注射薬調製支援システム

ーミキシングロードーon

次世代薬剤業務支援システム[ユニコム-GX]

安全キャビネット・クリーンベンチ庫内でスマートに、かつ効率よく調製手順を導く注射薬調製支援システム。

クリーンベンチ内で、無菌/一般注射薬調製抗がん薬だけでなく、無菌 / 一般用注射薬の調製内容も表示できます。
TPNや抗がん薬の混合調製業務は一定レベルの経験や知識が必要です。
専任担当者と急遽当番となった方、比較的経験の浅い方とでは、調製スキルに差があるのは、むしろ当然のことといえます。
Mixing Roadではナビゲーションシステムにより、調製手順を表示するので、誰でも正確に行うことができます。
また、調製時は薬品取違いを防ぐために薬品照合をし、調製容量は電子天秤で確り重量鑑査を行います。
業務の平準化や効率化、安全性の向上のみならず、患者様の安全をも守ることにも繋がっていきます。

1

、ム。

安全キャビネット内で、抗がん薬調製

2

安全キャビネット・クリーンベンチ庫内にすっきり納まるボディデザイン。
ワイヤレスで配線を極力無くしました。
庫内に表示画面を設置。
視線を逸らさず、正面を向いたまま調製作業が行えます。

限られた空間を無駄なく活用！

高さ410.5mm

奥行き405mm
幅222mm

調製手順用モニタには左右の傾き調整（チルト）付き。
キャビネット庫内への本体設置位置は左側でも右側でもどちらでも設置できます

押した側が内側に入り、モニタの向きが変わります。

3

無線通信を活用することで配線をほぼ無くしました。

撮像カメラ

バーコードリーダー

調製手順用モニタ

電子天秤

上記は安全キャビネット1100typeの庫内となります。

付属品
調製結果はジャーナルプリンタで出力します。
（ラベルプリンタは最終ラベルを出力できます。
）
予め出力した混注手順書のバーコードを照合し、調製開始できるハンディタイプのバーコードリーダーも用意しています。
ジャーナルプリンタ
標準

ラベルプリンタ
オプション

フットペダル
標準

各操作はフットペダルで行う
ため、調製作業を中断せずに次工程へ進める効率的な処方せん読取り用
バーコードリーダー 標準設計です。

4音声ガイダンスのナビゲーションシステムが調製ミスやロスを払拭。
調製当日は、『混注手順書』のバーコードを照合すれば、使用するシリンジの種類・薬品・溶解量・抜取量が各シチュエーションで、画面＆音声ナビ。
Mixing Roadの名のとおり、道筋に沿って進めるだけで、どなたにでも、安心の調製作業を行っていただけます。
調製ナビのモードは5つ用意しました。
調製作業者毎に最適な方法を選択いただけます。

選択モード

スキップ手順天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

スキップモード

フルナビモード

遠隔監査で一人調製対応可能。
（ 要別端末）PAT.
別室でのペア薬剤師による遠隔監

監査者側
（別室）

調製者側

査機能で、1人調製対応ができます。
監査結果のOK /NGの理由を調製者へ送信することができるので、円滑なコミュニケーションを支援します。

遠隔鑑査
（別室）

ミキシングロード
（調製室）

OKの場合
次のナビへ

鑑査OK

NGの場合
再度計量へ

鑑査NG

5薬品照合、重量鑑査、画像保存による絶対的な安心。
薬品はGS1データバーでの照合を行うため、万が一事前に用意した薬品が誤っていても防ぐことができます。
また、調製後は電子天秤で薬液の抜取量などを計量。
空バイアルとセットでのエビデンス
画像記録も撮影するので、「 指示通り調製したがきちんとできたのだろうか…」といった不安も解消
され、「調製記録が残らず、誰が行ったのか不明」というトレーサビリティの観点からも安心です。

調製手順は現場で作成可能です。PAT.P
ミキシングロードは調製内容を現場で、ご自身で作成頂けるようにマスタ・データ作成機能を新たに搭載しています。
＜作成はYUNiCOM-GXにて行います。
>● 作成フロー

調製手順条件画面での条件登録

調製手順明細画面による手順明細登録● 登録時イメージ

調製手順条件画面

調製手順明細表示画面

6

調製手順モード

調製ナビのモードを５つ用意。
調製作業者毎に最適な調製方法をご提案します。
PAT.P
調製開始時の画面

調製手順一覧

薬品認証

風袋引き

通常手順
シリンジのサイズまで指定してナビゲーション。
一つ一つの工程を正確に案内します。

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

スキップ手順天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

スキップ手順天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

重量なし手順 天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

重量なし手順 天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

画像記録/
スピード優先スキップ手順薬品の一覧と抜取量のみ表示。重量チェックを無くし、薬品照合と画像記 録 の み の 、スピ ー
ディ、記録を優先したモードです。

重量なし手順計量工程を省き、かつシリンジのサイズ指定を無くしたことで、ナビに従いながら、薬品認証と画 像 撮 影に特 化したモードです。

簡易手順
シリンジサイズ指定を無くしたことで、複数薬品を扱う際もまとめて薬品認証、計量、撮影を行います。
手順を簡易化したモードです。
選択モード

フルナビ手順
使用する薬品や器具、注意事項、作業プロセス一覧を表示。調製作業に不安をお持ちでも一つ一つ丁寧に案内するから安心です。
ナビゲーション
/確実性優先7

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

：○ バーコード接続：○

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

画像撮影

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

スキップ手順天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

重量なし手順 天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

混注

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○（任意）

調製完了時の画面

選択モード

通常手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

スキップ手順天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

重量なし手順 天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

調 製 完 了：○ バーコード接続：○

計量

選択モード

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

選択モード

重量なし手順 天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○

選択モード

簡易手順

天秤接続：○ カメラ接続：○ バーコード接続：○※表示の画面は2022年6月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

8

統計資料＜帳票＞
No

9

機能名称

1

調製件数

2

レジメン別件数

3

監査者月報

4

調製者月報

5

薬品別使用量集計表

6

調製結果ジャーナル

7レジメン集計表

8

閉鎖式器具使用量集計表

9

薬薬連携 お薬手帳ラベル

10

血漿分画製剤使用記録簿

11

薬品別集計表機 能抽出条件：対象期間（自〜至）、入院／外来

出力内容：RpNo、レジメン名称、用量、単位、総量
抽出条件：実施日（自〜至）、入院／外来

出力内容：レジメン名称、調製件数、患者数、調製時間
抽出条件：年を指定

出力内容：監査者名、月ごとの件数（１２か月分）
抽出条件：月を指定

出力内容：調製者名、月ごとの件数・平均時間（指定された月から６か月分）
抽出条件：実施日（自〜至）、薬品分類（抗がん剤／すべて）、入院／外来
出力内容：薬品コード、薬品名、単位、使用量
抽出条件：調製完了時に印字

出力内容：薬品認証有無、目標値、実測値、撮影有無
抽出条件：実施日、入院／外来

出力内容：レジメン名称、調製件数、患者数、調製時間
抽出条件：実施日

出力内容：実施日、患者ID、患者氏名、器具名称、個数抽出条件：抗がん剤対象処方箋区分の患者

出力内容：患者の属性情報、レジメン名、薬歴
抽出条件：実施日

出力内容：実施日、患者氏名、患者ID、薬品名、本数、製造番号
抽出条件：病棟ごとに集計
出力内容：薬品名、払出量

仕様

本体サイズ

本体

幅222 × 奥行き405 × 高さ410.5mm

モニタ

10.1インチ型タブレット

本体質量

本体のみ：8㎏、天秤搭載時：12㎏

電源AC100V

消費電力

100VA（MAX）

50/60Hz

ジャーナルプリンタ
（標準）

付属品

処方せん読取り用バーコードリーダー
フットペダル（オプション）

ラベルプリンタ■外形寸法図（単位：mm）■設置時注意事項

410.5

222405・本機をお使いのクリーンベンチまたは安全キャビネット内へ設置される際には、お使いの装置の清浄度や風流等、本来の無菌性能が発揮される状態であることを確認の上、設置をお願いします。
・正常に計量できない可能性があります
ので、本機設置時や移動時は必ず電子天秤を水平設置して下さい。
・本 機 の システム 連 携 に つ い て は 、Yunicom-GXのみ対応可能です。
その他システムとの対応しておりません。

10大 阪 本 社
東 京 本 社
カタログの掲載内容は2022年 9月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

〒 5 61 - 0 8 41 大 阪 府 豊 中 市 名 神 口 1 丁 目 4 番 3 0 号
TEL.（ 06 ）6868-5155（代） FAX.（ 06 ）6868-5154（代）〒1 3 0 - 0 012 東 京 都 墨 田 区 太 平 2 丁 目 1 0 番 1 0 号
TEL.（ 03 ）3829 -9511（代） FAX.（ 03 ）5 611- 2 011（代）
ユヤマのホームページはこちら！
！

無償プレゼント実施中！
「開局でお手伝いできること」「無菌製剤室を作ろう！」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

世界各国のユーザー様の活用事例はこちら！
！

（株）
ユヤマ

JQA-QM5424

（株）
湯山製作所

2209005