广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG

DETECTION

CENTEROF

MICROBIOLOGY分 析 检 测 报 告
REPORT报 告 编 号Report №.

样 品 名 称
Name of Sample

委 托 单 位Applicant检 测 类 型
Test TypeFORANALYSIS

2021FM04506R01D

牙刷消毒盒
Toothbrush sterilization box
深圳市敏特电子有限公司
Shenzhen MINTER Electronic Co., Ltd.
委托检测Entrustment Test$检测章$单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address:

Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码： 510070
Postcode:电话号码： (020)87137666
Tel：传真号码： (020)87137668
Fax：网

址： www.gddcm.com

Website：$QRCODE$第 1 页 共 4 页广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY分 析 检 测 报 告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2021FM04506R01D 校验码（Verification Code）：38625170
样品名称
Name of Sample

委托单位Applicant样品来源
Sample Source

牙刷消毒盒Toothbrush sterilization box

深圳市敏特电子有限公司
Shenzhen MINTER ElectronicCo., Ltd.

委托方送检
Submitted for Testing by theApplicant

样品规格和批号Spec and Lot № ofSample

检测依据和方法
Test Standard andMethod

检测项目
Item Tested检测结论

Test Type地

深圳市宝安区西乡街道劳动社区
名优采购中心 B 座 3 区 6 层 602
室Room 602, Area 3, Building B,Huayuan Innovation Park, No. 168,Baoyuan Road, Bao’an District
Shenzhen, China址

Address

1台One Sample Submitted

样品数量Sample Quantity样品状态和特性MT018

接样日期Sample Received
Date委托检测
Entrustment Test

检测类型

2021-03-11

机器Machine

State andCharacteristic

检测完成日期

2021-03-23

Completion Date

《消毒技术规范》卫生部 2002 年版-2.1.5.4
Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R.China)- 2.1.5.4
灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验
Validation of disinfection efficacy of sterilization and disinfection instruments

该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。
The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report.

Test Conclusion

签发日期：2021-03-29
Issue Date$检测章$（机构盖章 Official Seal）
备注Remarks

制 表：Editor

生产厂家：深圳市敏特电子有限公司。（由委托方提供）
Manufacturer: Shenzhen MINTER Electronic Co., Ltd. (provided by the applicant)审 核:Verifier

批 准:Approver

第 2 页 共 4 页广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY分 析 检 测 结 果
ANALYSIS AND TEST RESULT报告编号（Report №.）：2021FM04506R01D1.样品前处理：以玻璃为菌片载体，测试时染菌载体置于距离灯珠正中心 1cm 处，作用 5min。
Sample pretreatment: The glass was used as the carrier of the microbial sheet. During the test, the microbial sheet
was placed 1cm directly center the lamp beads. Treatment time was 5 minutes.
2.试验结果 Test Result:
试验菌株
Test Organisms

大肠杆菌（Escherichia coli）
8099

试验组别
Testgroups对照组平均菌落数
Average numberof positive controls（cfu/PCS）

试验组平均菌落数
Average numberof testing groups（cfu/ PCS）

杀灭率Killing rate
（%）

杀灭对数值
Sterilization
logarithm

1

7.7×105

1.4×102

99.98

3.74

2

7.5×105

1.3×102

99.98

3.77

3

7.8×105

1.6×102

99.98

3.69

样品图片 Sample picture:（以下空白 blank below）

第 3 页 共 4 页报告编号（Report №.）：2021FM04506R01D

注意事项
Notice Items
1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

The Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. 检测报告涂改增删无效。

The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面同意，不得部分复制（全部复制除外）本检测报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，本报告检验结果仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s)submitted.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report isreceived, exceeding which the dispute will not be accepted。
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。

For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test reportis provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.

第 4 页 共 4 页