PT2pt-1702

Transmissor inteligente/
Cabeça Detectora de Gás

SD-1DGH
Manual de instruções
(PT2E-170)(PT2-170)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110 GIII
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio<Índice>Esboço do produto ................................................................................................................... 3
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 3
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 3
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 3
1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão ..... 4
Avisos importantes sobre segurança ....................................................................................... 5
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 5
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 6
2-3. Precauções ....................................................................................................................... 7
2-4. Informações de segurança ................................................................................................ 8
Componentes do produto ......................................................................................................... 10
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................. 10
3-2. Nomes e funções para cada peça..................................................................................... 11
3-3. Diagrama do bloco ............................................................................................................ 12
Como usar................................................................................................................................ 13
4-1. Antes de usar o detector ................................................................................................... 13
4-2. Precauções para pontos de instalação ............................................................................. 13
4-3. Precauções para a concepção do sistema........................................................................ 14
4-4. Como instalar .................................................................................................................... 16
4-5. Como ligar ......................................................................................................................... 17
4-6. Como fazer a tubulação .................................................................................................... 22
Como utilizar ............................................................................................................................ 23
5-1. Preparação para a partida ................................................................................................. 23
5-2. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 23
5-3. Como iniciar o detector ..................................................................................................... 24
5-4. Modos ............................................................................................................................... 26
5-5. Modo usuário .................................................................................................................... 27
5-6. Como sair .......................................................................................................................... 29
Operações e funções ............................................................................................................... 30
6-1. Ativação do alarme de gás ................................................................................................ 30
6-2. Ativação do alarme de falha .............................................................................................. 31
6-3. Operação de saída externa ............................................................................................... 32
6-4. Outras funções .................................................................................................................. 33
Manutenção ............................................................................................................................. 34
7-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 34
7-2. Modo manutenção regular ................................................................................................ 36
7-3. Método de calibração do gás ............................................................................................ 45
7-4. Substituição de peças ....................................................................................................... 48
Armazenamento, recolocação e eliminação ............................................................................. 49
8-1. Procedimentos para armazenar o detector ou deixá-lo fora de serviço durante um
período longo .................................................................................................................... 49
8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou usá-lo novamente...................................... 49
8-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 49
Resolução de problemas.......................................................................................................... 50
Especificações do produto ....................................................................................................... 52
10-1. Lista de especificações ................................................................................................... 52
10-2. Lista de acessórios ......................................................................................................... 55
10-3. Princípio de detecção ...................................................................................................... 56
Definição de termos ................................................................................................................. 57

SD-1DGH-2-

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por ter escolhido o nosso transmissor inteligente/cabeça detectora de gás SD-1DGH. Verifiquese o número do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias
para utilizar adequadamente o detector. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que jáusaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e aexperiência antes de usar o detector.
Embora o número de dígitos a ser exibido varie dependendo da faixa de detecção, este manual fornece
explicações usando uma faixa de detecção de 0 - 100,0 como exemplos (como exemplos do visor LED).

1-2. Uso previsto• Este detector é uma cabeça detectora de gás do tipo fixo que detecta vazamentos de gases
tóxicos/combustíveis e efetua a ativação de um alarme quando a concentração de gás está acima dovalor predefinido.
• O detector é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa medições
análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do detector
antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
• O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento)
com o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de setesegmentos.
• Uma bomba externa, etc. fora do detector introduz gás para realizar a detecção de gás.
• O detector tem um contato de alarme integrado e pode ser usado como um alarme de gás, alarme defalha ou alarme comum (gás, falha).
• O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA.

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a vida, saúde ou propriedade.

AVISO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a saúde ou propriedade.

CUIDADO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
menores para a saúde ou propriedade.

NOTA

Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

-3-

SD-1DGH1 Esboço do produto

1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão

1-4. Método de confirmação para Normas e
Especificações de proteção contra explosão
Este produto tem algumas especificações que dependem da norma e do certificado contra explosão.
Confirme a especificação do detector antes de usar. Consulte a Declaração de Conformidade que se
encontra no final deste manual se tiver o tipo de marcação CE. Pode confirmar a especificação doinstrumento para ver a placa do nome conforme segue.
Marcação Ex

Certificado TIIS

Marcação CE
ATEX/IECEx, placa do nome do tipo de marcação CE

Certificado
INMETROINMETRO, placa de identificação de

SD-1DGH-4-

Placa do nome do tipo TIIS

2 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

2

Avisos importantes sobre
segurança
2-1. Casos de perigo
PERIGO

Sobre a proteção contra explosão
• O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Não use solventes orgânicos nem
tipos alcalinos (líquidos ou gasosos). Pode causar alterações na cor e na forma da placa dovidro.
• Não abra a tampa com corrente aplicada.
• Não tente reparar o detector.
• Para a tampa, use parafusos de cabeça sextavada especificados pela RIKEN KEIKI.
• Não aplique força ou choque fortes na placa do vidro. Os desempenhos da proteção contra
explosão podem deteriorar-se devido a danos. As condições de proteção contra explosão parao detector é possibilidade de danos mecânicos “baixa (2J)”.
• Não substitua peças a seu próprio critério, mas contate a RIKEN KEIKI se o vidro transparentetiver uma fenda ou se a superfície de união da proteção contra explosão estiver anormal, ou oparafuso de fixação ou o parafuso se tiver alterado, perdido, etc.
• Não repare a superfície de união da proteção contra explosão.
• Tenha cuidado para não bater com ferramentas afiadas contra a placa do vidro.

SD-1DGH-5-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-2. Casos de aviso

2-2. Casos de aviso
AVISO

Fonte de alimentação
Antes de ligar o detector, verifique sempre se a voltagem está aplicada adequadamente. Não use
uma fonte de alimentação instável porque pode causar anomalias.
Necessidade de circuito de aterramentoNão corte o circuito de aterramento nem desconecte o fio do terminal de aterramento.
Defeitos nas funções de proteção
Antes de iniciar o detector, verifique as funções de proteção quanto a defeitos. Quando detectar
defeitos aparentes nas funções de proteção, tais como aterramento protetor, não inicie o detector.
Tubulação
O detector é projetado para extrair gases ao seu redor sob a pressão atmosférica. Certifique-se deque a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem (GAS IN, GAS OUT)
do detector. Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão de gás detectado(GAS OUT) ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto considerado como um local
seguro.
Conexão externa
Antes de conectar o detector ao circuito de controle externo, conecte firmemente um circuito deaterramento protetor.
Ajuste zero na atmosfera
Quando o ajuste zero for realizado na atmosfera, verifique a atmosfera quanto ao frescor antes deiniciar o ajuste. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente,
conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
Resposta a alarme de gás
A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações adequadas
com base no seu bom senso.

SD-1DGH-6-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. Precauções

2-3. PrecauçõesCUIDADONão use um transceptor perto do detector.
A onda de rádio de um transceptor perto do detector ou de seus cabos pode perturbar a leitura deindicação. Se usar um transceptor, este deve ser usado em um local onde não cause perturbações.
Para reiniciar o detector, aguarde cinco segundos ou mais, antes de fazê-lo.
Reiniciar o detector dentro de cinco segundos pode causar erros.
Verificar se a vazão corresponde à vazão especificada antes de usar o detector.
Se não corresponder à vazão especificada, a detecção de gás não pode ser realizada
adequadamente. Verificar se a taxa de fluxo é instável ou se perdeu.
Fixar o filtro de poeira antes de usar o detector.
Antes de usar o detector, fixar o filtro especificado para evitar distúrbios por possível adsorção de
gás ou pó de ar.
Um filtro de pó a ser usado varia dependendo do gás a ser detectado. Para maiores informações
sobre filtros de pó, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
Observe as restrições operacionais para evitar a condensação no interior do tubo.
A condensação formada dentro do tubo causa entupimento ou adsorção de gás, o que pode
perturbar a detecção precisa de gás. Assim, deve-se evitar a condensação. Além do ambiente deinstalação, monitorar cuidadosamente a temperatura/umidade do ponto de amostragem para evitar
a condensação dentro do tubo. Em particular, ao detectar um gás que é dissolvido em água e corrói
materiais contatados, tais como um gás ácido forte, o gás é indetectável e, além disso, podecorroer as partes internas. Respeite as restrições de operação.
Não use a saída externa do detector para controlar outras unidades.
Esta não é uma unidade de controle. Não é permitido usar a saída externa do detector para
controlar outras unidades.
Não desmonte/modifique o detector, nem altere as definições se não for necessário.
Desmontar/modificar o detector invalidará a garantia do desempenho. Alterar as definições semcompreender as especificações pode causar anomalias de alarme. Use o detector adequadamentede acordo com o manual de instruções.
Evite aplicar solventes orgânicos e outros na placa do vidro durante muito tempo.
O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Quando se aplica solventes orgânicos(líquidos ou vapores altamente concentrados) e outros na placa durante muito tempo, a sua forma
e cor podem alterar-se.
Não se esqueça de efetuar uma manutenção regular.
Uma vez que esta é uma unidade de segurança, é necessário efetuar uma manutenção regularpara manter a segurança. Continuar a usar o detector sem efetuar uma manutenção deteriorará asensibilidade do sensor, resultando em detecção de gás imprecisa.

-7-SD-1DGH2 Avisos importantes sobre segurança

2-4. Informações de segurança

2-4. Informações de segurança
Informação necessária para a construção contra explosão do Modelo SD-1DGH.
O Modelo SD-1DGH é uma cabeça do detector de monitoramento contínuo de apoio fixo e fornece um
sinal de 4 - 20 mA que indica a leitura do gás pretendido para uso por um controlador de monitoramento degás, dispositivo de registro, ou controlador programável.
<Especificações ATEX/IECEx>
Dados técnicos(Método de proteção)Invólucro à prova de fogo “d”(Números de Certificado)

IECEx KEM 10.0036X
KEMA 10ATEX0083 X(Grupo)II(Categoria)

2G(Tipo de Proteção e Código de marcação)Ex db IIC T5(Nível de proteção do equipamento)

Gb(Temperatura ambiente)-20°C - +60°C(Dados elétricos)

Voltagem de alimentação: 24 V CC (Tip.)
Sinal de saída: 4 - 20 mA(Norma aplicável)IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014-06
EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014

(Número do manual)

PT2E-170

Instalação
Diagrama de instalação
Localização perigosa(Zona 1)←→

Localização não perigosa
Indicador

Detector de gás (SD-1DGH)＋－

Cabo CVVS

Sinal

SD-1DGH

-8-

＋
－

Sinal

2 Avisos importantes sobre segurança

2-4. Informações de segurança<Especificações TIIS>
Dados técnicos(Método de proteção)Invólucro à prova de fogo

(Classe contra explosão)Ex d IIC T5 X

(Temperatura ambiente)-20°C - +53°C(Dados elétricos)

Voltagem de alimentação: 24 V CC 130 mA
Saída de sinal analógico: 24 V CC 25 mA

Saída de contato (capacidade de contato): 250 V CA 0,5 A (resistência a carga)
30 V CC 0,5 A (resistência a carga)(Norma aplicável)JNIOSH-TR-NO. 43 (2008)

Instalação
Diagrama de instalação
Localização perigosa(Zona 1)←→

Localização não perigosa

Indicator

Detector de gás (SD-1DGH)＋－

Cabo CVVS

Sinal

-9-

＋
－

Sinal

SD-1DGH

3 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

3

Componentes do produto
3-1. Unidade principal e acessórios padrão
<Unidade principal> (incluindo um bucim do cabo)【Especificação ATEX/IECEx/INMETRO】

Visor

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo

Parte de entrada do cabo externopara sinais/alimentação

【Especificação TIIS】

Visor

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo

Parte de entrada do cabo externopara sinais/alimentação

SD-1DGH- 10 -

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

<Acessórios padrão>• Manual de Instruções
• Alavanca de manuseamento específica (usada para a ligação)• Tecla de controle específica

3-2. Nomes e funções para cada peça
(5) Luz de alimentação

(6) Luz do alarme(7) Luz de falha(1) Tecla MENU/ESC(3) Tecla ▲(8) Visor do valor deconcentração

(4) Tecla ▼(2) Tecla SET(1)

Tecla MENU/ESC

Usa-se para entrar no modo manutenção.
Também se usa para cancelar um modo específico.

(2)

Tecla SET

Usa-se para confirmação do valor e assim por diante em um modo
específico.

(3)

Tecla ▲

Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA CIMA).

(4)

Tecla ▼

Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA BAIXO).

(5)

Luz de alimentação

Luz de alimentação:Modo detecção: Acende em verde.
Modo manutenção: Pisca em verde.

(6)

Luz do alarmeLuz do alarme. Acende em vermelho quando o valor de ponto de
ajuste do alarme é atingido.

(7)

Luz de falha

Luz de falha. Acende a amarelo quando o detector detecta uma
anomalia.

(8)

Visor do valor deconcentração

Exibe a concentração de gás e assim por diante.

CUIDADOUse a tecla de controle específica para operar o detector. Se utilizar outros produtos que não sejam
os acessórios, as operações da tecla não podem ser aceitas adequadamente.

- 11 -

SD-1DGH

3 Componentes do produto

3-3. Diagrama do bloco

3-3. Diagrama do bloco<Diagrama Elétrico>Parte da fonte de alimentaçãoENTRADA DE
ALIMENTAÇÃO (24 V CC)
Visor(POWER) (ALARM) (FAULT)
Controlador de contato do
alarmeControlador(CPU)

Contato de alarme de gás(ALARM)
Ativação do contato• Desenergizado(Desenergizado em um
ambiente normal)• ON-ALARM(contato fechado em
uma duração de alarme)

LED de sete segmentos(Quatro dígitos)
Peça de operação magnética
(MENU/ESC) (▲) (▼) (SET)

SensorTransmissor• Transmissão de 4 - 20 mA

SD-1DGH- 12 -

4 Como usar

4-1. Antes de usar o detector

4

Como usar
4-1. Antes de usar o detector
Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o produto devem seguir asprecauções de operação.
Ignorar as precauções pode danificar o detector e resultar em detecção do gás incorreta.

4-2. Precauções para pontos de instalaçãoCUIDADO

Este é um dispositivo de precisão. Devido ao fato de o detector poder não fornece o desempenho
especificado em alguns locais (ambientes), verifique o ambiente no ponto de instalação e, em
seguida, tome as ações adequadas se for necessário.
Uma vez que o detector desempenha um papel importante para a segurança e a prevenção deacidentes, tal como muitas unidades do detector têm de ser instaladas em pontos adequados à
medida das necessidades.
Como os pontos onde os gases vazam e permanecem facilmente são diferentes dependendo dos
tipos de gases e das áreas de trabalho, por favor, decida cuidadosamente sobre os pontos deinstalação e o número de unidades a serem instaladas.
Não instale o detector em um local sujeito a vibrações ou choques.
O detector é composto por peças sensíveis. O detector tem de ser instalado em um local estável sem
vibrações ou choques e não pode cair.
Não instale o detector em um local exposto a água, óleo ou químicos.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde o detector esteja exposto a água, óleo ou
químicos.
Não instale o detector em um local onde a faixa de temperaturas de operação seja excedida.
O detector tem de ser instalado em um local estável onde a temperatura de operação seja mantida e nãose altere subitamente.
<Especificações ATEX/IECEx/INMETRO> -20 - +60 °C<Especificações TIIS> -20 - +53 °C
Não instale o detector em um local exposto à luz solar direta ou a alterações súbitas na temperatura.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde esteja exposto à luz solar direta ou a calor
radiante (raios infravermelhos a partir de um objeto de alta temperatura) e onde a temperatura se altere
subitamente. Pode formar-se condensação no interior do detector, ou o detector não consegue adaptar-sea alterações súbitas na temperatura.
Mantenha o detector (e seus cabos) longe de dispositivos fonte de ruído.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde existam dispositivos de alta voltagem/alta
frequência.
- 13 -

SD-1DGH4 Como usar

4-3. Precauções para a concepção do sistemaNão instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou onde omanuseio do detector envolva perigos.
É necessário efetuar a manutenção regular do detector.
Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar a manutenção em
seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar a manutenção, ou onde odetector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que impeçam o acesso ao mesmo. Não
instale o detector em um local onde a manutenção envolva perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta
voltagem.
Não instale o detector em maquinário que não esteja aterrado adequadamente.
Antes de instalar o detector no maquinário, o maquinário tem de ser aterrado adequadamente.
Não instale o detector em um local onde existam outros gases.
O detector não pode ser instalado em um local onde existam outros gases.

4-3. Precauções para a concepção do sistema
CUIDADOUma fonte de alimentação instável e o ruído podem causar anomalias ou alarmes falsos.
As descrições nesta seção têm defletir-se na concepção de um sistema usando um detector.

Usar uma fonte de alimentação externa
A saída externa e o alarme do contato do detector podem ser ativados quando se liga a alimentação,quando ocorre uma falha de energia temporária, ou enquanto o sistema está sendo estabilizado. Nessecaso, use uma UPS, ou tome as ações adequadas no lado de recepção dos sinais de saída.
O detector tem de ser fornecido com a fonte de alimentação seguinte:
Voltagem da fontede alimentação

24 V CC (17 - 26,4 V CC): Voltagem terminal do detector

Tempo permitido
para falha deenergia temporária

Até 10 milissegundos(Para recuperar de uma falha de energia
temporária durante 10 milissegundos ou
mais, reinicie o detector.)

Exemplo de ações
Para garantir o funcionamentocontínuo e a ativação, instale uma
UPS fora do detector.

Não o use com uma fonte dealimentação: de carga de energia
grande ou ruído de alta frequência.

Exemplo de ações
Se necessário, use um filtro em linha
para evitar a fonte ruído.

DiversosSD-1DGH- 14 -

4 Como usar

4-3. Precauções para a concepção do sistema

Introduzir medidas de proteção contra relâmpagos
Se os cabos estiverem instalados no interior da usina/fábrica, ou se os cabos internos estiverem instalados
no mesmo duto que os cabos provenientes da usina/fábrica, os “relâmpagos” causarão problemas. Uma
vez que os relâmpagos atuam como uma grande fonte de emissão enquanto os cabos atuam como uma
antena receptora, os dispositivos conectados aos cabos podem ficar danificados.
Não é possível evitar os relâmpagos Os cabos instalados em um conduíte metálico ou subterrâneos não
podem estar totalmente protegidos contra picos de relâmpagos indutivos causados por relâmpagos.
Apesar de a eliminação completa de desastres causados por relâmpagos ser impossível, podem tomar-se
as medidas de proteção seguintes.

Proteção contra
relâmpagos

Tome as medidas adequadas de acordo com a importância das instalações e oambiente• Forneça proteção com um para-raios (retentor do cabo).
(Embora o pico de relâmpagos indutivo possa ser transmitido através do cabo,
pode evitar-se instalando um para-raios antes dos dispositivos de campo e do
equipamento de processamento central. Para informações sobre como usarum para-raios, contacte o fabricante.)

Além dos relâmpagos existem mais fontes de ruído de pico. Para proteger a
unidade contra estas fontes de ruído, as unidades têm que estar aterradas.
* O para-raios tem um circuito para remover uma voltagem pico que danifica os dispositivos de campo,para que os sinais possam ser atenuados. Antes de instalar um para-raios, verifique se funciona
corretamente.
Aterramento

Uso adequado do contato de alarme
O contato do alarme do detector é usado para transmitir sinais para ativar uma buzina externa, uma
lâmpada do alarme ou uma lâmpada rotativa. Não use o detector para fins de controle (por ex., controlar aválvula de seccionamento.)
As especificações para o contato do alarme do detector baseiam-se nas condições de carga resistente. Se
a carga indutiva for usada no contato do alarme, ocorrerão os erros seguintes facilmente porque se gera
força eletromotora contra no contato.
• Deposição, isolamento defeituoso ou contato defeituoso no relé de contato.
• Danos de quaisquer peças elétricas devido a alta voltagem gerada dentro do detector.
• Operações anormais por uma CPU fora de controle.

CUIDADO• A princípio, não ative a carga indutiva no alarme do contato do detector. (Em particular, nunca
use a carga indutiva para ativar uma lâmpada fluorescente ou um motor.)• Se a carga indutiva for ativada, apoie-a com um relé externo (amplificação de contato). No
entanto, devido à bobina de um relé externo também envolver carga indutiva, selecione um reléde uma voltagem inferior (100 V CA ou menos) e, em seguida, proteja o contato de detector com
uma peça de absorção de pico adequada, como um circuito CR.
Se for necessário ativar a carga, é necessário tomar medidas adequada para estabilizar o funcionamento
do detector e proteger o contato do alarme consultando as informações seguintes.
• Relé com um relé externo a uma voltagem inferior de 100 V CA ou menos (amplificação de contato).
Simultaneamente, a parte de absorção de pico SK1 adequada para as especificações, tem de ser ligada
ao relé externo.
• Além disso, a parte de absorção de pico SK2, se necessário, tem de ser ligada ao lado do relé externo.
• Recomenda-se que a parte de absorção deve ser ligada ao contato para determinadas condições decarga. Tem de ser ligada em uma posição adequada verificando como a carga é ativada.

- 15 -

SD-1DGH4 Como usar

4-4. Como instalar

SD-1DGH

Carga

Bobina
Fonte dealimentação

Fonte dealimentação

Contato do alarme

Relé externo(Relé de voltagem baixa)*SK1, SK2: Peças de absorção de perigo

4-4. Como instalar<Dimensões de instalação e espaço para a manutenção>193 mm

150 mmÉ necessário cumprir os seguintes requisitos de instalação para instalar o detector.
• Fixe o detector na parede ou outro local usando quatro parafusos M5.

CUIDADONão instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou
onde o manuseio do detector envolva perigos.
É necessário efetuar a manutenção regular do detector.
Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar amanutenção em seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar amanutenção, ou onde o detector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que
impeçam o acesso ao mesmo. Não instale o detector em um local onde a manutenção envolva
perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta voltagem.

SD-1DGH- 16 -

4 Como usar

4-5. Como ligar

4-5. Como ligar
CUIDADO• Tenha cuidado para não danificar o circuito eletrônico interno quando ligar. Além disso, tenha
cuidado para não aplicar forças no detector (excesso de peso) quando instalar os cabos.
• Os cabos de alimentação e os cabos de sinal não podem ser instalados juntamente com oscabos de alimentação do motor. Quando for necessário instalar os cabos por motivos
inevitáveis, coloque os cabos de alimentação e os cabos de sinal em um circuito metálico. O
conduíte deve estar conectado a um circuito de aterramento.
• Quando se usam fios trançados, evite que os fios entrem em contato uns com os outros.
• Use uma alavanca de manuseio específica para ligar.
• Use cabos adequados para ligar.

<Cabo recomendado>
3 fios (quando o contato não for usado)

CVVS1,25 sq - 3 núcleos

5 fios (quando o contato for usado)

CVVS1,25 sq - 5 núcleos<Tabela de comprimento de peças do cabo condutor exterior>Diâmetro externo
geral do cabo (mm)Diâmetro interno
da vedação deborracha (mm)Diâmetro interno
da arruela (mm)Diâmetro do
grampo interno(mm)

Φ9,6 - Φ10,5

Φ11

Φ12

Φ10,8

Φ10,5 - Φ11,5

Φ12

Φ12

Φ11,8

Φ11,5 - Φ12,5

Φ13

Φ14

Φ12,8

Φ12,5 - Φ13,0

Φ13,5

Φ14

Φ13,8

φ23

Arruela(Material: SPCC)

ID da embalagem

Anilha da braçadeira
Material: SUS303
Embalagem
Material: CR55 (NCR-155)
Elastomix Co. Ltd.

- 17 -

SD-1DGH4 Como usar

4-5. Como ligar

NOTA• A tabela seguinte mostra um exemplo de diâmetros externos gerais dos cabos. Use-os como
referência.
É necessário verificar os diâmetros externos gerais porque, às vezes, variam entre fabricantes.
Número de núcleo

CVV-1,25 sq

CVV 2 sq

CVVS 1,25 sq

CVVS 2 sq

2

Φ9,5

Φ10,5

Φ10,0

Φ11,0

3

Φ10,0

Φ11,0

Φ10,5

Φ11,5

4

Φ10,5

Φ11,5

Φ11,0

Φ12,0

5

Φ11,5

Φ12,5

Φ12,0

Φ13,0

6

Φ12,5

Φ13,5

Φ13,0

Φ14,0

<Figura da placa terminal>

24 V CC4 - 20 mA

CC+

1- (Comum)

2

Sin+

3

Contato4

Contato5

Terminal de aterramento<Especificações da placa terminal>
Especificações da placa terminal• Voltagem nominal: 250 V CA
• Corrente nominal: 12 A
No entanto, depende dos cabos a serem utilizados.
Condições de conexão
• Cabos: 0,25 - 2,5 mm2• Comprimento do fio descarnado: 8 - 9 mm
• Ferramenta de conexão: Alavanca de manuseio específica (acessório) ou chave (extremidade
3,5 × 0,5 mm)

SD-1DGH- 18 -

4 Como usar

4-5. Como ligar

CUIDADOÉ necessário respeitar o comprimento do fio descarnado especificado quando se remover oisolamento.
A fixação do fio inadequada devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar
condução elétrica defeituosa ou aquecimento.
Prender o isolamento do fio devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar
condução defeituosa ou aquecimento.
Expor o fio devido a um comprimento do fio descarnado mais comprido pode causar isolamento
defeituoso ou um curto-circuito.
Tenha cuidado para não partir o fio. Se o fio se partir ao ser inserido no terminal, isso pode causar
isolamento defeituoso ou aquecimento.
8 - 9 mm

Terminal de barra compatível
Para um terminal de barra, estão disponíveis os itens seguintes.
• Terminal de barra (casquilho) Modelo Série 216 (fabricado pela WAGO)• Ferramenta de engaste: Modelo VarioCrimp 4 (206-204) (fabricado pela WAGO)CUIDADOÉ necessário usar um terminal de barra do modelo especificado. Usar outros terminais de barra
invalida a garantia do desempenho.

<Como conectar a placa terminal>
Quando os cabos estão conectados aos conectores, use a alavanca específica ou uma chave de fenda
plana para proceder conforme mostrado abaixo.

CUIDADO

Devem ser usadas as ferramentas corretas.
Em princípio, pode-se conectar um fio a um orifício para cablagem.
Quando se insere o fio na ranhura da chave por engano, não entra em contato com a partecondutora. Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.
Quando se insere o fio debaixo da mola por engano, não entra em contato com a parte condutora.
Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.

NOTA<Como usar a alavanca de manuseio específica>

Empurre a alavanca com oseu dedo para baixar amola para seu interior.

Mantendo a alavanca para baixo, insira o fio noorifício do fio (redondo) até que atinja o pontomais profundo.
Quando se libera a alavanca o fio é fixado.

Para verificar se o fio está conectado firmemente, puxe-o suavemente. (Não puxe o fio com força.)- 19 -

SD-1DGH4 Como usar

4-5. Como ligar<Ligar um cabo externo>

Bucim do cabo
Cabo externo

Conforme mostrado na figura abaixo, ligue as peças pela ordem seguinte: bucim do cabo, arruelaexcêntrica, arruela e vedante de borracha no cabo e, em seguida, conecte o cabo à unidade principal edepois aparafuse o bucim do cabo para apertar o vedante de borracha.

Caixa da unidade principal
Vedante de borracha
ArruelaArruela excêntrica
Bucim do cabo

CUIDADO• Certifique-se de o aperto do torque do bucim do cabo e o bujão vedante seja 40 N·m ou maior.
• Como é difícil apertar o bucim do cabo, engraxe a sua parte roscada e aperte-o com aferramenta.

SD-1DGH- 20 -

4 Como usar

4-5. Como ligar<Aterramento>
Conecte o detector ao seu terminal de aterramento com o terminal externo

.

AVISO

• Antes de ligar o detector, não se esqueça de conectá-lo a um terminal de aterramento.
• Para o funcionamento e a segurança estáveis, tem de estar conectado a um terminal deaterramento. Não conecte o fio de aterramento a um tubo de gás.
• O aterramento tem de ser do tipo D (abaixo de 100 Ω de resistência de aterramento).
• Para o fio de aterramento, use terminais de condutor para conectar com segurança a um
terminal de aterramento sem que fique frouxo ou torcido.
• Use terminais de anel para conectar o terminal de aterramento e use o fio de aterramento comárea de seção transversal de 4 mm2 ou mais para o terminal de aterramento externo.

<Exemplo de ligação>Conectar ao indicador
SD-1DGH1 2 3 4 5
RM-5003, etc.
+24 V
GND
Sin

Conectar à unidade superior (DCS, PLC)
SD-1DG

Entrada dealimentação
(24 V CC)1 2 3 4 5
Placa terminal
do relé＋－Unidade superior(DCS, PLC)－＋

- 21 -

SD-1DGH4 Como usar

4-6. Como fazer a tubulação

4-6. Como fazer a tubulação
O detector tem uma rosca Rc1/8 dentro da entrada/saída da amostra (GAS IN, GAS OUT), à qual uma dasuniões "PP", "Bs", ou "SUS" é normalmente fixada. Como seu material varia de acordo com o gás a serutilizado, favor especificar as uniões apropriadas.
O tubo compatível é um tubo de Φ6 (DE) - Φ4 (DI). O tubo deve ser instalado com as entradas e mangas
fornecidas anexadas para evitar vazamentos.
Quando o tubo é cortado, seu ponto de corte tem um diâmetro interno menor. Use um arquivo etc. para
expandir o diâmetro interno do ponto de corte. Para remover o pó cortado restante dentro do tubo, sopre arcomprimido para dentro do tubo antes de conectá-lo ao detector.
Algumas amostras de gases têm propriedades altamente adsorventes ou corrosivas. Selecione o material
do tubo levando em conta estas precauções.
Tenha cuidado para que a vazão introduzida no detector esteja na faixa de 0,8 - 2 L/min (a pressão máxima
dentro da trajetória da vazão e das peças do sensor é de 10,13 kPa <pressão de calibre>).

AVISO• O detector é projetado para extrair gases ao seu redor sob a pressão atmosférica.
Certifique-se de que a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem(GAS IN, GAS OUT) do detector.
• Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão de gás detectado (GAS OUT)
ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto considerado como um local seguro.

CUIDADO• Quanto mais longo for o tubo do GAS IN, mais tempo leva para que um gás alcance o detector.
Como alguns gases têm uma propriedade altamente adsorvente para o tubo, resultando em
uma resposta lenta e uma leitura inferior ao valor real, o comprimento do tubo de GAS IN deve
ser minimizado.
• Quando a umidade no ponto de amostragem é alta, a condensação pode ser formada no interior
do tubo. Certifique-se de evitar a condensação ao utilizar um gás que é dissolvido em água ecorrói materiais contatados, como um gás ácido forte, porque é indetectável e, além disso, podecorroer as partes internas. Evite também uma excessiva tubulação em forma de U ou de V.
• Determinar a entrada para a amostra de gás, considerando o fluxo de ar da linha de gás daamostra e o processo de geração de gás.
• Para remover o pó, não se esqueça de colocar um filtro de pó no meio do tubo.
• Você precisa decidir o comprimento e o material do tubo. Entre em contato com a RIKEN KEIKI
para mais informações.

SD-1DGH- 22 -

5 Como utilizar

5-1. Preparação para a partida

5

Como utilizar
5-1. Preparação para a partida
Antes de fornecer energia, leia e entenda as seguintes precauções. Ignorar estas precauções pode causar
um choque elétrico ou danificar o detector.
• Conecte o detector a um circuito de aterramento.
• Verifique se os fios estão conectados corretamente ao dispositivo externo.
• Verifique se a voltagem da fonte de alimentação está em conformidade com as especificações.
• Devido ao fato de o contato externo poder ser ativado durante o ajuste, tome medidas para evitar que
um contato ativado tenha interferências no dispositivo externo.
• Verifique se não há entupimento ou vazamento no tubo conectado. (Se o tubo conectado estiver
entupido, a pressão é aplicada ao sensor, causando erros e mau funcionamento).
• Verifique se o filtro está corretamente fixado. (O filtro é especificado com base no gás a ser detectado.)

5-2. Procedimentos de operação básicos
Normalmente, o modo detecção é usado para operações normais. (O modo detecção é ativado após ligar aalimentação.)<<Modo Detecção>>LED

O detector é reiniciado
após recuperar da falha.

MENU/ESC(pressão longa)<<Alarme de gás>>LED<<Estado da falha>>

PW: POWER ●: Luz ligada〇: Luz desligada
A: ALM◎: Luz
F: FAULTintermitente<<Modo usuário>>
LED<<Modo manutenção>>
LED

LED

- 23 -

SD-1DGH5 Como utilizar

5-3. Como iniciar o detector

AVISO

Quando o detector entra em outro modo a partir do modo detecção enquanto o alarme é ativado, oalarme é reiniciado.

5-3. Como iniciar o detector• Antes de fornecer alimentação (24 V CC) ao detector, verifique se o detector está instalado
corretamente.
• Fonte de alimentação (24 V CC) para o detector (liga o detector).
• Após o detector concluir a partida, entra no modo detecção rapidamente.
• Realize o ajuste de uma bomba externa etc. de modo que a vazão introduzida no detector esteja na
faixa de 0,8 - 2 L/min (a pressão máxima dentro da trajetória da vazão e das partes do sensor é de
10,13 kPa <pressão de calibre>).

CUIDADO• Não desligue o conector durante o início. O detector está a ler a memória interna durante o
início.
• Se o detector tiver sido instalado recentemente ou se substituir o sensor, o sensor tem de seraquecido durante um período especificado, que é determinado dependendo do tipo de sensor
após o detector ter iniciado.
• Após a conclusão do aquecimento, efetue a calibração do gás.

NOTA<<Procedimentos da operação de partida>> (aproximadamente 25 segundos para o sistema verificar odetector e a desativação o alarme)
Alimentação ligada -> Ligação inicial (aproximadamente 25 segundos) -> Modo detecçãoAlimentação Ligada

LEDLigação inicial

Modo Detecção

SD-1DGH- 24 -

5 Como utilizar

5-3. Como iniciar o detector

NOTA

O sensor do semicondutor usado no detector tem de ser aquecido durante um tempo de aquecimento
especificado (alimentado) após o fornecimento da alimentação. O tempo de aquecimento necessário(alimentado) depende do tempo sem alimentação para o sensor. O tempo indicado na tabela mostrada
abaixo tem de ser cumprido.
Tempo sem alimentação

Orientações para tempo deaquecimento (alimentado)
4 horas ou mais
24 horas ou mais
2 dias ou mais
7 dias ou mais
14 dias ou mais
1 mê ou mais

24 horas ou menos
72 horas ou menos
10 dias ou menos
Menos de 1 mês
Menos de 3 mês
3 meses ou mais

- 25 -

SD-1DGH5 Como utilizar

5-4. Modos

5-4. Modos
Os detalhes sobre cada modo são fornecidos conforme segue.

CUIDADO• Não altere as definições se não for necessário. Alterar as definições sem compreender as
especificações pode causar anomalias.

Modo

Item

Visor LED

Detalhes

Concentração
de gásEstado normal

Visor ROM/SUM

1-0

Exibe a versão do programa e diversos.
Tipicamente não é usado pelo usuário.

Ajuste zero

1-1

Executa o ajuste zero.

Visor de definições

1-2

Exibe vários valores de definição.

Muda para o modo
manutenção.

1-3

Muda para o manutenção regular.

Modo teste

2-0

Efetua vários testes.
2-0.0 Teste de gás
2-0.1 Teste do alarme
2-0.2 Teste de falha
2-0.3 Teste do LED
2-0.4 Teste da memória

Ajuste zero

2-1

Executa o ajuste zero.

Ajuste de amplitude

2-2

Executa o ajuste de amplitude.

Inicialização
amplitude/zero

2-3

Inicializa os valores de amplitude/zero.

Definição ambiental

2-4

Usa-se para várias definições ambientais.
2-4.0 LIGAR/DESLIGAR fonte de alimentação dosensor
2-4.1 Definição INHIBIT
2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme
2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme
2-4.4 Definição do padrão de alarme
2-4.5 Definição do padrão de supressão zero
2-4.6 Definição do valor de supressão zero
2-4.7 Definição da especificação de contato do
alarme2-4.8 Definição do contato
desenergizado/energizado
2-4.9 Seleção de seguidor zero
2-4.A Definição da saída externa do modo
manutenção
2-4.B Ajuste da saída externa
2-4.C Definição da saída externa do teste do alarme
2-4.D Definição de arranque de operação do sensor
2-4.E Definição de senha
2-4.F Definição de padrão de alarme de falha dosensor
2-4.H Ajuste da voltagem de CARGA

Visor

2-5

Exibe várias configurações elétricas.
Tipicamente não é usado pelo usuário.

Muda para o modo usina

2-6

Não usado.

Muda para o modo usuário

2-7

Retorna ao modo usuário.

Modo Detecção

Modomanutenção
(modo usuário)Modomanutenção
(modo
manutenção
regular)SD-1DGH- 26 -

5 Como utilizar

5-5. Modo usuário

5-5. Modo usuário
AVISO

Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo
detecção.
(Se o detector permanecer no modo usuário, retorna automaticamente ao modo detecção noespaço de dez horas.)

LED

Modo Detecção
Pressione a tecla
MENU/ESC durante trêssegundos.
Modo usuário[1-0] Visor ROM/SUM
Exibe a versão doprograma e diversos.
Tipicamente não é usado
pelo usuário.

[1-1] Ajuste zero
Executa o ajuste zero.

Ajuste zero => P28[1-2] Visor de várias definições
Exibe vários valores dedefinição.

Visor de definições
=> P29[1-3] Comutação de modo
Comuta para o modo
manutenção.

Ver 'Modo manutenção
regular'.

Para [1-0]- 27 -

SD-1DGH5 Como utilizar

5-5. Modo usuário<Ajuste zero [1-1]>
Usa-se para efetuar o ajuste zero.

AVISO

Quando efetuar uma calibração de gás, efetue sempre a o ajuste de amplitude e o ajuste zero.
Execute o ajuste zero e o ajuste de amplitude por esta ordem. Se forem efetuados pela ordem
errada ou somente se efetuar um deles, não é possível garantir a precisão da detecção de gás.

LED

[1-1]
Pressione a tecla SET.

Visor do valor de concentração atualPressione a tecla SET para efetuar oajuste zero.

Debaixo de Ajuste Zero (exibe-se[CAL.])
Aguarde algum tempo até que oajuste esteja concluído.
Ajuste zero concluído
Retorna automaticamente a [1-1]após [PASS] ser exibido.

Regresse ao [1-1]* Se o ajuste de amplitude tiver
falhado, retorna automaticamente a[1-1] após [FAIL] ser exibido.
Regresse ao [1-1]

NOTA• Se a calibração zero tiver falhado desde que o ponto zero flutuou significativamente em torno de zero,
retorna a [1-1] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS] ser exibida. Nesse caso, o ajuste zero não
foi concluído.

SD-1DGH- 28 -

5 Como utilizar

5-6. Como sair

<Exibição da definição [1-2]>
Exibe vários valores de definição.
LED

[1-2]
Pressione a tecla SET.

Visor do ponto de ajuste
do alarme

Visor do tempo de atraso
de alarme (segundos)

Visor do valor desupressão zero[AL.]:O contato é ativado
devido a alarme de gás.
[FAU.]:O contato é ativado
devido a alarme de falha.
[A.] ou [F.]: O contato é ativado
devido a alarme de gás
ou alarme de falha.

Visor de especificação docontato do alarmePara [1-2]

5-6. Como sair
Para desligar o detector, desligue a fonte de alimentação (24 V CC) no detector.

AVISO• Quando se desliga o detector, pode disparar um alarme no sistema (central) superior.
• Antes de desligar o detector, o sistema INHIBIT (avançar ponto) no sistema superior (central)tem de ser ativado. Decida se a alimentação pode ser desligada verificando o funcionamento
dos dispositivos conectados à saída externa ou ao terminal de saída de contato externo do
detector.
• Se o contato do alarme estiver energizado (opção), é ativado quando o detector está
“DESLIGADO”.

- 29 -

SD-1DGH

6 Operações e funções

6-1. Ativação do alarme de gás

6

Operações e funções
6-1. Ativação do alarme de gás
Alarme de gás: dispara quando a concentração de gás detectada atinge ou ultrapassa o valor do ponto de
ajuste do alarme. <<Reinicialização automática>>

NOTA

O ponto de ajuste do alarme está definido de fábrica. Apesar do tempo de atraso de alarme (padrão: 2
segundos) funciona no detector para evitar uma ativação falsa e pode cancelar-se se não for necessário.

<Operação do visor>
Visor de concentração do gás
Em caso de acima da faixa de detecção exibe-se (Over Scale), [∩∩∩∩] no LED.
Luz indicadora de alimentação (POWER: verde)Durante o funcionamento, esta acende continuamente.
Luz indicadora de alarme (ALM: vermelha)
Acende quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido ou ultrapassado.

<Ativação do contato>

O contato é ativado quando a concentração de gás atinge ou ultrapassa o valor do ponto de ajuste do
alarme. (somente quando o alarme é usado)
A ativação do contato é reinicializada automaticamente quando a concentração de gás desce abaixo dovalor do ponto de ajuste do alarme.

Concentração

Ponto de ajuste do alarme

0

Tempo

Tempo de atraso de alarme (2 segundos)

SD-1DGH- 30 -Luz de alarme (ALM)
Contato do alarme (placa terminal 4, 5)

6 Operações e funções

6-2. Ativação do alarme de falha<Resposta a alarme de gás>
Um valor de concentração de gás ultrapassa o ponto de ajuste do alarme.
Quando um alarme de gás disparar, tome ações em conformidade com suas regras de gerenciamento dealarme de gás.
Normalmente, tome as ações seguintes.
• Verifique a leitura do detector.

NOTA

Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando
um alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura
poderá já ter descido.
• Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a acessar àzona monitorada para garantir a segurança.
• Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em
seguida, verifique se a leitura da concentração de gás desceu.
• Acesse ao ponto de vazamento de gás, equipado com uma engrenagem protetora para evitar perigos
causados pela probabilidade de gases remanescentes e verifique se os gases permanecem ou não
usando um detector de gás portátil.
• Verifique se o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás.

6-2. Ativação do alarme de falha
É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Após um alarme de falha ter disparado, a luz
de falha (amarela) acende e exibe-se uma mensagem de erro no LED. Determine as causas e tome asações adequadas.
Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo
após ter sido ligado (ligação inicial).
Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN KEIKI.

NOTA

Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte '9. Resolução de problemas'.

- 31 -

SD-1DGH

6 Operações e funções

6-3. Operação de saída externa

6-3. Operação de saída externa
Sistema de transmissão de sinal

Transmissão de corrente elétrica (não isolada) 4 - 20 mA

Caminho de transmissão

CVVS

Distância de transmissãoCVVS 1,25 sq: Máximo 1 km

Resistência de carga de conexão

Abaixo de 300 Ω

1Modo detecção (sem alarme)

4 - 20 mA (saída de concentração)2

Modo detecção (alarme de gás)

4 - 20 mA (saída de concentração)3

Ligação inicial

Dependendo da definição da seção 4.
Definição 2,5 mA: 2,5 mA
4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: 4 mA

4Modo manutenção

Definição 2,5 mA: 2,5 mA
Definição 4 mA: 4 mA
Definição de HOLD: O valor anterior retido
Definição 4 - 20 mA: 4 - 20 mA (saída de concentração)5

Teste do alarme

Definição LIGADA saída: 4 - 20 mA (saída de concentração)Definição DESLIGADA saída: 4 mA

6

Alarme de falha

0,5 mA (Fixo)

7

INHIBIT

Dependendo da definição da seção 4.
Definição 2,5 mA: 2,5 mA
4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: 4 mA

8Alimentação desligada

0 mA

Exemplo de concentração de gás e saída externa
Especificação de 4 - 20 mA(Saída de manutenção: definição 2,5 mA)
Saída externa
22 mA
20 mA

Modo Detecção
Modo manutenção

4 mA
2,5 mA
Supressão
zero

Concentração de gás

0

Escala máximaCUIDADO• A saída de 4 - 20 mA já está ajustada. No caso de escala em excesso, uma saída não
ultrapassará 22 mA.
• A saída durante a INHIBIT ou ligação inicial baseia-se na definição de saída de 4 - 20 mA no
modo manutenção.
Em particular, quando o detector é iniciado ou se altera a especificação, tenha cuidado com adefinição da saída de cerca de 4 - 20 mA. Compreenda como o detector funciona e, senecessário, tome ações para que o lado do receptor de sinal possa preparar-se para evitar
alarmes falsos.

SD-1DGH- 32 -

6 Operações e funções

6-4. Outras funções

6-4. Outras funções
<Função supressão>Os sensores usados com o detector são influenciados por alterações ambientais (temperatura, umidade eoutras características) ou gases interferentes (características de interferência) em uma medição pequena,
que afeta a leitura. Portanto, a leitura pode ter flutuado em torno de zero, mesmo em um ambiente normal.
Esta função oculta as influências de alterações ambientais e os gases em torno de zero que não têm
significado para você para suas regras de gerenciamento de alarme de gás. Usa-se esta função paraocultar (suprimir) a flutuação da leitura sob o valor de definição, indicando zero.
<<Exemplo>>
Supressão desativada
Como leitura exibe-se uma flutuação ao redor de zero.

Supressão ativada
Uma flutuação abaixo do valor de definição é ocultada
com zero.
(Supressão zero)

NOTA• A função supressão está definida de fábrica. O valor da definição padrão é 10 % FS.
• No modo manutenção, esta função está desativada e exibe-se a flutuação da leitura abaixo do valor
da definição.

CUIDADOUma leitura abaixo de zero é suprimida com a supressão 10 % FS.
Uma leitura que esteja 10 % FS ou mais abaixo de zero é exibida como [-0.0], o que impede uma
detecção de gás de precisão e necessita de ajuste zero e de ajuste de amplitude.

- 33 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

7

Manutenção
O detector é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do detector e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

7-1. Intervalos e itens de manutenção
• Manutenção diária:• Manutenção mensal:• Manutenção regular:
Item demanutenção

Execute uma manutenção antes de começar a trabalhar.
Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez por
mês.
Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter odesempenho como uma unidade de segurança.
Conteúdo da manutenção

Manutenção
regular

Manutenção
regular

Manutenção
regular

Verificação dafonte dealimentação

Verifique se a luz de alimentação
acende.

Verificação dovisor deconcentração

Verifique se o valor do visor deconcentração é zero. Quando a leitura
for incorreta, execute o ajuste zero e oajuste da amplitude após garantir quenão saem outros gases ao redor do
mesmo.



Verificar a taxa
de fluxo

Verificar a taxa de fluxo para encontrar
anormalidades.







Verificação dofiltroVerifique o filtro do pó relativamente a
poeira ou entupimento.







Teste doalarmeInspecione o circuito do alarme usando
a função teste do alarme.

−





Ajuste deamplitude

Realize o ajuste de amplitude usando ogás de calibração.

−

−



Verificação doalarme de gás

Verifique o alarme de gás usando o gásde calibração.

−

−



SD-1DGH- 34 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

<Sobre os Serviços de Manutenção>• Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e
manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gásde concentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento em
segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
• Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, entre em contato com a
RIKEN KEIKI.
Serviços principais
Verificação da fonte de alimentação

:Verifica a voltagem da fonte de alimentação.
Verifica se a luz de alimentação acende.
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.)
Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica
a operação com a UPS.)

Verificação do visor deconcentração

:Verifica se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 vol % no
medidor de deficiência de oxigênio) usando o gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do ar fresco) se a leitura for incorreta.

Verificar a taxa de fluxo:

Verifica o indicador de taxa de fluxo para procurar anomalias.
Verifica a taxa de fluxo usando um medidor de fluxo externo para verificara precisão do indicador de taxa de fluxo no detector. Se a taxa de fluxo
estiver incorreta, executa o ajuste da taxa de fluxo.

Verificação do filtro:

Verifica o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.
Substitui um filtro do sujo ou entupido.

Teste do alarme:

Inspeciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme.
• Verifica as luzes do alarme. (Verifica cada ativação do ALM1 e do
ALM2.)• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, comouma buzina.)

Ajuste de amplitude:

Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.

Verificação do alarme de gás:

Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.
• Verifica o alarme. (Verifica a ativação do alarme quando o ponto de
ajuste do alarme é atingido.)• Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarmeseja disparado.)• Verifica as luzes do alarme. (Verifica cada ativação do ALM1 e do
ALM2.)• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes externos, taiscomo uma buzina ou um sinal de reinicialização.)Limpeza e reparação do detector(Diagnóstico visual):

Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peçasinternas do detector. Limpe e repare tais peças do detector.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

Verificação da operação dodetector:

Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

Substituição de peças consumíveis

:Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

- 35 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular7-2. Modo manutenção regular
AVISO

Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo
detecção.
(Se o detector permanecer no modo manutenção regular, retorna automaticamente ao modo
detecção no espaço de dez horas.)
Modo

Modo
manutenção
(modo
manutenção
regular)SD-1DGH

Item

Visor LED

Detalhes

Modo teste

2-0

Efetua vários testes.
2-0.0 Teste de gás
2-0.1 Teste do alarme
2-0.2 Teste de falha
2-0.3 Teste do LED
2-0.4 Teste da memória

Ajuste zero

2-1

Executa o ajuste zero.

Ajuste de amplitude

2-2

Executa o ajuste de amplitude.

Inicialização
amplitude/zero

2-3

Inicializa os valores de amplitude/zero.

Definição ambiental

2-4

Usa-se para várias definições ambientais.
2-4.0 LIGAR/DESLIGAR fonte de alimentação
do sensor
2-4.1 Definição INHIBIT
2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme
2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme
2-4.4 Definição do padrão de alarme
2-4.5 Definição do padrão de supressão zero
2-4.6 Definição do valor de supressão zero
2-4.7 Definição da especificação de contato do
alarme2-4.8 Definição do contato
desenergizado/energizado
2-4.9 Seleção de seguidor zero
2-4.A Definição da saída externa do modo
manutenção
2-4.B Ajuste da saída externa
2-4.C Definição da saída externa do teste do
alarme2-4.D Definição de arranque de operação dosensor
2-4.E Definição de senha
2-4.F Definição de padrão de alarme de falha dosensor
2-4.H Ajuste da voltagem de CARGA

Visor

2-5

Exibe várias configurações elétricas.
Tipicamente não é usado pelo usuário.

Muda para o modo
usina

2-6

Não usado.

Muda para o modo
usuário

2-7

Retorna ao modo usuário.

- 36 -

7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular
LED

Modo usuário
Em [1-3], pressione a tecla
SET.

Em seguida, pressione atecla SET novamentedurante três segundos.
Modo manutenção regular[2-0] Modo teste
Efetua vários testes.

Modo teste=> P39[2-1] Ajuste zero
Executa o ajuste zero.

Ajuste zero=> P46[2-2] Ajuste de amplitude
Executa o ajuste de amplitude.

Ajuste deamplitude=> P47[2-3] Inicialização
amplitude/zero
Inicie o ajuste de amplitude/zero
após substituir o sensor.
Definição
ambiental=> P44[2-4] Definição ambiental
Definir várias operações efunções.
[2-4.0] e [2-4.3] a [2-4.H] estão
predefinidos de fábrica.
Tipicamente não são usados
pelo usuário.

- 37 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular[2-5] Visor de várias
configurações elétricas
Exibe várias configurações
elétricas. Não é usado pelo
usuário.
[2-6]
Entra no modo usina. Não é
usado pelo usuário.

[2-7]
Retorna ao modo usuário.

Exibe-se [rET].
Pressione a tecla
SET novamente para
retornar ao modo
usuário.
Para [2-0] Modo teste

SD-1DGH- 38 -

7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Modo teste do alarme [2-0]>
LED
[2-0]
Pressione a tecla SET.

[2-0.0] Teste de gás

Teste de gás => P40[2-0.1] Teste do alarme

Teste alarme[2-0.2] Teste de falha

Teste de falha => P42[2-0.3] Teste do LED

Teste do LED => P42[2-0.4] Teste de memória

Teste de memória=> P43=>P41

Para [2-0.0]

AVISO• Antes de iniciar o teste do alarme (teste de transmissão), forneça uma notificação às seções
relacionadas para que elas possam preparar-se para anomalias falsas (sinais de saída externae contato do alarme). Após a conclusão do teste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC
para retornar ao modo detecção. (Se o detector permanecer no modo teste do alarme, retorna
automaticamente ao modo detecção no espaço de dez horas.)• No modo teste do alarme, a concentração de gás igual à leitura sai sempre mesmo no modo
manutenção, dependendo da definição. Se necessário, tome ações para que o lado do receptor
de sinal possa preparar-se para evitar alarmes falsos.

- 39 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Teste de gás [2-0.0]>LED[2-0.0]Pressione a tecla SET.

Introduza o gás de teste e efetue oteste de gás.

Pare de introduzir o gás de teste.
Quando a leitura descer, pressione atecla MENU/ESC para cancelar oteste e retornar ao estado original.
Para [2-0.0]

AVISO
Devido ao fato de o contato e a saída de concentração de gás poderem ser ativados por um testede gás, mesmo no modo manutenção dependendo da definição, tenha cuidado ao executar o teste.

SD-1DGH- 40 -

7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Teste de alarme [2-0.1]>
LED[2-0.1]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste do alarme(A definição do contato é "Alarme", ou"Alarme ou falha")
Selecione DESLIGAR/LIGAR e, em
seguida, pressione a tecla SET.

Execute o teste de alarmeaumentando ou diminuindo a leitura
com a tecla ▲ ou ▼.
Pressione a tecla MENU/ESC paracancelar o teste e retornar ao estado
original.

Para [2-0.1]

AVISO
Devido ao fato de o contato e a saída de concentração de gás poderem ser ativados por um testede alarme, mesmo no modo manutenção dependendo da definição, tenha cuidado ao executar oteste.

- 41 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Teste de alarme de falha [2-0.2]>LED[2-0.2]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste de falha
Selecione [ON]/[OFF].
Selecione [ON] e pressione a tecla
SET para disparar o alarme de falha.
Regresse a [OFF] e pressione a tecla
SET para cancelar o teste.
(Pressionar a tecla MENU/ESC
também permite cancelar o teste eretornar ao estado original.)

AVISO
Devido ao fato de o contato e a saída de concentração poderem ser ativados por um teste dealarmo de gás poderem ser ativados por um teste de alarme de falha, mesmo no modo
manutenção dependendo da definição, tenha cuidado ao executar o teste.

<Teste LED [2-0.3]>
LED[2-0.3]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste do LED
Selecione [ON]/[OFF].
Selecione [ON] e pressione a tecla
SET para ligar os LED (POWER, ALM,
FAULT) e para exibir a concentração
de gás de [8.8.8.8.].
Regresse a [OFF] e pressione a tecla
SET para cancelar o teste.
(Pressionar a tecla MENU/ESC
também permite cancelar o teste eretornar ao estado original.)

SD-1DGH- 42 -

7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Teste de memória [2-0.4]>
LED[2-0.4]Pressione a tecla SET.

Quando [StA.] for exibido, pressione atecla SET novamente.

Quando [CAL.] for exibido, o teste damemória é executado.

Quando a memória estiver correta
como resultado do diagnóstico,
exibe-se [PASS]. Pressione a tecla
SET para retornar ao estado original.

Para [2-0.4]

NOTA

Quando forem detectadas anomalias na memória como resultado do diagnóstico, [PASS] não é exibido.
É exibido [F-RA] para a falha da RAM e [F-RO] é exibido para a falha da ROM. Para a falha da RAM e afalha da ROM, [F-RA] e [F-RO] exibem-se alternadamente.

- 43 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-2. Modo manutenção regular<Definição ambiental [2-4]>
Define várias operações e funções na definição ambiental.
LED<<Definição ambiental 1>>[2-4] Definição ambiental
Pressione a tecla SET.

[2-4.0]Estão definidos de fábrica enão são usados tipicamente
pelo usuário.

[2-4.1] DEFINIÇÃO INHIBITDefinição INHIBIT.
Selecione [OFF]/[ON] e, em
seguida, pressione a tecla
SET para confirmar a seleção.
Quando se seleciona ON, no
modo detecção [InHI.] e [0.0](valor da concentração degás) exibem-se
alternadamente no LED.
Como resultado, não é
disparado um alarme para odispositivo externo.
Configuração doponto de ajuste do
alarme=> P44[2-4.2] Configuração do ponto
de ajuste do alarme
Defina o ponto de ajuste do
alarme.
[2-4.3] a [2-4.H]Estão definidos de fábrica enão são usados tipicamente
pelo usuário.
Para [2-4.0]<Configuração do ponto de ajuste do alarme [2-4.2]>
LED[2-4.2]Pressione a tecla SET.

Configuração do ponto de
ajuste do alarme
Selecione o número
pressionando a tecla ▲ ou ▼e, em seguida, pressione atecla SET para confirmar ovalor. (Pressione a tecla
MENU/ESC para retornar ao

SD-1DGH

Regresse ao [2-4.2]- 44 -

7 Manutenção

7-3. Método de calibração do gás

7-3. Método de calibração do gás<<SD-1DGH>>

Efetue uma calibração de gás em todos os
modos (modo ajuste zero e modo ajuste deamplitude) usando o gás de calibração.
• Gás de ajuste zero
• Gás de ajuste de amplitude (coletado em
um saco de amostragem de gás)
• Sacos de amostragem de gás

Medidor de fluxo
Bomba

P
Saco deamostragem de
gás

→
SAÍDA
→
ENTRADAGás deescapeVálvula de agulha

AVISO

Quando efetuar uma calibração de gás, efetue sempre a o ajuste de amplitude e o ajuste zero.
Execute o ajuste zero e o ajuste de amplitude por esta ordem. Se forem efetuados pela ordem
errada ou somente se efetuar um deles, não é possível garantir a precisão da detecção de gás.

- 45 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-3. Método de calibração do gás<Ajuste zero [2-1]>
Usa-se para efetuar o ajuste zero.

AVISO

Quando o ajuste zero for realizado na atmosfera, verifique a atmosfera quanto ao frescor antes deiniciar o ajuste. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente,
conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.

NOTA• Antes de iniciar o ajuste zero, forneça o detector com gás de ajuste zero e aguarde até que oindicador estabilize.
LED
[2-1]
Pressione a tecla SET.

Visor do valor de concentração atualPressione a tecla SET para efetuar oajuste zero.

Debaixo de Ajuste Zero (exibe-se [CAL.])
Aguarde algum tempo até que o ajuste
esteja concluído.

Ajuste zero concluído
Retorna automaticamente a [2-1] após
[PASS] ser exibido.

Regresse ao [2-1]* Se o ajuste zero tiver falhado, retorna
automaticamente a [2-1] após [FAIL]
ser exibido.
Regresse ao [2-1]

NOTA• Se a calibração zero tiver falhado desde que o ponto zero flutuou significativamente em torno de zero,
retorna a [2-1] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS] ser exibida. Nesse caso, o ajuste zero não
foi concluído.

SD-1DGH- 46 -

7 Manutenção

7-3. Método de calibração do gás<Ajuste de amplitude [2-2]>
Usa-se para efetuar o ajuste de amplitude.

CUIDADO• Antes de iniciar o ajuste de amplitude, forneça o detector com gás de ajuste de amplitude e
aguarde até que o indicador estabilize.
LED

[2-2]
Pressione a tecla SET.

Introdução de gás
Introduza um gás e, em seguida,pressione a tecla SET quando a leitura
tiver estabilizado.
* Em caso de menos de 10 % F.S., estenão pode ser definido.
Ajuste de amplitude
Quando a leitura piscar, ajuste para a
concentração de gás introduzidapressionando a tecla ▲ ou ▼.
Após ajustar o valor, pressione a tecla
SET.
Ajuste de amplitude concluído
Retorna automaticamente a [2-2] após
[PASS] ser exibido.

Regresse ao [2-2]Parar a introdução de gás* Se o ajuste de amplitude tiver falhado,
retorna automaticamente a [2-2] após
[FAIL] ser exibido.

Regresse ao [2-2]Parar a introdução de gás

NOTA• Se o ajuste de amplitude tiver falhado desde a desde que a leitura flutuou significativamente a partir
da concentração de gás, retorna a [2-2] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS] ser exibida.
Nesse caso, o ajuste de amplitude não foi concluído.
Verifique se o gás de ajuste de amplitude de concentração correto foi fornecido e verifique aferramenta de ajuste de gás quanto a vazamento do gás. Se houver erros, efetue o ajuste deamplitude novamente.
Se não for possível efetuar o ajuste de amplitude, mesmo sem a ocorrência de erros ou após a nova
calibra, a vida útil do sensor de gás poderá ter expirado. Após desligar a fonte de alimentação, porfavor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

- 47 -

SD-1DGH7 Manutenção

7-4. Substituição de peças

7-4. Substituição de peças<Substituição do Sensor>
Os nossos engenheiros de serviço têm de substituir o sensor e efetuar a calibração de gás.
Por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

NOTA

A calibração do gás usando o gás standard é necessária após a substituição do sensor. Por favor, peça à
RIKEN KEIKI que o faça.

<Substituição de Peças de Substituição Regular>
Lista de peças de substituição regular recomendadas
Nº

Item

Intervalos demanutenção

Intervalos desubstituição (ano)Quantidade(peças/unidade)1

Vedante de borracha(para o sensor)

6 meses

3 - 8 anos

1

NOTA

• Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar
dependendo das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O
resultado da manutenção regular pode determinar quando substituir as peças.

SD-1DGH- 48 -

8 Armazenamento, recolocação e eliminação

8-1. Procedimentos para armazenar o detector ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo

8

Armazenamento,
recolocação e eliminação
8-1. Procedimentos para armazenar o detector ou
deixá-lo fora de serviço durante um período longo
O detector tem de ser armazenado sob as condições ambientais seguintes.
• Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
• Em um local onde não estejam presentes gases, solventes ou vapores.

8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou
usá-lo novamente
Quando o detector for relocalizado, selecione uma localização nova de acordo com o ‘4-2. Precauções
para pontos de instalação’ e ‘4-4. Como instalar’.
Para mais informações sobre a ligação, ver ‘4-5. Como ligar‘. O tempo sem alimentação deve serminimizado quando o detector for relocado.

CUIDADO• Quando voltar a usar um detector armazenado/parado, não se esqueça de efetuar uma
calibração de gás. Para obter informações sobre reajuste, incluindo uma calibração do gás,entre em contato com a RIKEN KEIKI.

8-3. Eliminação de produtos
Para descartar o detector, é necessário que seja tratado adequadamente como um resíduo industrial deacordo com os regulamentos locais.

SD-1DGH- 49 -

9 Resolução de problemas

9

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector
mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, Entre em contato com a RIKEN KEIKI.

<Anomalias na Unidade>Sintoma/visor

A alimentação
não pode serligada.

Operações
anormais

Anomalias do
sensor[E-1]

Anomalias dosistema[E-9]

SD-1DGH

FAULT

―

―





CausasAções

A ligação não estácorreta.

Conecte a ligação corretamente.

A placa terminal estáremovida.

Conecte a placa terminal corretamente.

Anomalias/falha deenergia momentâneas dosistema de alimentação.

Forneça a voltagem nominal.
Tome medidas tais como verificar ou
adicionar a UPS, o filtro em linha da fonte dealimentação e o transformador deisolamento.

Anomalias do cabo
(circuito aberto/não
conectado/curto-circuito)

Verifique a ligação do detector e os
dispositivos relacionados periféricos.

Perturbações por ruído depico súbito, etc.

Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente,
tome as medidas adequadas para eliminar oruído.

O sensor não estáconectado, ou estáconectado
incorretamente.

Verifique se o cabo está firmemente fixado
na placa terminal.

Falhas do sensor

Substitua o sensor por um novo.

A voltagem nominal não é
fornecida para o detector.

Verifique a fonte de alimentação e forneça avoltagem nominal.

Anomalias da ROM, RAM,
ou EEPROM dentro do
detector.

Por favor, entre em contato com a RIKEN
KEIKI.

- 50 -

9 Resolução de problemas<Anomalias das Leituras>
Sintomas

CausasFlutuação da saída
do sensor.

Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.
Para informação sobre ações, tais como a remoção
do filtro, contate a RIKEN KEIKI.

Vazão lenta

Uma quantidade muito pequena do gás a ser
detectado pode estar vazando (vazão lenta). Se
ignorar isso pode causar perigos. Tome uma medidade correção, por ex., tomando ações como as para oalarme de gás.

Alterações
ambientais

Resposta lenta

Impossível efetuar oajuste de amplitude

Execute o ajuste zero e o ajuste de amplitude.

Presença de gás deinterferência
A leitura sobe (desce) epermanece inalterada.

Um alarme de gás
dispara apesar de não
existir vazão de gás enão haver outras
anomalias no ponto dedetecção.

Ações

Execute o ajuste zero e o ajuste de amplitude.

Presença de gás deinterferência

Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.
Para informação sobre ações, tais como a remoção
do filtro, contate a RIKEN KEIKI.

Perturbação por
ruído

Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as
medidas adequadas para eliminar o ruído.

Alteração súbita noambiente.

Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda
subitamente, o detector não pode ajustar-se e é
afetado por isso. Em alguns casos, o detector dispara
um alarme de indicação.
Como o detector não pode ser usado sob alterações
ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve
tomar quaisquer ações preventivas para eliminá-las.

Filtro do pó entupido

Substitua o filtro do pó.

Tubo de sucção ou
de exaustão
dobrado, entupido
ou com vazamento

Repare as peças com defeito.

Forma-secondensação nointerior do tubo desucção.

Repare as peças com defeito.

Sensibilidade dosensor deteriorada

Substitua o sensor por um novo.

Concentração do
gás de calibração
inadequadaUse o gás de calibração adequado.

Sensibilidade dosensor deteriorada

Substitua o sensor por um novo.

- 51 -

SD-1DGH10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

10

Especificações do produto
10-1. Lista de especificações
<Especificações ATEX/IECEx/INMETRO>
ModeloPrincípio de detecção
Gás a detectar
Visor de concentração
Faixa de detecção
Resolução do visor
Método de detecção
Taxa de fluxo da sucção
Ponto de ajuste do alarme
Visor de alimentação
Saída externa

Precisão do alarme(sob as mesmas condições)Tempo de resposta(sob as mesmas condições)Tipo de alarme de gás
Visor de alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falhaContato do alarme
Capacidade de contato
Sistema de transmissão
Especificações de transmissão
Cabo de transmissão
Distância de transmissão
Funções
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porta de conexão do cabo
Ligação inicial
Temperaturas de operação
Umidades de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Classe à prova de explosão
Dimensões externas
Peso
Cor exterior

SD-1DGH

SD-1DGH
Semicondutor
Gás tóxico/combustível
LED de sete segmentos (quatro dígitos)
Dependendo do gás a detectar
Dependendo do gás a detectar
Tipo de aspiração (introduzida por uma unidade externa)
0,8 ± 0,1 L/min
Dependendo do gás a detectar
Luz de POWER acesa (verde)Sinal de concentração de gás/contato de alarme (alarme de gás ou alarme de falha/alarmecomum de falha)
Dentro de ±25 % do valor do ponto de ajuste do alarme (gás combustível)/Dentro de 30 % dovalor de ponto de ajuste do alarme (gás tóxico)
Dentro de 30 ou 60 segundos após fornecer o ponto de ajuste do alarme de gás 1,6 vezes(dependendo do gás a detectar)
Alarme de um passo (H)Luz do ALM acesa (vermelha)
Reinicialização automática
Anomalias de sistema/anomalias do sensor
Luz de FAULT acesa (amarela)/visor de detalhes
Reinicialização automática
Contato 1a sem voltagem, desenergizado (energizado em resposta a um alarme) ou energizado(desenergizado em resposta a um alarme)
30 V CC - 0,5 A (carga resistente)
Transmissão analógica do tipo 3 fios (cabo comum para alimentação e sinal <alimentação, sinal,
comum>)
4 - 20 mA CC (resistência a carga/linear sob 300 Ω, resolução dividida em 200)
CVVS1,25 sq - 3 núcleos ou CVVS1,25 sq - 5 núcleos (quando se usa o contato)
Abaixo de 1,25 km
Supressão/atraso do alarme
24 V CC (17 - 26,4 V CC)
Máximo 3,1 W
Empanque à prova de pressão
(Bucim do cabo <G3/4> ou Adaptador A <NPT1/2> ou Adaptador B <NPT3/4>)
Aprox. 25 segundos-20 - 60 °C (a uma condição constante)
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Tipo de montagem na paredeInvólucros à prova de fogo
Ⅱ2G Ex db llC T5 Gb (ATEX) / Ex db llC T5 Gb (IECEx/INMETRO)
Aproximadamente. 148 (L) × 177 (A) × 88 (P) mm (partes de projeção excluídas)Aprox. 2,2 kg
Munsell 7.5BG5/2* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

- 52 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

Desenhos esboço

Visor

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo

Parte de entrada do cabo externopara sinais/alimentação

- 53 -

SD-1DGH10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

<Especificações TIIS>
ModeloPrincípio de detecção
Gás a detectar
Visor de concentração
Faixa de detecção
Resolução do visor
Método de detecção
Taxa de fluxo da sucção
Ponto de ajuste do alarme
Visor de alimentação
Saída externa

Precisão do alarme(sob as mesmas condições)Tempo de resposta(sob as mesmas condições)Tipo de alarme de gás
Visor de alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falhaContato do alarme
Capacidade de contato
Sistema de transmissão
Especificações de transmissão
Cabo de transmissão
Distância de transmissão
Funções
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porta de conexão do cabo
Ligação inicial
Temperaturas de operação
Umidades de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Classe à prova de explosão
Dimensões externas
Peso
Cor exterior

SD-1DGH

SD-1DGH
Semicondutor
Gás tóxico/combustível
LED de sete segmentos (quatro dígitos)
Dependendo do gás a detectar
Dependendo do gás a detectar
Tipo de aspiração (introduzida por uma unidade externa)
0,8 ± 0,1 L/min
Dependendo do gás a detectar
Luz de POWER acesa (verde)Sinal de concentração de gás/contato de alarme (alarme de gás ou alarme de falha/alarmecomum de falha)
Dentro de ±25 % do valor do ponto de ajuste do alarme (gás combustível)/Dentro de 30 % dovalor de ponto de ajuste do alarme (gás tóxico)
Dentro de 30 ou 60 segundos após fornecer o ponto de ajuste do alarme de gás 1,6 vezes(dependendo do gás a detectar)
Alarme de um passo (H)Luz do ALM acesa (vermelha)
Reinicialização automática
Anomalias de sistema/anomalias do sensor
Luz de FAULT acesa (amarela)/visor de detalhes
Reinicialização automática
Contato 1a sem voltagem, desenergizado (energizado em resposta a um alarme) ou energizado(desenergizado em resposta a um alarme)
250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistente)
Transmissão analógica do tipo 3 fios (cabo comum para alimentação e sinal <alimentação, sinal,
comum>)
4 - 20 mA CC (resistência a carga/linear sob 300 Ω, resolução dividida em 200)
CVVS1,25 sq - 3 núcleos ou CVVS1,25 sq - 5 núcleos (quando se usa o contato)
Abaixo de 1,25 km
Supressão/atraso do alarme
24 V CC (17 - 26,4 V CC)
Máximo 3,1 W
Empanque à prova de pressão
Aprox. 25 segundos-20 - 53 °C (a uma condição constante)
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Tipo de montagem na paredeInvólucros à prova de fogo
Ex d IIC T5 X (TIIS<Japão>)Aproximadamente. 148 (L) × 177 (A) × 88 (P) mm (partes de projeção excluídas)Aprox. 2,2 kg
Munsell 7.5BG5/2* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

- 54 -

10 Especificações do produto

10-2. Lista de acessórios

Desenhos esboço

Visor

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo

Parte de entrada do cabo externo parasinais/alimentação

10-2. Lista de acessórios
• Manual de Instruções ...................... um• Alavanca de manuseio específica .. uma• Tecla de controle específica............ A quantidade fornecida depende do número de unidades a entregar.
1 - 10 unidadesuma

11 - 20 unidades

duas

21 - 50 unidadestrês

Mais de 51 unidades

quatro- 55 -

SD-1DGH10 Especificações do produto

10-3. Princípio de detecção

10-3. Princípio de detecção
<Tipo de semicondutor>
O óxido metálico pode medir a concentração de gás com base em alterações na condutividade elétrica do
semicondutor causadas pelo gás adsorvido em sua superfície.

VH

Vs

RL

Vo

RL: Resistência de carga,
Vo: Voltagem de saída
VH: Voltagem do aquecedor, Vs: Voltagem do sensor

SD-1DGH- 56 -

11 Definição de termos

11

Definição de termos
Semicondutor

Este é um princípio do sensor instalado no detector.
Veja o ‘10-3. Princípio de detecção’ para detalhes.

Ligação inicial

A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar aalimentação.
Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante
esse tempo.

Escala máxima

Valor máximo da faixa de detecção.

%LEL

Uma unidade cujo limite de explosão inferior (LEL) do gás combustível a
detectar está definido para 100.

ppm

Uma unidade de concentração que significa uma parte por milhão do gás
combustível a detectar.

Calibração

Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás decalibração.

Supressão zero

Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem.

Tempo de atraso dealarmeUma função que suspende temporariamente a ativação para evitar que um
alarme falso seja causado por ruído a partir do exterior.

INHIBITA função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante amanutenção, etc., do detector.
A isto também se chama “avanço de ponto”, que tem a mesma função.

- 57 -

SD-1DGH

Histórico de Revisão
EdiçãoRevisão

Data deemissão

0Primeira edição (PT2E-1709)

05/13/2021

1

Declaração de conformidade

11/12/2021

2

P52 Capacidade de contato

05/30/2022