■仕 様
インピーダンス測定部

体重測定部

入力項目

研究用データ取得やポータブルタイプでの移動測定時にも、SDメモリーカードに保存できるのでPCは不要です。

出力項目

表示部

測定方式
測定周波数
測定電流
電極材質
測定部位
測定範囲
計量方式
型式承認番号
ひょう量（最大計量）
目量（最小表示）
着衣量（風袋量）
利用者番号※2性別体型※2
年齢
身長
目標体脂肪率※2
利用者番号
性別
体型
年齢
身長
着衣量
体重
体脂肪率
脂肪量
除脂肪量
筋肉量
BMI※3
推定骨量
全身基礎代謝量※3
内臓脂肪レベル※3
体水分量※3
アスリート指数※3
MM/H2
MM/BW
筋肉量
筋肉量評価※3
脂肪率
脂肪量
部位
脂肪率評価※3
四肢骨格筋量SMI
ASM/BW
体型判定※3
ボディーバランス
脚部筋肉量点数※3

外部インターフェイス
電源
消費電流
使用条件
保管条件
製造国

温度範囲
湿度範囲
温度範囲
湿度範囲

主な付属品
メーカー希望小売価格

マルチ周波数8電極BIA方式
5kHz、50kHz、250kHz
90μA 以下※1
測定台 : ステンレス / ハンドグリップ : ABSメッキ
全身、左腕、右腕、左脚、右脚
75.0〜1,500.0Ω（0.1Ω単位）
電気抵抗線式はかり
第D1311号 精度等級3級
270kg (風袋量を含む)
0.1kg
0〜10.0kg (0.1kg単位)
16桁
男性 / 女性
スタンダード / アスリート※4
6〜99才※4（スタンダード）/ 18〜99才（アスリート）
90.0〜249.9cm (0.1cm単位)
4〜55％（1％単位）
16桁
男性 / 女性
スタンダード / アスリート
6〜99才
90.0〜249.9cm (0.1cm単位)
0〜10.0kg (0.1kg単位)
0〜270.0kg (0.1kg単位)
3.0〜75.0% (0.1%単位)
0.1kg単位
0.1kg単位
0.1kg単位0.1単位0.1kg単位
0〜9999kcal（1kcal単位）
1〜59レベル
0.1kg単位20〜120（1単位）0.01単位
0.01単位
0.1kg単位‑4〜+4
1.0〜75.0％ (0.1％単位)
0.1kg単位‑4〜+40.1kg単位
0.01単位
0.01単位
45段階
50〜150点
セグメントLCD×2
USB-Bタイプ※5RS-232C※5
USB mini-B（PictBridgeプリンター専用）
SDメモリーカードスロット※6
100V AC (50/60Hz)
0.5A以下5〜35℃
30〜80% (結露なきこと)ｰ10〜50℃
10〜90% (結露なきこと)
日本
取扱説明書、PictBridgeプリンター専用USBケーブル(約2ｍ)、専用印刷台紙200枚、SDメモリーカード、ACアダプター、電源コード、テクニカルノート、組立ガイド、結果解説ポスター、持ち運び用保護カバー（ポータブルタイプのみ）
ポールタイプ/ポータブルタイプ ￥700,000（税抜）※1 JIS医用電気機器規格（JIS T0601-1）に準拠した測定回路を使用して測定したときの値。
※2 設定によっては入力がない場合があります。
※3 17才以下の設定で測定した場合、この項目は表示、印字、出力されません。
※4 17才以下はアスリートを選択できません。
※5 USB・RS232Cポートの同時使用はできません。またオプションの感熱式（サーマル）プリンター使用時は外部出力はできません。
※6 SD及びSDHCメモリーカード互換（32GBまで）対応。SDXCメモリーカードはご使用できません。
＊PictBridgeはCIPA（Camera & Imaging Products Association）の商標です。

＊「タニタ健康プログラム」の詳細は担当営業までお問い合わせください。
＊FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
＊FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

SDメモリーカードについて本機でSDメモリーカードをご使用の場合は、以下の点にご注意ください。
・SDメモリーカードに記録されたデータの破損、消失については、故障や損害の内容、原因に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
・一部のSDメモリーカードは、ご使用になれない場合があります。全てのメーカーの全てのSDメモリーカードに対して100％動作保証することはできかねます。
あらかじめご了承願います。
・SDメモリーカードはフォーマット後、本機の電源が切れている時に抜き差しを行なってください。
・本機にSDメモリーカードを入れる時には、正しい向きで、奥までしっかりと差し込んでください。
・SDメモリーカードの残容量が十分にあることを確認してご使用ください。
・本機に入れるSDメモリーカードには、関係の無いデータ（ファイルやフォルダ）は入れないでください。大事なデータが破損する恐れがあります。
・SDメモリーカードを入れる前に、LOCK（書込み禁止）になっていない事を確認してください。
・SDメモリーカードの表面にラベル等貼らないでください。機器内部で剥がれると取り出せなくなり、故障する恐れがあります。

体組成計

寸法図（単位：mm）

MC-780A-N＊ポールタイプは組み立てが必要です。

質量：約15.5kg
ACアダプターケーブル長さ：約3.4m

質量：約11.1kg
接続ケーブル（表示部と測定部）
長さ：約1.5m
ACアダプターケーブル長さ：約3.4m＊寸法は概略です。

■オプション

MC-780Aシリーズ 専用印刷台紙 1箱（1000枚／A4）品
番メーカー希望小売価格

専用感熱式プリンターセット
品

番 OP-202プリンター、ACアダプター、RSケーブル、プリンターホルダー、
セ ッ ト 内 容専用感熱紙（OP-300（CS-T04））4巻
メーカー希望小売価格 ￥70,000（税抜）MC-780Aシリーズ ポータブル用キャリングケース
品番 MC-780A-CC
メーカー希望小売価 ￥80,000（税抜）

体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
本約11kgの軽量設計。
（ポータブルタイプ）〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東 京 営 業 所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

03（3558）
8111（代表）FAX03（3558）
0335

大 阪 営 業 所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15

06（6784）
2811（代表）FAX06（6784）
2778

名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052
（704）
2201
（代表）FAX052
（704）
2221

DG（ダークグレー）

コンパクトサイズだから、乗用車での移動や設置も社

福 岡 営 業 所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092
（575）
5761
（代表）FAX092
（575）
5617

カンタンです。

北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022
（299）
7161
（代表）FAX022
（299）
7163
（株）
タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル（有料）

0187
（66）
2122
（代表）

0570-099655 受付時間9：00〜18：00（祝日を除く月〜金）（株）タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・（株）
タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

セルフモード測定台に乗る個人データ入力

測定スタッフモード

個人データ入力

測定台に乗る測定

WH（ホワイト）ポータブルタイプDG（ダークグレー）

WH（ホワイト）ポールタイプ◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2019年4月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

http://www.tanita.co.jpⓒ2019 TANITA Corporation.
MC78N08B19（TN/VF）

ポールタイプ

DG（ダークグレー）

ポータブルタイプ

WH（ホワイト）■MC-780Aシリーズ専用印刷台紙

オプションの感熱式（サーマル）
プリンター印刷例
プリントアウト項目は、5パターンから選ぶことができます。
（全ての項目を印字した場合）

1. 人体の多様性を反映しているため誤差が少ない

A

2. 4C法による体組成分析

B■専用印刷台紙裏面

BIAと4Cにおける除脂肪量と脂肪量の相関
除脂肪量（FAT FREE MASS）ています。4C法では、体組成を脂肪・ミネラル・タンパク質・水分の4成分にたは空気置換法と体重測定で、体水分量を重水希釈法で、骨量をDXA法で測定し、その結果を組み合わせて体組成をはかります。全身の組成として最適化するため、個人差に対応した高い精度の体組成の分析が可能です。タ

4C FFM (kg)

分けてそれぞれ分析を行います。体密度(体重/体積)を水中体重秤量法ま90.070.050.0

高周波数電流 低周波数電流10.010.060.0

y =0.9852x + 0.3198
R2 = 0.9864
R = 0.9932
p < 0.0001(過去12回分の履歴が確認できます)

Asian
European & American
30.0

50.0

70.090.0

TANITA BIA FFM (kg)

AsianEuropean & American
0.00.0

20.0

40.0

60.0

D80.0

TANITA BIA FM (kg)

CEF

1. プリンターが選択できる

B❶PictBridge USB対応プリンター

A 全身チェック

測定数値を表示します。

ひょう量270kgなので体格を選ばず多くの方を測定できます。
体重
体脂肪率 体内に占める脂肪組織の割合です。本質的な肥満の判定には＊感熱式（サーマル）
プリンターは本体のRS-232Cポートに接続します。

体重ではなく体脂肪率が基準となります。

＊PictBridgeはCIPA（Camera & ImagingProducts Association）の商標です。

体内に含まれる脂肪分を質量で表しています。
脂肪量
除脂肪量 体重から脂肪量を引いた質量です。
姿勢を保ったり、心臓を動かしたりする筋肉組織（骨格筋、平滑筋、筋肉量2. SDメモリーカードにデータ保存
SDメモリーカードが1枚あれば水分）の質量です。

PC不要。SDメモリーカード内の体水分量 血液やリンパ液、細胞間液、細胞内液など体内に含まれる水分量を表しています。

データは後からPCで加工や管理

推定骨量 骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラル量を「骨量」と言います。

ができますので出張、移動健診な＊17才以下は体脂肪率・脂肪量以外の標準範囲は表示されません。

どに便利です。
また、SDメモリー呼び出したり、印刷も可能です。

Get In Shape NV-190 ver.3.2 ￥120,000（税抜）
本体にUSBポート（USB 1.1、2.0準拠）、またはRS-232Cポートがあること
Microsoft®、Windows®7・8・8.1・10（すべて日本語版）

D＊プリンターはオプションとなります。

カードの保存データを本体上で■NV-190 専用印刷台紙（A4サイズ）C

40.0

3. 多周波数で精度の高い測定スピーディーに印刷。

MC-780Aシリーズ／MC-980Aシリーズ／MC-180／MC-190／MC-190EM 専用

20.030.0

ニタの最新の体組成計では４C法での体組成分析と非常に高い相関を示しています。

80.0

y =1.009x - 0.4968
R2 = 0.9879
R = 0.9939
p < 0.0001＊ピクトブリッジ（USB）のみ使用できます。ピクトブリッジ（Wi-Fi）は使用できません。
＊ピクトブリッジプリンターについての詳細は担当営業までお問い合わせください。

A脂肪量（FAT MASS）

4C FM (kg)

4C法は、体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法であるとされ当社指定のピクトブリッジ対応プリンターにより、A4サイズで印刷することができます。

＊SDはSDアソシエーションの商標です。SDロゴは、SD-3C,LLC.の登録商標です。

B 体脂肪率と筋肉量による体型判定

体脂肪率と筋肉量を考慮した体型判定を行います。
体重だけでは見分けられない体組成が一目瞭然です。

＊過去データの印刷はA4印刷時のみ。

＊17才以下は体脂肪率判定のみ表示されます。
また、目標体脂肪率の設定も可能です。

USBポート、RS-232Cポートを標準装備

C BMI

BMR アスリート指数

トレーニングの効果指標に役立ちます。

全身及び四肢の筋肉量評価指数を算出します。
MM/H2

全身筋肉量（kg）/身長（m）2

MM/BW

全身筋肉量（kg）/体重（kg）

アプリケーションソフト
（USBメモリー)、USBケーブル（2m）、USBケーブル（3m）、専用台紙1箱（1000枚/A4）

SMI ※1

左腕、右腕、左脚、右脚筋肉量合計値（kg）/身長（m）2＊17才以下は測定値のみ表示されます。

E 筋肉量の評価

ASM

※2/BW

左腕、右腕、左脚、右脚筋肉量合計値（kg）/体重（kg）※1 SMI ：左腕、右腕、左脚、右脚の筋肉量の合計を、身長の2乗で割って補正した指数です。
（Skeletal Muscle Mass Index）※2 ASM ：左腕、右腕、左脚、右脚の筋肉量の合計です。
（Appendicular Skeletal Muscle Mass）

F ボディーバランス

筋肉量左右バランスチェック

左右の腕と脚の筋肉量を比較し、バランスをチェックします。
＊感熱式（サーマル）
プリンターでは印字されません。

基礎代謝量（BMR） 測定者の体組成に基づいた基礎代謝を表示・判定します。

＊17才以下は表示されません。

アスリート指数2「体重/身長（m）」で計算されます。疾病が少ないのはBMI値22とされています。

測定者の体組成がどのぐらいプロスポーツ選手などのアスリートに近いのかを数値化しています。

内臓脂肪レベル（VFR）腹腔内（内臓のまわり）についた脂肪をレベル表示します。

＊17才以下は表示されません。

USBメモリー
出荷時にMicrosoft®、Windows®7・8・8.1・10（すべて日本語版）がインストールされているもののみ対応。他のバージョン（Microsoft®、Windows®98SE・95など）からバージョンアップした環境での動作保証はいたしません。
本商品は日本国内に使用が限定されています。
海外での許認可を受けていないため、海外ではご使用になれません。
本ソフトウェアのデータ入力にはマウスとテンキーを使用＊タッチパネルモニター使用可

脂肪と筋肉を部位別に分析した値です。部位ごとの数値判定など、プロポーション作りや筋力トレーニングに必要な情報を提供します。

測定結果を分かりやすくバーで判定します。

BMI
USB、RS-232Cポートの同時使用はできません。
またオプションの感熱式（サーマル）
プリンターをご使用時は、USBポートからの外部出力はできません。

VFRデ ィ ス プ レ ー

D 部位の分析

脚部筋肉量点数

体重に占める下肢の筋肉量を指標化し、加齢により衰えやすい脚力を評価します。

E＊プリンターはご使用のPCに対応したものをご用意ください。
印刷はモノクロですので、カラープリンターをご用意いただく必要はありません。
＊通信ケーブルは同梱のUSBケーブルをご使用、またはRS-232Cストレートケーブル（Dサブ９ピンオス−Dサブ９ピンメス）をご用意ください。
＊Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または、登録商標です。
＊PC-98®シリーズは日本電気（株）の商品名称です。
＊Macintosh®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
＊Windows® 7・8・8.1は32bit/64bit版、10は64bit版に対応。
＊対応OSなどの最新の情報は弊社ホームページをご覧ください。
＊PictBridgeはCIPA（Camera & Imaging Products Association）の商標です。