla pavojus patirti elektros smūgį arba nusideginti aukštos įtampos
ar aukštos temperatūros dalimis. Modifikuojant įrenginį kyla pavojus sukelti gaisrą arba
patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams.
Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus
sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS
Pašalinius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
Į korpusą atsitiktinai patekusios metalinės dalys, degios medžiagos ar skysčiai gali
sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sugadinti įrangą.
Jeigu į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkiteįrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų
kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį statykite ant tvirto ir stabilaus paviršiaus.
Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones.
Jei prietaisas nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO
atstovybę. Apgadinto prietaiso nenaudokite. Jei apgadintą prietaisą naudosite, kils pavojus sukelti
gaisrą arba patirti elektros smūgį.

5

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje.
Kitaip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
• Nelaikykite lauke.
• Nelaikykite jokioje transporto priemonėje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje irpan.).
• Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna.
• Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje,
virtuvėje ir pan.).
• Nelaikykite ten, kur ant ekrano gali tiesiogiai patekti garų.
• Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvų.
• Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nelaikykite aplinkoje, kurioje yra degiųjų dujų.
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio
sulfido, azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono).
• Nestatyti aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų
(pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžių metalų ir panašiai.

ĮSPĖJIMAS
Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų.
Plastikiniai pakavimo maišeliai gali sukelti uždusimą.

ĮSPĖJIMAS
Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite jį į šalyje įprastą maitinimo lizdą.
Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti
elektros smūgį.
Maitinimas: 100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 HzĮSPĖJIMAS
Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko ir patraukite.
Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.
Kitaip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

6

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS
Paisykite tinkamos įtampos.
• Šis prietaisas pritaikytas maitinti tik tam tikra įtampa. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi
nuo nurodytosios šioje naudojimo instrukcijoje, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį
arba sugadinti įrenginį.
Maitinimas: 100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz• Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektrossmūgį.

ĮSPĖJIMAS
Su maitinimo laidu elkitės atsargiai.
Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų, netraukite už maitinimo laido ir jo neriškite.
Naudojant sugadintą maitinimo laidą kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektrossmūgį.

ĮSPĖJIMAS
Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento.
Šio gaminio pacientai liesti negali.

ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Tvirtindami atraminį stovą, vadovaukitės atraminio stovo naudotojo vadovu ir saugiaiįrenkite įrenginį.
Antraip įrenginys gali atsijungti ir sužaloti ir (arba) sugesti.
Prieš įrengdami patikrinkite, ar stalas, siena ar kitas paviršius, prie kurio tvirtinate, yra pakankamai
stiprus.
Jei prietaisas nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO
atstovybę. Apgadinto prietaiso nenaudokite. Jei apgadintą prietaisą naudosite, kils pavojus sukelti
gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačiusvaržtus ir gerai juos užveržkite.

ĮSPĖJIMAS
Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis.
Jeigu oda prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai nusiprauskite.
Jei skystųjų kristalų patektų į akis ar burną, nedelsiant praskalaukite dideliu vandens
kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Priešingu atveju gali kilti toksinė reakcija.

ĮSPĖJIMAS
Jei reikia sumontuoti aukštai esančiose vietose, kreipkitės pagalbos į specialistą.
Montuojant monitorių aukštoje vietoje kyla pavojus, kad gaminys arba jo dalys gali nukristi irsužeisti. Montuodami monitorių paprašykite mūsų arba specialisto, kurio specializacija – statybos
darbai, pagalbos, įskaitant gaminio apžiūrą dėl pažeidimų ar deformacijos prieš ir po monitoriaus
montavimo.

7

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGIAI
ATSARGIAINežiūrėkite tiesiai į foninio arba taškinio apšvietimo šviesos šaltinį.
Tai gali sukelti diskomfortą akyse ir regos problemų.

ATSARGIAI
Netraukite taškinio šviestuvo atramos per stipriai.
Stipriai palenkus ar pasukus atramą ji gali būti pažeista arba veikti nebetinkamai.

ATSARGIAI
Prieš naudodami patikrinkite veikimo būseną.
Prieš naudodami įsitikinkite, kad vaizdas rodomas tinkamai.
Jei norite naudoti kelias parinktis, jas pradėkite naudoti tik įsitikinę, kad vaizdai rodomi tinkamai.

ATSARGIAI
Kabelius ir (arba) laidus, ant kurių yra tvirtinimo įtaisai, patikimai pritvirtinkite.
Nepatikimai pritvirtinus jie gali atsijungti. Vaizdas ekrane dings ir jums teks nutraukti darbą.

ATSARGIAI
Perkeldami įrenginį atjunkite kabelius ir pašalinkite priedus.
Priešingu atveju judant kabeliai ar priedai gali atsiskirti ir sužaloti.

ATSARGIAIĮrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
• Perkeldami į kitą vietą, monitorių tvirtai laikykite už apačios.
• 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent
du asmenys.
• Jei jūsų įrenginio modelis gale turi rankeną, tvirtai suimkite ir laikykite už
monitoriaus apačios ir rankenos.
Nukritęs įrenginys gali sužaloti arba sugesti.

ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kad neprisispaustumėte rankų.
Jeigu monitoriaus aukščiui ar kampui sureguliuoti staiga panaudosite jėgą, galite prisispausti irsusižeisti rankas.

8

ATSARGUMO PRIEMONĖS

ATSARGIAINeužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų.
• Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų.
• Draudžiama įrenginį montuoti prastai ventiliuojamoje vietoje. Būtina įsitikinti, kadpalikta pakankamai vietos iš visų įrenginio pusių.
• Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio.
Uždengus aušinimo angas, tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti
gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti prietaisą.

ATSARGIAI
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ATSARGIAI
Nieko nedėkite aplink maitinimo laido kištuką.
Taip lengviau atjungti maitinimo laido kištuką iškilus problemai, kad būtų išvengta
gaisro ar elektros smūgio.

ATSARGIAI
Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus vėdinimo angą.
Ant šios srities nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą.

ATSARGIAI
Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį kyla pavojus patirti elektros smūgį.

ATSARGIAI
Jeigu ketinate ilgai nenaudoti įrenginio, saugumo ir energijos tausojimo sumetimais išjunkite
maitinimo laido kištuką, paskui ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

ATSARGIAIŠį gaminį šalinkite pagal vietos ar gyvenamosios šalies įstatymus.

ATSARGIAI
Naudojant EEE šalyse ir Šveicarijoje
Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su šiuo įrenginiu, būtina pranešti gamintojui ir šaliesnarės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingajai įstaigai.

9Įspėjimas dėl šio monitoriausĮspėjimas dėl šio monitoriaus
Naudojimo paskirtis
Šis gaminys naudojamas rodyti radiologinius vaizdus, skirtus parengtiems medicinos
praktikos specialistams peržiūrėti, analizuoti ir diagnozuoti. Šis ekranas nėra skirtas
mamografijai.
Dėmesio• Šis gaminys neskirtas in vitro diagnostikai.
• Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma
garantija.
• Šiame vadove nurodytos specifikacijos taikomos tik naudojant kartu su gaminiu pateiktus
maitinimo laidus ir EIZO nurodytus signalų perdavimo laidus.
• Su šiuo gaminiu naudokite tik EIZO nurodytus EIZO priedų gaminius.

Naudojimo atsargumo priemonės• Naudojant ilgą laiką, dalių (pavyzdžiui, LCD ekrano ir ventiliatoriaus) kokybė gali
suprastėti. Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai veikia.
• Kai vaizdas ekrane keičiasi po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali likti senojo vaizdopėdsakų. Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą
arba energijos taupymo funkciją. Nelygu, koks vaizdas rodomas, net praėjus nedaug
laiko ekrane gali atsirasti povaizdis. Norėdami pašalinti šį reiškinį, pakeiskite vaizdą arba
išjunkite maitinimą keletui valandų.
• Vaizdas monitoriuje stabilizuojasi maždaug per kelias minutes. Prieš naudodami
monitorių, po monitoriaus maitinimo įjungimo arba monitoriui persijungus iš energijos
taupymo režimo palaukite kelias minutes ar ilgiau.
• Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti dėmių arba
„išdegusių“ plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojamajį periodiškai išjungti.
• Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas.
Priklausomai nuo naudojimo modelio, pvz., žiūrint ilgai ir be pertraukų, foninio
apšvietimo lempa gali nustoti veikti greičiau ir ją reikės pakeisti. Jeigu ekranas pasidaro
per tamsus arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.
• Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip
atsitinka dėl paties LCD ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia.
• Stipriai nespauskite LCD ekrano ar jo išorinio rėmo, nes gali atsirasti vaizdo rodymo
trikčių, kaip antai trukdžių ir pan. Nuolat spaudžiant LCD ekrano paviršių, skystieji
kristalai gali sugesti arba LCD ekranas gali būti pažeistas. (Jeigu ant LCD ekrano liktų
spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą vaizdą. Žymės gali išnykti.)• Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip LCD ekraną
galite sugadinti. Netrinkite servetėlėmis, nes ekraną galite subraižyti.
• Nelieskite monitoriuje integruoto kalibravimo jutiklis (integruoto priekinio jutiklio). Kitaip
gali sumažėti matavimo tikslumas arba gali būti apgadinta įranga.
• Priklausomai nuo aplinkos, apšvietimo jutiklio išmatuota vertė gali skirtis nuo vertės,rodomos pastatomame luminometre.
• Jei šis gaminys įnešamas į šaltą patalpą, jei staiga pakyla aplinkos temperatūra arba jei
jis iš šaltos patalpos įnešamas į šiltą patalpą, monitoriaus viduje arba ant jo paviršiaus
gali atsirasti kondensato. Tokiu atveju gaminio nejunkite. Kad gaminys nenukentėtų,palaukite, kol kondensatas išgaruos.
10Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Monitoriaus naudojimas ilgą laiką
Kokybės kontrolė
• Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės
suprastėjimas. Atlikite vizualines apžiūras ir periodiškus pastovumo testus (įskaitantpilkųjų tonų skalės patikrą), kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos standartams / gairėms
pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. „RadiCS“ (pasirenkama)
monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės kontrolę,atitinkančią medicinos standartus / gaires.
• Įjungus monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus iš energijos taupymo režimo, palaukite
bent 15 minučių ir tik tada atlikite įvairias monitoriaus ekrano kokybės kontrolės patikras,
jį kalibruokite arba reguliuokite.
• Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtųsumažinti šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomasstabilus ryškumas.
• Siekdami suderinti integruoto kalibravimo jutiklio (integruoto priekinio jutiklio) matavimų
rezultatus su atskirai parduodamo išorinio jutiklio rezultatais, atlikite integruoto priekinio
jutiklio ir išorinio jutiklio koreliaciją naudodami „RadiCS“ (papildomas priedas) / „RadiCSLE“ (pateikiamas). Periodiškai atliekama koreliacija užtikrina, kad integruoto priekinio
jutiklio matavimo rezultatas atitiks išorinio jutiklio matavimo tikslumą. Išsamios
informacijos apie koreliaciją rasite „RadiCS“ / „RadiCS LE“ naudotojo vadove.
Dėmesio• Monitoriaus rodymo būsena gali netikėtai pasikeisti dėl veikimo klaidos arba nenumatyto
nuostatų pakeitimo. Sureguliavus monitorių, rekomenduojama jį naudoti su užrakintais veiksmų
jungikliais.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip nustatyti, žr. montavimo vadovą (CD-ROM diske).

Valymas• Norint, kad gaminys atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė,rekomenduojama reguliariai jį valyti.
• Dėmes pašalinti galima sudrėkinus minkštos šluostės dalį vandeniu ir naudojant mūsų„ScreenCleaner“ bei švelniai valant.
Dėmesio• Pasirūpinkite, kad skysčių nepatektų tiesiai ant gaminio. Priešingu atveju nedelsiant švelniai
nuvalykite.
• Neleiskite, kad į tarpus arba gaminio vidų patektų skysčių.
• Valymo ir dezinfekavimo reikmėms naudojant chemines medžiagas, dėl kai kurių iš jų, pvz.,
alkoholio ir dezinfekanto, žvilgesys gali pasidaryti nevienodas, gaminys gali susitepti ir išblukti,taip pat suprastėti rodomo vaizdo kokybė. Chemikalų nenaudokite dažnai.
• Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti
gaminį.
• Daugiau informacijos apie valymą ir dezinfekavimą ieškokite mūsų interneto svetainėje.
Kaip rasti informaciją Atidarykite svetainę www.eizoglobal.com ir norėdami ieškoti svetainės
paieškos laukelyje įveskite „disinfect“.

Dezinfekavimas naudojant chemines medžiagas• Dezinfekuojant gaminius rekomenduojama naudoti mūsų išbandytas cheminesmedžiagas (žr. lentelę toliau). Atminkite, kad naudojant šias medžiagas
negarantuojama, jog gaminys nebus pažeistas ar nesuprastės kokybė.

11Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Kategorija

Cheminės medžiagos tipas

Gaminio pavyzdys

Alkoholio pagrindo

Spiritas (etilo alkoholis)

Etanolis

Alkoholio pagrindo

Izopropanolis

Izopropilo alkoholis (IPA)

ChlorasNatrio hipochloritas„Purelox“

Biguanidas

Chlorheksidino glukonatas

Hibitano tirpalas

Alkoholio pagrindo

Benzalkonio chloridas„Welpas“Adehido pagrindo

Glutaralis„Sterihyde“

Adehido pagrindo

Glutaralis„Cidex Plus28“Atmosferinės paviršinio
aktyvumo medžiagos

Alkildiaminoetilglicino hidrochloridas„Satenidin“ tirpalas

Kaip patogiai naudoti monitorių
• Pernelyg tamsus arba šviesus ekranas gali pakenkti jūsų akims. Sureguliuokite
monitoriaus ryškumą pagal aplinkos sąlygas.
• Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite.
• Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu.

Kibernetinio saugumo įspėjimai ir atsakomybė
• Programinės įrangos atnaujinimas turėtų būti atliekamas per „EIZO Corporation“ arba
jos platintoją.
• Jei „EIZO Corporation“ arba jos platintojas nurodo atnaujinti programinę įrangą,nedelsdami ją atnaujinkite.

12

TURINYS

TURINYSATSARGUMO PRIEMONĖS .......................................................................................

3

Svarbu.................................................................................................................

3

Atsargumo nurodymų buvimo vieta ........................................................

3Ženklai ant įrenginio................................................................................

3ĮSPĖJIMAS .........................................................................................................

5

ATSARGIAI .........................................................................................................

8Įspėjimas dėl šio monitoriaus ................................................................................... 10
Naudojimo paskirtis............................................................................................. 10
Naudojimo atsargumo priemonės ....................................................................... 10
Monitoriaus naudojimas ilgą laiką ....................................................................... 11
Kokybės kontrolė .................................................................................... 11
Valymas .................................................................................................. 11
Dezinfekavimas naudojant chemines medžiagas ................................... 11
Kaip patogiai naudoti monitorių........................................................................... 12
Kibernetinio saugumo įspėjimai ir atsakomybė ................................................... 12
1 Įvadas .......................................................................................................................... 15
1.1

1.2

1.3

Funkcijos ............................................................................................................. 15
1.1.1

Laisvas išdėstymas................................................................................. 15

1.1.2

Paprastas laidų prijungimas.................................................................... 15

1.1.3

Palaiko vaizdo rodymą ir maitinimo šaltinį su viena USB „Type-C“ laido
jungtimi.................................................................................................... 15

1.1.4

Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranas ............................................ 16

1.1.5

Kokybės kontrolė .................................................................................... 16

1.1.6

Jungiamosios stoties funkcija ................................................................. 16

1.1.7

Su apšvietimo funkcija („RadiLight“) ....................................................... 16

1.1.8Vietą taupantis dizainas .......................................................................... 17

1.1.9

Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra .................................................. 17

Pakuotės turinys.................................................................................................. 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2„RadiCS LE“............................................................................................ 18

1.2.3„RadiCS LE“ naudojimas ........................................................................ 19

Valdikliai ir funkcijos ............................................................................................ 20
1.3.1

Priekis ..................................................................................................... 20

1.3.2

Nugarėlė ................................................................................................. 21

2 Diegimas / sujungimas .............................................................................................. 23
2.1

Prieš įrengiant ..................................................................................................... 23
2.1.1

2.2

Įrengimo sąlygos..................................................................................... 23

Jungiamieji laidai................................................................................................. 24

13

TURINYS
2.3„RadiLight Focus“ (taškinio apšvietimo) pritvirtinimas......................................... 29

2.4

Maitinimo įjungimas............................................................................................. 29

2.5

Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas................................................................ 30

2.6

Jungties dangčio uždėjimas ................................................................................ 31

2.7„RadiLight Area“ / „RadiLight Focus“ naudojimas ............................................... 32

3 Vaizdo nerodymo problema ...................................................................................... 33
4 Specifikacijos ............................................................................................................. 35
4.1

Specifikacijų sąrašas........................................................................................... 35
4.1.1

Tipas ....................................................................................................... 35

4.1.2

LCD ekranas ........................................................................................... 35

4.1.3

Vaizdo signalai........................................................................................ 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5

Tinklas..................................................................................................... 36

4.1.6

Maitinimas............................................................................................... 36

4.1.7

Fizinės specifikacijos .............................................................................. 36

4.1.8

Darbinės aplinkos reikalavimai ............................................................... 36

4.1.9

Transportavimo / saugojimo sąlygos ...................................................... 36

4.2

Tinkama skyra..................................................................................................... 37

4.3

Priedai ................................................................................................................. 37

Priedas ........................................................................................................................ 38
Medicininis standartas......................................................................................... 38Įrangos klasifikacija................................................................................. 38
EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija ......................................... 39
Numatomo naudojimo aplinka ................................................................ 39
Techniniai duomenys .............................................................................. 40

14Įvadas | 1

1 ĮvadasDėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvotą skystųjų kristalų monitorių.

1.1 Funkcijos
1.1.1 Laisvas išdėstymas• Šiame gaminyje integruotos „PbyP“ (vaizdas šalia vaizdo) ir „PinP“ (vaizdas vaizde)
funkcijos, dėl kurių galima rodyti iki trijų signalų vienu metu.

Vienas

PbyP

Vienas + PinP

PbyP + PinP

• Monitorius užtikrina vieno laido „PbyP“ funkciją, kai vaizdai rodomi „PbyP“ režimu
naudojant vieną signalo laidą.

1.1.2 Paprastas laidų prijungimas
Monitoriuje yra USB „Type-C®“ (USB-C®) išvesties terminalas.
Iš išvesties jungties signalas gali būti transliuojamas į kitą monitorių.

1.1.3 Palaiko vaizdo rodymą ir maitinimo šaltinį su viena USB „Type-C“ laido
jungtimiŠiame gaminyje yra USB-C jungtis; jis palaiko vaizdo signalų perdavimą („DisplayPort™ Alt“režimu) ir maitinimą (USB maitinimo tiekimą).
Jis tiekia maksimalią 94 W galią prijungtam nešiojamajam kompiuteriui, kai naudojamas
kaip išorinis monitorius.

Vaizdo signalai

Maitinimas

15

1 | Įvadas

Pastaba• Kad būtų rodomi vaizdo signalai, prijungtas įrenginys turi palaikyti vaizdo signalų perdavimą(„DisplayPort Alt“ režimu).
• Norint naudoti įkrovimo funkciją, prijungtas įrenginys turi palaikyti įrenginio įkrovimą naudojant
USB maitinimo tiekimą.
• Tik kai naudojami šie USB laidai, galima tiekti ne daugiau kaip 94 W galią:– CC150SS81G-5A (pateikiama)• Prijungtus įrenginius galima įkrauti, net jei monitorius veikia energijos taupymo režimu.

1.1.4 Hibridinis nespalvotas ir spalvotas ekranasĮjungus „Hybrid Gamma PXL“ funkciją, įrenginys automatiškai atpažįsta nespalvotas ir
spalvotas to paties vaizdo dalis vaizdo taškų lygiu ir atitinkamai juos rodo parenkant
optimalius gradientus.

1.1.5 Kokybės kontrolė
• Šiame monitoriuje yra integruotas kalibravimo jutiklis (integruotas priekinis jutiklis). Šisjutiklis leidžia monitoriui nepriklausomai atlikti kalibravimą (funkcija „SelfCalibration“) irpilkųjų tonų skalės patikrą.
• Naudodami pridėtą „RadiCS LE“ galite atlikti monitoriaus kalibravimą ir istorijos
valdymą.
• „RadiCS“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga leidžia jums vykdyti kokybės
kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires.

1.1.6 Jungiamosios stoties funkcijaŠiame monitoriuje yra LAN prievadas ir USB šakotuvas, leidžiantys jį naudoti kaip
jungiamąją stotį. Prijungę USB-C laidą galite sukurti stabilią tinklo aplinką net
nešiojamuosiuose kompiuteriuose arba planšetiniuose įrenginiuose, kuriuose nėra LAN
prievadų. Taip pat galite naudoti su USB suderinamus išorinius įrenginius ir įkrauti
išmaniuosius telefonus (žr. įrengimo vadovo skiltį „Jungiamosios stoties funkcijosnaudojimas“).

1.1.7 Su apšvietimo funkcija („RadiLight“)„RadiLight Area“ (foninis apšvietimas)• „RadiLight Area“ yra monitoriuje integruota galinio apšvietimo funkcija. Ji netiesiogiai
apšviečia kambarį nuo galinės monitoriaus dalies – tai leidžia atlikti efektyvias
radiologines interpretacijas prastai apšviestoje aplinkoje.
„RadiLight Focus“ (taškinis apšvietimas)

16Įvadas | 1• „RadiLight Focus“ yra nuimamas taškinio apšvietimo šviestuvas. Jis gali apšviesti darbovietą, kai skaitote, rašote dokumentus ar naudojatės klaviatūra.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Vietą taupantis dizainas
Monitoriuje yra kelios USB jungtys (į įrenginį). Vieną USB įrenginių rinkinį (pelė, klaviatūra irt. t.) galite naudoti keliems kompiuteriams.

1.1.9 Monitoriaus valdymas pele ir klaviatūra
Naudodamiesi „RadiCS“ / „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programine įranga
pele ar klaviatūra galite atlikti toliau nurodytus monitoriaus valdymo veiksmus:• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Persijungimas tarp įvesties signalų
• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą
(„Point-and-Focus“)• „PinP“ papildomo lango (funkcija „Hide-and-Seek“) rodymas ar slėpimas• Kompiuterių, kuriuose naudojami USB įrenginiai (funkcija „Switch-and-Go“), perjungimas• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)• Laikinai ryškumą padidinanti funkcija, kad būtų geriau matomi diagnostiniai vaizdai(„Instant Backlight Booster“)Pastaba• „RadiCS“ / „RadiCS LE“ programinė įranga leidžia rodyti arba slėpti „PinP“ papildomą langą ir
perjungti kompiuterį, naudojamą USB įrenginiams valdyti vienu metu. Daugiau informacijos apie
nustatymo procedūrą ieškokite „RadiCS“ / „RadiCS LE“ naudotojo vadove.

17

1 | Įvadas

1.2 Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio jų trūksta arba kuris
nors yra pažeistas, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu.
Pastaba• Rekomenduojame dėžę ir pakavimo medžiagas išsaugoti, kad jas būtų galima panaudoti
produktą perkeliant ar transportuojant.

• Monitorius• Maitinimo laidas• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas („DisplayPort“ - „DisplayPort“): PP300-V14 x 2• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas (HDMI – HDMI): HH300PR x 1• USB 2.0 laidas (USB-A – USB-B): UU300 x 2• USB-C laidas (USB-C – USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Jungties dangtis (kairysis)• Jungties dangtis (dešinysis)• „RadiLight Focus“ (taškinis apšvietimas)• „EIZO LCD Utility Disk“ (kompaktinis diskas)• Naudojimo instrukcijos

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
CD-ROM yra toliau nurodyti elementai. Apie programinės įrangos paleidimo arba failų
nuorodines procedūras skaitykite diske esančiame faile „Readme.txt“.
• Failas Readme.txt• „RadiCS LE“ monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta „Windows“)• Naudotojo vadovas– Monitoriaus naudojimo instrukcijos– Monitoriaus montavimo vadovas– „RadiCS LE“ naudotojo vadovas• Išoriniai matmenys

1.2.2 „RadiCS LE“„RadiCS LE“ leidžia jums atlikti toliau pateiktus kokybės kontrolės veiksmus ir veiksmus su
monitoriumi. Daugiau informacijos apie programinę įrangą ir nustatymo procedūrą ieškokite„RadiCS LE“ naudotojo vadove.
Kokybės kontrolė
• Kalibravimo vykdymas• Bandymo rezultatų rodymas sąraše ir bandymo ataskaitos kūrimas
18Įvadas | 1• „SelfCalibration“ tikslinio ir vykdymo tvarkaraščio nustatymas
Veiksmai su monitoriumi• „CAL Switch“ režimų perjungimas• Persijungimas tarp įvesties signalų
• Funkcija, kuri bet kuriai ekrano daliai priskiria „CAL Switch“ režimą ir rodo vaizdą
(„Point-and-Focus“)• „PinP“ papildomo lango (funkcija „Hide-and-Seek“) rodymas ar slėpimas• Kompiuterių, kuriuose naudojami USB įrenginiai (funkcija „Switch-and-Go“), perjungimas• Persijungimas į energijos taupymo režimą (funkcija „Backlight Saver“)• Laikinai ryškumą padidinanti funkcija, kad būtų geriau matomi diagnostiniai vaizdai(„Instant Backlight Booster“)• Funkcija, kuri automatiškai reguliuoja monitoriaus ryškumą atsižvelgiant į aplinkos
apšvietimo lygi, kai nustatyta „Text“ (teksto) veiksena („Auto Brightness Control“(automatinė ryškumo kontrolė))Dėmesio• „RadiCS LE“ specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Naujausią „RadiCS LE“
versiją galite atsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 „RadiCS LE“ naudojimasNorėdami daugiau informacijos, kaip įdiegti „RadiCS LE“, žr. „RadiCS LE“ naudotojo vadovą
(CD-ROM diske).
Naudodamiesi „RadiCS LE“ pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio.
Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti monitorių, ieškokite 2.2 Jungiamieji laidai[} 24].

19

1 | Įvadas

1.3 Valdikliai ir funkcijos
1.3.1 Priekis
12

Apytiksliai 30°

34

1. Integruotas priekinis
jutiklis (judantis)

Šis jutiklis naudojamas atlikti kalibravimą ir pilkųjų tonų skalės
patikrinimą.

2. Apšvietimo jutiklis

Šis jutiklis matuoja aplinkos apšvietimą. Aplinkos apšvietimo
matavimas atliekamas naudojant „RadiCS“ / „RadiCS LE“ kokybės
kontrolės programinę įrangą.

3. Veiksmų jungikliai

Rodo naudotojo vadovą. Nustatomas meniu pagal naudotojo
vadovą.

4. Maitinimo jungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis.
Įjungus maitinimą įsijungia jungiklio indikatorius. Indikatoriaus spalva
skiriasi priklausomai nuo monitoriaus veikimo būsenos.
Žalia šviesa – įprasto veikimo režimas, oranžinė: elektros energijos
taupymo veiksena;
nešviečia – išjungtas maitinimas

20Įvadas | 1

1.3.2 Nugarėlė
1

7

2

8

5

6
3

4

9

11

10

12

13

14

1. „RadiLight Area“ (foninis Monitoriuje integruota galinio apšvietimo funkcija. Netiesiogiai
apšvietimas)
apšviečia kambarį nuo galinės monitoriaus dalies.
2. Stovas

Reguliuoja monitoriaus aukštį ir kampą (pasvirimą ir pakreipimą).

3. Maitinimo jungiklisĮjungiamas ir išjungiamas maitinimas.
: išjungta,: įjungta

4. Maitinimo laido jungtis

Skirta maitinimo laidui prijungti.

5. Apsauginis spynos
lizdasTinka „Kensington“ apsaugos sistemai „MicroSaver“.

6. Laidų laikiklisLeidžia tvarkingai laikyti laidus.

7. USB-A jungtis(iš įrenginio)

Prijungiama prie išorinio USB įrenginio (žr. įrengimo vadovo skiltį
„Jungiamosios stoties funkcijos naudojimas“).

8. Taškinio apšvietimo
jungtisPrijungiama prie „RadiLight Focus“.

9. HDMI jungtis

Prie jos prijungiamas kompiuteris su HDMI išvestimi.

10. „DisplayPort“ jungtis

Prie jos prijungiamas kompiuteris su „DisplayPort“ išvestimi.

21

1 | Įvadas

22

11. USB-C jungtis(į įrenginį)Prie jos prijungiamas kompiuteris su USB-C išvestimi. Ji taip pat
perduoda USB signalą, reikalingą programinei įrangai, kuriai reikia
USB jungties arba jungiamosios stoties funkcijos, naudoti (žr.
įrengimo vadovo skiltį „Jungiamosios stoties funkcijos naudojimas“).

12. USB-C jungtis(iš įrenginio)Norėdami nustatyti nuoseklųjį prijungimą, prijunkite laidą prie kito
monitoriaus USB-C išsiuntimo srauto jungties. Be to, galima prijungti
išorinį USB įrenginį (žr. įrengimo vadovo skiltį „Jungiamosios stoties
funkcijos naudojimas“).

13. LAN prievadas

Prijungiama prie tinklo šakotuvo arba maršrutizatoriaus naudojant
LAN kabelį, kad būtų galima naudoti jungiamosios stoties funkcijos
tinklo ryšį (žr. įrengimo vadovo skiltį „Jungiamosios stoties funkcijosnaudojimas“).

14. USB-B jungtis(į įrenginį)Jungiama prie kompiuterio, kai kompiuteryje be USB-C jungties
naudojama programinė įranga, kuriai reikia USB jungties, arba kai
naudojama šio gaminio USB šakotuvo funkcija.

Diegimas / sujungimas | 2

2 Diegimas / sujungimas
2.1 Prieš įrengiantAtidžiai perskaitykite skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS [} 3] ir visuomet laikykitės
nurodymų.
Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties
guma, gali prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių.

2.1.1 Įrengimo sąlygos
Jei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, galo ir
viršaus.
Dėmesio• Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

23

2 | Diegimas / sujungimas

2.2 Jungiamieji laidaiDėmesio• Prieš prijungdami patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus, kompiuterio ir išorinių įrenginių
maitinimas.
• Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio perskaitykite
4.2 Tinkama skyra [} 37], kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti
kompiuteryje į skyros ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius.
• Jei sunku prijungti laidus, sureguliuokite ekrano kampą.

1. Prijunkite signalų perdavimo laidus.
Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus.
Rodymas viename ekrane

Signalų perdavimo laidas: HH300PR
Signalų perdavimo laidas: PP300-V14
Signalų perdavimo laidas: CC150SS81G-5A

Dėmesio• Pagal numatytąjį nustatymą rodomas „DisplayPort 1“ jungties signalas. Kad būtų rodomas
signalas iš kitos jungties, perjunkite įvesties signalą (žr. įrengimo vadovo skiltį „Įvesties signalų
perjungimas“).
• Jei USB-C naudojate ne tik vaizdo rodymui, bet ir monitoriaus kokybės valdymui su „RadiCS“ /„RadiCS LE“ ir USB įrenginių (su USB suderinamų išorinių įrenginių) prijungimui, nustatymų
meniu turite nustatyti „USB Selection“ parinktį „USB-C“. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• HDMI® signalai gali būti rodomi ribotame diapazone.

24Diegimas / sujungimas | 2„PbyP“ („DisplayPort 1“ / „DisplayPort 2“) rodymas

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

Dėmesio• Kad būtų rodomas „PbyP“ („DisplayPort 1“ / „DisplayPort 2“), nustatymų meniu reikia
sukonfigūruoti PbyP Settings. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Rodant „PbyP“ iš dviejų kompiuterių kai kurie kokybės valdymo aspektai, pvz., kalibravimas, galibūti riboti.

25

2 | Diegimas / sujungimas„PbyP“ (vieno laido „PbyP“) rodymas

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

Signalų perdavimo laidas: CC150SS81G-5A

Dėmesio• Kad būtų rodomas „PbyP“ (One Cable PbyP), prijunkite prie „DisplayPort 1“ jungties arba USB-C). Be to, nustatymų meniu turite sukonfigūruoti nustatymą „PbyP
jungties (į įrenginį:Settings“. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame
diske).
• Jei USB-C naudojate ne tik vaizdo rodymui, bet ir monitoriaus kokybės valdymui su „RadiCS“ /„RadiCS LE“ ir USB įrenginių (su USB suderinamų išorinių įrenginių) prijungimui, nustatymų
meniu turite nustatyti „USB Selection“ parinktį „USB-C“. Smulkesnės informacijos apie tai
ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).

26

Diegimas / sujungimas | 2„PinP“ (antrinio lango) rodymas
Pavyzdys: HDMI jungties naudojimas

Signalų perdavimo laidas: HH300PR
Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

Dėmesio• Kad būtų rodomas „PinP“ (antrinis langas), nustatymų meniu turite sukonfigūruoti nustatymą
„PinP Settings“. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Kai HDMI signalas rodomas viename ekrane, negalima naudoti „PinP“ (antrinio lango) rodymo
funkcijos.

27

2 | Diegimas / sujungimasKitų kompiuterių prijungimas naudojant nuoseklųjį prijungimą
Signalo įvestis į „DisplayPort 1“ jungtį arba USB-C jungtį (į įrenginį:monitorių.

) bus išvedama į kitąPrijungti prie kompiuterio

Signalų perdavimo laidas: PP300-V14

USB-C laidas

Signalų perdavimo laidas: CC150SS81G-5A

Signalų perdavimo laidas: CP200(pasirinktinai, parduodamas atskirai)Dėmesio• Norėdami daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti
nuosekliam sujungimui, apsilankykite EIZO internetinėje svetainėje:(www.eizoglobal.com)• Norėdami nustatyti nuoseklųjį prijungimą, prijunkite prie „DisplayPort 1“ jungties arba USB-C). Be to, administratoriaus nustatymų meniu turite sukonfigūruoti
jungties (į įrenginį:nustatymą „Daisy Chain“. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arbakompaktiniame diske).
• Ant USB-C (iš įrenginio:
nuimkite dangtelį.

) prievado būna iš anksto uždėtas dangtelis. Kai jį naudojate,

2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį.
Maitinimo laidą iki galo įstatykite į monitorių.
3. Jei nenaudojate USB-C jungties ir naudojate „RadiCS“ / „RadiCS LE“ arba priemonitoriaus jungiate USB įrenginius (su USB suderinamą išorinį įrenginį), prijunkite USB
2.0 laidą nuo monitoriaus USB-B jungties prie kompiuterio USB-A jungties.
USB 2.0 laidas: UU300

Dėmesio• Kai monitorių jungiate prie kompiuterio, kuriame yra „RadiCS“ / „RadiCS LE“, prijunkite prie USB) arba USB-C (į įrenginį:).
B1(• Jei naudosite USB-B 2 (), prieš tai nuimkite dangtelį. Be to, nustatymų meniu pakeiskite
nustatymą „USB Selection“ (žr. įrengimo vadovo skiltį „USB pasirinkimas“).

28Diegimas / sujungimas | 2

2.3 „RadiLight Focus“ (taškinio apšvietimo) pritvirtinimas
Pritvirtinkite „RadiLight Focus“ (taškinį apšvietimą) prie monitoriaus taškinio apšvietimo
jungties.
Šviestuvas gali būti pritvirtintas tik nukreiptas žemyn, statmenai jungties.

12Norėdami jį išimti, ištraukite jį sukdami su monitoriumi jungiančiąją dalį iliustracijos 1 punkte
nurodyta kryptimi.

2.4 Maitinimo įjungimas.
1. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite
Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.
Jei indikatorius neįsižiebia, žr. 3 Vaizdo nerodymo problema [} 33].
Pastaba• Palietus bet kurį iš veiksmų jungiklių, išskyrus, kai monitoriaus maitinimas išjungtas,
pradeda mirksėti, kad žinotumėte, kur yra maitinimo jungiklis.

2. Įjunkite kompiuterį.
Ekrane pasirodys vaizdas.
Jei vaizdo nėra, papildomos informacijos ieškokite 3 Vaizdo nerodymo problema [} 33].

29

2 | Diegimas / sujungimasDėmesio• Prijungiant pirmą kartą arba keičiant prijungimo būdą, ekrano nustatymai, pvz., skyros ir ekrano
mastelis, gali būti netinkami. Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymai sukonfigūruoti tinkamai.
• Siekiant sutaupyti elektros energijos, maitinimo mygtuką rekomenduojama išjungti. Kai
monitorius nenaudojamas, galite išjungti pagrindinį maitinimo tiekimą arba atjungti maitinimo
tiekimo kištuką, kad maitinimo tiekimas būtų visiškai nutrauktas.

Pastaba• Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti
elektros energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodomus veiksmus:– Naudokite kompiuterio ir monitoriaus energijos taupymo funkciją.
– Kai pasinaudosite, monitorių išjunkite.

2.5 Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Abiem rankomis laikydami už viršutinio ir apatinio arba kairiojo ir dešiniojo monitoriaus
kraštų reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias sąlygasužduotims atlikti.

Dėmesio• Kai reguliavimas baigtas, įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti.
• Sureguliavę aukštį ir kampą, nutieskite kabelius per kabelio laikiklį.
• Reguliuodami monitoriaus kampą ar padėtį su prijungtu taškiniu šviestuvu stipriai netraukite užtaškinio šviestuvo. Tai gali pažeisti jungtį arba atramą.

30

Diegimas / sujungimas | 2

2.6 Jungties dangčio uždėjimas
1. Tvarkingai sudėkite laidus į laidų laikiklį.

2. Uždėkite jungties dangtį.

Pavyzdys: jungties dangčio (dešiniojo) uždėjimasDėmesio• Įsitikinkite, kad jis uždėtas tvirtai, kad monitoriaus vidus būtų tinkamai vėdinamas.

Pastaba• Jei norite jungties dangtį nuimti, traukite jį į save.

31

2 | Diegimas / sujungimas

2.7 „RadiLight Area“ / „RadiLight Focus“ naudojimas
1. Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra įjungti.
2. Įjunkite / išjunkite „RadiLight Area“ arba „RadiLight Focus“ valdymo jungikliais.
Sureguliuokite „RadiLight Area“ ryškumą.

„RadiLight Focus“ įjungta / išjungta„RadiLight Area“Mažesnis ryškumas / didesnis ryškumas / įjungta / išjungtaDėmesio• Dėl šviesos diodų skirtumų gali skirtis net to paties gaminio spalvos ir ryškumas.
• Toliau nurodytose aplinkose naudojant „RadiLight Area“ apšvietimas gali būti nepakankamas.
– jei yra didelis atstumas iki sienos ar lubų;– jei sienos ar lubų medžiagos prastai atspindi šviesą arba jų spalvos tamsios.
• Keisdami „RadiLight Focus“ kryptį reguliuokite kampą laikydami ne tik galiuką, bet ir atramą.

Pastaba• Jei reikia daugiau informacijos, kaip nustatyti „RadiLight Area“, žr. įrengimo vadovą
(kompaktiniame diske).

32

Vaizdo nerodymo problema | 3

3 Vaizdo nerodymo problemaNeįsižiebia maitinimo jungiklio indikatorius• Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
• Įjunkite monitoriaus galinėje dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį.
• Palieskite• Išjunkite monitoriaus galinėje dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį ir po kelių
minučių vėl jį įjunkite.

Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: Žalia spalva• Nustatymų meniu padidinkite nuostatų „Brightness“, „Contrast“ arba „Gain“ vertes.
Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (kompaktiniame diske).
• Išjunkite monitoriaus galinėje dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį ir po kelių
minučių vėl jį įjunkite.

Maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia: oranžine spalva• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove(kompaktiniame diske).
• Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Prijunkite signalų perdavimo
laidus prie atitinkamo įvesties signalo jungčių.
• Išjunkite monitoriaus galinėje dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį ir vėl jį įjunkite.

Maitinimo jungiklio indikatorius mirksi: oranžine, žalia spalva• Prijunkite EIZO nurodytu signalų perdavimo laidu. Tada išjunkite monitoriaus galinėje
dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį ir po kelių minučių vėl jį įjunkite.

Ekrane rodomas pranešimas „No Signal“.
Pavyzdžiui:• Pirmiau parodytas pranešimas gali pasirodyti, kai ką tik įjungtas kompiuteris iš karto
nesiunčia signalo.
• Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris.
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Prijunkite signalų perdavimo
laidus prie atitinkamo įvesties signalo jungčių.
) naudojamas nuosekliosios grandinės jungties išvesčiai.
• USB-C (iš įrenginio:
Ekranas nerodomas net prijungus prie kompiuterio.
• Perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove(kompaktiniame diske).
• Išjunkite monitoriaus galinėje dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį ir vėl jį įjunkite.

33

3 | Vaizdo nerodymo problema

Ekrane rodomas pranešimas „Signal Error“.
Pavyzdžiui:• Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų monitoriaus skyros ir kadrų
skleistinės dažnio reikalavimus (žr. 4.2 Tinkama skyra [} 37]).
• Paleiskite kompiuterį iš naujo.
• Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa pasirinkite atitinkamą nuostatą.
Išsamios informacijos ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove.

Ekrane rodomas pranešimas „DP Unsupported“• Patikrinkite, ar prijungtas laidas yra EIZO rekomenduojamas signalo laidas.
• Patikrinkite, ar prijungto įrenginio USB-C palaiko vaizdo signalo išvestį („DisplayPort Alt“režimas). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į įrenginio gamintoją.
• Prijunkite „DisplayPort“ laidą arba HDMI laidą.

34

Specifikacijos | 4

4 Specifikacijos
4.1 Specifikacijų sąrašas
4.1.1 Tipas
RX670„Anti-Glare“

RX670-AR„Anti-Reflection“

4.1.2 LCD ekranas
Tipas

Spalvos (IPS)

Foninis apšvietimasŠviesos diodai

Dydis

30,0 col. (76,2 cm)

Skyra

3280 taškų x 2048 linijų

Ekrano dydis (H x V)

645,5 mm x 403,0 mm

Atstumas tarp vaizdo elementų (H x V)

0,197 mm x 0,197 mm

Ekrano spalvos

10 bitų spalvos („DisplayPort“ / USB-C): Iki 1,07
mlrd. spalvų (iš maždaug 543 mlrd. spalvų
paletės)8 bitų („DisplayPort“ / HDMI): 16,77 milijonų
spalvų (iš maždaug 543 mlrd. spalvų paletės)Žiūrėjimo kampas (H x V, tipiniai)

178˚ / 178˚

Rekomenduojamas ryškumas

500 cd/m2

Kontrasto santykis (tipinis)

1800:1

Atsako laikas (tipinis)

25 ms (juoda -> balta -> juoda)

4.1.3 Vaizdo signalaiĮėjimo signalo išvadai„DisplayPort“ 2 vnt., USB-C („DisplayPort Alt“režimas) 1 vnt., HDMI 1 vnt.

Išvesties jungtys

USB-C („DisplayPort Alt“ režimas) 1 vnt.

Horizontalaus nuskaitymo dažnis
Vertikalaus nuskaitymo dažnis

*1

31 kHz–127 kHz
59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)Kadrų sinchronizavimo režimas:

59 Hz–61 HzTaškų taktų generatorius

25 MHz–440 MHz*1 Palaikomas kadrų skleistinės dažnis skiriasi priklausomai nuo skyros. Išsamesnės informacijos

ieškokite 4.2 Tinkama skyra [} 37].

4.1.4 USB
JungtisĮ įrenginį

USB-C 1 vnt., USB-B 2 vnt.

Iš įrenginio

USB-A 3 vnt., USB-C 1 vnt.

Standartinė

USB specifikacija, 2.0 perž. leid.

Ryšio sparta

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

MaitinimasĮ įrenginį

USB-C: Daugiausia 94 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15
V / 3 A, 20 V / 4,7 A)

Iš įrenginio

USB-A: Daugiausia 500 mA vienam prievadui
USB-C: Daugiausia 15 W (5 V / 3 A)

35

4 | Specifikacijos

4.1.5 Tinklas
JungtisRJ-45 (USB LAN adapteris)

Palaikomos operacinės sistemos*1

Windows 11
Windows 10 (32 bitų arba 64 bitų)macOS Sierra (10.12) arba naujesnė

Laidinis LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Operacinė sistema bus palaikoma EIZO iki OS tiekėjo palaikymo pabaigos.

4.1.6 MaitinimasĮėjimas100–240 V kintamoji srovė ±10 %, 50 / 60 Hz,
2,80–1,20 A

Maksimalus energijos eikvojimas

279 W arba mažiau*1

Elektros energijos tausojimo veiksena

0,5 W arba mažiau*2Budėjimo veiksena

0,5 W arba mažiau*3*1 Kai yra išorinė apkrova, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“, „RadiLight Focus“ įjungtas,„RadiLight Area“ ryškumas yra maksimalus*2 Kai naudojate „DisplayPort“ importavimą ir neprijungtas USB išsiuntimo srauto prievadas, „Power

Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, „RadiLight Focus“ prijungtas,„RadiLight Focus“ išjungtas, nėra išorinės apkrovos*3 Kai neprijungtas USB išsiuntimo srauto prievadas, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“:„Off“, „RadiLight Focus“ prijungtas, „RadiLight Focus“ išjungtas, nėra išorinės apkrovos

4.1.7 Fizinės specifikacijos
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

682,0 mm x 490,5 mm–590,5 mm x 225,0 mm(pokrypis: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm–634,7 mm x 295,2 mm(pokrypis: 30˚)

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) (be stovo)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Grynasis svoris

Apie 15,8 kg

Grynasis svoris (be stovo)

Apie 11,7 kg

Aukščio reguliavimo diapazonas

100 mm (pokrypis: 0˚)

Pokrypis

Aukštyn 30˚, žemyn 5˚Pasukimas

70˚

4.1.8 Darbinės aplinkos reikalavimai
Temperatūra

0 ˚C–35 ˚CDrėgnis20 %–80 % R.H. (be kondensacijos)

Oro slėgis

540–1060 hPa

4.1.9 Transportavimo / saugojimo sąlygos
Temperatūra-20 ˚C–60 ˚CDrėgnis10 %–90 % R.H. (be kondensacijos)

Oro slėgis

200–1060 hPa

36

Specifikacijos | 4

4.2 Tinkama skyra
Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra:✓: palaikoma, -: nepalaikoma
Skyra

Kadrų
skleistinės
dažnis (Hz)DisplayPort / USB-C

HDMI

Rodymasvienameekrane„PbyP“ekranas„PinP“ekranasRodymasvienameekrane„PinP“ekranas

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

59,940640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 x 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 x 2048✓

*1 Rekomenduojama skyra*2 Rekomenduojama skyra, kai „LMM Mode (HDMI)“ nustatyta parinktis „On“ skiltyje „Administrator

Settings“*3 Rekomenduojama skyra, kai „LMM Mode (HDMI)“ nustatyta parinktis „Off“ skiltyje „Administrator

Settings“

4.3 Priedai
Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai.
Naujausios informacijos apie pasirinktinius priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę
ieškokite mūsų interneto svetainėje.
(www.eizoglobal.com)
Kalibravimo rinkinys

RadiCS UX2 Ver.5.1.3 arba naujesnė versija
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 arba naujesnė
versija

Tinklo kokybės valdymo programinė įranga

RadiNET Pro Ver.5.1.3 arba naujesnė versija

Valymo rinkinys

ScreenCleaner

VESA adapteris, skirtas „Thin Client“ arba mini
kompiuteriams

PCSK-R1

Signalų perdavimo laidas (USB-C–„DisplayPort“)

CP200

37

PriedasPriedasMedicininis standartas• Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų IEC60601-1 standarto reikalavimus.
• Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti,
riboti arba trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje
aplinkoje, kur būtų galima išvengti tokio poveikio.

Įrangos klasifikacija• Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
• EMC klasė: IEC60601-1-2 1 grupės B klasė
• Medicinos įrenginių klasifikacija (ES): I klasė
• Veikimo būdas: nepertraukiamas• IP klasė: IPX038

Priedas

EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija„RadiForce“ RX670 turi galimybę tinkamai rodyti medicininius vaizdus.

Numatomo naudojimo aplinka„RadiForce“ RX670 gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje aplinkoje.
• Profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos, pvz., klinikos ir ligoninės, aplinka• Nuolatinės gyvenamosios vietos, pvz., pensionų ir namų, sveikatos priežiūros aplinka
Toliau nurodytoje aplinkoje „RadiForce“ RX670 naudoti negalima.
• Sveikatos priežiūros namuose aplinka, išskyrus nuolatinę gyvenamąją vietą
• šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių;• šalia terapinės trumpųjų bangų įrangos;• nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos
sistemos, skirtos MRT;
• apsaugotose vietose, specialioje aplinkoje;• Transporto priemonėse, įskaitant greitosios pagalbos automobilius• Kitose specialiose aplinkoseĮSPĖJIMAS• Naudojant „RadiForce“ RX670 gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su
EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių„ATSARGUMO PRIEMONĖS“ ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį.

ĮSPĖJIMAS• „RadiForce“ RX670 negalima naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia arba ant
viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai būtent tokiossąrankos, kokios juos ketinama naudoti.

ĮSPĖJIMAS• Naudodami nešiojamąją radijo dažnio ryšio įrangą, laikykite ją daugiau nei 30 cm (12 col.)atstumu nuo bet kokios „RadiForce“ RX670 dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju šį įranga gali
veikti prasčiau.

ĮSPĖJIMAS• Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalių ir
konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiktų IEC60601-1-2 standarto
reikalavimus.

ĮSPĖJIMAS• Nelieskite signalo įvesties / išvesties jungčių, kol naudojate „RadiForce RX670“. Priešingu atveju
gali būti paveiktas rodomas vaizdas.

39PriedasĮSPĖJIMAS• Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO rekomenduojamus laidus.
Naudojant ne EIZO rekomenduojamus laidus, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arbasumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai.
Signalo prievadasDidžiausias
laido ilgis

Ekranavimas

Ferito šerdis

Rekomenduoja
mas laidas

DisplayPort

3m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

PP300-V14

HDMI

3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

HH300PR

USB-C

1,5 m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

CC150SS81G-5A

2m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių

-3m

Ekranuotas

Su ferito šerdimis

UU300 / MD-C93

3m

Ekranuotas

Be ferito šerdžių-Eternetas

30 m

Neekranuotas Be ferito šerdžių

-Kintamosios srovės
įvadas3m

Neekranuotas Be ferito šerdžių

Su įžeminimolaidu(į įrenginį)USB-C(iš įrenginio)
USB-B(į įrenginį)USB-A(iš įrenginio)(arba kintamosiossrovės įvestis)Techniniai duomenys
Elektromagnetinė spinduliuotė
„RadiForce“ RX670 gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.
„RadiForce“ RX670 klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad „RadiForce“ RX670 bus
naudojamas būtent tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės testas

Atitiktis

Radijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

1 grupėRadijo dažnių
spinduliuotėCISPR11

B klasė

Harmonikų
spinduliuotė
IEC61000-3-2

D klasė

Įtampos svyravimai /mirgėjimo emisija
IEC61000-3-3

Atitinka

40

Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos„RadiForce“ RX670 radijo dažnių energija naudojama tik jovidiniam veikimui užtikrinti.
Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai
tikėtina, kad ji galėtų trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos
veikimą.
„RadiForce“ RX670 tinkamas naudoti bet kokiose patalpose,įskaitant gyvenamąsias ir prijungtąsias prie viešojo žemos
įtampos maitinimo tinklo, iš kurio elektros energija tiekiama
gyvenamosios paskirties pastatams.

PriedasElektromagnetinis atsparumas„RadiForce“ RX670 buvo patikrintas taikant toliau pateiktus atitikties lygius (C) pagal
profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus (T), nurodytus IEC60601-1-2.
„RadiForce“ RX670 klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad bus naudojamas būtent tokioje
aplinkoje.
Atsparumo testas

Testavimo lygis (T)Elektrostatinė iškrova ±8 kV kontaktinė
(ESD)
iškrova
IEC61000-4-2±15 kV oro iškrova

Atitikties lygis (C)±8 kV kontaktinė
iškrova±15 kV oro iškrova

Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Grindys turi būti medinės,betoninės arba klotos
keramikinėmis plytelėmis. Jeigu
grindys dengtos sintetinemedžiaga, drėgnis turi būti bent
30 %.

Trumpalaikių elektros ±2 kV elektros±2 kV elektros
Maitinimo tinklo elektros
trikdžių / pertrūkių
perdavimo linijoms
perdavimo linijoms
energijos kokybė turi būti įprasta
IEC61000-4-4±1 kV įėjimo / išėjimo ±1 kV įėjimo / išėjimo komercinei ar gydomajai
institucijai.
linijoms
linijomsViršįtampiai
IEC61000-4-5±1 kV iš linijos (-ų) įliniją (-as)±1 kV iš linijos (-ų) įliniją (-as)±2 kV iš linijos (-ų) įžemę±2 kV iš linijos (-ų) įžemęĮtampossumažėjimas, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
svyravimai maitinimoįėjimo linijose
IEC61000-4-11

0 % UT (100 %sumaž. UT) 0,5 ciklo
ir 1 ciklas

0 % UT (100 %sumaž. UT) 0,5 ciklo
ir 1 ciklas

Elektros energijosdažnio ir magnetinis
laukas
IEC61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mMaitinimo tinklo elektros
energijos kokybė turi būti įprasta
komercinei ar gydomajai
institucijai.

Maitinimo tinklo elektros
energijos kokybė turi būti įprasta
komercinei ar gydomajai
institucijai. Jeigu „RadiForce“
70 % UT (30 %70 % UT (30 %sumaž. UT) 25 ciklai / sumaž. UT) 25 ciklai / RX670 naudotojui reikia, kad jis
nenustotų veikęs esant maitinimo
50 Hz
50 Hz
pertrūkiui, rekomenduojama
0 % UT (100 %0 % UT (100 %„RadiForce“ RX670 maitinti išsumaž. UT) 250
sumaž. UT) 250
nepertraukiamo energijos šaltinio
ciklai / 50 Hz
ciklai / 50 Hz
arba akumuliatoriaus.
Elektros energijos dažnio ir
magnetinio lauko lygis turi būti
būdingas įprastai komercinei arligoninės aplinkai.
Naudojimo metu gaminį reikia
laikyti mažiausiai 15 cm atstumu
nuo elektros energijos dažnio ir
magnetinio lauko šaltinio.

41

Priedas

Atsparumo testas

Testavimo lygis (T)Atitikties lygis (C)Elektromagnetinė aplinka –rekomendacijos
Nešiojamosios ir mobiliosios
aukštadažnės ryšio įrangos
nereikėtų naudoti mažesniu nei
rekomenduojamu atstumu,
apskaičiuotu pagal siųstuvo
dažniui taikomą lygtį, nuo bet
kurios „RadiForce RX670“
gaminio dalies, įskaitant laidus.

Gairės dėl trikdžių,kuriuos sukelia arba
spinduliuoja radijodažnių laukai
IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms
ISM*1 ir mėgėjiško
radijo*2 juostos 150
kHz–80 MHz
Spinduliuojami radijo 10 V/mdažnių laukai
80 MHz–2,7 GHz
IEC61000-4-3

3 VrmsRekomenduojamas atstumas
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz„P“ yra maksimali atiduodamoji
vardinė siųstuvo galia vatais (W),nustatyta siųstuvo gamintojo, o„d“ yra rekomenduojamas
atstumas metrais (m). Fiksuotųjų
radijo dažnių siųstuvų skleidžiami
laukai, nustatyti atliekant
elektromagnetinį įrengimo vietos
tyrimą*3, turi būti silpnesni už
kiekvieno dažnių diapazono
atitikties lygį*4.
Netoli įrangos, pažymėtos toliau
nurodytu ženklu, gali atsirasti
trukdžių.

Pastaba• UT – tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant testavimo lygį.
• Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas.
• Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose
gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių
konstrukcijų, objektų ir žmonių.
*1 ISM (pramoninės, mokslinės ir medicininės) juostos nuo 150 kHz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki

6,795 MHz, nuo 13,553 MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki
40,70 MHz.
*2 Nuo 0,15 MHz iki 80 MHz mėgėjiško radijo dažnių juostos yra nuo 1,8 MHz iki 2,0 MHz, nuo 3,5

MHz iki 4,0 MHz, nuo 5,3 MHz iki 5,4 MHz, nuo 7 MHz iki 7,3 MHz, nuo 10,1 MHz iki 10,15 MHz,nuo 14 MHz iki 14,2 MHz, nuo 18,07 MHz iki 18,17 MHz, nuo 21,0 MHz iki 21,4 MHz, nuo 24,89
MHz iki 24,99 MHz, nuo 28,0 MHz iki 29,7 MHz ir nuo 50,0 MHz iki 54,0 MHz.
*3 Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams)

telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei
televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuotineįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę aplinką reikėtų atlikti
elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti „RadiForce“
RX670, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį, būtina
stebėti, ar „RadiForce“ RX670 veikia normaliai. Jeigu pastebima nukrypimų nuo normos, gali tekti42

Priedas
imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pareguliuoti „RadiForce“ RX670 padėtį arba gaminį perkelti
į kitą vietą.
*4 Jeigu dažnis viršija 150 kHz–80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.

43

PriedasRekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšioįrangos ir „RadiForce“ RX670 gaminio„RadiForce“ RX670 skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijodažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. „RadiForce“ RX670 klientas ar naudotojas galipadėti išvengti elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų (30 cm) atstumą tarp
nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“ RX670.
„RadiForce“ RX670 buvo išbandytas esant toliau nurodytiems atitikties lygiams (C), kadbūtų nustatyti reikiami elektromagnetinio lauko artumo atsparumo bandymo lygiai (T) esanttoliau nurodytam radijo dažnių ryšiui.
Testavimodažnis(MHz)Dažnis*1(MHz)

Techninė
priežiūra*1

Moduliacija*2

Testavimo lygis
(T)*3
(V/m)

Atitikties
lygis (C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Impulsų
moduliacija*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM28±5 kHz nuokrypis
1 kHz sinusas

28

710

704 – 787

LTE 13, 17 juosta

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
„iDEN“ 820CDMA 850,
LTE 5 juosta

Impulsų
moduliacija*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE 1, 3, 4, 25
juosta;
UMTS

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570 „Bluetooth®“,WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7 juosta

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Impulsų
moduliacija*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai.
*2 Nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.
*3 Bandymo lygiai apskaičiuoti naudojant maksimalią galią ir 30 cm atstumą.

44

Priedas„RadiForce RX670“ klientas arba naudotojas gali nuslopinti trukdžius, kuriuos sukelia netoli
esantys magnetiniai laukai, išlaikydamas minimalų atstumą (15 cm) nuo radijo dažnių
siųstuvo iki „RadiForce RX670“. „RadiForce RX670“ buvo patikrintas taikant toliau nurodytus
atitikties lygius (C) pagal reikalaujamus atsparumo magnetiniam laukui tikrinimo lygius (T).
Bandymų dažnis

Moduliacija

Bandymo lygis (T)(A/m)

Atitikties lygis (C)(A/m)

30 kHzCW (neslopstančioji
banga)

88

134,2 kHz

Impulso moduliacija*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Impulso moduliacija*1
50 kHz*1 Nešlys yra moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą.

Kitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas
tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir „RadiForce“
RX670 gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangosgalią.
Siųstuvo vardinė
maksimali
atiduodamoji galia(W)

Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį
(m)
Nuo 150 kHz iki 80
MHz
d = 1.2√P

Nuo 80 MHz iki 800
MHz
d = 1.2√P

Nuo 800 MHz iki 2,7GHz
d = 2.3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą
atstumą „d“, matuojamą metrais (m), galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo
dažniui, kur „P“ yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta
siųstuvo gamintojo.
Pastaba• Esant 80 ir 800 MHz dažniui, turi būti taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas.
• Šios gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose
gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių
konstrukcijų, objektų ir žmonių.

45

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024