LE-3500XR
マルチプロトコルアナライザー
LE-2500XR
Multi Protocol AnalyzerȈȌȊȚȖȴ੔ߐǁઢҒÇई‫ڇ‬Ë‫ڢ‬༆Ǆறଃ٘௺ȦáȈȟȴ୚०ǫȓȲǭǿá
標準対応 ＞＞＞ RS-232C

RS-422/485

TTL/UART/I2C/SPICAN FD CAN CXPI LIN CC-Link
ԘଳȄȌȑƽީ९ָԚơǟ＞＞＞ࢺໄָԚǔƽൡܱƥઢҒ
カレントループ RS-530/X.20/X.21/V.35

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500XR NEW
190
（W）
×153
（D）
×38
（H）
mm，約550g

Modbus対応

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-2500XR NEW
190
（W）
×153
（D）
×38
（H）
mm，約550g

電池駆動ポータブル通信アナライザー
マ ル チ プ ロト コ ル ア ナ ラ イ ザ ー

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500XR / LE-2500XR

LE-3500XR および LE-2500XR は通信データの長時間連続記録やデータ送信テストが可能なアナライザーです。タッチパネル付きカラー液晶と物理キーボードの両方を装備しながら、リチウムイオン電池パックの採用によって従来モデルに比べ小型軽量化を実現しました。車載規格を中心に対応通信規格を強化、通信システムや産業機器の開発テスト、アフターサービス、
トラブル解析など様々な場面で活用いただけます。
TTL計測ポート/外部トリガー端子
RS-422/485計測ポート
RS-232C（V.24）計測ポート
交換可能な計測ボード

USB2.0マイクロB
コネクタ（PC接続･給電用）

USB2.0Aコネクタ（USBメモリー
接続用）

SDカードスロット特別なデータを個別記号で表示

メニューキー（表示記号の例）

ブロックチェックOK

アイドルタイム（フレーム間隔時間）

フレミングエラー

2色発光ＬＥＤで通信ラインの状態を常時表示します。

測定開始キー

ブロックチェックＮＧ
パリティエラー

ラインステートLED

従来モデルの操作方法を発展継承しています。

HDLCの開始フラグ検出
ショートフレーム

RS-232C時
赤点灯：ON スペース状態

タイムスタンプ（フレーム到着時刻）

緑点灯：OFF マーク状態
消PEとFE同時エラー

灯：未使用、未結線状態

ブレーク

通信解析機能をフル装備しながら小型軽量化
通信計測･テストに必要な従来機種のすべての機能を装備したまま、小型軽量化･高機能化を実現しました

LE-2200

LE-2500

LE-2500XR（2003年発売）（2008年発売）（2020年発売）

950g

760g

550g

RS-232C、RS-422/485、TTLに標準対応1台でRS-232C、RS-422/485、およびTTL（1.8V〜5V系）信号レベルのUART通信、
I 2C、SPIの計測に対応。標準インターフェースと付属品を利用することでDSUB25ピン仕様と DSUB9ピン仕様どちらのRS-232C機器へも接続でき、本体に装着済のRS-422/485
端 子台へはRS- 422/485ケーブルの直 接 接 続が 可能です。また、高品質なT TLプローブ
ケーブルが付属しているため、I 2 C、SPI、UARTインターフェースのL AN/無線 /センサーモ
ジュールやAD変換IC、メモリーICなどの計測テストをすぐに始められます。

タッチパネルと物理キーボードの2WAY操作に対応
静電容量タッチパネルによりスマートフォンのように直感的なタッ ［画面のスワイプイメージ］［フルキー表示画面］

チ選択やスワイプ操作が可能。クリーンルームなど手袋を着用した環境を考慮し、キースイッチでの操作も可能です。また、ショー
トカットキーでのメニュー移動も可能なので、タッチパネル操作と組み合わせて効率的に作業が行えます。
ショートカットキー操作の例[MENU]、[0]…

基本的な通信条件設定画面(コンフィグレーション画面)[MENU]、[2]…

トリガー設定サマリー画面[MENU]、[4]…

波形モニター設定画面[MENU]、[9]…

送信データテーブル選択画面

また、シミュレーション時のデータ登録の際にはタッチパネル上にフルキーを表示することもできるので、PCを用いずに単体で素早くデータを入力することができます。

Mega Speed計測

外部メモリーに長時間自動記録

低速から高速まで任意のボーレー ［通信スピード設定画面］

通信データをSDHCカードまたはUSBメモリーに長時間連 続して自トで 解 析 可 能 。通 信 速 度 偏 差 の動保存が可能なオートセーブ機能を搭載。指定サイズの複数の通信ロ

マージンテストも簡単です。

グファイル（#nnnnnnn.DT：nは保存順の連番）に保存されるので、通高精度DPLL利用の任意ボーレー

信障害が発生した時間帯のファイルのタイムスタンプから障害発生前ト対応 技 術により、有 効 数 字 4 桁

後の通信ログを絞り込めます。

で送受信別々の設定が可能です。

ログファイルの記録方式として再記録モード（既存の通信ログファイ
ルを削除してから計 測開始）と追記モード（既存の通信ログファイルの続きから計測開始）に加え、MAX停止モード（指定ファイル数まで

ロジアナ解析と信号電圧測定
最高50n秒の時間分解能で通信ラ ［タイミング波形表示（ロジアナ表示）例］
インのタイミングを測定できるロジ アナ 機 能を標 準 装 備。また、従来機種より計測範囲がさらに拡張された信号電 圧 測定機能により、RS-232CまたはTTLの信号電圧

通信ログファイルを記録後に測定を自動停止）を用意。MAX停止モー
ドを利用すればログファイルの上書きを防ぐことができます。
また、計測中に停電になり、その後、内蔵電池が切れた場合でも、その時点までの 通 信 状 況をログ
ファイル の 破 損 なしに保 存
で きる ので、突 然 の 停 電 が予 想される現 場でも 安 心してお使いいただけます。

レベルを確認できます。
（RS-232Cポート：±18V、TTL
ポート：-1〜6V）

USBバスパワー駆動、内蔵リチウム電池で連続7時間動作
マイクロUSBコネクタからのバスパワー給電、内蔵リチウムイオン電池への充電に対応。単体でも連続7時間の電池駆動が可能で、市販のモバイルバッテリーを接続すればさらに長時間の連続動作も可能です。

■ 拡張セットで最新の車載規格にも対応
計測ボードや接続ケーブルなどのオプションで計測対象が広がります。

>>> 詳しくは8Pへ［USB充電器接続例］［モバイルバッテリー接続例］

通信データを「見える化」するモニター機能
マルチプロトコル対応
通信回線に影響を与えることなく、通信データをキャプチャーメモリーに記録すると共に、通信プ［ASYNC計測画面］［HDLCフレーム表示画面］［タイムスタンプ表示例］［SPIモニター表示例］

ロトコル（通信規格）に応じて判りやすく表示するラインモニター機能。調歩同期からパケット通信まで各種プロトコルに標準対応しています。テ
スト 状 況 に 応じて 、ビット 送 出 順 序 や 極 性 、
NRZ/NRZI/FM0/FMの変調フォーマットを選択でき、SYNCコード省略やSDLC/ HDLCアド
レスフィルタ等で効率的な解析を支援します。

通信データと共に時間情報を記録
通信データと共に、そのデータフレームが送受信された時刻（タイムスタンプ）や無通信時間（アイドルタイム）も記録されるので障害時刻やタイム
アウト状況が確認できます。もちろん制御線の変 化 情 報を同 時に記 録 することも可 能 で す 。
ASYNCやBurst通信では対象回線の通信状況に合わせて、
フレーム区切りと判定する無通信状
態を、1〜100m秒で設定することも可能です。

タイムスタンプ表示

アイドルタイム表示［トリガー設定サマリー画面］

トリガー機能特定データの送受信等の条件と条件成立後の計測動作を４組まで指定できるトリガー機能。通信シス
テムに多い間欠障害の解明に威力を発揮します。あるトリガー条件の成立動作として、別のトリガー条
件を有効化する指定も可能なため、シーケンス的な条件判定が伴う複雑な事象を確実に捉えます。
外部トリガー入出力を利用して、外部装置の接点やオシロスコープなどの外部計測器と連動した応用が可能です。

モニター条件自動設定機能
通信データを解析して、通信速度、キャラクタ・フレミング、データコード、同期キャラクタ、
ＢＣＣ／ＦＣＳ
等の基本的な測定条件を自動設定します。対応通信速度が460.8kbpsと従来機種より強化され、［統計解析グラフ表示］

比較的高速な通信も検出可能です。
＊:通信データ量が少ない場合や エラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。

統計解析機能LE-3500XRのみ

1〜240分単位で送信･受信データ数，
フレーム数，
トリガー条件成立回数の統計をとりグラフ表示。時
間帯毎の通信トラフィック（回線使用率）やエラー発生傾向等を把握できます。

専用機に匹敵するBERT機能を装備
ループバックや対向接続で通信回線の伝送品質を測定するＢＥＲＴ（ビットエラーレイトテスト）機能。 ［BERT実行画面］
ITU-T G.821勧告準拠の評価パラメータ（ビットエラー数、ブロックエラー数）を計測し、ビットエラー率等の評価や障害点の切り分けが可能です。豊富なテストパターンやビットエラーの強制挿入など、その機能は専用機に匹敵します。
ASYNCまたはSYNCモードで、測定期間（連続、受信ビット数、指定時間、リピート）やテストパターンを指定して評価可能。測定を開始すると、リアルタイムで回線品質の測定結果を更新表示します。エラー
ビット検出時に外部トリガーを出力して他の計測器に通知することもできます。また、リピートモードを使用すれば、ある通信回線の指定時間毎のビットエラー率の変化を知ることができます。
［BERTの測定内容］
Savail有効計測秒

０〜９９９９９９９

Sync loss

同期はずれ回数

０〜９９９９Receive bit

有効受信ビット数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

Receive block

有効受信ブロック数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

Error bit

ビットエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

Error block

ブロックエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９Bit error rate

ビットエラー率

０〜９.９９E-９〜１

Block error rate

ブロックエラー率

０〜９.９９E-９〜１

Error second

エラー秒数

０〜９９９９

%E.F.S

正常動作率

０.０００〜１００.０００%

マルチプロトコルアナライザー
MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500XR / LE-2500XR

オンラインモニター、
シミュレーション、
ＢＥＲＴの必携機能をオールインワン
出張作業が多くなる現場テストや通信トラブル解析の必携計測ツール
シミュレーション機能
テスト対象機器の通信相手となってプロトコルに従った送受信テストを行うシミュレーション機能。開発初期段階で通信相手機器が用意できない時に不可欠な6種類のテストモードが用意されています。弊社独自の「MANUALモード」で通信手順をステップ確認した後、「PROGRAMモード」※ でメニュー選択式の簡単なプログラムを作成し、条件分岐を伴う複雑な通信手順もテストできます。任意の通信速度を設定できるので、故意に少しずらした通信速度でマージンを評価したり、パリティエラーを混在させたテストデータでエラー応答処理を確認したりすることも可能です。
※LE-3500XRのみ対応［シミュレーション時の接続イメージ（I2C）］［シミュレーション時の接続イメージ（RS-422）］

I2C テストデータ

RS-422 テストデータ

SDA
SCL
GND

■ MANUALモード■ POLLINGモード

操作キー[0] 〜 [F] に対応する送信テーブルの登録データを、各キーを押す毎にワンタッチで送信。開発機器からの応答をモニター機能で確認しながら、トリガー機能と併用して簡単に通信手順をテストできます。また、[SHIFT] ＋ [0] 〜 [D] キー
で対応する固定データを送信でき、[SHIFT] ＋ [E]、[F] でRTS/CTS とDTR/DCDの信号線をON/OFF 可能です。

マルチドロップ(1:N 接続) のポーリング通信手順におけるスレーブ側 またはマスター側をシミュレーション。スレーブモードでは自局アドレスのフレーム受
信回数とエラーの有無をチェックし指定デ ータを応答し、マスターモードでは32種類のスレーブアドレス局に対してポーリングメッセージを送信し返信されるデータをスレーブ局毎に検査して表示することができます。

■ FLOWモード■ BUFFERモード

送信側または受信側となり、X-ON/OFF フロー制御や制御線ハンドシェークによるフロー制御をシミュレーション。送信モードでは送信開始から中断要求までの送信データ数を16回分表示でき、受信モードでは送信中断要求を出すまでの受信データ数と送信再開要求を出すまでの時間を指定できます。

モニター機能でメモリーに取り込んだ送受信データから、送信側または受信側を選択して、そのデータをそのままシミュレーションデータとして送信できます。現場でモニターした通信状態と同じデータでの再現テストに有効です。

■ ECHOモード■ PROGRAMモード

受信データを本機内部で折り返して返送します。ディスプレイ端末や通信ターミナ
ルのテストやビットエラーレイトテストのループバックポイントとして利用できます。

専用コマンドのプログラムを作成することで条件判定を伴う通信プロトコルを柔軟にシミュレーションできます。プログラムはメニュー選択式のため、簡単にマスター（LE-3500XRのみ）（LE-3500XRのみ）可能です。

送信データの登録
シミュレーション機能で利用する送信データを、事前に送信データ
テーブルに登録します。
送信データテーブルは160個あり、合計16384文字分のデータ
を、アナライザーのボタンや、タッチパネル上のフルキ―ボードで簡単に入力ができます。またデータのコピー/カット/ペーストや、
モニターした通 信データの 一 部をテーブルにコピー することもできます。

［送信データテーブルの登録例］［フルキ―ボードでの入力例］

使いやすく便利な機能は進 化を続けます
PC互換ファイル

オフライン解析・データ検索機能

オプションのSDHCカードまたはUSBメモリーに、テスト条件やモニターデータ

測定したデータは、画面をスワイプして自由にスクロール表示可能。着目する等の計測結果をパソコンと互換性のあるファイル管理方式（.SU/.DT）
で保存でデータをマークしておき、表示をスクロールした後にワンタッチでマーク位置にきます。各モデル間でファイルの相互利用ができるので、現場のLE-2500XR

戻ることができます。強力な検索機能は、エラーデータや特定文字列、指定範囲で保存した計測データを開発部署のLE-3500XRで詳細に解析するといった利のタイムスタンプデータなどを頭出し表示したり、計数したりすることができます。

用方法も可能です。
［通信データ列

検索条件設定例］

Wi-Fi接続対応

TXD側の通信データが31h, 32h,（20h〜27h）,＊＊h, ＊＊h, 終了フラグのHDLCデータを検索

パソコンとWi-Fi接続してリモート計測が可能。外部Wi-Fiアクセスポイント経由で接続するステーションモードと、本機がWi-Fiアクセスポイントになるアクセス
ポイントモードを選択できます。

【Wi-Fi接続はアクセスポイント経由または直接接続が可能】
パソコン

アクセスポイントパソコン
STAモードAPモード［タイムスタンプ 検索条件設定例］
2月18日22時46分30秒から
2月18日22時47分00秒までに送受信された通信データを検索

また、ラインアイのホームページからダウン ［LEファイルダウンローダー設定例］
ロードできるLEファイルダウンローダーを利用すれば測定を継続したままでも、Wi-Fi
でパソコンやスマートフォンと接続して、SD
カードやUSBメモリーにオートセーブ機能
で自動保存された通信ログファイルを取り込むことができます。

Android用アプリ

検索条件

通信エラー（エラー種別を個別指定可），最大8文字の通信データ列（ドントケア、ビットマスク指定可），指定時間以上のアイドルタイム，指定時刻タイムスタンプ（範囲指定可），トリガー一致データ

検索動作

一致データの頭出し表示、または計数表示

Android用アプリをスマートフォンやタブレットで利用することで、アナライザーの

また、計測データファイルが保存されたSDHCカードやUSBメモリーをパソコン

SDカードやUSBメモリーにオートセーブ機能で自動保存した通信ログファイルをに接続し、付属のPCリンクソフト（ライト版）
を利用してパソコン上でデータファイ

Wi-Fi経由で取得し、さらに外部へメール送信することができます。

ルを複数同時に開いて表示したり、テキスト/CSV変換したりすることもできます。

AUTO RUN/STOP機能［テキスト変換例］

測定開始と終了時刻を指定することで、指定期間（毎月/毎日/毎時）の測定を繰り返し自動的に行うことができます。
［自動測定AUTO RUN設定例］

タイマー/カウンター機能
送受信データ数およびトリガー機能やプログラムシミュレーション機能と共に利用して、特定条件からの経過時間や発生回数を数えることができます。
［タイマー/カウンター表示例］

ファームウェアのアップデート
新機能追加や改良された最新ファームウェアは弊社HPに掲載されます。インターフェースの変更を伴わない新しい通信規格のサポートや機能追加は、
ファーム
ウェア更新のみで可能です。

パソコンからリモート
計測データをフル活用

PCリンクソフト

LE-PC300R
PCリンクソフト（OP-SB7XC/OP-SB7XL用）

LE-PC7XCL NEW
フリーで利用できるライト版（一部の機能制限あり）がアナライザーに付属。
ラインアイホームページからダウンロードもできます。

USB接続、Wi-Fi接続などでパソコンからリモート計測
Wi-Fiで接続できるので、パソコンから離れた場所にあるアナライザーの測定データを活用できます。

【アナライザーを操作する感覚でリモート操作】【USB/Wi-Fi接続、外部メモリー渡し】ᚘย‫ݣ‬ᝋ
ᡫ̮‫ׅ‬ዴᵵᶇᵋᵤᶇ ੗ዓᚘยἙὊἑᵳᵱᵠ ੗ዓ

ᵳᵱᵠ ἳἴἼὊ
SD

LE-3500XR
LE-2500XRᵮᵡ ἼὅἁἏἧἚửỶὅἋἚὊἽẲẺἣἏἅὅᵱᵢ ỽὊἛ

パソコンの大画面で計測データを多彩な表示形式で確認可能[LE-PC300R

生データ表示例][LE-PC7XCL

通信データ/アナログ値表示例][LE-PC7XCL

収集固定表示例]▲ 通常表示[LE-PC300R ロジアナ表示例]

パソコンのHDDやSSDに通信ログを連続記録■仕様
型番

高速な通信でもファイルサイズとファイル数を指定して数日間分の通信ログを複数ファイルに記録できます。ファイルのタイムスタンプから障害発生付近のログファイルを抽出するのに便利です。
最大
記録容量

分割ファイルサイズ

LE-PC300R 256Gバイト 1M/2M/4M/8M/16M/32M/64M/128MB

最大
ファイル数
2048個

LE-PC7XCL 32Gバイト 1M/2M/4M/8M/16M/32MB
1024個※フリーのライト版は連続測定時間が10分間に制限されているため、長時間記録はできません。

測定データをテキスト形式またはCSV形式に一括変換

適合アナライザー

LE-PC7XCLOP-SB7XC、OP-SB7XLを装着した

その他、LEシリーズ※1

LE-3500XR、LE-2500XR

USB接続、Wi-Fi接続、シリアル接続※2、LAN接続（別売りSI-60FまたはSI-60が必要）※2

接続方式

1台のアナライザーと接続

複数アナライザーと同時接続可能

接続台数
キーエミュレーション

LE-PC300R
LE-3500XR、LE-2500XR

パソコンのキーやマウスでアナライザーのキー操作および画面タッチ操作と同じ感覚でリモートコントロールが可能
接続中のアナライザーの計測条件を読み込み設定変更、保存が可能

計測条件設定アナライザーの計測開始と終了、パソコンでの計測データの表示と連続記録※3
リモートモニター

固定バッファモード（指定容量まで記録して計測終了）
または、
リングバッファモード（指定容量分の最新データファイルを残しエンドレス記録）
を選択可

最大記録
モニター表示32Gバイト

256Gバイトタイマ
生データ表示、
フレーム改行/翻訳表示、
タイマー/カウン 生データ表示、収集固定表示、J1939翻訳表示、タ表示、波形モニター（ロジアナ）
表示ー/カウンタ表示、波形モニター（ロジアナ）
表示。

検索機能

指定文字列、タイムスタンプ、通信エラー、トリガーなどの条件でデータの頭出し、計数が可能

複数の通信ログファイルを一括してテキスト形式やCSV形式に変テキスト・CSV変換機能

指定数の計測データファイルを一括して、テキスト形式またはCSV形式のファイルに変換可能

換できます。汎用検索ソフト等での解析を考慮して、タイムスタンプ

動作環境

Windows® 8.1/10

構成品

ＣＤ（ソフト）1枚、取扱説明書1部、お客様登録カード1枚

やアイドルタイムの削除、送信側または受信側のみの変換、翻訳形
式変換などが指定できます。
※フリーのライト版は同時に変換指定できるファイル数が3つに制限されています。

※1：LE-3500R, LE-2500R, LE-1500R, LE-110SA, LE-120SA, LE-3500, LE-2500, LE-1500※2：LE-3500XR、LE-2500XRはUSB接続、Wi-Fi接続のみ可能。
※3：USB接続の場合は670Kbps程度、Wi-Fi接続の場合は200Kbps程度までの通信データを取り逃しなく記録できます。
通信フレーム間隔のある一般的な通信の場合は1Mbps程度まで記録可能です。

࠙ࠚ最新の車載ネットワーク規格への対応など
オプションの追加でさらに用途が広がります拡 張 対 応OP-SB7XCCAN FD/CAN/CXPI通信用拡張セット

次世代高速CAN規格CAN FDと日本発の車載LAN規格CXPIを計測できる最新の通信拡張セットです。CAN(FD)とCXPIを自由な組み合わせで2チャンネル同時に観測可能です。

CAN FDCAN●CXPIのマスターノードとスレーブ
ノードをシミュレーション［CAN/CAN FDモニター画面例］

4ラインの外部信号の電圧とそのTTLレベル論理値を通信デー
タと共に計測できるので、モーターなどのアクチュエータやセンサーの制御値と通信データ（コマンドやレスポンス）の関係を把握する時に役立ちます。

●CAN FD/CANのシミュレーション●ロジアナ解析をサポート●通信データと共に4ラインの外部信号電圧を同時に記録

16種類までのCAN FD/CANの送信データを登録して簡単な操作でテストフレームを送信できます。送信データの一部を任意の変化率で自動的に変化させるスイープ指定が可能。データの変化に対してテスト対象アクチュエータの挙動がどのように変化したかを確認する時に役立ちます。
［スイープは目標値と時間を指定して設定可能］［タイミング波形表示例］●PCリンクソフト（ライト版）をダウンロード可能
PCリンクソフトLE-PC7XCL（ライト版 ※）をラインアイホームページから無償でダウンロードできます。計測データをパソコン上で表示、検索、テキスト変換が可能です。製品版のLE-PC7XCLなら、パソコンから長時間のリモート測定もできます。 >>P7 ※：ライト版には機能制限があります。
適合アナライザー

トランシーバ●J1939パラメータ5種類を物理量 ［J1939パラメータの表示例］に変換して表示
J1939-71（Rev. 2003-12）の代表的なPGNとSPN
パラメータを5種類まで物理量に変換して表示することができます。

CAN FD、CAN、
CXPIの組み合わせで2チャンネル
CAN-FD(ISO/Non-ISO)、CAN2.0B、DeviceNet、
CXPI

通信速度

CAN FD/CAN: 最大1Mbps（高速時5Mbps）、
CXPI: 最大20kbps

モニター機能通信フレームのID、種類、内容、エラー、CRCを表示記録、CAN(FD)サンプリングポイント（60%〜90%）を設定可

IDフィルタ機能

指定ID（ビットマスク指定可）
のみを記録可能CAN(FD)：ACKエラー、
フォームエラー、CRCエラー、
エラーフレーム
CXPI：CRCエラー、
フレーミングエラー、
レングスエラー、
パリティエラー
時・分・秒、
分・秒・1ms、
100µs、
10µs、1µsを指定可（実時間と前フレームからの差分時間を切り替え可）CAN(FD)のフレームを最大16種類登録して送信可能
CXPIのIDとレスポンスを最大16種類登録してマスターモードとスレーブモード、およびポーリングモードとイベントトリガーモードを選択して送信可能

タイムスタンプ機能［CXPIとCANのモニター画面例］
トリガー機能

最大4組の条件と動作を指定して測定動作を制御可能

トリガー条件

エラー、指定のIDとデータ、
タイマー/カウンタ値の一致、
外部信号論理ブザー、
測定停止、
SDカード/USBメモリーへデータ保存、
タイマー/カウンタ制御、トリガー条件の有効/無効
化、
CAN(FD)指定フレーム送信、
TRGOT端子にパルス出力
TTLレベル入力、
トランジスタ出力 5Vプルアップ10KΩ
4チャンネル、
データ受信時/指定周期に電圧測定、論理を記録
本体でラインステートLED表示、
電圧測定レンジ: ±18V
専用拡張ボード、DSUB9ピン分岐ケーブル2本、3線プローブケーブル2本、8線プローブケーブル、取扱説明書、保証書

トリガー動作
外部トリガー
外部信号入力構成品

OP-SB7XL

OP-SB7XCと同等のCAN/CAN FDやアナ
ログ同時計測の機能を持ちながら、CXPIではなくLINに対応する通信拡張セットです。ロー
コストネットワークとして車載やFA機器など
CANと同じ現場で使われることの多いLIN通信をCANのデータと同時に記録することも可能です。

●CAN FDやLINを正確にリアルタイムモニター
CAN FD/CANとLINを自由な組み合わせで2チャンネル同時に観測できます。通信速度が最大で5MbpsになるCAN FDを含め、異なる種類の通信フレームを時系列で確実にキャプチャ
します。任意の通信速度で計測でき、データフレームのID毎にデータ長とチェックサム計算方
法を指定可能。アイドル ［LIN通信条件設定画面例］［LINのモニター画面例］
時 間（ 無 通 信 時 間 ）で
L I N 通 信フレームを区切る簡単設定も用意されているので、素早い計
測スタートが可能です。

CAN FD/CAN: ISO11898-1:2015準拠/ISO11898準拠（Dsub9ピンコネクタ x2）
CXPI: JASO D 015-3:2015準拠（ヘッダ3ピンコネクタ x2）
CAN(FD): MCP2542FD相当、CXPI: BD41000AFJ相当

計測チャンネル数

シミュレーション機能

リクエストIDとレスポンスデータで構成されるCXPIの通信フレームをオンラインモニターできます。通信フレームを1行で表示し、8バイトを超えるデータは別表示フィールドに全データが表示できるようになっています。

LE-3500XR、
LE-2500XR

対応プロトコル

エラーチェック機能

CAN FD/CAN/LIN通信用拡張セット［信号電圧とデジタル論理値］

最高50n秒の時間分解能で各チャンネルの通信ライン論理状態
やVBUS状態、外部信号4点と外部トリガー入力状態をロジック
アナライザーのようにタイミング波形表示することができます。

インターフェース

●日本発の車載LAN規格CXPIに対応［トリガーサマリー画面］

たくさんのノードが接続された回線上には多くのIDのデータが流れます。IDフィルタで調査対象の通信ノードのIDを絞り込むことができます。シーケンシャル設定が可能な4組のトリガーを活用して計測停止やデータ保存などアナライザーの動作を制御することもできます。

通信速度125kbps〜5MbpsのCAN FD/CANの通信
フレームを最小分解能1μ秒のタイムスタンプと共にキャプ
チャメモリーに記録しながらオンラインモニターが可能です。通信データは計測FPGAで取得されるため、ACKエ
ラーのフレームが表示できないCANコントローラICを利用したCANモニターとは異なり、全ての通信フレームを正確にキャプチャして表示します。

［CANシミュレーション設定サマリー表示］［CXPIシミュレーション設定画面例］

リクエストIDとレスポンスデータを各16種類まで登録して、マスターノードまたはスレーブノードとなって、イベントトリガー方
式とポーリング方式のシミュレーションが可能です。

●IDフィルタやトリガー機能により特定フレームをキャッチ●最大5MbpsのCAN FDをモニター

NEW

CXPI

CAN FD

CAN

LIN

NEW

●LINのマスターノードとスレーブノードをシミュレーション
リクエストIDとレスポンスデータを各16種類まで登録して、［LINシミュレーション設定画面例］
マスターノードまたはスレーブノードのシミュレーションが可能です。マスターモードの時は、ビット単位でシンクIDス
ペース、
レスポンススペース、インターバイトスペースを設
定でき、リクエストIDをキータッチ毎に送信したり、指定周期でスケジュール転送したりすることが可能です。
リクエス
トID毎に故意にパリティエラーや異常データを設定できる
ので、通信異常発生時の動作テストも簡単に実現できます。
また、シミュレーション中に[X]キーを押す毎にWakeUP
信号（80h）
をいつでも送信可能です。
適合アナライザー LE-3500XR、
LE-2500XR
インターフェース
トランシーバCAN FD/CAN: ISO11898-1:2015準拠/ISO11898準拠（Dsub9ピンコネクタ x2）
LIN：ISO9141準拠（ヘッダ3ピンコネクタ x2）
CAN(FD): MCP2542FD相当、LIN：TJA1021T相当

計測チャンネル数 CAN、CAN FD、LINの組み合わせで2チャンネル
対応プロトコルCAN-FD(ISO/Non-ISO)、CAN2.0B、DeviceNet、
LIN（Rev.1.1，
1.2，
1.3，
2.0，
2.1）

通信速度

CAN FD/CAN: 最大1Mbps（高速時5Mbps）、
LIN: 最大26kbps

モニター機能通信フレームのID、種類、内容、エラー、CRCを表示記録、CAN(FD)サンプリングポイント（60%〜90%）を設定可

IDフィルタ機能

指定ID（ビットマスク指定可）
のみを記録可能CAN(FD)：ACKエラー、フォームエラー、CRCエラー、エラーフレーム
LIN：チェックサムエラー、フレーミングエラー、ブレークフィールドエラー、シンクフィールドエラー、レスポンスエラー、レングスエラー、パリティエラー
分・秒・1ms、
100µs、
10µs、1µsを指定可（実時間と前フレームからの差分時間を切り替え可）
タイムスタンプ機能 時・分・秒、CAN(FD)のフレームを最大16種類登録して送信可能、
ID一致応答（マスターモード
シミュレーション機能 LINのIDとレスポンスを最大16種類登録してスケジュール送信（マスターモード）/スレーブモード）が可能
エラーチェック機能

モニター画面ではタイムスタンプやチャンネル、ID、通信フレーム種類、データ長（DLC）、通信
フレーム状態（St）、データ（16進数表示）、CRC値（FC）を確認することができます。
Data
RemoteError
Fdata
Fdata！
Fdata＊
Fdata＊！
Frame
Illegal−−−−

データフレーム
リモートフレーム
エラーフレーム
BRS=0、ES1=0 の CAN FD フレーム
BRS=0、ES1=1 の CAN FD フレーム
BRS=1、ES1=0 の CAN FD フレーム
BRS=1、ES1=1 の CAN FD フレーム
LIN の フレーム
LIN の 不明なデータ
外部入力補間データ

G
A
F
C
E
B
S
R
L
P

正常なフレーム
CAN/CAN FD の ACK エラー
CAN/CAN FD の フォームエラー、LIN の フレーミングエラー
CAN/CAN FD/LIN の CRC エラー
CAN/CAN FD の エラーフレーム
LIN の ブレークフィールドエラー（ドミナントが10ビット）
LIN の ブレークフィールドエラー（55h以下）
LIN の ブレークフィールドエラー（レスポンスデータが少ない）
LIN の レングスエラー（設定したDLCデータ数が少ない）
LIN の パリティエラー

トリガー機能

最大4組の条件と動作を指定して測定動作を制御可能

トリガー条件

エラー、指定のIDとデータ、
タイマー/カウンタ値の一致、
外部信号論理ブザー、
測定停止、
SDカード/USBメモリーへデータ保存、
タイマー/カウンタ制御、トリガー条件の有効/無効
化、
CAN(FD)指定フレーム送信、
TRGOT端子にパルス出力
TTLレベル入力、
トランジスタ出力 5Vプルアップ10KΩ
4チャンネル、
データ受信時/指定周期に電圧測定、論理を記録
本体でラインステートLED表示、
電圧測定レンジ: ±18V
専用拡張ボード、DSUB9ピン分岐ケーブル2本、3線プローブケーブル2本、8線プローブケーブル、取扱説明書、保証書

トリガー動作
外部トリガー
外部信号入力構成品

࠙ࠚハードウェア仕様の異なる新たな通 信 規 格にも計 測ボードの 交 換で対応できます。

TTL/I 2C/SPI通信用拡張セット

OP-SB5GL

計測対象のコネクタ形状に応じた各種ケーブルが用意されています。>>12P

USART

RS-232C(V.24)とTTL/CMOS信号レベル(1.8V〜5.0V)の通信を計測できる拡張セットです。

SDO
SDI
SS
SCK

SDA

計 測ポッドで信 号 処 理して中 継ケーブル 経 由でアナライザー 本 体と接 続する方 式を採 用しており、SCL

LE-3500XR/LE-2500XRの標準TTL計測ポートに比べて、アナライザー本体から1m程度離れた計測対象に

LSI

LSI

プロービング可能です。
また、
標準TTL計測ポートにはないUSART通信の送受信クロックもサポートしています。
I 2C測定イメージ

信号レシーバ内蔵のプロー
ブポッドまで中継ケーブルで接続できるので、大型のテス
ト対象へのプロービングでも困りません。

SPI測定
イメージ

適合アナライザー

LE-3500XR、LE-2500XR、LE-3500R、LE-2500R、LE-1500R、LE-3500、LE-2500、LE-1500

インターフェース

RS-232C、TTL / CMOS
（I2C、SPI対応）

プローブ信号

SD（SDA/SDO）、RD（SDI）、RS（SS）、CS、EX IN、SDCLK（SCL/SCK）、
RDCLK、トリガーIN、トリガーOUT（リード長さ：170mm）

プロトコル

ASYNC、ASYNC-PPP、SYNC(BSC)、
HDLC(BSC)、
I2C、SPI、BURST

通信テスト機能

モニター、シミュレーション、BERT(※1)

通信速度

アナライザー本体または拡張ファームウェアの通信速度に依存します。
I2Cのシミュレーション時は50K､100K､200K､384K､417K､1Mbps。

TTL/CMOS信号レベル

5.0V / 3.3V / 2.5V / 1.8V の電源系信号レベルを選択可能

入力レベル閾値

5.0V 設定時 High：最小3.5V Low：最大1.5V
3.3V 設定時 High：最小2.0V Low：最大0.8V
2.5V 設定時 High：最小1.7V Low：最大0.7V
1.8V 設定時 High：最小1.2V Low：最大0.6V

構成品

専用拡張ボード, 中継ケーブル, 高速TTLプローブポッド、
プローブユニット※1：BURSTはモニターのみ可能。I2C / SPI はBERT未対応。

高速HDLC/SPI通信用ファームウェア

OP-FW10XR

NEW

高速化

LE-3500XRのビット同期通信（HDLC/SDLC/X.25およびCC-Link

適合アナライザー

LE-3500XR

通信など）およびSPI通信の計測テスト速度を最高10Mbpsまで高速

計測インターフェース

RS-422/RS-485、TTL※1、SPI※1

適合プロトコル

HDLC、SDLC、
X.25、CC-Link（NRZ/NRZI フォーマット、AR クロック）、SPI

化する拡張ファームウェアです。主要な計測処理を全てFPGAで処理することで、マイクロ秒単位のタイムスタンプと共に通信データを確実に

通信速度

キャプチャーします。RS-485マルチドロップ方式のCC-LINKなどの高速HDLC通信の観測やプリント基板上のTTL信号レベルの高速HDLC

オンラインモニター機能

PLC

RS-485115.2Kbps 〜 10Mbps

全二重通信時115.2Kbps 〜 5Mbps

SPI

115.2kbps 〜 10Mbps※2

設定ステップ

任意：有効数字4 桁

FCS エラー
（CRC-ITU-T：X16+X12+X5+1)、
アボート、
ショートフレーム

エラーチェック機能

や高速SPI通信の解析に最適です。
[HDLC/SDLC設定画面例]

半二重通信時タイムスタンプ記録

計測経過時間表示と前フレームからの差分時間表示を切り替え可
1ms、100µs、10µs、1µs 単位（最大 134217727)

パスフィルタ（HDLC)

フラグ直後の2キャラクタを設定可（ドントケア、
ビットマスク可）半二重モードフィルタ一致フレームと不一致フレームをTXDとRXDに振り分け

送信データテーブル

16k データ（10グループ×16種類に分割して登録可）

シミュレーション機能

MANUAL モード

キーに対応した登録データを送信。繰り返しと間隔を指定可

トリガー機能最大8 文字（ドントケア、ビットマスク可）2 組の単独およびシーケンシャル検出時、エラー検出時、
外部トリガー入力の信号変化検出時にモニター動作を自動停止（停止までのオフセットを指定可）

トリガー出力トリガー要因一致時にTRG OT1端子にパルス出力（約2µsのLレベル）

記録制御

オートセーブ機能、オートラン機能、自動バックアップ機能

データ検索機能

トリガーデータ、
エラーデータ、文字列、アイドルタイム※3、タイムスタンプの検索可

構成品

ファームウェアＣＤ、
取扱説明書※1：アナライザー標準のTTL計測ポート。OP-SB5GLも利用可能。
※2：2Kバイト以下の短いフレームのモニター時は最大20Mbps（クロックデューティ40˜60%）。SPIスレーブシミュレーション時は最大6Mbps※3：標準ファームウェアで計測した通信ログファイルを読み込んだ時のみ利用可能

OP-SB10N

RS-530拡張ボード

カレントループ通信用拡張セット

RS-530

DSUB25ピン仕様のRS-232C（V.24）インターフェースと、同じくDSUB25ピン仕様の外来ノイズに強い通信方式として現在でもFA

RS-422/485（RS-530）インターフェースを持つ計測ボードです。専用ケーブルを併用す用途で利用されているカレントループ通信のれば、RS-449、X.20/21、V.35のレガシーポートに簡単に接続して計測できます。

計測に対応する拡張セットです。最大60mAままた、LE-3500XR/LE-2500XRに標準付属の計測ボードは、RS-422/485インターフェ

でのカレントループ通信データのモニター、受ースが5極（送受信信号とシグナルグランドの動型(パッシブ)と能動型(アクティブ) (20mAみ）の端子台仕様になっておりRS-422の制御/40mA)を選択可能なカレントループ通信デ

OP-SB1C

線 が ありませ ん 。O P - S B 1 0 N の R S - 4 2 2ータの送信出力が可能です。

/485インターフェースには制御線RTS/CTS■カレントループ通信のモニター

やDSR/DTRがありますので、これらを利用したモニター対象回路に直列に接続してモニターします。

受動型と能動型の送受信テストが可能です。

モニターやシミュレーションも可能になります。

【 モニター時の接続例 】【 シミュレーション時の内部回路 】■カレントループ通信の送受信テスト

受動型の時

カレントループ
機器A

外部信号入出力端子RS-422/485（RS-530）
計測ボード

カレントループ
機器B

RI
RXD

RS-232C（V.24）、RS-422/485（RS-530）

通信テスト機能

モニター、
シミュレーション、BERT

構成品

拡張ボード

LE-3500XR/LE-2500XRで以下のモニターケーブルなどを使用する際は、OP-SB10Nが必要になります。これらはOP-SB10NのRS-422/485（RS-530）
コネクタに接続して使用します。＞＞ 12P
名称

型番

備考

X.21モニターケーブル

LE-25Y15

DSUB15ピン仕様X.20/21用 Y型分岐

RS-449モニターケーブル

LE-25Y37

DSUB37ピン仕様RS-449用 Y型分岐

V.35モニターケーブル

LE-25M34

M型34ピン仕様V.35用 Y型分岐

RS-530ケーブル

LE-25S530

ストレート結線シールドケーブル

SI

SO

定電流源

RI

TXD

RO

受信回線電流LE-3500XR、LE-2500XR、LE-3500R、LE-2500R、LE-1500R

SO

内部回路

送信回線電流適合アナライザー

定電流源

カレントループ用アダプタ
SI
SO
RI
RO

インターフェース

能動型の時
SI

RD

内部回路

RS-232C(V.24)
計測ボード

SD

RO

適合アナライザー

LE-3500XR、LE-2500XR、LE-3500R、LE-2500R、LE-1500R、LE-3500、LE-2500、LE-1500

インターフェース

カレントループ通信 （4極端子台 7.62mmピッチ/M3ネジ用）

測定信号

SD, RD

通信速度

最高38.4Kbps※1

通信テスト機能

モニター、
シミュレーション、BERT

送受信回路

受信側：逆接続保護ダイオード付きフォトダイオード※2
送信側：逆接続保護ダイオード付きフォトトランジスタ※2
許容最大電流：60mA 許容最大電圧：40V

モニター電流レベル

10〜60mA（10〜40mAを推奨）

回路方式

受動型(パッシブ) / 能動型(アクティブ)を選択可※3

電流供給能動型回路を選択時に内蔵の定電流源から供給 電流供給20mA / 40mAを選択可※3

信号極性

ノーマル(電流onで受信) / 反転(電流oﬀで受信)を選択可※4デジタル波形解析
構成品

カレントループの電流状態をデジタル波形表示可能
サンプリング周期：1mS周期〜 50nS周期, 14 ステップ
専用拡張ボード、
カレントループ用アダプタ※5、中継ケーブル[長さ：800mm]※1：ケーブル長や電流値などにより最高速度は制限されます。2020年7月出荷分より38.4kbps。それ以前の出荷分は最高19.2kbpsです。
※2：電流制限抵抗は内蔵されていません。通信回路電流を外部から供給する時は、必ず外部に抵抗を付けて許容最大電流を越えないようにしてください。
※3：カレントループ用アダプタのディップスイッチで選択します。
※4：アナライザー本体の設定で指定します。
※5：カレントループ用アダプタと中継ケーブルのみの製品「OP-1C」も販売しています。OP-SB5GLがあれば、OP-1Cとの組み合わせで同等セットになります。

࠙ࠚ

LE-3500XR / LE-2500XR 仕様
LE-3500XR

LE-2500XR

RS-232C（V.24）◎◎

RS-422/485 (※1)◎◎

TTL(1.8V/2.5V/3.3V/5Vレベル)

◎

モデル名

計測インターフェース

拡張計測インターフェース(※2)

拡張ファームウェア(※2)

標準対応プロトコル

拡張対応プロトコル○［ OP-SB7XC ］○［ OP-SB7XC ］

CAN FD/CAN/LIN○［ OP-SB7XL ］○［ OP-SB7XL ］

カレントループ○［ OP-SB1C ］○［ OP-SB1C ］

X.20/21○［ OP-SB10N + LE-25Y15 ］○［ OP-SB10N + LE-25Y15 ］

RS-449○［ OP-SB10N + LE-25Y37 ］○［ OP-SB10N + LE-25Y37 ］

V.35○［ OP-SB10N + LE-25M34 ］○［ OP-SB10N + LE-25M34 ］

TTL (USART)○［ OP-SB5GL ］○［ OP-SB5GL ］

RS-530○［ OP-SB10N ］○［ OP-SB10N ］

高速CC-Link (※3)/HDLC/SPI○［ OP-FW10XR ］◎◎

キャラクタ同期 SYNC/BSC◎◎

ビット同期 HDLC/SDLC/X.25◎◎

I 2 C, SPI◎◎

Modbus◎非対応

BURST (※4)◎◎

CAN FD/CAN◎◎

デバイスネット(※3)

◎

◎

LIN

◎

◎

カレントループ通信◎◎

ST1（DTE送信クロック），ST2（DCE送信クロック），
RT（DCE受信クロック），
AR（送受信データのエッジから抽出する同期クロック）
メモリー容量 (※5)
メモリー利用の付加機能

DDR3-SDRAM 100Mバイト 自動保存用SRAM 512Kバイト
2分割利用，
誤消去防止プロテクト，
およびリングバッファと固定サイズバッファの選択が可能

バッテリーバックアップ

通信速度

SRAMとRTCを内蔵リチウム電池で約5年間
1.000Mbps

全二重時の最高速度

2.048Mbps

半二重時の最高速度

2.048Mbps

1.000Mbps

50bps〜2.048Mbps (※6)

50bps〜1.000Mbps

速度設定範囲速度設定ステップ、精度

データフォーマット

送受信別々に有効数字4桁で任意の通信速度に設定可能（設定誤差：±0.01%以下）
NRZ，NRZI，FM0，FM1
ASCII，EBCDIC，JIS，Baudot，Transcode，IPARS，EBCD，EBCDIK，HEX (※7)

データコード調歩同期
キャラクタ ・フレミング

非対応

調歩同期（非同期），非同期PPP

同期クロックキャプチャーメモリー◎

CAN FD/CAN/CXPI

キャラクタ同期

データビット（5，6，7，8）＋ パリティビット（0，1）＋ ストップビット（1，2）
データビット ＋ パリティビット（トータル6，8ビット）
データビット（8 ビット）

ビット同期

NONE，ODD，EVEN，MARK，SPACE

パリティビットMP（マルチプロセッサ)ビットの状態を特殊マークで表示

マルチプロセッサビット

LSBファースト，MSB ファーストを切換可能

ビット送出順序

ノーマル（NORMAL），
反転（INVERTED）を切換可能

極性反転
全プロトコル対象
エラーチェック機能
ビット同期プロトコル対象
動作仕様

オンラインモニター機能

分解能100m秒，10m秒，1m秒 、およびOFF（記録なし）を指定可能 最大999. 9秒

タイムスタンプ記録表示

日付時刻単位「日 時：分」,「時：分：秒」,「分：秒.10m秒」,「年/月/日 時：分」,「月/日 時：分：秒」,「日 時：分：秒.10m秒」
およびOFF（記録なし）
を指定可能

ラインステータス記録表示

RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, TRG(外部トリガー入力) の7信号を送受信データと共に記録、波形表示可能

アドレスフィルタ

指定アドレスのフレームのみを記録可能（HDLC/SDLC/X.25時のみ)

データ表示・操作

キャプチャ中の表示一時停止，
スクロール表示，ページング表示，指定画面へのジャンプ操作

プロトコル翻訳表示
対象信号
RS-232C時のLED発光条件
その他のI/F時のLED発光条件
インターバルタイマー
汎用カウンタ最大カウント

999999最大カウントトリガー条件と動作を最大4組まで指定して測定動作を制御可能

4294967295

ある条件成立後、次の条件を有効にするシーケンシャル動作可能

通信エラー（パリティ，
MP，フレミング，BCC，ブレーク，アボート，ショートフレームを個別指定可），
最大8文字の通信データ列（ドントケアとビットマスクを指定可），
指定時間以上アイドルタイム，タイマー/カウンタ値の一致，インターフェース信号線と外部トリガー入力の論理状態

トリガー動作測定/テストの停止（停止までのオフセット数を指定可），
トリガー条件の有効化，
タイマー制御（スタート･ストップ･リスタート），
カウンタ制御（カウント･クリア），ブザー鳴動，メモリーカードにモニターデータをセーブ，指定文字列送信（マニュアルシミュレーション時），外部トリガー端子OT2にパルス出力
全条件成立時に外部トリガー端子OT1にパルス出力，トリガー動作の指定で外部トリガー端子OT2にパルス出力

動作仕様

キャプチャメモリーから特定条件のデータを検索可能

検索条件

通信エラー（パリティ，MP，フレミング，BCC，ブレーク，アボート，ショートフレームを個別指定可），最大8文字の通信データ列（ドントケアとビットマスクを指定可），指定時間以上のアイドルタイム，指定時刻タイムスタンプ（範囲指定可），
トリガー一致データ

検索動作

パワーオン自動RUN機能

論理ON=赤点灯，
論理OFFまたは未接続NC=消灯

トリガー条件

外部トリガー出力

時刻指定自動RUN/STOP機能

論理ON=赤点灯，
論理OFF=緑点灯，未接続NC=消灯

2種トリガー機能モニター条件自動設定

SD，RD，RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，DR(DSR)，CD(DCD)，CI(RI)，ST1(TXC1)，ST2(TXC2)，
RT(RXC)の各信号ラインの状態を2色発光LEDで常時表示

SD用･RD用 各1個
同時検出条件マークジャンプ

表示フレーム全体を右または左に１ビット単位でビットシフトして表示可能
SDLC（モジュロ8/128対応）翻訳，ITU-T X.25（モジュロ8/128対応）翻訳， SDLC（モジュロ8/128対応）翻訳，ITU-T X.25（モジュロ8/128対応）翻訳，
LAPD翻訳，PPP翻訳，BSC翻訳，I2C翻訳，Modbus翻訳
LAPD翻訳，PPP翻訳，BSC翻訳，I2C翻訳

2種 最大カウント 999999（分解能1ms，10ms ，
100ms を指定可能）

データ数カウンタ

データ検索機能

アポート ，ショートフレーム
回線に影響を与えず通信ログを連続記録しLCDに表示

アイドルタイム記録表示

ビットシフト表示

ラインステータスLED

パリティ
（ODD，
EVEN，
MARK，
SPACE），
フレミング，ブレーク，
BCC（LRC，
CRC-6，
CRC-12，
CRC-16，
CRC-ITU-T，
FCS-16，
FCS-32）
BCCの透過モード処理を指定可能

一致データの頭出し表示または計数表示を選択可能
キャプチャメモリーのデータにマーク（最大5点）を付けマーク位置にジャンプ表示が可能
プロトコル，伝送速度（最大460.8Kbps），フレミング ，データコード，同期キャラクタ，BCC等の測定条件を自動設定可能 (※8)
指定時刻に指定の繰り返し周期（毎月，毎日，毎時から選択可能）で、測定動作の開始および終了が可能
電源投入後、自動的に測定動作の開始が可能

モデル名

LE-3500XR
動作仕様

オートセーブ機能

ファイルサイズLE-2500XR

モニターデータをキャプチャーメモリーに記録すると同時にSDカード/USBメモリーにも通信ログファイルとして自動保存
リング保存動作の再記録モード/追記モードと指定容量まで記録して測定を停止するMax停止モードを選択可
BUF（キャプチャメモリーサイズ），1Mバイト，2Mバイト，4Mバイト，8Mバイト，16Mバイト，32Mバイト

最大ファイル数

1024個
インターフェース信号線の変化間隔時間を測定し表示（現在/ 最小/ 最大/ 平均を表示、分解能0.1m秒）

ディレータイム測定機能

RS-232CポートのSD、RD、ER(DTR)、CD(DCD)の電圧測定 TTLポートのTXD、RXD、RTS、CTSの電圧測定
現在値/最小値/最大値を表示、分解能0.1V 入力範囲 RS-232Cポート：±18V、TTLポート：-1〜6V

信号電圧測定機能

1〜240分（1分単位）で送信･受信データ数，
フレーム数，
トリガー条件成立回数の統計をとりグラフ表示

統計解析機能動作仕様
サンプリングクロック

1KHz 〜20MHz（14 ステップ）

サンプリングメモリー
ロジアナ機能トリガー条件
トリガーポジション

ビフォア(トリガー前を重視)，センター(中央)，アフター(トリガー後を重視)
トリガー条件一致をパス（無視）する回数（0〜9999）を指定可能

表示の拡大/縮小×10，×5，×2，×1，×1/2，×1/4，×1/8，×1/16，×1/32，×1/64

動作仕様
通信モード
測定速度
測定モード
テストパターン
エラービット挿入機能

測定項目と範囲

シミュレーション機能

最小4,096 サンプリング
インターフェース信号線および外部信号の論理状態一致，
オンラインモニター機能の指定トリガー条件の一致

トリガーパスカウント

その他の機能ビットエラーレイトテスト

ーインターフェース信号線の論理変化をサンプリングクロック周期で測定し波形表示

カーソル間の時間測定機能，信号線の入れ替え機能，
信号状態の検索機能
ITU-T G.821準拠でビットエラー率, ブロックエラー率などの回線品質を計測 (※9)
同期（SYNC），非同期（ASYN ）を選択可能 RTS/CTSフロー制御可
50bps〜2.048Mbps

任意通信速度

50bps〜1.000Mbps

任意通信速度

連続測定，受信ビット数指定，
計測時間指定，1〜1440分単位で繰り返し測定
26-1，29-1，211-1，MARK，SPACE，ALT，DBL-ALT，3in24，1in16，1in8，1in4
キー操作で、
テストパターン中に1 ビットエラーまたは5 ビットエラーを挿入可能
ITU-T勧告G.821準拠のパラメータを計測可能
有効受信ビット数（0〜9999999秒），ビットエラー数（0〜9999999〜9.99E9），ビットエラー率（0〜9.99E-9〜1），
ブロックエラー数（0〜9999999〜9.99E9），ブロックエラー率（0〜9.99E-9〜1），Savail（計測有効時間 0〜9999999秒），
Loss回数（同期はずれ数0〜9999），エラー秒数（0〜9999999秒），%EFS（正常動作率 0.000〜100.000%）

動作仕様

DTEまたはDCE モード（ピン配列の切換可能）で任意データの送受信テストが可能

送信データ登録160種類の送信データテーブル（10グループ ×16個 合計16K データ）に登録可能

エラーデータ登録

送信データの一部をパリティエラーなどのエラーデータとして登録可能

ライン自動制御

RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，CD(DCD)信号線と送信のタイミングを1m秒分解能で設定できる自動制御，
またはキー操作による手動制御が可能

送信ドライバー制御

シミュレーション時、RS-422/485ドライバーICを常にアクティブにするか、データの送信前後のみ自動的にアクティブにするか、[SHIFT]＋[F] 操作に連動してアクティブにするかを選択可能

MANUAL

マニュアルモード

通信状況を画面で確認しながら操作キーに割り付けた送信データをキー押下毎に送信、トリガー機能と併用して送信可能

FLOW

フロー制御 モード

ECHO

エコーモードPOLLING

マルチポーリングモード

X-on/X-oﬀ 制御データ，RTS/CTS制御線のフロー制御手順をシミュレーション（送信側，受信側を選択可）(※10)
受信データをフレーム単位（バッファエコー）,バイト単位（キャラクタエコー）,または配線折り返し（ループバック）で返信
マルチポーリング通信手順をシミュレーション（スレーブ動作，
マスター動作を選択可）

BUFFER

バッファ送信モード

モニター機能でキャプチャーメモリーに取り込んだSD側，RD側のどちらかのデータを選択して再現送信

PROGRAM

プログラムモード

専用コマンド（コマンド数38種類）を利用したプログラム（最大
512ステップで4種類まで登録可）
を作成して通信手順をシミュレーション

動作仕様
ファイル管理機能

ファイル種類ファイル操作対応外部メモリー

リモートコントロール

測定データと測定条件をSDカード/USBメモリーにパソコンで読み出し可能なフォーマットで保存可能

通常ファイル表示，指定タイプ/作成日付別ファイル表示および並び替え，セーブ，ロード，削除，全ファイル削除
2Gバイト〜32GバイトのSD/SDHC カード(動作保証は当社オプション品のみ)または32GバイトまでのUSBメモリーを付属 , アナライザー制御ライブラリを公開
PCリンクソフト LE-PC300R（ライト版※11）
4.3インチTFTカラー液晶（480x272dot）

タッチパネルUSB2.0デバイスポート
USB2.0ホストポート
Wi-Fi接続 (※12)
電源
内蔵電池

機能なし

測定データ
（.DT），
全ての測定条件（.SU），
トリガーセーブデータ（TGSAVEnn.DT），オートセーブデータ（#nnnnnnn.DT）

液晶ディスプレイ

SDカードスロット

機能なし

静電容量式タッチパネル
標準サイズ SD /SDHC メモリーカード用

SDアソシエーション規格に準拠

USBマイクロBコネクタ Highスピード転送対応 PC連携［LE-PC300R］，
バスパワー給電，
ファームウェア更新に利用可能
USB標準Aコネクタ

Highスピード転送対応

USBメモリーの接続に利用

IEEE 802.11 b/g/n PC連携［LE-PC300R］に利用 , STAモード（アクセスポイント経由）とAPモード（パソコンと直接接続）を選択可
USBバスパワー

DC5V

1A

付属USB充電器

入力：AC100〜240V

50/60Hz

リチウムイオン2次電池（型番：P-26LS1）, 電池動作時間(※13)：約7時間 , 電池充電時間：約3.5時間（急速充電モード時）

温度範囲

動作：0〜40℃ 保存：-10〜50℃

湿度範囲

20〜85%RH（但し結露しないこと）

適合規格

CE（クラスA), EMC(EN61326-1:2013)

外形寸法

190（W）
×153（D）
×38（H）mm

本体質量

約550g

付属品

DSUB25ピン用モニターケーブル（LE-25M1）, DSUB9ピン分岐ケーブル（LE-009M2）, DSUB25-9変換アダプタ,
5線TTLプローブケーブル（LE-5LS）,マイクロUSBケーブル（LE-US18MC）, USB充電器（LE-P2USB）,
キャリングバッグ（LEB-01）, ユーティリティCD, クイックスタートガイド, 保証書※1：制御線の計測を行なう場合は、RS-530ポート（DSUB25pin）のある拡張オプション OP-SB10N が必要です。 ※2：別売の［ ］ 内に記載のオプション品を追加することで対応可能。 ※3：生データ表示のみ。 ※4：
クロックエッジに同期して全データを取り込むモード。 ※5：送受信データ、アイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスは、キャプチャ毎に4 バイトのメモリーを消費します。 ※6：I 2Cは最大1Mbpsです。 ※7：JIS（7bitデータ）・EBCD ・Baudotは、シフトアウト (SO)・シフトイン (SI)文字により文字表示が切り替わります。 ※8：自動設定はASYNC, SYNC/BSC, HDLC/SDLCのみ可能。通信データ量が少ない場合やエラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。 ※9：ASYNC, SYNCモードのみ可能。 ※10：ASYNCのみ可能。 ※11：製品版PCリンクソフトLE-PC300Rの機能の一部が制限されています。 ※12：Wi-Fi機能を利用できるのは日本、アメリカ、カナダ、RE 指令（2014/53/EU） 適合を条件に利用可能となるEU 加盟国のみです。海外向けモデルは仕向地の電波法の関係でWi-Fi無線機能が無効化されて出荷されることがあります。詳しくは営業部
までお問い合わせください。 ※13：当社測定条件による。

●ポータブル通信アナライザー本体・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個

製 品 標 準 セッ ト

● DSUB25ピン用モニターケーブル(LE-25M1)・・・・1本● DSUB9ピン用分岐ケーブル(LE-009M2)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本
● DSUB25-9変換アダプタ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● 5線TTLプローブケーブル(LE-5LS)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本
● マイクロUSBケーブル(LE-US18MC)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本
● USB充電器（LE-P2USB)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● キャリングバッグ（LEB-01）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● ユーティリティCD（ライト版PCリンクソフト入り）
・
・
・
・1枚
●クイックスタートガイド・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1部
● 保証書・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1部

࠙ࠚ

持ち運びに便利な
キャリングバッグが付属しています。

LE-3500XR LE-2500XR 用オプション● 専用ケーブル、端子台、変換器
DSUB25 ピン用モニターケーブル

DSUB9 ピン用モニターケーブル

DSUB25-9変換アダプタ

LE-25M1

LE-259M1

LE-009M2

一般的なDSUB25ピン仕様の通信ラインを計測するための分岐ケーブルです。

パソコン等のDSUB9ピン仕様RS-232Cを計測するための分岐ケーブルです。

DSUB9ピン仕様の通信ポートを計測するためのモニターケーブルです。
RS-232CやCANの計測に利用できます。

1.5m

0.1m
1.5m

※LE-3500XR/LE-2500XRの同梱品と同等

0.2m

1.5m
DB２５(オス)

0.1m

DB２５(オス) DB２５(メス)DB２５(オス)

DB９(メス) DB９(オス)DB９(メス)※LE-3500XR/LE-2500XRの同梱品と同等

DB９(メス) DB９(オス)X.21モニターケーブル（シールドタイプ）

RS-449モニターケーブル（シールドタイプ）

V.35モニターケーブル

LE-25Y15

LE-25Y37

LE-25M34

DSUB15ピン仕様のX.20/21を計測するためのY型シールドタイプ分岐ケーブルです。

DSUB37ピン仕様のRS-449を計測するためのY型シールドタイプ分岐ケーブルです。

M型34ピン仕様のV.35を計測するためのY型シールドタイプ分岐ケーブルです。

1.2m

1.2m

1.5m

DB15(オス)

DB37(オス)

DB２５(オス)

M34(オス)DB２５(オス)

DB２５(オス)
DB15(メス)

M34(メス)DB37(メス)※OP-SB10Nが必要です。

※OP-SB10Nが必要です。

※OP-SB10Nが必要です。

RS-530ケーブル

5線TTLプローブ

10ピン外部入出力ケーブル

LE-25S530

LE-5LS

LE-10ES1

RS-530の全差動信号ペアをツイストぺアでストレート結線したシールドケーブルです。

LE-3500XR/LE-2500XRなどの5ピンのT T L 計 測 ポート、外 部トリガー 端 子に適合するプローブ付きケーブル。
ケーブル長 350mm

計測器のTTL/外部信号入出力ポートに適合し、基板上のピンヘッダの接続などに使用できます。

1.5m

・長さ：300mm※LE-3500XR/LE-2500XRの同梱品と同等

DB２５(オス)

DB２５(オス)※OP-SB10Nが必要です。

DSUB25ピン用端子台

3.81mmピッチ端子台 5極

マイクロUSBケーブル

LE-25TB

LA-5TEB45

LE-US18MC

DSUB25ピンコネクタの全信号を25極の端子台仕様に変換します。

着脱式端子台コネクタです。

アナライザーとパソコンやUSB充電器を接続するマイクロUSBケーブルです。

DB25
１
２
３

※LE-3500XR/LE-2500XRに標準で装着されている
端子台の予備および交換用です。

端子台
１
２
３

２５

・ケーブル長1.8m
・Aコネクタ − マイクロBコネクタ※LE-3500XR/LE-2500XRの同梱品と同等

２５● メモリーカード
32ギガバイトSDHCカード

16ギガバイトSDHCカード

SD-32GX

SD-16GX

マルチプロトコルアナライザー

当社アナライザーで動作確認済みの
32GバイトSDHCカードです。

当社アナライザーで動作確認済みの16GバイトSDHCカードです。

MULTI PROTOCOL ANALYZER※イメージ写真です。

※イメージ写真です。

● USB充電器● 電池パック

LE-8200A/
LE-8200

姉妹機

USB充電器

リチウムイオン電池パック

LE-P2USB

P-26LS1

バスパワー動作させる時や内蔵電池を充電する時の電源として利用します。
入 力：AC100〜240V,50/60Hz
出 力：DC5.2V,2.5A

定格：3.7V,

２４０
（W）
×１９０
（D）
×４８
（H）mm、約1.1kg

大型ディスプレイ搭載の電池駆動通信アナライザーの最上位モデルです。

2600ｍAh※LE-3500XR/LE-2500XRの内蔵品と同等の予備および交換用です。

●低速から4Mbpsまで任意の通信速度設定●100Mバイトの大容量キャプチャメモリー

※LE-3500XR/LE-2500XRの同梱品と同等●LAN、USB、TTL、I2C、SPI、CAN、LINに拡張● キャリングバッグ●USBメモリー（※1）や128ギガバイトCFカードに通信ログを長時間記録

キャリングバッグ●ロジアナ機能とアナログ波形解析（※2）

LEB-01●B5サイズ小型軽量、連続4時間の電池駆動

AＣアダプタやケーブルなどの付属品をまとめて収納できるポケット付きバックです。

※1 USBメモリー対応はLE-8200Aのみ。 ※2 高速アナログ波形解析はオプションが必要です。

※LE-3500XR/LE-2500XRの付属品と同等

安全上のご注意

本社・営業部● URL

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2020年8月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2020 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
T E L . 0 7 5−6 9 3−0161 F AX.075−693−0163

https://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

L-20802Ｊ/LE G

Printed in Japan