コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

(e.g. 3.1)

渋谷隆1

37

藤井哲郎
152

渋谷隆2

68

渋谷隆3

コメント
タイプ

コメント※

規格番号: C5954-7

修正案

プロジェクト:

検討結果・対応案※

ed

JIS C 5954-6 制定は、2021B 区分であり、この規格（2021A 区分）よりも 3 か月遅い。

同時に公示を希望しないのであれば削除する。

Z8301 の 12.5.2.1（部編成に関する事項）にあるとおり、末尾に「（予定）」を付して制定予定のものを含めて表記してもよいとなっていますので、このままとします。

ed

チャネル（レーン）当たりは“10 Gbit/s～25Gbit/s”と範囲を記載しているが、インターフェースの伝送速度は“40 Gbit/s 又は 100 Gbit/s”と二者択一の記載となっている。

“10 Gbit/s～25 Gbit/s”を“10 Gbit/s 又は 25Gbit/s”に修正し、記述方法を統一する。

52 行目の記述を “チャネル（レーン）当たり 10 Gbit/s 及び 25 Gbit/s の並列（パラレル）”とします。

3ed

JIS C 5954-3 の箇条 3 に用語及び定義がある。

JIS C 5943-3 の箇条 3（用語及び定義）に修正する。

Z8301 の 16.5.3（前置き文）の定型文どおりですので、このままとします。

104

3.9

ed

3.10”ピークツーピーク“に変更することを検討する。

修正案に同意します。

107“ピーク-ピーク“は JIS では使われていない。”ピークツーピーク“は 12 件の JIS で用いられている。

渋谷隆4111

3.11

ed

4

PMD が偏波モード分散（polarization modedispersion）の略語として記載されているが、141 行では、PMD（physical media dependent）:物理媒体依存副層が規定されている。

111 行の“（PMD： polarization modedispersion）”を削除する。

修正案に同意します。

141渋谷隆5122

4ed“インターフェース”は 57 件の JIS で用いられている。“インタフェース”は 500 件以上の JISで用いられている。JIS C 5954-3 では、“インタフェース”が用いられている。

“インタフェース”に変更する。

修正案に同意します。

4ed

WDM は波長分割多重の略語である。

波長分割多重に変更する。または、略語をWM に変更する。

WDM が一般的かと考えますので，用語（略語）をそのままとし，用語を波長分割多重に変更します。

3 つの内、どの標準大気条件を適用するかを記載する。

“ここで規定する標準環境条
件という用語は，JIS C 600681 の4.3（測定及び試験に用いまえがき206123他

渋谷隆6146

渋谷隆7153

WD を波長分割としている。

5

コメントタイプ: ge = 一般的ed

te = 技術的

JIS C 60068-1:2016 では、4.1 標準大気条件、4.2 判定のための測定及び試験に用いる標準大ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 1 of 2

コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

(e.g. 3.1)

コメント
タイプ

コメント※

規格番号: C5954-7

修正案

2278.2.3.1

ed検討結果・対応案※

気条件及び 4.3 測定及び試験に用いる標準大気条件の 3 つが規定されている。
渋谷隆8

プロジェクト:“ヒット率に関する例を附属書 A に示す。”附属書 A の題名は、“アイマスク許容ヒる標準大気条件）と同義であるが，…”に変更します。
“アイマスク許容ヒット数の例を附属書 A に示す。“に変更する。

修正案に同意します。

ット数の例”である。
山田1229

渋谷隆9609

渋谷隆
10708

ed

「TP1 アイマスク」と記載されています。また、230 行に「図 6 で指定される TP1 における電気入力アイマスク」と記述されています。
ニアンス的には、「図 6 に記載する送信・受信パスのブロック図のるテストポイント TP1 における電気入力アイマスク」ということだと思います。日本語の表現として再考は必要ないのでしょうか？
なお、TP2 に関しては 249 行で説明されています。

TP1 に関しても説明をする。

249 行と呼応する表現に修正
し，「図 6 に記載する送信・受信パスのブロック図に示すテストポイント TP1 における電気入力アイマスク」とします。

ed“図 16 に示されている構成”は受動態であるが、JIS では極力能動態を用いることを推奨している。

“図 16 に示す構成“に変更する。

修正案に同意します。

ed

特に断りがない限り、参考文献の記載順序は、JIS, ISO などの国際規格の順である。

JIS、ISO/IEC/IEEE、ITU-T、その他の順序に並び替える。

修正案に同意します。

230

参考文献

以上

コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 2 of 2コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

(e.g. 3.1)

コメント
タイプ

コメント※

規格番号: C5955-3

プロジェクト:修正案

検討結果・対応案

※

渋谷隆1

25

まえがきedJIS C 5955-2 制定は、2021B 区分であり、この規格（2021A 区分）よりも 3 か月遅い。

同時に公示を希望しないのであれば削除する。

Z8301 の 12.5.2.1（部編成に関する事項）にあるとおり、末尾に「（予定）」を付して制定予定のものを含めて表記してもよいとなっていますので、修正不要と考えます。

渋谷隆2763

ed

JIS C 5954-3 の箇条 3 に用語及び定義がある。

JIS C 5943-3 の箇条 3（用語及び定義）に修正する。

Z8301 の 16.5.3（前置き文）の定型文どおりですので、このままとします。

渋谷隆389表1ed

量記号の添え字は、立体の下付き 1/4 フォントにすべきである。

Tsld を Tsld に変更する。

修正案に同意いたします。

渋谷隆496

表2ge

TDR 法を規定する文書は分かるのか。

TDR 法を規定する論文などがあれば、参考文献に記載する。

参考文献に TDR 法に関する文献を記載します。

渋谷隆598

表2ed

SMSR は量記号である。

SMSR を斜字にする。

修正案に同意いたします。
以上

コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 1 of 1コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

規格番号: C6190

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

(e.g. 3.1)

コメント
タイプコメント※

プロジェクト:

修正案

検討結果・対応案

※

渋谷隆1

48

1

ed

“400 nm～1 800 nm の範囲の”。“の範囲”が冗長である。

“400 nm～1 800 nm の”に修正する。

ご指摘の通り修正いたします。

渋谷隆2

51

1

ed

“ブロードな”は分かりにくい。

例えば“非常に広い“に変更する。

SLD, LED, ASE も例示対象であることを考慮して、他又は“白色光源のように光出力パワーの波長依存性が小さい”などとする。

渋谷隆3

52

1392

B.2

渋谷隆4

531

渋谷隆5

52に修正いたします。附属書B も同様に修正します。

ed

ASE は自然放出光増幅である。

“自然放出光増幅（ASE）光源“に変更する。

ご指摘の通り修正いたします。

ed

スーパーコンティニウム（SC）である。

“スーパーコンティニウム（SC）光源”に変更する。

ご指摘の通り修正いたします。

3.2 に略語を追加する。

箇条 3 のタイトルを「用393 行では、スーパーコンティニウム（SC）光源としている。
1

”幅広い”

ed

LED など略語が多く使われている。

53

語，定義及び略語」に変更

他

リード文の書き出しを、「この規格で用いる主な用語，定義及び略語は…」に
修正
箇条 3.1「用語及び定義」を新設
各用語の定義の箇条を一段下げる（例 3.2, 3.5→3.1.2,3.1.5）“3.2 略語”を設け、コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 1 of 5コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

規格番号: C6190

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

コメント※

コメント
タイプ(e.g. 3.1)

プロジェクト:

修正案

検討結果・対応案※

SLD スーパールミネッセン
トダイオード (Superluminescent diode), LED 発
光ダイオード (Lightemitting diode), ASE 自然放出光増幅 (Amplifiedspontaneous emission), SC
スーパーコンティニウム(Super continuum), DFBLD 分布帰還形半導体レーザ (Distributed feedback
laser diode), DBR-LD 分布
反射形半導体レーザ(Distributed Bragg reflectorlaser diode), FP-LD ファブ
リペロー形半導体レーザ(Fabry-Perot laser diode),
VCSEL 面発光レーザ(Vertical cavity surfaceemitting laser)の定義を追加いたします。
87

渋谷隆63.3ed

重心波長は、単一縦モードレーザには適用しない。

注釈 重心波長は、単一縦モードレーザには適用しない。
又はご指摘の件は、6.3 b)の注
記に記載しておりますので、ここでは追記はしない方針としたいと存じます。

注釈 単一縦モードレーザでは重心波長はピーク波長と一致する。
を追加する。
89

渋谷隆73.3

tePlin の定義がない。

Plin の定義を追加する。

ここで、の表に、Plin(λ)：波長λにおける出力光パワー (W)を追加いたします。

コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 2 of 5コメントテンプレート
委員名※

行番号
(e.g. 17)箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

(e.g. 3.1)

コメント
タイプ

コメント※

規格番号: C6190

プロジェクト:

修正案

検討結果・対応案※

渋谷隆896

3.5

ed

RMS の full term がない。

（root mean square）を追加する。

ご指摘の通り、（root meansquare）を追記いたします。また、“3.2 略語”にも、RMS 二乗平均平方根(Root mean square)を追加します。

渋谷隆9122

4.2

geJIS C 6803（最新版は 2022-03-22 公示）は、光ファイバ通信システムのレーザ安全を規定しており、単体の光源には適用できない。

JIS C 6803 を削除する。

ご指摘の通り、削除いたします。

渋谷隆
10128

光ファイバコネクタ、コネクタ、光コネクタが混在している。

初出の光ファイバコネクタ（49 行）を

渋谷
隆
11128

4.4

ed

JIS C 5962 では、初出で、光ファイバコネクタ（以下，光コネクタという。）とし、それ以降は、光コネクタとしている。
4.4ed“光伝送用の光源の場合”とは、試験用光源ではな
く、光通信システム装置に実装される光源を想定しているのであれば、適用範囲外ではないか。

引用規格から削除する。

光ファイバコネクタ（以下，光コネクタという。）とし、それ以降は、光コネクタとする。

“光伝送用光部品を測定するための光源の場合”に変更する。

ご指摘の通り修正いたします。

1.適用範囲で「発光波長が400 nm～1 800 nm」と様々な波長の光源を対象としているのに対し、JISC6830～6835 のファイバを用いる対象を限定する主旨でした。その点を明確にし、“光伝送用の波長の光源の場合”と修正したく存じます。

130渋谷隆
124.4

ed“シングルモード光ファイバ又はマルチモードフ
ァイバ”“シングルモード光ファイバ又はマルチモード光ファイバ”に変更する。

表現が統一されていない。
JIS C 6832 及び JIS C 6835 に合わせる。

コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的ご指摘の通り修正いたします。続く文のマルチモードファイバも”マルチモード光ファイバ”に変更します。

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 3 of 5

コメントテンプレート
委員名※

行番号(e.g. 17)

箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

タイプ

(e.g. 3.1)

135

渋谷隆
13

5.1

コメント※

コメント

ed

規格番号: C6190

プロジェクト:

修正案

検討結果・対応案※“評価する”とは何か。測定及び判定基準に従い合否判定することで良いか。

誤解がない表現に変更する。

単に「測定」または「算出」に相当するものになります。試験方法規格であり、製品規格ではないので、判定基準は示しておらず、「合否判定」の意図は含みません。
一律な「測定」または「算出」への置き換えは文意が変わってしまう箇所もございますので、「評価」のままとさせていただきたく存じます。

264

渋谷隆
14

7.2.2

te

Pj の定義がない。

Pｊの定義又は説明を追記する。

lj の定義がない。

lj の定義又は説明を追記する。

7.2.2 の「ここで」の後に、Pj：一定の時間間隔で出力光パワーを m 回測定した際の j 番目の測定値 (W)を、7.2.3 の「ここで」の後に、λj：一定の時間間隔で波長を m 回測定した際の j 番目の測定値 (nm)を、追記します。
266

渋谷隆
15

7.2.3

te

lj の定義がない。

lj の定義又は説明を追記する。

7.2.3 の「ここで」の後に、

λj：一定の時間間隔で波長を m 回測定した際の j 番目の測定値 (nm)コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 4 of 5コメントテンプレート
委員名※

行番号(e.g. 17)

箇条/ 細分箇条※

日付: 2022-03

段落/ 図/ 表/(e.g. 表 1)

コメント
タイプ

(e.g. 3.1)

コメント※

規格番号: C6190

プロジェクト:

修正案

検討結果・対応案※を、追記します (上記コメントと重複？) 。

また同様に、7.2.4 の「ここで」の後に、Δλj：一定の時間間隔でスペクトル幅を m 回測定した際の j 番目の測定値 (nm)を、追記します。
266

渋谷隆
16

7.2.3

te

マルチ縦モードレーザの場合だけを想定しているように見える。

単一縦モードレーザの場合の説明を追加する。

単一縦モードレーザの場合はピーク波長と同一である。

波長の試験に関する初出の箇条 6.3 の注記において、”
一般に，単一縦モード光源（DFB-LD，DBR-LD，ファイバレーザなど）はピーク波長で，マルチ縦モード光源（FP-LD，VCSEL など）は重心波長で仕様を規定することが多い。”と記載しておりますので、ここで繰り返すことは避けたいと存じます。
以上

コメントタイプ: ge = 一般的

te = 技術的

ed = 編集上※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。
page 5 of 5