LE-3500R
マルチプロトコルアナライザー
LE-2500R
Multi Protocol Analyzer;M*MȳȼǸǁǞǡȳȫáȑ‫੾ڟ‬ƢҶ౥ǀறଃ٘௺ȦáȈȟȴ୚०ǫȓȲǭǿá

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500R
LE-3500
210
（W）
×154
（D）
×38
（H）
mm，約760g

Modbus対応

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-2500R
LE-2500
210
（W）
×154
（D）
×38
（H）
mm，約760g

標準対応 ＞＞＞ RS-232C RS-422/485 TTL/UART/I2C/SPI
拡張対応 ＞＞＞ CAN/LIN CC-Link カレントループ
RS-530/X.20/X.21/V.35

電池駆動ポータブル通信アナライザー
マ ル チ プ ロト コ ル ア ナ ラ イ ザ ー

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500R / LE-2500R

LEシリーズは1986年の初代モデル発売以来、多くのお客様の声を反映しながら進化を続け、今、IoT時代の
Wi-Fi接続リモート計測を実現したLE-2500R/LE-3500Rに結実。多彩な解析機能と優れた携帯性で、通信システムや産業機器、車載の各種ネットワークの開発テスト、アフターサービス、
トラブル解析をフルサポートします。
TTL計測ポート/外部トリガー端子
RS-422/485計測ポート
RS-232C（V.24）計測ポート
DC入力コネクタ

交換可能な計測ボード

AUX(RS-232C)コネクタ
エラストマー樹脂

電源スイッチ

USB2.0Bコネクタ（PC接続用）コントラスト
調整ボリューム

USB2.0Aコネクタ（USBメモリー
接続用）

SDカードスロット特別なデータを個別記号で表示

メニューキー（表示記号の例）

アイドルタイム（フレーム間隔時間）

ブロックチェックOK

フレミングエラー

2色発光ＬＥＤで通信ラインの状態を常時表示します。

測定開始キー

ブロックチェックＮＧ
パリティエラー

ラインステートLED

従来モデルの操作方法を継承しています。

HDLC/SDLCのフラグ
ショートフレーム

RS-232C時 赤点灯：ON スペース状態
緑点灯：OFF マーク状態

タイムスタンプ（フレーム到着時刻）

消灯：未使用、未結線状態

PEとFE同時エラー
ブレーク

SPEED 半二重時
最高速度
4Mbps

4M bpsメモリー
100Mバイト
最高速度
2Mbps

2M bps
最高速度
1Mbps

1 M bps
最高速度
500Kbps

500Kbps

USBメモリー/SDカード対応
1 6 G バ イト

CFカード対応
8 G バ イトMULTI PROTOCOL ANALYZER
COMPACT PROTOCOL ANALYZER

LE-1500
必要十分な計測機能と経済性を両立した
調歩同期通信専用のエントリーモデル

USBメモリー/SDカード対応
3 2 G バ イト

メモリー
64M バイトメモリー
2.4Mバイト

LE-2500R

CFカード対応
6 4 G バ イト

メモリー
64M バイトMULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500R
統計解析機能やプログラムシミュレーション機能を装備したパーフェクトモデル

USBメモリー対応(LE-8200A)

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-8200A
LE-8200
大型カラーディスプレイ搭載、日英表示など、すべてに余裕の性能を誇る最上位モデル※詳細はLE-8200（A）
個別カタログをご覧ください

マルチプロトコル対応で、拡張性も備えた
ハイコストパーフォマンスモデル※詳細はLE-1500個別カタログをご覧ください

調歩同期専用（Async, PPP）

マルチプロトコル（Async, Sync, BSC, SDLC,HDLC, X25, PPP, I2C, CAN, LIN ････）

オプションなしでUART/I2C/SPIを計測可能
TTL（1.8V〜5V系）の計測ポートを標準装備。I2C、SPI、UARTインターフェースのLAN/
無線/センサーモジュールやAD変換ICやメモリーICなどの計測テストが計測ボードの交換なしで可能になりました。
［5線TTLプローブ1個付属］

TTL列：UART、I 2C、SPIの計測端子
TRG列：外部トリガー入出力、PWR端子※PWR端子は、選択した信号レベルの電圧（1.8/2.5/3.3/5V）が出力されます。

T TL 通信信号と外部トリガー 信号の 接 続に利 用できます。両 方 同 時に利 用する時は5 線 T T Lプローブ
を追加購入してください。

2.54mmピッチのピンヘッダコネクタ、HIF3FC-10PA-2.54DS(71)ヒロセ電機相当［I2Cモニター表示例］［インターフェース設定画面］［SPIモニター表示例］

DSUB9ピンのRS-232Cに対応

RS-422/485は着脱式端子台を採用

DSUB25ピン用モニターケーブルに加え、DSUB25ピン-9ピン変換アダプタとDSUB9ピン用モニターケーブルも同梱。DSUB25ピン仕様の同期通信機器から
DSUB9ピン仕様RS-232C機器までオプションケーブルの追加なしで接続できます。

RS-422/485ケーブルをダイレクトに接続でき、着脱式のためアナライザーを一時的にモニター回線から切り離す時、ネジ止めの手間を省けます。

Wi-Fi接続リモートコントロール対応 ※1

Mega Speed計測
低速から高速まで任意 (※) のボー
レートで解析可能。通信速度偏差のマージンテストも簡単です。

PCリンクソフトをインストールしたパソコンからUSBまたはWi-Fi経由で同時に複数のアナライザーと接続して、パソコン上で通信ログデータの解析、テキスト変換などが可能です。また、AndroidスマホとWi-Fi接続して、アナライザー画面イメージをスマホ上でキャプチャしメールで報告するような使い方もでき、利用シーンがさらに広がります。

［通信スピード設定画面］※：高精度DPLL利用の任意ボーレート対応技術により、有効数字4桁で送受信
別々の設定が可能です。

※1：Windowsパソコン用のPCリンクソフト LE-PC300R（ライト版）を付属CDに収録。
Androidスマホ用アプリLE-REMOTE4はGoogle Playからダウンロードできます。
日本、アメリカ、カナダ以外ではWi-Fi使用不可。
STAモードAuto Save長時間連続記録
APアクセスポイント

通信データは64MB本体メモリーにメモリーフル停止またはエンドレス記録を選択して記録可能。オートセーブ機能を利用すれば、SDHCカードまたはUSBメモリーに指定サイズ・指定数の計測ログファイルとして長時間連続リング保存できるので、原因不明の稀な通信障害の解明に役立ちます。
対象回線の速度 (bps)

連続記録時間の目安（LE-3500R）
本体メモリーのみ 32GB SDHCカード
約 3.5時間

約 80日間115.2K

約 18分

約 6.5日間

1Ｍ

約 140秒

約 20時間

9600

APモード

※1000バイトのデータフレームが1m秒間隔で全二重伝送される場合として算出。
通信休止期間が長い実際の通信ではさらに長時間の連続記録が可能です。

［SDカード/USBメモリー対応］>>> 詳しくは7Pへ■ 計測対象を拡張可能
計測ボードや接続ケーブルなどのオプションで計測対象が広がります。

ＣＡＮ、LIN

ロジアナ解析と信号電圧測定
最高50n秒の時間分解能で通信ラインのタイミングを測定できるロジアナ機能を標準装備。また、信号電圧測定機能により、RS-232CまたはTTLの信号電圧レベルを確認できます。
［ロジアナ測定の表示例］

オプションのOP-SB7GX装着状態

RS-530［信号電圧測定例］

オプションのOP-SB10N装着状態>>> 詳しくは8〜9Pへ

通信データを「見える化」するモニター機能
マルチプロトコル対応

特定条件を確実に捉えるトリガー機能

通信回線に影響を与えること ［生データ表示例］
なく、通信データをキャプチャー
メモリーに記録すると共に、通信プロトコル（通信規格）に応じて判りやすく表示するライ
ンモニター機能。調歩同期から
パケット通信まで各種プロトコ ［X.25プロトコル翻訳表示例］
ルに標準対応しています。
テスト状況に応じて、ビット送
出 順 序 や 極 性 、N R Z /NRZI/FM0/FM1/4PPM等の変調フォーマットを選択でき、SYNコード省略やSDLC/ ［PPP翻訳表示例］
HDLCアドレスフィルタ等で効率的な解析を支援します。

特定の通信データ等の条件と ［トリガー設定サマリー画面］
条件成立後の計測動作を4組まで指定できるトリガー機能。
通信システムに多い間欠障害の 解 明に威 力 を 発 揮します 。
あるトリガー条件の成立動作として、別のトリガー条件を有 ［トリガー条件設定例］
効 化 する指 定 も 可 能 なため 、
シー ケンス 的 な 条 件 判 定 が伴う複雑な事象を確実に捉えます。
［トリガー動作設定例］

ラインステートLED

モニター条件自動設定機能［オンラインモニター時の接続例］
通
信ネットワーク

通信データを解析して、通信 ［モニター条件自動設定 サーチ画面］
速度、キャラクタ・フレミング、
データコード、同期キャラクタ、
ＢＣＣ／ＦＣＳ等の基本的な測定条件を自動設定します。通信 条 件 が 不 明 な 回 線をモニ
［モニター条件自動設定 条件決定画面］
ターする時に有効です。

DTE

モニターケーブル
DCE

SD
RD

接続前

SD RD

モニター
ケーブル
接続後

＊: 通 信データ量 が 少 な い 場 合やエラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。

2色発光LEDで通信ライン状態
をリアルタイム表示します。

通信データと共に時間情報を記録
RS-232CとTTLの信号電圧レベル計測可能

通信データと共に、そのデータ ［記録情報の選択例］
フレームが送受信された時刻（タイムスタンプ）や無通信時
間（アイドルタイム）も記録されるので障害時刻やタイムア
ウト状況が確認できます。
もちろん制御線の変化情報を ［タイムスタンプ/アイドルタイム表示例］
同時に記録することも可能です。
ASYNCやBurst通信では対象
回 線 の 通 信 状 況に合わせ て 、
フレ ー ム 区 切りと 判 定 す る［タイミング表示例］
無通信状態を、1〜100m秒で設定することも可能です。

RS-232CまたはTTL計測ポートの4信号線の電圧（現在値、最大値、最小値）および、制御線変化（RTS→CTS変化など）の遅延時間が測定できます。

［ディレータイム測定表示例］

統計解析機能LE-3500Rのみ

1〜240分単位で送信･受信 ［統計解析グラフ表示］
データ数，
フレーム数，
トリガー
条 件 成 立 回 数 の 統 計 をとり
グラフ表示。
時間帯毎の通信トラフィック（ 回 線 使 用 率 ）やエラー 発 生
傾向等を把握できます。

通信エラーの発生率を測定できるBERT機能
ループバックや対向接続で通 ［ビットエラーレイトテスト時の接続例］
信回線の伝送品質を測定する● ループバックテスト
ＢＥＲＴ（ビットエラーレイトテ
スト）
機能。
ITU-T G.821勧告準拠の
テ スト
通
信
パターン
評価パラメータ（ビットエラー
ネットワーク数、ブロックエラー数）を計測し、ビットエラー 率 等 の 評 価や障害点の切り分けが可能です。豊富なテストパターンやビ● 対向テストットエラーの強制挿入など、その機能は専用機に匹敵します。

［BERT設定画面］

ASYNCまたはSYNCモードで、測定期間（連続、受信ビット数、指定
時間、
リピート）
やテストパターンを指定して評価可能です。
ル ー プ
バック点

測定を開始すると、
リアルタイムで回線品質の測定結果を更新表示します。
［BERT測定表示例］
エラービット検出時に外部トリガーを出力して他の計測器に通知することも可能です。
また、
リピートモードを使用すれば、ある通信回線の指定時間毎のビットエ
ラー率の変化を知ることができます。
［BERTの測定内容］

テ ス ト
パターン

通
信
ネットワークテ ス ト
パターン

Savail有効計測秒

０〜９９９９９９９

Loss

同期はずれ回数

R-Bit

有効受信ビット数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

R-Blk

有効受信ブロック数

０〜９９９９０〜９９９９９９９〜９.９９E９

E-Bit

ビットエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

E-Blk

ブロックエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

Bit-ER

ビットエラー率

０〜９.９９E-９〜１

Blk-ER

ブロックエラー率

０〜９.９９E-９〜１

E-Sec

エラー秒数

０〜９９９９

%E.F.S

正常動作率

０.０００〜１００.０００%

マルチプロトコルアナライザー
MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-3500R / LE-2500R

オンラインモニター、
シミュレーション、
ＢＥＲＴの必携機能をオールインワン
出張作業が多くなる現場テストや通信トラブル解析の必携計測ツール
相手機器に代わって送受信テストができるシミュレーション機能
テスト対 象 機 器 の 通 信 相 手となってプロトコルに従った送 受 信テストを行う
シミュレーション機能。開発初期段階で相手機器が用意されていない場合でも実動作に近い状況でテストできます。弊社独自の「MANUAL(マニュアル)モード」で
通 信 手 順をステップ確 認した ［制御線とデータ送信のタイミング］
後、メニュー選択式の簡単なプ
ログラムを作成し、条件分岐を伴うより複雑な通信手順もテストできます。任意の通信速度を設定できるので、故意に少しずらした通信速度でマージン評価 ［シミュレーション時の接続例］
したり、パリティエラーのデー
タを混在させたテストデータでエ
テストデータラー応答処理を確認したりすることも可能です。
また、データ送信とRTS、CTS
等の信号線の変化をプリセットされたタイミングで連動させることができます。

■ MANUALモード
操作キー［０］〜［Ｆ］に対応する送信テーブルの登録データ（10グループ、各16種
類）
を、各キーを押す毎にワンタッチ送信。開発機器からの応答をモニター機能で確認しながら、トリガー機能と併用して簡単に通信手順をテストできます。また、［SHIFT］と［０］〜［Ｄ］キーで ［送信テーブル設定画面］
対応する固定データを送信でき、［ S H I F T ］と［Ｅ］、［Ｆ］で
RTS/CTSとDTR/DCDの信号線をon/oﬀ可能です。

■ FLOWモード
送 信 側または受 信 側となり、 ［フロー制御テスト送信モード設定画面］
X-on/oﬀフロー制御や制御線
ハンドシェークによるフロー制御
をシミュレーション。送信モード
では送信開始から中断要求までの送信データ数を16回分表示
でき、受信モードでは送信中断要求を出すまでの受信データ数と送信再開要求を出すまでの時間を指定できます。

■ ECHOモード
受信データを本機内部で折り ［エコーモード設定画面］
返して返送。受信フレーム単位で返信するバッファエコー、文字単位で返信するキャラクタエ
コー、ハード的に折り返すルー
プバックエコーを選択でき、ディスプレイ端末や通信ターミナルのテストに最適です。

■ POLLINGモード
マルチドロップ（１：Ｎ接続）のポーリング通信手順におけるスレーブ側またはマ
スター側をシミュレーション。スレーブモードでは自局アドレスのフレーム受信回数とエラーの有無をチェックし指定データを応答し、マスターモードでは32種類のスレーブアドレス局に対してポ ［ポーリング設定画面］
ーリングメッセージを送信し返信されるデータをスレーブ局毎に検査して表示します。

■ BUFFERモード（LE-3500Rのみ）

モニター機能でメモリーに取り ［バッファデータ再現データ設定画面］
込んだ送受信データから、送信側または受信側を選択して、そのデータをそのままシミュレー
ションデータとして送信。現場でモニターした通信状態と同じデータでの再現テストに有効です。

■ PROGRAMモード（LE-3500Rのみ）

専用コマンドのプログラムを ［プログラム作成例］
作成することで条件判定を伴う
通信プロトコルを柔軟にシミュ
レーション。プログラムはメニュ
ー選択式のため、簡単にマスターできます。
［ＰＲＯＧＲＡＭモード専用コマンドの例］
コマンド
SEND CHR□□□□□□□□SEND REG□

SEND BRK
WAIT

CHR

WAIT

FRM

WAIT

TM

動

作

最大8データの送信
REG番号の送信テーブル登録データの送信
ブレーク信号を送信（ASYNC時のみ）□□□□□□□□

指定データ（最大8）受信まで待機
1フレーム受信まで待機□□□□

指定時間の待機GOTO L□□□

指定ラベル番号にジャンプ

CALL

L□□□

指定ラベル番号のサブルーチンにジャンプ

IF

CHR

□□□□□□□□ L□□□

受信バッファに指定データがあれば分岐

IF

LN□＝□ L□□□

インターフェース線が指定論理であれば分岐SET

REG □ □□□□□□

SET

TM

INT

TRG 0 L□□□□ □□□□□□

指定REGの値をセット、または増減
指定タイマーの制御、
または指定値セット
トリガー0条件一致で指定ラベルの割込処理使いやすく便利な機能は進化を続けます
進化できるファームウェア

RoHS 指 令対応製品
有害物質の排除や省電力設計など地球環境に配慮した製品です。

ＰＣ互換のファイル管理仕様

新機能追加や改良された最新ファームウェアは弊社ホームページに掲載されます。お手持ちのパソコンにダウンロードしていただければ、付属のシリアルケーブル経由で簡単に最新状態に書き換えできます。

メニュー方式の簡単操作
従来モデルの操作方法を継承する明快なメニュー選択方式で、誰でも簡単に使いこなせます。

オプションのSDHCカードにテスト条件やモニターデータ等の計測結果をパソコ
ンと互換性のあるファイル管理方式で保存できます。もちろん、各モデル間でファイルを相互利用（※）できますので、現場のLE-2500Rで計測データをカードに保存し、事務所にあるLE-3500Rで詳細に解析するといった利用方法も可能です。
※：LE-8200(A)/LE-3500R/LE-2500R/LE-3500/LE-2500/LE-1500間で計測データファ
イルの互換性があります。但し、上位機種で保存したファイルの下位機種での利用時、および新機種で保存したファイルの従来機種での利用時は、ファイルやデータの一部が利用できない場合があります。

［ファイル操作画面例］［トップメニュー画面（LE-3500R）］
メモリーカードに保存されたファイ
ルの種類、名称、サイズ、作成日付
時刻を確認できます。

［トップメニュー画面（LE-2500R）］［ファイルフィルタ設定画面］

バックライト付きLCDで夜間や暗所でも、はっきり表示します。

オフライン解析・データ検索

たくさんのファイルが保存されている時は、ファイルフィルタ設定画面
でファイル操作画面に表示させたいファイルの種類を指定できます。

無人測定に便利なオートＲＵＮ/ＳＴＯＰ機能

測 定したデータは、自由にスクロー ルやペ ージングして表 示 可 能 。強 力な
検索機能は、特定データの頭出し表示や計数機能を備えます。
，
最大8文字の通信データ列（ドント
通信エラー（エラー種別を個別指定可）
ビットマスク指定可），
指定時間以上アイドルタイム，
指定時刻タイムス
検 索 条 件 ケア，
タンプ（ドントケア指定可），
トリガー一致データ測定開始と終了の日付時刻を指定することで、指定期間を自動計測可能。
たとえば、毎日18時〜21時の3時間だけを測定することができます。また、
パワーONオートRUN機能を利用すれば、電源投入後に［RUN］
キーを押さずに自動的に無人測定を開始できます。
［オートRUN設定例］

計数
検 索 動 作 頭出し表示，［検索条件設定例］
ドントケア(＊)を使って、この例のように10時30分00秒〜10時39分59秒のタイムスタンプデータを検索できます。

測定データを記録に残し報告書などで活用測定した通信ログデータは必要な範囲をテキスト形式の印字フォーマットでプリンター ［統計解析印字例］に出力したり、SDカードなどの記録メディアにファイルとして保存したりできます。
オートセーブ機能でSDカードやUSBメモリーに大量に保存された通信ログファイル
は、その記録メディアをＰＣに接 続してPCリンクソフトにまとめて取り込み、一括 ※でテキスト/CSV変換ができます。

［ロジアナ波形印字例］※：製品同梱のPCリンクソフト（ライト版）は、一括変換ファイル数は最大3つです。

［プリント出力設定画面］
印字データ（テキストデータ）の出力先を指定できます。

［リモート接続設定画面］
無 線 接 続 環 境 に 応 じ て 【利用イメージ】
W-LAN設定で、Wi-Fi接続モAUX（RS-232C）
でードを選択できます。
プリンターと接続

専用プリンター
DPU-414-PA

有線接続［Wi-Fi

ロジアナ波形や統計解析の連続印字が可能です。

USBまたはAUX（RS-232C）
でPCと接続

APモード設定画面］

PCリンクソフトが入ったパソコン

アナライザーがアクセスポイントになるAPモードのパスワ
ードや電波チャンネルを設定し
ます。

無線接続
Wi-Fi
［Wi-FiSTATIONモード設定画面］
Wi-Fiルーターなどのアクセス
ポイントを介してアナライザーと接続する時のSSIDやパスワードなどを設定します。

スマホからリモートコンロール
してアナライザーのモニター
画面をキャプチャしてメール転送
テキスト変換してテキストエディタで確認、編集

PCリンクソフトはパソコンとの連携機能を強化します

PCリンクソフト

LE-PC300R●OP-SB7GXとの併用はできません。
●LE-3500R/LE-2500Rには簡易版ソフト
LE-PC300R(ライト)が標準付属します。

パソコンから複数アナライザーを同時コントロールできます
USB、シリアル接続、別売りのLAN ー シリアル変換器を利用したLAN接続の他、
LE-3500R/2500RとのWi-Fi接続をサポートしており、複数のアナライザー
を同時に接続して遠隔計測が可能です。また、SDカードなど外部メモリーに保存された計測データの表示やデータ変換などにも対応しています。

【USBとWi-FiやLANで複数のアナライザーを接続】
計測対象
通信回線

計測対象
通信回線
パソコン

【USB/シリアル接続、Wi-Fi接続、外部メモリー渡し】

USB
LE-3500R

LE-2500Rᚘย‫ݣ‬ᝋ
ᡫ̮‫ׅ‬ዴᵵᶇᵋᵤᶇ ੗ዓLAN
（１０/１００BASE-TX）

ᚘยἙὊἑἃὊἨἽ੗ዓ

ᵳᵱᵠ ἳἴἼὊ

計測対象
通信回線

ᵮᵡ ἼὅἁἏἧἚửỶὅἋἚὊἽẲẺἣἏἅὅ
LE-2500RSD

LE-3500R
LE-2500R

※2
Wi-Fi
ルーター

計測対象
通信回線

Ḥᵏ

※1
SI-60F

LE-3500R

ᵱᵢ ỽὊἛḤᵐ※1：USBケーブルまたはAUXケーブルLE2-8Vで接続します。
※2：パソコン側にSDカードの読み取りインターフェースが必要です。

※1：SI-60FはLE-PC300RがサポートするLAN−シリアル変換器です。
※2：IEEE802.11 b/g/n規格のWi-Fiルーターが利用できます。

パソコンの大画面で計測データが確認できます▲ 通常表示▲ HDLC翻訳表示▲ ロジアナ表示

パソコンに通信ログを最大16Gバイト連続記録

記録データをテキスト形式またはCSV形式一括変換

リモートモニター機能で、アナライザーの計測データをパソコンのHDD/SSDに連続記録可能。指定容量で記録を停止する固定バッファモードと指定容量の範囲でエンドレスに記録するリングバッファモードが利用できます。

通信ログファイルは、複数ファイルを一括してテキスト形式やCSV形式に変換でき、ワープロや表計算ソフトで活用できます。アナライザーの印字フォーマット
を基本としたテキスト変換形式に対応しており、汎用検索ソフト等での解析を考慮して、飾りガイドや時間データの削除、送信側または受信側のみの変換などを指定できます。

※LE-PC300R(ライト)では測定時間が10分までに制限されています。

［ハードディスクへ連続記録時間の目安※１］※2

計測対象通信回線

指定容量1Gバイト時※LE-PC300R(ライト)では同時に変換できるファイル数が3つまでに制限されています。

指定容量16Gバイト時（例：1Mバイト×1,000ファイル） （例：8Mバイト×2,000ファイル）9600bps

約60時間

約960時間

19200bps

約30時間

約480時間

38400bps

約15時間※1：1Ｋバイト毎に１ｍ秒の時間を空けて伝送される全二重通信
ラインの場合。

■ LE-PC300R

日本語と英語を自動切換
日本語Windows ® 上では日本語表示、英語版Windows ® 上では英語表示に自動的に切り替わりますので、海外の開発拠点にも安心して導入いただけます。

約240時間※2：計測データをパソコンに取り逃しなく記録できる計測対象の最大通信速度は、アナライザーとパソコン間のシリアル転送速度の約1/5となります。

仕様

対 象 ア ナ ラ イ ザ ー

LE-3500R、LE-2500R、LE-3500、LE-2500、LE-1500

アナライザー接続方式

USB、Wi-Fi、シリアル、LAN（別売り SI-60/SI-60Fが必要）

CAN/LIN用PCリンクソフト

アナライザー接続台数

複数のアナライザーと接続して同時にコントロール可（接続数はパソコン性能に依存）

キーエミュレーション機能

パソコン上にアナライザーの画面を表示、アナライザーを操作する感覚でコントロール

測パソコン上の専用画面でアナライザーの計測条件（通信条件、トリガー、シミュレーションデータ）を入力編集可

定

条

件

設

定

アナライザーの計測開始と中止の操作、およびパソコンでの計測データの表示と連続記録
リ モ ート モ ニ タ ー 機 能

記録モード

固定バッファモード（指定容量まで記録して計測終了）
または、
リングバッファモード（指定容量分の最新データを残しエンドレス記録）
を選択可

記録容量

最大16Gバイト 1/2/4/8Mバイトサイズのデータファイル単位で、最大2,000ファイルまで指定可

生データ表示、プロトコル翻訳表示、ロジアナ波形表示を切り替え表示可
表 示 モ ー ド

生データ表示

通信データと共にアイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスを表示
文字コード
（10種）
と文字サイズ（小・中・大）を切り替え可プロトコル翻訳表示

SDLC、X.25、LAPDプロトコルを翻訳表示（対象プロトコルは順次拡大予定）

ロジ ア ナ 波 形 表 示

波形表示の拡大と縮小、カーソル間の時間測定、信号並べ替え

OP-SB7GX用

LE-PC7GX
CAN/LIN通信用拡張セットO P - S B 7 G X を装着したLE-3500R/
LE-2500Rとパソコンをリンクして、計測中の
CAN/LINデータをパソ
コン上で解析できます。

検索条件と一致するデータを頭出し表示または計数
検

索

機

能

検索条件

指定文字列（最大8文字、
ドントケア，
ビットマスク指定可），
指定以上のアイドルタイム，
指定のタイムスタンプ（ドントケア
設定可），
エラー（パリティ，
フレミング，
BCC，
ブレーク/アボート，
ショートフレーム個別指定可），
トリガー一致データ

テ キ スト・C S V 変 換 機 能

指定数の記録ファイルを一括してテキスト形式またはCSV形式のファイルに変換可ビ ット マ ッ プ 変 換 機 能キーエミュレーションで表示しているアナライザーの表示をビットマップファイルで保存可

動
構

作

環
成

境

Windows® ／ 7／ 8／ 8.1／ 10

品ＣＤ（ソフト）1枚、取扱説明書1部、お客様登録カード1枚●アナライザーとシリアル、USB、LAN、Wi-Fi※で接続可能●キーエミュレーション機能による遠隔操作●パソコンにCAN/LINデータを最大16Gバイトまで連続記録●指定IDフレームを指定行にリアルタイム表示可能●特定データやタイムスタンプの検索、
テキスト変換が可能●SDカード/USBメモリーの計測データを読み込み可能●動作環境：Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10※：LE-PC7GXのVersion2.00以降とOP-SB7GX、
LE-3500R/LE-2500RおよびWi-Fi接続環境が必要。

࠙ࠚ拡 張 対 応

USART X.21/RS-449/V.35 CAN/LIN CC-Link

オプションの計測ボードや各種の測定用ケーブルでさらに用途が広がります
TTL/I 2C/SPI通信用拡張セット▲ハードウェア仕様の異なる新たな通信規格 ▲計測対象のコネクタ形状に応じた各種ケーにも計 測ボードの交 換で対応できます。
ブルが用意されています。 >>12P

OP-SB5GL

RS-232C(V.24)とTTL/CMOS信号レベル(1.8V〜5.0V)の通信を計測できる拡張セッ
トです。計測ポッドで信号処理して中継ケーブル経由でアナライザー本体と接続する方式を採用しており、LE-3500R/LE-2500Rの標準TTL計測ポートに比べて、アナライザー本
体から1m程度離れた計測対象にプロービング可能です。また、標準TTL計測ポートにはな
いUSART通信の送受信クロックもサポートしています。

SDA
SCL

［Ｉ2Ｃプロトコル設定画面 ］※I 2C(Inter-Integrated Circuit)は、PHILIPS社提唱の周辺デバイスIC間通信規格［Ｉ2Ｃモニター表示例］

インターフェース

RS-232C、TTL / CMOS
（I2C、SPI対応）

プローブ信号

SD（SDA/SDO）、RD（SDI）、RS（SS）、CS、EX IN、SDCLK（SCL/SCK）、
RDCLK、トリガーIN、トリガーOUT（リード長さ：170mm）

プロトコル

SPI、BURST
I2C 、

通信テスト機能

モニター、シミュレーション、BERT(※1)

通信速度

アナライザー本体または拡張ファームウェアの通信速度に依存します。
I2Cのシミュレーション時は50K､100K､200K､384K､417K､1Mbps。

TTL/CMOS信号レベル

5.0V / 3.3V / 2.5V / 1.8V の電源系信号レベルを選択可能

入力レベル閾値

5.0V 設定時 High：最小3.5V Low：最大1.5V
3.3V 設定時 High：最小2.0V Low：最大0.8V
2.5V 設定時 High：最小1.7V Low：最大0.7V
1.8V 設定時 High：最小1.2V Low：最大0.6V

構成品

専用拡張ボード, 中継ケーブル, 高速TTLプローブポッド、
プローブユニット※1：BURSTはモニターのみ可能。I2C / SPI はBERT未対応。

RS-530拡張ボード

OP-SB10N

LE-2500R/LE-3500RでRS-530ポート（X.21/RS-449/V.35などの同 期 式 平 衡 型 通 信 ）を 利 用 す る た め の 拡 張 ボ ード で す 。ま た 、

RS-232C(V.24)
計測ボード

外部信号入出力端子RS-422/485（RS-530）
計測ボード

LE-3500R/LE-2500Rに標準付属の計測ボードは、RS-422/485インタ
ーフェースが5極（送受信信号とシグナルグランドのみ）の端子台仕様になっておりRS-422の制御線がありません。OP-SB10NのRS-422/485インタ
ーフェースには制御線RTS/CTSやDSR/DTRがありますので、これらを利用したモニターやシミュレーションも可能になります。
インターフェース

RS-232C（V.24）、RS-422/485（RS-530）

通信テスト機能

モニター、
シミュレーション、BERT

構成品

拡張ボード

LE-3500R/LE-2500Rで以下のモニターケーブルなどを使用する際は、OP-SB10Nが必要になります。これらはOP-SB10NのRS-422/485（RS-530）
コネクタに接続して使用します。＞＞ 12P

カレントループ通信用拡張セット

名称

型番

備考

X.21モニターケーブル

LE-25Y15

DSUB15ピン仕様X.20/21用 Y型分岐

RS-449モニターケーブル

LE-25Y37

DSUB37ピン仕様RS-449用 Y型分岐

V.35モニターケーブル

LE-25M34

M型34ピン仕様V.35用 Y型分岐

RS-530ケーブル

LE-25S530

ストレート結線シールドケーブル

OP-SB1C

外来ノイズに強い通信方式として現在でもFA用途で利用されているカレントループ通信の
送信：能動型
受信：受動型の機器計測に対応する拡張セットです。最大60mAまでのカレントループ通信データのモニター、

カレントループアダプタ
OP-1C

受動型(パッシブ)と能動型(アクティブ)(20mA/40mA)を選択可能なカレントループ通信デ

定電流源

ータの送信出力が可能です。

電流方向 SO註1：この拡張セットに含まれるカレントループ用アダプタOP-1Cは単品でも販売しています。OP-SB5GLがある場
合は、OP-1Cとの組み合わせで同等セットになります。

SI
+V

R

電流方向

RI

RO

※カレントループ通信は、電流ON/OFFで論理を決めるノイズに強い通信方式
計測インターフェース
測定信号

RS-232C, カレントループ通信（4極端子台）
SD, RD

通信速度

最高19.2Kbps (※1)

通信テスト機能

モニター, シミュレーション

モニター電流レベル

10〜60mA

信号極性

ノーマル/反転 (※2)

シミュレーションモード

受動型テスト, 能動型テスト,
能動型電流20mA / 40mA

OP-1C寸法・質量60(W)×100(D)×20(H)mm，約180g

構成品

専用拡張ボード, カレントループ用アダプタ（OP-1C）, 中継ケーブル[長さ：800mm](ディップスイッチ選択)※1：ケーブル長や電流値などにより通信速度は制限されます。※2：アナライザー本体より設定。
（旧アダプタOP-1B相当の極性切り換えディップス
イッチはありません）

࠙ࠚ車載ネットワークやFA用途の高速通信に対応します。
CAN/LIN通信用拡張セット

OP-SB7GX

FA分野や自動車内通信として広く利用されているCANとLINの通信データを自由
LINな組合せで同時に2チャンネルまで計測できる拡張セットです。通信データと共に※CAN(Control Area Network)は、BOSCH社が開発したCAN通信規格です。LIN (Local Inter Connect Network)は、

4ラインの外部信号をの論理やアナログ同時測定が可能です。

欧州の自動車メーカーが提唱している自動車内ネットワーク
用通信規格です。

●ＣＡＮ／ＬＩＮの同時モニター
タイムスタンプと同時にCAN/LINの通信データを同時に測定［CAN/LINモニター表示例］

できるので、CAN-LIN間のブリッジユニットの開発にも役立ちます。また、IDフィルタを使用した効率的な解析も可能です。

TM

フレーム受信完了時間を1ms単位で表示（例：4216898→42分16.898秒に受信）[ZOOM/CODE]キーで前フレーム受信からの差分時間表示dTに切り換え可CH

受信したチャンネル
（1：CH1、2：CH2）ID

CAN：受信したフレームのID LIN：SynchBreakビット幅、SynchField、-、IDの順で表示(例：1355-35 SynchBreak幅=13ビット、SynchField=55h、ID=35h)

TYP

受信フレームの種類
FRM：LINのフレーム

DAT：CANデータフレーム REM：CANリモートフレーム
ILL：LIN規格外の不正なフレーム

CAN：データ長コードの内容（データバイト数） LIN：ID毎にCONFIGに設定したデータ長

DL

データフィールドの内容

DATA
C

LINのチェックサムの内容(16進数)

S

正常なフレームであったかを表示

I

外部信号IN1の論理を表示[DISPLAY MODE]キーで外部信号の全てを表示●CANのシミュレーション機能
CANデータテーブルに登録したフレームをワンタッチで送信。

［ CANデータテーブル設定 ］［ スイープデータ設定イメージ ］

フレーム内の一部データをスイープデータとして指定し、そのデータを初期値から第3目標値まで自動的に変化させながら送信できるので、通信データの変化に対する機器の反応を確認するときに役立ちます。
リピート回数や送信間隔を指定した16種類のフレームを事
前登録可能●LINのシミュレーション機能
マスターモード時は、スケジュールテーブルに設定した順にLIN［ マスターモード設定例 ］［ スケジュールテーブル設定例 ］

データテーブルの内容を繰り返し送信したり、キー操作で送信したりすることが可能です。Parityエラー、任意のBREAKビット数、および任意のSYNCデータを設定して、異常データに対する確認テストも簡単に実現できます。スレーブモード時は、マスターからの要求と一致するIDが設定されたデータテーブルの内容を送信します。また、[×]キーでWakeUP信号（80h）をいつでも送信できます。
適合アナライザー

レスポンススペース（ヘッダー部とレスポンス部の間隔）を15ビット分、インターバイトスペース（レスポンスデータ間隔）を5ビット分に設定

LE-3500R, LE-2500R,LE-3500, LE-2500(※１)（DSUB9ピンコネクタ×2） LIN：ISO9141準拠 （ヘッダ3ピンコネクタ×2）

計測インターフェース

CAN：I SO11898準拠/ISO11519-2準拠

トランシーバ

CAN：TJA1050/1054相当

計測チャンネル数

CAN,LIN,またはCAN/LINの組合せで合計2チャンネル

拡張プロトコルCAN2.0B, デバイスネット, LIN（Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1）

通信速度
モニター機能トリガー機能シミュレーション機能
外部信号入力
構成品

データテーブル番号0,F,1,2の順位に送信され、テーブルFのデータはBREAKフィールド18ビット長でParityエラーを設定

CAN：最大1Mbps

LIN：TJA1021相当

LIN：最大26Kbps

任意の通信速度設定可
IDフィルタ可, タイムスタンプ（最小1m秒）記録可
CAN：標準/拡張フォーマット対応, ビットタイミング設定可

LIN：ID毎のデータ長または指定アイドル時間でフレーム区切可能

条件：指定の通信データ（最大8文字）, 指定リモートフレーム（CAN）, フレームエラー（LIN）, タイマ・カウンタ一致, 外部信号論理
動作：測定停止, メモリーカード保存, タイマ制御, カウンタ制御, 指定データ送信, ブザー, トリガー条件の有効化
事前登録データをキー操作で選択し送信（スイープ送信可） マスター, スレーブのシミュレーション（LINのみ）4チャンネルの外部信号状態をLEDでリアルタイム表示可能
データと連動して信号論理を記録可能, 信号電圧値を連続測定可能（測定レンジ：±15V）
専用拡張ボード, DB9モニターケーブル 2本, 3線プローブケーブル 2本, 8線プローブケーブル※1：アナライザー本体の設定でリレー切換。

高速HDLC/SPI通信用ファームウェア

OP-FW10R

LE-3500Rのビット同期通信（HDLC/SDLC/X.25
およびCC-Link通信など）およびSPI通信の計測テ
スト速度を最高10Mbpsまで高速化する拡張ファー
ムウェアです。主要な計測処理を全てFPGAで処理することで、マイクロ秒単位のタイムスタンプと共に通信データを確実にキャプチャーします。RS-485
マルチドロップ方式のCC-LINKなどの高速HDLC通信の観測やプリント基板上のTTL信号レベルの高速
HDLCや高速SPI通信の解析に最適です。

適合アナライザー

LE-3500R

計測インターフェース

RS-422/RS-485、TTL、SPI

プロトコル

HDLC、
SDLC、
X.25、CC-Link（NRZ/NRZI フォーマット、AR クロック）、SPI

通信速度
エラーチェック機能
オンラインモニター機能

シミュレーション機能[HDLC設定画面例]
RS-485PLC

࠙ࠚ

半二重通信時115.2Kbps 〜 10Mbps

全二重通信時115.2Kbps 〜 5Mbps

FCS エラー（CRC-ITU-T)、
アボート、
ショートフレーム
タイムスタンプ記録

6桁 0〜524287
分解能 1ms、
100μs、10μs、1μs 指定可

ID フィルター（HDLC)

2キャラクタ設定可能（ドントケア、
ビットマスク可）

送信データテーブル

16k データ（16 分割して登録可）

MANUALモード

キーに対応した登録データを送信
繰り返し送信と繰り返し間隔を指定可

トリガー機能最大8 文字（ドントケア、
ビットマスク可）2 組の単独およびシーケンシャル検出時、
エラー検出時、外部信号トリガー入力のLow レベル検出時にモニター動作を自動停止

データ検索機能

トリガーデータ、
エラーデータ、
文字列の検索可構成品

ファームウェアＣＤ、取扱説明書

LE-3500R / LE-2500R 仕様
LE-3500R

LE-2500R

RS-232C（V.24）◎◎

RS-422/485 (※1)◎◎

TTL/I 2 C/SPI

◎

◎

モデル名
計測インターフェース

拡張計測インターフェース

拡張ファームウェア

標準対応プロトコル

拡張対応プロトコル

X.20/21○［ OP-SB10N ＋ LE-25Y15 ］○［ OP-SB10N ＋ LE-25Y15 ］

RS-449○［ OP-SB10N ＋ LE-25Y37 ］○［ OP-SB10N ＋ LE-25Y37 ］

V.35○［ OP-SB10N ＋ LE-25M34 ］○［ OP-SB10N ＋ LE-25M34 ］(※2)

TTL(USART)○［ OP-SB5GL ］○［ OP-SB5GL ］

カレントループ○［ OP-SB1C ］○［ OP-SB1C ］

CAN/LIN○［ OP-SB7GX ］○［ OP-SB7GX ］

高速HDLC/CC-Link○［ OP-FW10R ］◎◎

キャラクタ同期 SYNC/BSC◎◎

ビット同期 HDLC/SDLC/X.25

◎

◎

I 2C

◎

◎

BURST (※3)◎◎

Modbus◎

未対応

CC-Link

◎

未対応

CAN

◎

◎

デバイスネット

◎

◎

LIN

◎

◎

ST1（DTE送信クロック），ST2（DCE送信クロック），RT（DCE受信クロック），
AR（送受信データのエッジから抽出する同期クロック）

同期クロックキャプチャーメモリー

通信速度

−

調歩同期（非同期），非同期PPP

メモリー容量 (※4)

64M バイトメモリー利用の付加機能

リングバッファと固定サイズバッファの選択,2分割利用，誤消去防止プロテクト，
測定終了時の自動保存

全二重時の最高速度

2.048Mbps

半二重時の最高速度

2.048Mbps

1.000Mbps

50bps〜2.048Mbps

50bps〜1.000Mbps

速度設定範囲1.000Mbps

送受信別々に有効数字4桁で任意の通信速度に設定可能（設定誤差：±0.01%以下）

速度設定ステップ、精度
データフォーマット

NRZ，NRZI，FM0，FM1
ASCII，EBCDIC，JIS7，JIS8，Baudot，Transcode，IPARS，EBCD，EBCDIK，HEX

データコード調歩同期
キャラクタ ・フレミング

データビット（5，6，7，8）＋ パリティビット（0，1）＋ ストップビット（1，2）

キャラクタ同期

データビット ＋ パリティビット（トータル6，8ビット）

ビット同期

データビット（8 ビット）パリティビット

NONE，ODD，EVEN，MARK，SPACE

マルチプロセッサビット

MP（マルチプロセッサ)ビットの状態を特殊マークで表示

ビット送出順序

LSB ファースト，MSB ファーストを切換可能

極性反転

ノーマル（NORMAL），反転（INVERTED）を切換可能
全プロトコル対象

エラーチェック機能

パリティ
（ODD，
EVEN，
MARK，
SPACE），
フレミング，ブレーク，
BCC（LRC，
CRC-6，
CRC-12，
CRC-16，
FCS-16，
CRC-ITU-T，
FCS-32）
BCCの透過モード処理を指定可能

ビット同期プロトコル対象

アボート ，ショートフレーム
回線に影響を与えず通信ログを連続記録しLCDに表示

動作仕様

オンラインモニター機能

アイドルタイム記録表示

分解能100m秒，10m秒，1m秒 、およびOFF（記録なし）を指定可能

タイムスタンプ記録表示

日付時刻単位「日・時・分」，「時・分・秒」，「分・秒・10m秒」、およびOFF（記録なし）を指定可能

ラインステータス記録表示

RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，DR(DSR)，CD(DCD)，CI(RI)，EXIN(外部トリガー入力) から選択した4信号を送受信データと共に記録、波形表示可能

アドレスフィルタ

指定アドレスのフレームのみを記録可能（HDLC/SDLC/X.25時のみ)
キャプチャ中の表示一時停止，スクロール表示，ページング表示，指定画面へのジャンプ操作

データ表示・操作
ビットシフト表示

表示フレーム全体を右または左に１ビット単位でビットシフトして表示可能
SDLC（モジュロ8/128対応）翻訳，ITU-T X.25（モジュロ8/128対応）翻訳，LAPD翻訳，PPP翻訳，
BSC翻訳，I2C翻訳

プロトコル翻訳表示

SD，RD，RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，DR(DSR)，CD(DCD)，CI(RI)，ST1(TXC1)，ST2(TXC2)，
RT(RXC)の各信号ラインの状態を2色発光LEDで常時表示

対象信号
ラインステータスLED

RS-232C時のLED発光条件

論理ON=赤点灯，
論理OFF=緑点灯，未接続NC=消灯

その他のI/F時のLED発光条件

論理ON=赤点灯，
論理OFFまたは未接続NC=消灯

インターバルタイマー

2種

最大カウント

汎用カウンタ

SD用･RD用

最大カウント
各１個

999999最大カウント4294967295

トリガー条件と動作を最大4組まで指定して測定動作を制御可能ある条件成立後、次の条件を有効にするシーケンシャル動作可能

トリガー条件

通信エラー（パリティ，MP，フレミング，BCC，ブレーク，アボート，ショートフレームを個別指定可，最大8文字の通信データ列（ドントケアとビットマスクを指定可）， 指定時間以上アイドルタイム，タイマー/カウンタ値の一致，インターフェース信号線と外部トリガー入力の論理状態

トリガー動作測定/テストの停止（停止までのオフセット数を指定可），トリガー条件の有効化，タイマー制御（スタート･ストップ･リスタート），カウ
ンタ制御（カウント･クリア），ブザー鳴動，メモリーカードにモニターデータをセーブ，指定文字列送信（マニュアルシミュレーション時），外部トリガー端子OT2にパルス出力

トリガー機能データ検索機能

999999 （分解能1ms ，10ms ，
100ms を指定可能）
2種

データ数カウンタ
同時検出条件最大999.9秒

外部トリガー出力

全条件成立時に外部トリガー端子OT1にパルス出力，トリガー動作の指定で外部トリガー端子OT2にパルス出力

動作仕様

キャプチャメモリーから特定条件のデータを検索可能

検索条件

通信エラー（パリティ，MP，フレミング，BCC，ブレーク，アボート，ショートフレームを個別指定可），最大8文字の通信データ列（ドントケアとビットマスクを指定可），指定時間以上のアイドルタイム，指定時刻範囲タイムスタンプ，
トリガー一致データ

検索動作

一致データの頭出し表示または計数表示を選択可能
プロトコル ，伝送速度（最大115.2Kbps），データコード ，同期キャラクタ ，BCC等の測定条件を自動設定可能 (※5)

モニター条件自動設定
時刻指定自動RUN/STOP機能

指定時刻に指定の繰り返し周期（毎月，毎日，毎時から選択可能）で、測定動作の開始および終了が可能

パワーオン自動RUN機能

電源投入後、自動的に測定動作の開始が可能

オートセーブ機能

動作仕様

モニターデータをキャプチャーメモリーに記録すると同時にSDカード/USBメモリーにも通信ログファイルとして自動保存

ファイルサイズ

BUF（ キャプチャメモリーサイズ），1M バイト ，2M バイト ，4M バイト ，8Mバイト ，16M ，32M バイト

最大ファイル数

1024個

モデル名

LE-3500R

LE-2500R

ディレータイム測定機能

インターフェース信号線の変化間隔時間を測定し表示（現在/ 最小/ 最大/ 平均を表示、分解能0.1m秒）

信号電圧測定機能

RS-232CのSD，RD，ER(DTR)，CD(DCD)およびTTLポートのTXD,RXD,RTS,CTSの電圧振幅値を測定し現在値/最小値/最大値を表示。 入力範囲RS-232C：±15V TTL：±5.5V
1〜240分（1分単位）で送信･受信データ数，
フレーム数，
トリガー条件成立回数の統計をとりグラフ表示

統計解析機能動作仕様
サンプリングクロック

1KHz 〜20MHz（14 ステップ）

サンプリングメモリー
ロジアナ機能最小2,000 サンプリング

トリガー条件

インターフェース信号線および外部信号の論理状態一致，オンラインモニター機能の指定トリガー条件の一致

トリガーポジション

ビフォア( トリガー前を重視 )，センター( 中央 )，アフター( トリガー後を重視 )表示の拡大/縮小

×8 ，×4 ，×2 ，×1 ，×1/2 ，×1/4 ，×1/8 ，×1/16 ，×1/32 ，×1/64

その他の機能カーソル間の時間測定機能，信号線の入れ替え機能，
信号状態の検索機能
ITU-T G821準拠でビットエラー率,ブロックエラー率などの回線品質を計測（※6）

動作仕様
通信モード

同期（ SYNC ），非同期（ ASYNC ）を選択可能

測定速度

50bps〜2.048Mbps

測定モード
ビットエラーレイトテスト

任意通信速度RTS/CTSフロー制御可
50bps〜1.000Mbps

任意通信速度

連続測定，受信ビット数指定，
計測時間指定，1〜1440分単位で繰り返し測定
26-1，29-1，211-1，MARK，SPACE，ALT，DBL-ALT，3in24，1in16，1in8，1in4

テストパターン

キー操作で、
テストパターン中に1 ビットエラーまたは5 ビットエラーを挿入可能

エラービット挿入機能

ITU-T勧告G.821準拠のパラメータを計測可能 ，エラービット検出時に外部トリガー出力可能
有効受信ビット数（ 0〜9999999秒 ），ビットエラー数（ 0〜9999999〜9.99E9 ），ビットエラー率（ 0〜9.99E-9〜1 ），ブロックエラー数（ 0〜9999999〜9.99E9 ），ブロックエラー率（ 0〜9.99E-9〜1 ），Savail（ 計測有効時間 0〜9999999秒），
Loss回数（ 同期はずれ数0〜9999 ），エラー秒数（ 0〜9999999秒 ），%EFS（ 正常動作率 0.000〜100.000% ）測定項目と範囲

シミュレーション機能

機能なし

インターフェース信号線の論理変化をサンプリングクロック周期で測定し波形表示

動作仕様

DTE またはDCE モード（ピン配列の切換可能）で任意データの送受信テストが可能

送信データ登録160種類の送信データテーブル（10グループ ×16個 合計16K データ）に登録可能

エラーデータ登録

送信データの一部をパリティエラーなどのエラーデータとして登録可能

ライン自動制御

RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，CD(DCD)信号線と送信のタイミングを1m秒分解能で設定できる自動制御，
またはキー操作による手動制御が可能

送信ドライバー制御

RS-485 のシミュレーション時、データの送信期間のみドライバーを自動的にアクティブにする自動制御，またはER(DTR)またはCD(DCD)信号線のキー操作に連動させる手動制御が可能

MANUAL

マニュアルモード

通信状況を画面で確認しながら操作キーに割り付けた送信データをキー押下毎に送信、トリガー機能と併用して送信可能

FLOW

フロー制御 モード

ECHO

エコーモードPOLLING

マルチポーリングモード

X-on/X-oﬀ 制御データ，RTS/CTS制御線のフロー制御手順をシミュレーション（送信側，受信側を選択可）(※7)
受信データをフレーム単位（バッファエコー）, バイト単位（キャラクタエコー）, または配線折り返し（ループバック）で返信
マルチポーリング通信手順をシミュレーション（ スレーブ動作，
マスター動作を選択可）

BUFFER

バッファ送信モード

モニター機能でキャプチャーメモリーに取り込んだSD側，RD側のどちらかのデータを選択して再現送信

PROGRAM

プログラムモード

専用コマンド（ コマンド数37種類）を利用したプログラム（ 最大512ステップで4種類まで登録可 ）を作成して通信手順をシミュレーション

動作仕様
ファイル管理機能

機能なし

測定データと測定条件をSDカード/USBメモリーにパソコンで読み出し可能なフォーマットで保存可能

ファイル種類

測定データ
（．
DT），
全ての測定条件（．
SU ），トリガーセーブデータ（TG SAVEnn．
DT），オートセーブデータ（#nnnnnnn．
DT）

ファイル操作

通常ファイル表示，指定タイプ/作成日付別ファイル表示，セーブ，ロード，削除，全ファイル削除，フォーマット

最大メモリーカード容量 (※8)
プリントアウト機能

機能なし

32Gバイト

16Gバイト

測定データの指定範囲を表示モードに応じた形式で連続出力可能，表示イメージのハードコピー印字可能

液晶ディスプレイモノクロ

240×64 dot

バックライト付き

PCリンクソフト（簡易版）を付属（※９） アナライザー制御ライブラリを公開

リモートコントロール

Androidスマホ用アプリ LE-REMOTE4を公開

ミニDIN8ピンコネクタ 通信速度：9600bps〜230.4Kbps （6段階）
印字データ出力，PC連携［LE-PC300R］，ファームウェア更新に利用可能

AUX(RS-232C)ポート
USB2.0デバイスポート

デバイス側Bコネクタ

USB2.0ホストポート

Highスピード転送対応

ホスト側Aコネクタ

Wi-Fi接続 (※10)

PC連携［LE-PC300R］ ファームウェア更新に利用可能

Highスピード転送対応

USBメモリーの接続に利用

802.11 b/g/n PC連携［LE-PC300R］に利用 STAモード（アクセスポイント経由）とAPモード（パソコンと直接接続）
を選択可

外部電源

付属ＡＣアダプタ

入力：AC100〜240V，
50/60Hz

ニッケル水素電池（型番：P-19S）, 電池動作時間 (※11)：約7時間,

内蔵電池

動作：0〜40℃

温度範囲

電池充電時間：約2.5時間

保存：−10〜50℃

湿度範囲

85%RH以下適合規格

CE（ クラスA )，EMC( EN61326-1:2013 )

外形寸法

210（ W ）×154（ D ）×38（ H ）mm

本体質量

約760g

付属品

DSUB25 ピン用モニターケーブル（LE-25M1），DSUB9ピン用モ二ターケーブル（LE-009M1），
DSUB25-9変換アダプタ（LE-259AD），5線TTLプローブケーブル（LE-5LS), USBケーブル,
AC アダプタ（6A-181WP09），キャリングバック（LEB-01），ユーティリティCD（簡易版PCリンクソフト入り），取扱説明書，保証書◎：標準対応を表します。

○：［］内に記載のオプション品を追加することで対応可能なことを表します。

※1：制御線の計測を行う場合は、RS-530ポート（DSUB25pin）のある拡張オプションOP-SB10Nが必要です。 ※2：V.35の制御信号線には対応できません。 ※3：クロックエッジに同期して全データを取り込むモード。 ※4：
送受信データ、アイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスは、キャプチャ毎に4バイトのメモリーを消費します。※5：自動設定はASYNC、SYNC/BSC、HDLC/SDLCのみ可能。通信データ量が少ない場合やエラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。 ※6：ASYNC、SYNCモードのみ可能。 ※7：ASYNCのみ可能。 ※8：当社オプション品以外のSDカードは動作保証対象外です。 ※9：製品版PCリンクソフト
LE-PC300Rの機能の一部が制限されています。 ※10：日本、アメリカ、カナダ以外ではWi-Fi使用不可。 ※11：LCDバックライト消灯時の当社測定条件による。

製品標準セット●ポータブル通信アナライザー本体・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● DSUB25ピン用モニターケーブル(LE-25M1)・・・・1本● DSUB9ピン用モニターケーブル(LE-009M1)・
・・・1本● DSUB25-9変換アダプタ(LE259-AD)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● 5線TTLプローブケーブル(LE-5LS)・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本
● USBケーブル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本
● AC アダプタ（6A-181WP09）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● キャリングバック（LEB-01）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
● ユーティリティCD（簡易版PCリンクソフト入り）
・
・
・
・
・
・1枚
● 取扱説明書・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1部
● 保証書・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1部

࠙ࠚ

持ち運びに便利な
キャリングバッグが付属しています。

LE-3500R LE-2500R 用オプション● 専用ケーブル、端子台、変換器
DSUB25 ピン用モニターケーブル

DSUB9 ピン用モニターケーブル

DSUB25-9変換アダプタ

LE-25M1

LE-259M1

LE-259AD

一般的なDSUB25ピン仕様の通信ラインを計測するための分岐ケーブルです。

パソコン等のDSUB9ピン仕様RS-232Cを計測するための分岐ケーブルです。

RS-232CのDSUB25ピンをDSUB9ピンに変換します。LE-009M1と組み合わせてLE-259M1相当になります。
（メス）
DB25
（オス）-DB9

1.5m

DB２５(オス)

0.1m

1.5m

DB２５(オス) DB２５(メス)DB２５(オス)

0.2m※LE-3500R/LE-2500Rの同梱品と同等

DB９(メス) DB９(オス)※アナライザーの同梱品と同等

X.21モニターケーブル（シールドタイプ）

RS-449モニターケーブル（シールドタイプ）

5線TTLプローブ

LE-25Y15

LE-25Y37

LE-5LSDSUB15ピン仕様のX.20/21を計測するためのY型シールドタイプ分岐ケーブルです。

DSUB37ピン仕様のRS-449を計測するためのY型シールドタイプ分岐ケーブルです。

1.2m

1.2m
DB15(オス)

LE-3500R/LE-2500Rなどの5ピンのTTL計測ポート、外部トリガー端子に適合するプローブ付きケーブル。
ケーブル長 350mm※LE-3500R/LE-2500Rの同梱品と同等

DB37(オス)

DB２５(オス)

DB２５(オス)
DB15(メス)

DB37(メス)※OP-SB10Nが必要です。

※OP-SB10Nが必要です。

V.35モニターケーブル

RS-530ケーブル

DSUB9ピン用AUXケーブル

LE-25M34

LE-25S530

LE2-8V

LE-009M1

M型34ピン仕様のV.35を計測するための Y 型シー ルドタイプ
分岐ケーブルです。

RS-530の全差動信号ペアをツイストぺアでストレート結線
したシールドケーブルです。

計測器のAUX（RS-232C）
ポートとパ
ソコン
（DSUB9ピンDTE仕様）
を接続するケーブルです。

DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。
＊LE-3500R/LE-2500R/

・長さ：2.5m

OP-SB7GX等の同梱品と同等

1.5m

1.5m

DB9モニターケーブル

1.5m

M34(オス)DB２５(オス)

DB２５(オス)

DB９(オス)

M34(メス)● メモリーカード● キャリングバック
16ギガバイトSDHCカード

SD-32GX

SD-16GX

LEB-01

当社アナライザーで動作確認済みの32GバイトSDHC
カードです。

当社アナライザーで動作確認済みの16GバイトSDHC
カードです。

AＣアダプタやケーブルなどの付属品をまとめて収納できるポケット付きバックです。

適応機種：LE-3500R, LE-2500R※アナライザーの付属品と同等

適応機種：LE-3500R※イメージ写真です。

● 電池パック

ワイド入力ACアダプタ

ニッケル水素電池パック

6A-181WP09

P-19S

入 力：AC100〜240V,50/60Hz
出 力：DC9V,2A
プラグ：センター 、外径5.5mm、内径2.1mm

定格：4.8V、1900mAH
適応機種：LE-3500R、LE-2500R、LE-3500、LE-2500、LE-1500、LE-7200、
LE-3200、LE-2200、LE-1200※アナライザーの付属品と同等

小型サーマルプリンター
小型サーマルプリンター本体※アナライザー内蔵品と同等の予備および交換用です。

オプション

RoHS 対 応 品

DPU-414用ACアダプタ

PW-C0725-W2-U

小型サーマルプリンターセット

DPU-414-51B-E DPU-414-PA

DPU-414-51B-E専用のACアダプタです。
入力：AC100V〜240V
出力：DC7V、2.5A（センター）

充電池内蔵、専用ロール紙１巻付属

本体（DPU-414-51B-E）、専用ロール紙１巻、 専用ロール紙※ACアダプタやプリンタケーブルは付属していません。別途ご用意下さい。

ACアダプタ（PW-C0725-W1-U）、DPU-414
用AUXケーブル（LE2-8P）のセット商品です。

現場での計測結果の印字に便利な
感熱式プリンターです。

安全上のご注意

TP-411L
DPU-414-51B-E用感熱ロール紙
10巻/箱セットです。
紙幅：112mm １巻長さ：約28m
DPU-414専用バッテリーパック

BP-4005-E

マルチプロトコルアナライザー
MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-8200A/
LE-8200

大型ディスプレイ搭載の電池駆動通信アナライザーの最上位モデルです。
●USBメモリー（※1）や64ギガバイトCFカード●低速から4Mbpsまで任意の通信速度設定に通信ログを長時間記録●100Mバイトの大容量キャプチャメモリー
●ロジアナ機能とアナログ波形解析（※2）●LAN、USB、TTL、I2C、SPI、CAN、LINに ●B5サイズ小型軽量、連続4時間の電池駆動
拡張

DPU-414用AUXケーブル

LE2-8P
計測器のAUX（RS-232C）
ポートと
DPU-414のシリアルポートを接続するケーブルです。 ・長さ：1.5m

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

姉妹機

２４０
（W）
×１９０
（D）
×４８
（H）mm、約1.1kg

DPU-414-51B-E内蔵のニッケル水素電池と同等品です。
4.8V、1100mAh●普通文字で40桁、縮小文字で80桁を印字可能●52.5文字／秒の高速印字●環境にやさしいニッケル水素電池を内蔵●セントロ準拠パラレルとRS-232Cの2入力対応●本体外形寸法：160(W)×170(D)×67(H)mm●本体質量：約690g（内蔵電池を含む）● URL

キャリングバック

32ギガバイトSDHCカード● ACアダプタ

本社・営業部

DB９(メス) DB９(オス)※OP-SB10Nが必要です。

※OP-SB10Nが必要です。

※イメージ写真です。

0.1m

DB２５(オス)※1 USBメモリー対応はLE-8200Aのみ。 ※2 高速アナログ波形解析はオプションが必要です。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2017年3月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2017 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
T E L . 0 7 5−6 9 3−0161 F AX.075−693−0163

http://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

L-17302Ｊ/LE G

Printed in Japan