研究用試薬Rat

YK140

取扱

GLP-2
説明EIA
書

FOR RESEARCH LABORATORY USE ONLY
株式会社

矢内原研究所〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉 2480-1
FAX: 0544-22-2770 TEL: 0544-22-2771
Website: www.yanaihara.co.jp E-mail: ask@yanaihara.co.jp

目次Ⅰ．はじめに2Ⅱ． 特

3

徴Ⅲ．キットの構成

4

Ⅳ．操作法

5～6

Ⅴ．操作上の注意

7

Ⅵ．基本性能8Ⅶ．貯蔵法および有効期間

9

Ⅷ．文献

91

YK140: Rat GLP-2 EIA キット
Ⅰ. はじめに
cDNA の構造より明らかにされたグルカゴン前駆体のペプチド配置は、グリセンチン関連膵ペプチド（GRPP）に続き、グルカゴン、グルカゴン様ペプチド（GLP）-1、そして GLP-2 配列から構成されています。このグルカゴン前駆体のプロセッシングにより膵では GRPP とグルカゴンが、また腸管においては、主としてグリセンチン、オキシントモジュリン、GLP-1 および GLP-2 がそれぞれ生成されます。GLP-2 につきましては、腸管における細胞増殖活性が近年報告され、注目されています。

YK140

ラット GLP-2 EIA キット▼▼▼▼▼

0.137～100 ng/mL の範囲で測定できます。
測定は 1 晩(16-18 時間)＋1.5 時間で終了します。
40 検体を duplicate でアッセイできます。
血清、血漿サンプルの測定ができます。
プレートは 1 列（8 ウエル）を取り外しできます
のでキットの分割使用が可能です。
▼ 同時再現性
ラット血清 CV(%) 3.5～8.9
ラット血漿 CV(%) 3.1～7.2
日差再現性
ラット血清 CV(%) 7.6～13.0
ラット血漿 CV(%) 6.7～11.5▼ 保存と安定性
2～8℃で保存してください。
製造日より 1９ヶ月は安定です。

2内容1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

抗体固定化プレート
標準品
標識抗原
特異抗体
SA-HRP 溶液
基質溶解液
OPD 錠
酵素反応停止液
緩衝液
濃縮洗浄液
プレート密閉用シール

Ⅱ. 特徴本キットは、ラットの血清及び血漿中に含まれる GLP-2 (1-33) および GLP-2(3-33) の両方を定量的に測定します。本キットによるラット GLP-2 の測定は簡便でしかも特異性、定量性に優れ、共存する他の生理活性物質や体液成分の影響を受けにくいなどの多くの利点を備えています。なお、添付の標準ラット
GLP-2 は高純度の合成品であり、表示の重量は絶対量を示しています。
＜特異性＞
本キットは、ラット GLP-2 に特異的であり、300 pmol/mL の範囲内でラットグルカゴンおよびラット GLP-1 との交差反応性を認めません。
＜測定原理＞本アッセイ系は特異性の高いウサギ抗ラット GLP-2 抗体を用い、競合反応を応用したものであり、ビオチンとアビジンの高い親和性を応用した発色を組み合わせた測定法であります。96 ウエルプレートの各ウエルにはヤギ抗ウサギ
IgG 抗体が固定化されおり、この各ウエルに標準ラット GLP-2（または検体）、ビオチン化ラット GLP-2 及び上記ポリクローナル抗体を順次加えて競合反応させます。これに HRP 結合ストレプトアビジンを加え、ウエル上に HRP 結合ス
トレプトアビジン-ビオチン化抗原-抗体複合体を形成させます。最後にこの複合体中の酵素（HRP）活性を測定することにより、検体中のラット GLP-2 濃度を求めることができます。測定範囲は、0.137～100 ng/mL であります。

3

Ⅲ. キットの構成
試薬・器具
1. Antibody coated plate(抗体固定化プレート)

形状

規格
96 ウエルプレート
1 枚

2. Rat GLP-2 standard(標準品)

凍結乾燥品

50 ng

3. Labeled antigen(標識抗原)

凍結乾燥品

4. Rat GLP-2 antibody(特異抗体)

液状

5. SA-HRP solution(SA-HRP 溶液)

内容物
抗ウサギ IgG を固定化したプレート

1本

合成ラット GLP-2

1本ビオチン化ラット GLP-26 mL

1本

ウサギ抗ラット GLP-2抗体

液状12 mL

1本

HRP 結合ストレプトアビ
ジンおよび非特異反応除去剤を含むトリス HCl
緩衝液

6. Substrate buffer(基質溶解液)液状

26 mL

1本0.015%過酸化水素を含む
0.1 M リン酸-クエン酸
緩衝液 ( pH 5.0 )7. OPD tablet(OPD 錠)

錠剤

2 錠

o-フェニレンジアミン錠

8. Stopping solution(酵素反応停止液)

液状

12 mL

1本

1M H2SO4

9. Buffer solution
(緩衝液)

液状

25 mL

1本

非特異反応除去剤を含むト
リス HCl 緩衝液

10. Washing solution(Concentrated)(濃縮洗浄液)液状50 mL

1本

1% Tween 20 を含む
濃縮生理食塩水

11. Adhesive foil
(プレート密閉用シール)

3 枚4

Ⅳ. 操作法
測定を始める前に必ずお読みください。
(注意：キットに含まれるすべての試薬は室温にもどしてから測定を始めてください。)＜使用器具および装置＞
1) マイクロプレートの吸光度計(プレートリーダー)、波長 490 nm で吸光度2.5 まで測定できる装置。
2) マイクロプレート用振とう機。
3) マイクロプレート用洗浄器、用手法の場合は連続分注器、ニードルディスペンサー、アスピレーターまたは真空ポンプ。
4) マイクロピペットおよびチップ（25、50、100、200 および 1,000 μL)。
8 連または 12 連のマルチチャンネルピペットを使用する。
5) 標準液の調製に使用するガラス製の試験管。
6) メスシリンダー(1,000 mL)。
7) 蒸留水または脱イオン水。
＜試薬の調製＞
1) 標準液の調製法：標準品の容器に緩衝液 0.5 mL を加え内容物を溶解
100 ng/mL の標準液を作製する。この標準液 0.1 mL をとり、これを緩衝液 0.2 mL で希釈し 33.33 ng/mL の標準液を調製する。以下同様の希釈操作をくり返し、100、33.33、11.11、3.704、1.235、0.412、0.137 ng/mLの各標準液を調製する。0 ng/mL の標準液は緩衝液をそのまま使用する。
2) 標識抗原溶液の調製法：標識抗原の容器に緩衝液 9 mL を加え、内容物を溶解させ使用する。
3) 発色剤溶液の調製法：使用時に基質溶解液 12 mL に OPD 錠 1 錠を加え、溶解し使用する。
4) 洗浄液の調製法：濃縮洗浄液 50 mL (全量)を蒸留水 950 mL にて希釈し使用する。
5) その他の試薬はそのまま測定操作にしたがって使用する。

5

＜測定操作＞
キットの内容物を室温にもどす。
標準液、標識抗原溶液および洗浄液を上記の試薬調製法にしたがって調製する。
2） 各ウエルに標識抗原溶液 75μL を入れ、ついで標準液または検体 25 μ
L を加え、さらに特異抗体 50μL を加える。
3） 測定プレートをシールし、4℃で 1 晩（16～18 時間）静置する。
4) 各ウエル中の液を除き、350μL の洗浄液を満たした後アスピレーターにより吸引するか、あるいは液を捨てて、紙タオルなどに軽くたたきつけるようにして完全に液を除く。この洗浄操作を 3 回行う。
5) 各ウエルに SA-HRP 溶液 100μL を入れる。
6) 測定プレートをシールし、室温(20～30℃)で 1 時間振とうする。
7) 6）の反応終了直前に OPD 錠剤を基質溶解液で溶解し、発色剤溶液を調製する。
8） 各ウエル中の液を除き、4)と同様の洗浄操作を 5 回行う。
9) 各ウエルに発色剤溶液 100μL を入れ、室温(20～30℃)で 30 分間反応する。
10) 各ウエルに酵素反応停止液 100μL を入れる。
11) マイクロプレート用吸光度計に 490 nm の吸光度を測定する。市販のソフトウェアを用いて、4（or 5）－Parameter、もしくは Log-Logitの回帰式を使用し、ラット GLP-2 標準液の各濃度（7 ポイント）の測定値から標準曲線を作成し、検体の測定値を標準曲線に当てはめ、検体の濃度を求める。片対数方眼紙を用いる場合は、横軸（Log 側）に標準液の濃度を、縦軸(linear 側)に標準液各濃度の吸光度をプロットし、標準曲線を作成し、検体の吸光度を標準曲線に当てはめ、ラット GLP-2 の濃度を読み取る。
1)6

Ⅴ. 操作上の注意
1） 血液検体はただちに測定してください。採血後ただちに測定できない場
合は血漿または血清分離後、ポリプロピレンチューブ等に小分けして-30℃以下で凍結保存してください。なお、検体の凍結融解のくり返しはできる限り避けてください。
2） 試薬は用時調製を原則としてください。特に、標準品および標識抗原は調製後、直ちに使用してください。なお、キットを分割使用する場合。
調製後の標準品および標識抗原は適宜小分けして、-30℃以下で凍結保存してください。
3) 濃縮洗浄液は保存中に沈殿を生じることがありますが、この沈殿は希釈調製時に溶解します。
4) 各ウエルへの分注操作は測定精度に影響を与えますので正確に行ってください。また各検体ごとに新しいチップを用い、検体相互間の汚染がないように注意してください。標準液を希釈するときは、希釈段階ごとにかならず新しいチップを使ってください。
5) 100 ng/mL を超える高値検体の場合は、検体を本キット添付の緩衝液にて希釈して測定してください。
6) 室温で反応中は必ずマイクロプレート用振とう機を用い振とうしてください。なお振とうはプレートシールに反応液がはねないようゆっくりと行ってください。
7) 測定はすべて２重測定で行ってください。
8) 発色反応停止後は、すみやかに吸光度の測定を行ってください。
9) 酵素基質の発色レベルは反応温度、時間、測定プレートの振とうの程度などでわずかですが影響を受けることがありますので、検量線は必ず測定ごとに作成してください。
10) 各試薬の保存もしくは使用中には、これらに強い光が当たらないように注意してください。
11) 本法による測定には、異なるロットのキットを組み合わせて使用しないでください。

7

Ⅵ. 基本性能＜標準曲線の一例＞

1.5O.D.(490 nm)

1.2

0.9

0.6

0.3

0.00.1110100Rat GLP-2 (ng/mL)＜添加回収試験＞
ラット血清

Added rat GLP-2
ng/mL
01
520Observed
ng/mL
2.55
3.59
8.11
27.38

Expectedng/mL

Recovery%

3.29
7.29
22.29

109.0
111.2
122.8

Observed
ng/mL
2.93.898.2826.85

Expectedng/mL

Recovery%

3.61
7.61
22.61

107.8
108.7
118.7

ラット血漿Added rat GLP-2ng/mL01520＜再現性試験＞
同時再現性

日差再現性

ラット血清 CV(%) 3.5～8.9

ラット血清 CV(%) 7.6～13.0

ラット血漿 CV(%) 3.1～7.2

ラット血漿 CV(%) 6.7～11.5

8

Ⅶ．貯蔵法および有効期間＜貯法＞
遮光し、2～8℃にて保存してください。
＜有効期間＞
製造日より 19 ヶ月＜包装＞
１キット 96 テスト分（標準曲線作成用を含む）
Ⅷ． 文1)

献
Philippe J.: Structure and pancreatic expression of the insulin and glucagon genes.
Endocr Rev 12 : 252-271, 19912)

Mojsov S. et al: Preproglucagon gene expression in pancreas and intestine diversifies thelevel of post-transcriptional processing. J Biol Chem 261 : 11880-11889, 19863)

Drucker D. J. et al: Induction of intestinal epithelial proliferation by glucagon-like
peptide 2. Proc Natl Acad Sci USA 93: 7911-7916, 1996

＜お問合せ先＞
株式会社 矢内原研究所〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉 2480-1
FAX:0544-22-2770 TEL:0544-22-2771
www.yanaihara.co.jp ask@yanaihara.co.jp
2020 年 2 月 14 日改訂

9