気体・液体計測用

金属製本体・大流量計測タイプ

P-510

パージメータ概要

比較的大きな流量まで対応するパージメータです。小流量タイプの P-200形と同一面間寸法です。

主な用途
一般装置用（大流量）

標準仕様
測定流体

流量範囲

気体全般
液体全般
最小 2.5 ～ 25 L/min（nor）
空最大 60 ～ 600 L/min（nor）
気
0℃ ,0MPa の空気に換算した流量です
最小 0.1 ～ 1 L/min
水 最大 3 ～ 30 L/min
密度 1.0g/cm3, 粘度 1.0mPa･s に換算した流量です
・流量範囲の換算方法は、P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照
・流量目盛を選択の際は、標準流量表を参照
10:1±5％ F.S.
最高 0.8MPa
最高 120℃（パッキン材質によって異なる）

目盛範囲
指示精度
流体圧力
流体温度
本体
SCS14/SUS304（標準）, SCS14/SUS316
接液部
テーパ管 耐熱ガラスニトリルゴム（NBR）（最高 80℃）
クロロプレンゴム（CR）（最高 80℃）
材質
フッ素ゴム（最高 120℃）
パッキン
エチレンプロピレンゴム（EPDM）（最高 80℃）・各パッキン材質の最高流体温度は、一般的なデータであり、使用条件や環境によって変わることがあります
取付板 SPCC, C2801P, SUS304
カバー アクリルRc: 3/8"（標準）, 1/4", 1/2", 3/4", 1"
NPT: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
接続規格 / 口径 SW: 3/8"VCR: 3/8", 1/2", 3/4"
フランジ : 10A, 15A（1/2）, 20A（3/4）, 25A（1）
パネルの前面ねじ（M3）取付（標準）
パネルの前面ロックナット取付
ベゼルによるパネル取付
取付方法
パネル埋込取付
フランジ配管取付
スタンド付
質量約 1.6 kg

警報接点および出力方式

一般形
リードスイッチ警報
UL 対応形
PAU オプティカルアラームユニット

取付可否
○○○

標準流量表

（気体で流体圧力が 0 MPa 以外の場合、P 形機能・選定について（TG-S0001）
を参照ください。）

警報出力コードが 0 および E の時
圧力損失
水(kPa) ☆ 1
L/min (nor)3 以下
L/min (nor)3 以下
0.1 ～ 1
L/min
L/min (nor)5 以下
0.2 ～ 2
L/min
L/min (nor)16 以下
0.3 ～ 3
L/min
L/min (nor)15 以下
0.5 ～ 5
L/min
L/min (nor)16 以下
1 ～ 10L/min
L/min (nor)25 以下
1.5 ～ 15
L/min
L/min (nor)40 以下
2 ～ 20L/min
L/min (nor)60 以下
3 ～ 30L/min ☆ 3空気 (0MPa, 0°C)
2.5 ～
3～
5～
10 ～
20 ～
30 ～
40 ～
50 ～
60 ～

25
30
50
100
200
300
400
500
600

空気(0MPa, 0°C)
5 ～ 50☆2
L/min (nor)10 ～ 100
L/min (nor)20 ～ 200
L/min (nor)30 ～ 300
L/min (nor)40 ～ 400
L/min (nor)50 ～ 500
L/min (nor)60 ～ 600
L/min (nor)

警報出力コードが A ～ D の時
圧力損失
警報設定範囲水(kPa) ☆ 1
10 ～ 40
0.2 〜 2
3 以下
L/min (nor)L/min ☆ 2
20 ～ 80
0.3 〜 35 以下
L/min (nor)L/min
40 ～ 160
0.5 〜 515 以下
L/min (nor)L/min
60 ～ 240
1 〜 1016 以下
L/min (nor)L/min
80 ～ 320
1.5 〜 1525 以下
L/min (nor)L/min
100 ～ 400
2 〜 2040 以下
L/min (nor)L/min
120 ～480
3 〜 3060 以下
L/min (nor)L/min ☆ 3

警報設定範囲
0.4 〜 1.6L/min
0.6 〜 2.4L/min
1〜4L/min2〜8L/min3 〜 12L/min
4 〜 16L/min
6 〜 24L/min

標準流量表以外の場合、製作都合により流量目盛の変更になることがあります。
標準流量表以外の流量も承ります。詳細は相談ください。
低圧力損失タイプの製作も承ります。詳細は相談ください。
液体の圧力損失は問合せください。
☆ 1：バルブ全開時の圧力損失となります。
☆ 2：フロート材質が PVC となります。
☆ 3：粘度 1.0mPa・ｓのみ製作可能となります。

CE マーキングの対応については、P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。

TG-F2497-J00
初版 2024 06 K

P-510パージメータ

形式コード
形式コード

仕P-51 □ – □ □ – □ □ – □ □流れ方向

0

下後 → 上後（標準）9特殊バルブ様–0なし–

L下（気体は大気圧目盛の場合）–

U

上（気体は加圧目盛 または 二次圧側が負圧の場合）

–

Z

警報出力

パッキン材質事

通常はこのコードを選択

詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照

特殊0なし

A

リードスイッチ下限 OPEN

B

リードスイッチ下限 CLOSEC

リードスイッチ上限 OPEND

リードスイッチ上限 CLOSE

E

PAU アラームユニット付属Z
接液（ガス）部材質記

詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照
2 点警報の際は警報出力コードを 2 点選択してください
例：P-51 □ – □ BD – □□ – □□特殊–

4

SCS14/SUS304
（標準）

–

6

SCS14/SUS316–

Z

特殊
N

ニトリルゴム（NBR）（標準）

C

クロロプレンゴム（CR）

F

フッ素ゴム

E

エチレンプロピレンゴム（EPDM）

Z

特殊

アンモニアガスの場合に選択

ゴム材質のみとなります

2 Rc 1/4"（R 3/8"×Rc 1/4" オスメスソケット付属）
3 Rc 3/8"（標準）–R

4 Rc 1/2"（R 3/8"×Rc 1/2" オスメスソケット付属）
5 Rc 3/4"（R 3/8"×Rc 3/4" オスメスソケット付属）
6 Rc 1"（R 3/8"×Rc 1" オスメスソケット付属）

パネルの前面ねじ（M3）取付または配管取付
RZ の最終接続規格・口径は別途指示が必要となりますZ 特殊（R 3/8"× □ " 付属）2 Rc 1/4"（R 3/8"×Rc 1/4" オスメスソケット付属）
3 Rc 3/8"–L

4 Rc 1/2"
5 Rc 3/4"
6 Rc 1"（R 3/8"×Rc 1" オスメスソケット付属）

パネルの前面ロックナット取付
LZ の最終接続規格・口径は別途指示が必要となりますZ 特殊（R 3/8"× □ " 付属）2 NPT 1/4"
（F）
（R 3/8"×NPT 1/4"
（F）オスメスソケット付属）
3 NPT 3/8"
（F）

接続規格 / 口径– N 4 NPT 1/2"
（F）
（R 3/8"×NPT 1/2"
（F）オスメスソケット付属） パネルの前面ねじ（M3）取付または配管取付
5 NPT 3/4"
（F）
（R 3/8"×NPT 3/4"
（F）オスメスソケット付属）
6 NPT 1"（F）
（R 3/8"×NPT 1"（F）オスメスソケット付属）
2 NPT 1/4"
（F）
（R 3/8"×NPT 1/4"
（F）オスメスソケット付属）
3 NPT 3/8"
（F）
– M 4 NPT 1/2"（F）
5 NPT 3/4"（F）
6 NPT 1"
（F）（R 3/8"×NPT 1"（F）オスメスソケット付属）–

S 3 3/8"SW–

V 4 1/2"VCR （オスコネクター）–

Z Z 特殊パネルの前面ロックナット取付

3 3/8"VCR （オスコネクター）
5 3/4"VCR （オスコネクター）

接続規格 / 種類–

JR

JIS 10K RF

JF

JIS 10K FF

AR

ASME Class 150 RF

AF

ASME Class 150 FF

PR

JPI Class 150 RFPF

JPI Class 150 FF

ZR

特殊（RF）

ZF

パネルの前面ねじ（M3）取付または配管取付接続規格・口径は別途指示が必要となります

ZR, ZF の接続規格は別途指示が必要となります

特殊（FF）
3 10A
4 15A（1/2）

接続口径

5 20A（3/4）
6 25A（1）

その他製作可能なオプション
次の様なオプションを指定できます。
2 点警報，警報接点前面可変タイプ，リードスイッチリード線長さ指定，
2 重目盛，特殊目盛，ゴム管継手付，各種継手付…………………………… 等（詳細は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）
2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2497-J00

P-510

P-51
流れ方向

1

形式コード
– □ □ – □ □ – □ □

1

バルブ

仕様記

パージメータ

事下→上–

0なし

–L

下（気体は大気圧目盛の場合）– U

警報出力上（気体は加圧目盛 または 二次圧側が負圧の場合）
0なし

A

リードスイッチ下限 OPEN

B

リードスイッチ下限 CLOSEC

リードスイッチ上限 OPEND

リードスイッチ上限 CLOSE

E

PAU アラームユニット付属Z
接液（ガス）部材質

詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照
2 点警報の際は警報出力コードを 2 点選択してください
例：P-51 □ – □ BD – □□ – □□特殊–

4

SCS14/SUS304
（標準）

–

6

SCS14/SUS316

–

Z

特殊N

パッキン材質

バルブは外付となります
詳細は「P 形機能・選定について」（TG-S0001）
を参照

ニトリルゴム（NBR）（標準）

C

クロロプレンゴム（CR）

F

フッ素ゴム

E

エチレンプロピレンゴム（EPDM）

Z

特殊

アンモニアガスの場合に選択

ゴム材質のみとなります

2 Rc 1/4"（R 3/8"×Rc 1/4" オスメスソケット付属）
3 Rc 3/8"（標準）–R

4 Rc 1/2"
5 Rc 3/4"6 Rc 1"

パネルの前面ねじ（M3）取付または配管取付
RZ の最終接続規格・口径は別途指示が必要となりますZ 特殊（R 3/8"× □ " 付属）

接続規格 / 口径

2 NPT 1/4"
（F）
（R 3/8"×NPT 1/4"
（F）オスメスソケット付属）
3 NPT 3/8"
（F）（F）
– N 4 NPT 1/2"

パネルの前面ねじ（M3）取付または配管取付

5 NPT 3/4"（F）
6 NPT 1"（F）–

接続規格 / 種類–

Z Z 特殊JR

JIS 10K RF

JF

JIS 10K FF

AR

ASME Class 150 RF

AF

ASME Class 150 FF

PR

JPI Class 150 RFPF

JPI Class 150 FF

ZR

特殊（RF）

ZF

接続規格・口径は別途指示が必要となります

ZR, ZF の接続規格は別途指示が必要となります

特殊（FF）
3 10A

接続口径4 15A（1/2）
5 20A（3/4）
6 25A（1）

その他製作可能なオプション
次の様なオプションを指定できます。
2 点警報，警報接点前面可変タイプ，リードスイッチリード線長さ指定，
2 重目盛，特殊目盛，ゴム管継手付，各種継手付…………………………… 等（詳細は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

TG-F2497-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

P-510パージメータ

ご注文方法
形式コード

詳細仕様指定項目①②③④⑤⑥
流体名 − 流量目盛 − 圧力 − 温度 − 取付方法オプション − その他オプション

Ｐ-51 □ - □□ - □□ - □□（形式コード表にて選定ください。）（ご指定方法は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

外形寸法●パネル取付タイプ
P － 510 － U0 － 4N － L3●標準タイプ
P － 510 － U0 － 4N － R3
■パネルの前面ねじ（M3）取付タイプ（54）（MAX.42）45■パネルの前面ロックナット取付■バルブ上側（54）2-Rc3/8（MAX.42）45■バルブ上側

L2-D

282-φOUTOUT

H2-φ（22.5）

OPEN SHUT

OPEN SHUT

200200200

155200（229）

（229）

44-φ

パネル
MAX.t10IN
292-d（22.5）

IN

パネルカット●ベゼルによるパネル取付けタイプ
P － 510 － L0 － 4N － R3
■ベゼルによるパネル取付（取付方法オプションコード D）■バルブ下側604-φ629

パネル

2-Rc3/8

OUT

2-φ5200（229）

窓部（124×40）

240

128

22.5

パネルカットOPEN SHUT

ベゼル（板厚3mm）

標準材質○ SCS14○ 耐熱ガラス○ SUS304,PTFE

パッキン○ ニトリルゴム（NBR）

スピンドルバルブ
取付板 ※2
カバー○ SUS304○ SUS304
SPCC
アクリル

製作可能材質−−
SUS316フッ素ゴム , クロロプレンゴム（CR）, エチレンプロ
ピレンゴム（EPDM）SUS316
SUS316
SUS304−○印の付いている部品は、計測流体に接触します。
※1：仕様により適切な材質を選定します。
※2：警報出力コードが A から D の場合は、標準材質は C2801P となります。
・部品材質 SUS304 は、製作都合によりSUS316 を使用する場合があります。
・製作都合によりJIS 材相当品の ASTM, AISI 材を使用する場合があります。
パネル前面取付の場合接続口径、規格によりパネルカットの穴径寸法が異なります。下図寸法表を参照ください。

IN
φ27

部品名称
本 体
テーパ管
フロート ※1●パネルカット寸法

13.5

155

13.5（φ11サラモミ）

43

パネルカット●標準材質（54）45（MAX.42）

接続口径
穴径寸法 後方寸法
DdH
L
Rc 3/8 M262826
3/8NPT M262826
Rc 1/2 M30
3226
1/2NPT M30
3226

接続口径
穴径寸法 後方寸法
DdH
L
Rc 3/4 M363828
3/8SW M2022（34）
3/8VCR M28
32（38）
1/2VCR M28
32（38）

注）警報出力コードが A 〜 D の場合、パネルは非磁性材を使用ください。

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2497-J00