เครือ่ งทดสอบการติดตัง้ แบบมัลติฟงั ก์ชน
ั

KEW 6516 / 6516BT

พลังการทดสอบมากมายอยูใ่ นมือของมืออาชีพด้านการติดตั้งทางไฟฟ้า!
เฉพาะ 6516BT

ฉนวน

ลูป

RCD

100/250/500/1000V

2/20/200/2000Ω

10/30/100/300/500/1000mA

PSC

PFC

สายดิน

2000A/20kA

2000A/20kA 2000A/50kA

20/200/2000Ω

ACVความต่อเนือ่ งลําดับเฟส

300/600V

20/200/2000Ω

ความถี่

SPD（วาริสเตอร์）PATส่วนติดต่อการสื่อสาร
USB

Bluetooth®

KEW ReportKEW 6516 / 6516BT
การดําเนินการใน 3 ขัน้ ตอนง่าย ๆตั้งปุ่มหมุนไปที่ช่วงการทดสอบของคุณ
เชื่อมต่อเครือ่ งมือกับการติดตั้งภายใต้การทดสอบกดปุ่มทดสอบ

การทดสอบแบบแฮนด์ฟรีโดยการโพรบระยะไกลหรือใช้การล็อก
ดาวน์ฟังก์ชันของปุ่มทดสอบ
ฟังก์ชัน
การล็อกดาวน์

LCD ขนาดใหญ่ข้อมูลการทดสอบทั้งหมดแสดง
ในหน้าจอสีขนาดใหญ่หนึ่งจอปุ่มทดสอบ
โพรบระยะไกล

ทัชแพดเพื่อตรวจจับและระบุ
แรงดันไฟฟ้าลงดินที่อาจเป็น
อันตราย

เทคโนโลยีปอ้ งกันการตัดวงจร (พร้อมด้วย 2 สายและ 3 สาย)สําหรับการทดสอบ LOOP L-PE แบบไม่มีการตัดวงจรกับ RCD ทั้งหมด
ด้วย 3 สาย (L, N, PE) เพื่อให้ได้การอ่านค่าที่มีความแม่นยําที่สุด
ด้วย 2 สายเท่านั้น มีประโยชน์มากในกรณีที่ไม่มีสายกลาง (เช่น สายมอเตอร์ 3 เฟส)คีย์วิธใี ช้ [HELP]ฟังก์ชัน 'วิธใี ช้' จะแสดงวิธกี ารเชื่อมต่อเครือ่ งมือตามฟังก์ชันที่เลือกการทดสอบลูปจากซ็อกเก็ตแบบติดผนัง

ความละเอียด 0.001

ด้วยกระแสไฟฟ้าทดสอบที่สูง 25A ทําให้สามารถวัด
อิมพีแดนซ์ลูปถึงสายดินด้วยความละเอียดที่สูงถึง
0.001 ohm ได้ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อทําการทดสอบในแผงสวิตช์หลักที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าการตรวจสอบความต่อเนื่องของการประสานศักย์ไฟฟ้าเท่าพลังการทดสอบมากมายอยูใ่ นมือของมืออาชีพด้านการติดตั้งทางไฟฟ้า!
สามารถทดสอบ RCD ได้หลากหลาย

การทดสอบ SPDการทดสอบ PATการเชื่อมต่อ

ประเภท AC, A, F, B (ทัว่ ปรผัน การทดสอบ่ ไปและแบบเลือก) EV และ RCD ทีแเดีย่ วและอัตโนมัติ การทดสอบการเพิม่ น้าสัมผัส่ ระดับ และแรงดันไฟฟ้าทีห

การทดสอบ PAT (PAT = Portable
Appliance Tester - อุปกรณ์ทดสอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแบบพกพา) สามารถใช้ตรวจสอบความต้านทานฉนวนและความต่อเนื่องของ
การต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา
สําหรับคลาส I และ II ได้Zs/Ra Limitสามารถทดสอบ SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)ซึ่งมีวาริสเตอร์ได้โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหาย โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตัดวงจร

KEW 6516 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการทดสอบได้โดย
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB (รุน่ 8212-USB) แล้วพิมพ์
รายงานการทดสอบที่สมบูรณ์โดยใช้พีซี ในขณะที่ KEW6516BT สามารถถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบไปยังแท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth ได้ ข้อมูลการทดสอบเหล่านี้สามารถบันทึก แชร์ และส่งทางอีเมลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสั่งซื้ออะแดปเตอร์ USB เป็นทางเลือกได้ด้วยUSBการตรวจสอบข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของการติดตั้งทางไฟฟ้านั้นสามารถทําได้ง่ายขึ้นโดยการใช้
ฟังก์ชัน Zs/Ra Limit ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่า
อิมพีแดนซ์ลูปสําหรับ TN(หรือลูปสายดินสําหรับ TT) มีค่าต�าพอที่จะตัดวงจร
(ตัดการเชื่อมต่อ) MCB / ฟิวส์ /RCD โดยให้ผลลัพธ์เป็น ผ่าน(✓)หรือ ไม่ผ่าน(×) บนจอแสดงผลหรือไม่

KEW 6516

PCBluetooth

KEW 6516BT

KEW 6516 และ KEW 6516BT มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการสําหรับการทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า
อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมทางเลือกรุน
่ 8017A

สายพ่วงผลิตภัณฑ์แบบยาวรุน
่ 7272ม้วนสายไฟ 2 ม้วนพร้อม
สายตัวนําทดสอบหลัก 2หลัก, ตัวนําทดสอบดินกล่องใส่ของแบบพกพา

รุน
่ 8259อะแดปเตอร์สําหรับขั้วการวัด
[แดง, เหลือง, เขียว/1 ชุด]ชุดอะแดปเตอร์ MFT และ EVSE
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1
KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

KEW 8601อะแดปเตอร์ EVSEปลั๊ก TYPE1

KEW 8602

อะแดปเตอร์ EVSEปลั๊ก TYPE2

● ข้อมูลจําเพาะ KEW 6516 / 6516BT
ความต้านทานฉนวนแรงดันไฟฟ้าทดสอบช่วงการวัดความแม่นยําพิกัดกระแสไฟกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอิมพีแดนซ์ลูปฟังก์ชันแรงดันไฟฟ้าพิกัดช่วงอิมพีแดนซ์ความแม่นยํา
กระแสไฟฟ้าทดสอบที่กําหนดที่ลูปภายนอก 0Ω:ขนาด/ระยะเวลาที่ 230V
PSC/PFCช่วงความแม่นยํา
RCDแรงดันไฟฟ้าพิกัดฟังก์ชัน

100V
2.000/20.00/200.0MΩ(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)±2%rdg±6dgt (2.000/20.00MΩ)±5%rdg±6dgt (200.0MΩ)
1.0-1.2mA@0.1MΩ
สูงสุด 1.5mA
ลูป ATT
L-PE/L-N(3 สาย)100-260V(50/60Hz)
20.00/200.0/2000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)±3%rdg±6dgt
L-N:6A/60ms
N-PE:10mA

250V

1.0-1.2mA@0.25MΩL-PE(2 สาย)48-260V(50/60Hz)±3%rdg±10dgt
L-PE:15mA

2000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2000A/20kA(PFC)ความแม่นยําของ PSC/PFC มาจากข้อมูลจําเพาะอิมพีแดนซ์ลูปและแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้

100-260V(50/60Hz)
x1/2, x1,x5,Ramp,Auto,Uc
6/10/30/100/300/500/1000mA/ตัวแปร
ประเภท RCD
AC(G/S)
A(G/S)
การตั้งค่ากระแสไฟฟ้าตัดวงจร x1/2,x1,Uc 10/30/100/300/500/1000mA(G) 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA(S)x5
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30/100/300/500mAการเพิม่ ระดับ 10/30/100/300/500mAความแม่นยํา กระแสไฟฟ้าตัด x1/2
-8% - -2%
-10% - 0%วงจรx1+2% - +8%
0% - +10%x5+2% - +8%
0% - +10%-10% - +10%การเพิม่ ระดับ -4% - +4%เวลาการตัด x1/2
2000ms(G/S):±1%rdg±2ms
วงจรx1
550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms
x5410ms(G/S):±1%rdg±2msความต่อเนื่อง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (DC)การวัด200mA
กระแสไฟฟ้า
15mA
ความแม่นยําลําดับเฟสแรงดันไฟฟ้าพิกัดหมายเหตุทั่วไปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนติดต่อการสื่อสารแหล่งจ่ายไฟขนาดน�าหนักอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมทางเลือก

20.00/200.0/2000Ω (การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)7-14V200mA หรือมากกว่า (2Ω หรือน้อยกว่า)15mA±3mA(ลัดวงจร)±2%rdg±8dgt
48-600V(50/60Hz)หมายเหตุ ลําดับเฟสที่ถูกต้อง: จะแสดง "1.2.3" และทําเครือ่ งหมาย
ลําดับเฟสย้อนกลับ: จะแสดง "3.2.1" และทําเครือ่ งหมาย

500V
20.00/200.0/1000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)1000V
20.00/200.0/2000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)1.0-1.2mA@0.5MΩ

1.0-1.2mA
@1MΩ

±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)±5%rdg±6dgt (1000MΩ)ลูป HIGH
L-PE(0.01ΩRes)
48-260V(50/60Hz)
20.00/200.0/2000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)±3%rdg±4dgt
20Ω:6A/20ms
200Ω:0.5A/20ms
2,000Ω:15mA/500ms

SPD(วาริสเตอร์)สูงสุด 1000V
0-1000V (เพิ่มขึ้น 1V)±5%rdg±5dgt±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)±5%rdg±6dgt (2000MΩ)––

L-PE(0.001ΩRes)
100-260V(50/60Hz)
2.000Ω

L-N/L-L
48-500V(50/60Hz)
20.00Ω

±3%rdg±25mΩ
25A/20ms±3%rdg±4dgt
6A/20ms

2000A/20kA(PFC)

2000A/50kA(PFC)

2000A/20kA(PSC)

F(G/S)
10/30/100/300/500mA

B(G/S)
10/30/100/300mA

EV6mA( × 1 เท่านั้น)10/30/100mA
10/30/100/300/500mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%

10/30mA
10/30/100/300mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%–6mA–
0% - +10%–-10% - +10%–
10.5s:±1%±2ms–โวลต์ช่วงช่วงการวัดความแม่นยําสายดินช่วงความแม่นยําโวลต์ความถี่โวลต์
ความถี่

300.0/600V(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)2-600V45-65Hz
±2%rdg±4dgt±0.5%rdg±2dgt
20.00/200.0/2000Ω(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)±2%rdg±0.08Ω(20.00Ω)±2%rdg±3dgt(200.0/2000Ω)

IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V ระดับมลพิษ 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529(IP40), IEC 61326(EMC)
USB, Bluetooth® 5.0*¹ , Android TM 5.0 หรือใหม่กว่า, iOS 10.0 หรือใหม่กว่าLR6(AA)(1.5V) × 8136(L) × 235(W) × 114(D)mm
1350g (รวมแบตเตอรี)่
สายตัวนําทดสอบหลัก*², 7281(สายตัวนําทดสอบพร้อมสวิตช์รโี มทคอนโทรล), 7246(ตัวนําทดสอบบอร์ดการกระจาย), 7228A(สายตัวนําทดสอบความต้านทานดิน), 8041(หลักดินเสริม[2 หลัก/1 ชุด])9084(กล่องแบบนุ่ม), 9142(กล่องใส่ของแบบพกพา), 9151(สายสะพายบ่า), 9199(แผ่นรองบ่า), LR6(AA) × 8, คู่มือคําแนะนํา, 8212-USB(อะแดปเตอร์ USB พร้อม ''KEW Report(ซอฟต์แวร์)'')*³,ใบรับรองการปรับเทียบ8212-USB(อะแเดปเตอร์ USB พร้อม ''KEW Report(ซอฟต์แวร์)'')*³, 8259(อะแดปเตอร์สําหรับขั้วการวัด), 7272(ชุดสายวัดความแม่นยํา), 8017A(สายพ่วงผลิตภัณฑ์แบบยาว)8601(อะแดปเตอร์ EVSE), 8602(อะแดปเตอร์ EVSE)*¹ เฉพาะ 6516BT*² 7187A : ปลั๊กอังกฤษ, 7218A:(EU)ปลั๊ก SCHUKO ยุโรป, 7221A(SA) ปลั๊กแอฟริกาใต้, 7222A:(AU)ปลั๊กออสเตรเลีย
*³ 8212-USB : อุปกรณ์เสริมมาตรฐานสําหรับ 6516 อุปกรณ์เสริมทางเลือกสําหรับ 6516BT
Bluetooth เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc.
Android เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
iOS เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Technology, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆคําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนกันยายน 2023 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.th