User’s
ManualModels M
 V2008/MV2010/MV2020/MV2030/MV2040/MV2048

MV2000ファーストステップガイド* M V 2

0

0

0

0

2

0

1

*

IM MV2000-02
初版ユーザー登録のお願い
今後の新製品情報を確実にお届けさせていただくために、お客様にユーザー登録をお願いしています。登録は、下記ホームページからできます。
「製品登録」ボタンをクリックしてください。
http://www.yokogawa.co.jp/ns/reg/

計測相談のご案内
当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、レコーダ・データロガー製品に関する、仕様、機種のご選定、応用上の問題などのご相談を下記CSセンターで承っています。
価格、納期などの販売についての内容は、最寄りの営業・代理店へお問い合わせく
ださい。
●お問い合わせ：横河電機株式会社
フリーダイヤル

NetSoL CSセンター

0120-569116

daq_cs@csv.yokogawa.co.jp

ファクシミリまたは

FAX 0422-52-7183

フリーダイヤル受付時間 9：00〜18：00 (12:00〜13:00を除く)
月〜金曜日(祝・祭日、弊社指定休日を除く)

PRS105-02

目次
はじめに...........................................................................................................................................................................................................................5
本機器を安全にご使用いただくために..........................................................................................................................................................6
本体の取り扱い上の注意........................................................................................................................................................................................8
CF カードの取り扱い上のご注意.......................................................................................................................................................................8
環境保護...........................................................................................................................................................................................................................9
梱包内容の確認.......................................................................................................................................................... 12
このマニュアルの利用方法....................................................................................................................................... 14
このマニュアルで使用している記号............................................................................................................................................................ 14
電子マニュアルの開き方..................................................................................................................................................................................... 14
各部の名称................................................................................................................................................................. 15
正面................................................................................................................................................................................................................................... 15
リアパネル................................................................................................................................................................................................................... 15
基本操作..................................................................................................................................................................... 16
操作キー........................................................................................................................................................................................................................ 16
画面................................................................................................................................................................................................................................... 16
数値、文字を入力する.......................................................................................................................................................................................... 17
MV2000 の使用手順.................................................................................................................................................. 19
設置............................................................................................................................................................................ 20
設置場所........................................................................................................................................................................................................................ 20
設置方法........................................................................................................................................................................................................................ 21
入力ケーブルの接続.................................................................................................................................................. 22
測定入力端子への配線.......................................................................................................................................................................................... 22
配線時の注意.............................................................................................................................................................................................................. 22
配線方法........................................................................................................................................................................................................................ 23
電源ケーブルの接続.................................................................................................................................................. 26
電源コードによる接続方法 ( 電源電圧の基本仕様コードが -1 の場合 ).................................................................................. 26
電源端子への接続方法 ( 電源電圧の基本仕様コードが -2 の場合 )............................................................................................ 27
電源供給方法に AC アダプタを使用するとき......................................................................................................................... 27
電源供給方法に直流電源を使用するとき.................................................................................................................................. 28
電源のオン / オフ..................................................................................................................................................................................................... 29
クイック設定............................................................................................................................................................. 30
手順................................................................................................................................................................................................................................... 30
測定............................................................................................................................................................................ 32
CF カードをセットする........................................................................................................................................................................................ 32
メモリサンプルをスタートする...................................................................................................................................................................... 33
メモリサンプルをストップする...................................................................................................................................................................... 33
CF カードを取り出す............................................................................................................................................................................................. 34
DAQSTANDARD でデータを見る.................................................................................................................................................................... 34
設定値一覧................................................................................................................................................................. 36
設定モードの設定項目と初期値...................................................................................................................................................................... 38
基本設定モードの設定項目と初期値............................................................................................................................................................ 49

IM MV2000-02

目次
収録��������
の電子マニュアル )�
MV1000/MV2000 ユーザーズマニュアル ( 付属 CD に����������
第 1 章 機能概要
第 2 章 設置、接続
第 3 章 測定チャネルとアラーム
第 4 章 測定と記録
第 5 章 画面操作
第 6 章 表示内容変更操作
第 7 章 イベントアクション
第 8 章 セキュリティ機能
第 9 章 環境設定
第 10 章 演算 / レポート機能 ( 付加仕様、/M1、/PM1)
第 11 章 拡張チャネル ( 付加仕様、/MC1)
第 12 章 トラブルシューティング、保守
第 13 章 仕様
収録��������
の電子マニュアル )�
MV1000/MV2000 通信インタフェースユーザーズマニュアル ( 付属 CD に����������
第 1 章 通信機能概要
第 2 章 イーサネットインタフェースを使う
第 3 章 シリアル通信インタフェースを使う
第 4 章 コマンド
第 5 章 レスポンス
第 6 章 ステータスレポート
第 7 章 仕様

IM MV2000-02

はじめに

このたびは、MV2000( 以下、MV と呼びます ) をお買い上げいただきましてありがとうございます。このマニュアルでは、製品がお手元に届いてから、測定をすばやく開始できる最小限の手順について説明しています。また、MV2000 の設定値一覧が記載されていますので、大切に保管してください。なお、MV2000 のマニュアルとして、次の 5 つがあります。
紙マニュアルマニュアル名MV2000.
ファーストステップガイド
製品の汚染防止管理について

マニュアル No.
IM MV2000-02

内容
本書です。CD にも収納されています。

IM MV1000-91C

汚染防止管理について説明しています。

付属 CD に収納した電子マニュアル
マニュアル名MV2000.
ファーストステップガイド
MV1000/MV2000.
ユーザーズマニュアル
MV1000/MV2000.
通信インタフェース.
ユーザーズマニュアルDAQSTANDARD.
ユーザーズマニュアル

ご注意

商標

履歴

マニュアル No.
IM MV2000-02

内容
紙マニュアルと同じものです。

IM MV1000-01

便利な機能の使い方について説明しています。通信機能は除きます。
イーサネットとシリアルインタフェース
による通信機能の使い方について説明しています。
添付のソフトウェア「DAQSTANDARD」の使い方について説明しています。

IM MV1000-17

IM 04L41B01-61● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
● 本製品の TCP/IP ソフトウエアおよび、TCP/IP ソフトウエアに関するドキュメントは、
カリフォルニア大学からライセンスを受けた BSD Networking Software, Release 1 をもとに当社で開発 / 作成したものです。

● MVAdvanced は、当社の商標です。
● Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商標または商標です。
● 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。
● 本書では各社の登録商標または商標に、™ および ® マークを表示していません。

2007 年 12 月 初版発行

1st Edition: December 2007 (YK)All Rights Reserved, Copyright © 2007, Yokogawa Electric Corporation
IM MV2000-02本機器を安全にご使用いただくために・ 本機器は IEC 規格安全階級 I( 保護接地端子付き )、設置カテゴリ II、および EN61326-1(EMC 規格 )、測定カテゴリ II(CAT II)* の製品です。
*測定カテゴリ II(CAT II).
低電圧施設に接続された回路を計測するもので、配電盤などの固定設備から供給される電気機器に適用

・ 本機器は、EN61326-1(EMC 規格 )、クラス A( 商工業地域使用 ) の製品です。
・ 本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたってはここに記載されている安全のための注意事項を必ずお守りください。このマニュアルに記載されていない方法で使用すると、本機器によって提供されている保護が損なわれることがあります。なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害については、当社は責任と保証を負いかねます。
・ 本機器は、屋内専用の機器です。
■ 本書に対する注意
・ 本書は、最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。また、本書は大切に保管していただきますようお願いいたします。
・ 本製品の操作は、本書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・ 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。
■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意
当該製品および本書には、安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。
"取扱注意" (人体および機器を保護するために、マニュアルを参照する必要がある場所に付いています。)
保護接地端子
機能接地端子(保護接地端子として使用しないでください。)

		

交流
直流
ON(電源)
OFF(電源)・ 当該製品および当該製品を組み込むシステムの保護・安全のため、当該製品を取り扱う際は、本書の安全に関する指示事項その他の注意事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合には、当該製品の保護機能が損なわれるなど、その機能が十分に発揮されない場合があり、この場合、当社は一切、製品の品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。
・ 当該製品および当該製品で制御するシステムでの落雷防止装置や機器などの、当該製品や制御システムに対する保護・安全回路の設置、または当該製品や制御システムを使用するプロセス、ラインのフール
プルーフ設計やフェールセーフ設計その他の保護・安全回路の設計および設置の場合は、お客様の判断で、適切に実施され、また当該製品以外の機器で実現するなど別途検討いただき、また用意するようお願いいたします。
・ 当該製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
・ 当該製品は原子力および放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、舶用機器、航空施設、医療機器などの人身に直接かかわるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、当該製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。
・ 当該製品を改造することは固くお断りいたします。



IM MV2000-02

警

告

● 電源
機器の電源電圧が供給電源の電圧に合っているか必ず確認したうえで、本機器の電源を入れてください。
● 電源コードとプラグ
感電や火災防止のため、電源コードは、当社から供給されたものをご使用ください。主電源プラグは、
保護接地端子を備えた電源コンセントにだけ接続してください。保護接地線を備えていない延長用コードを使用すると、保護動作が無効になります。
● 保護接地
感電防止のため、本機器の電源を入れる前には、必ず保護接地を行ってください。
電源電圧仕様コードが「-1」のモデルに付属の電源コードは接地線のある 3 極電源コードです。したがって、保護接地端子のある 3 極電源コンセントを使用してください。
● 保護接地の必要性
本機器の内部または外部の保護接地線を切断したり、保護接地端子の結線を外さないでください。いずれの場合も本機器の保護動作が無効になり、危険な状態になります。
● 保護機能の欠陥
保護接地などの保護機能に欠陥があると思われるときは、本機器を動作させないでください。また本機
器を動作させる前には、保護機能に欠陥がないか確認するようにしてください。
● ガス中での使用
可燃性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では、本機器を動作させないでください。そのような環境下で本機器を使用することは大変危険です。
腐食性ガス (H2S、SOx 等 ) 濃度の高い環境での長時間の使用は故障の原因になります。
● ケースの取り外し
当社のサービスマン以外はケースを外さないでください。本機器内には高電圧の箇所があり、危険です。
● 外部接続保護接地を確実に行ってから、測定対象や外部制御回路への接続を行ってください。
● 保護構造の損傷
本書に記載のない操作を行うと、本機器の保護構造が損なわれることがあります。

注

意

本機器はクラス A の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要です。
■ 本製品の免責
・ 当社は、別途保証条項に定める場合を除き、当該製品に関していかなる保証も行いません。
・ 当該製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の予測できない当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

IM MV2000-02■ ソフトウエアの取扱注意
・ 当社は、別途保証条項に定める場合を除き、当該製品のソフトウエアに関していかなる保証も行いません。
・ 当該製品のソフトウエアは、特定された 1 台のコンピュータでご使用ください。
・ 別のコンピュータに対してご使用になる場合は、別途ご購入ください。
・ 当該製品のソフトウエアを、バックアップの目的以外でコピーすることは、固くお断りいたします。
・ 当該製品のソフトウエアの収められているオリジナルメディアは、大切に保管してください。
・ 当該製品のソフトウエアの逆コンパイル、逆アセンブルなど ( リバースエンジニアリング ) を行うこと
は、固くお断りいたします。
・ 当該製品のソフトウエアは、当社の事前の承認なしに、その全部または一部を譲渡、交換、転貸などによって第三者に使用させることは、固くお断りいたします。

本体の取り扱い上の注意

・ 本機器は、多くのプラスチック部品を使用しています。清掃するときは、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。清掃にベンジンやシンナーなどの有機溶剤、または洗剤を使用しないでください。変色や変形、破損の原因になります。
・ キャリングハンドルは、持ち運ぶとき以外に使用しないでください。
・ 帯電したものを信号端子に近づけないでください。故障の原因になります。
・ 表示部、操作キー部などに揮発性薬品をかけたり、ゴムやビニール製品を長時間接触したまま放置しないでください。故障の原因になります。
・ 使用しないときは、必ず電源スイッチをお切りください。
・ 本体から煙が出ている、異臭がする、異音がするなどの異状が認められたときは、直ちに電源スイッチを OFFにするとともに、電源の供給をやめてください。異状が認められたときは、お買い求め先までご連絡ください。

CF カードの取り扱い上のご注意

・ CF カードは精密製品ですので、取り扱いには十分注意してください。
・ CF カードは、高温または低温環境下では書き込み不良を起こすことがあります。低温 (10℃程度以下 ) で使用される場合は、本機器のウォームアップ (30 分以上 ) が終了してからご使用ください。高温 (40℃程度 ) で使用される場合は、データを保存するときに CF カードをドライブに挿入し、データの保存が終了したあとは取り出しておくことをお勧めします。
・ 電源のオン／オフは CF カードを取り出した状態で行ってください。
・ 人体に静電気を帯びている状態でコンパクトフラッシュ部を触ると、誤動作が生じる場合があります。

注意● アクセスインジケータが点灯しているときは、CF カードを取り出さないでください。データが破壊されることがあります。
● 振動や衝撃のある場所で、CF カードを動作させないでください。CF カードやドライブが故障する恐れがあります。

IM MV2000-02

環境保護

製品の汚染防止管理について「製品の汚染防止管理について」(IM MV1000-91C) をご覧ください。
本製品の廃棄方法について
廃電気電子機器指令 (2002/96/EC) に基づき、本製品の廃棄方法について説明しています。この指令はＥＵ圏内のみで有効です。
・ マーキング
この製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) マーキング要求に準拠します。張り付けされたラベルは、この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。
		・ 製品カテゴリー
WEEE 指令の付属書１に示される製品タイプに準拠して、この製品は " 監視及び制御装置 " の製品として分類されます。
家庭廃棄物では処分しないでください。
不要な製品を処分する際は、お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください。

IM MV2000-02



メモ

10

IM MV2000-02

メモ

IM MV2000-02

11

梱包内容の確認
梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。
MV2000 本体
MV 本体の側面に銘板があります。銘板に記載されている MODEL( 形名 ) と SUFFIX( 仕様コード ) で、ご注文どおりの品であることを確認してください。

主銘板

NO.( 計器番号 )お買い求め先にご連絡いただく際には、この番号もご連絡ください。
形名と仕様コード
形名
MV2008MV2010MV2020MV2030MV2040MV2048
内部
メモリサイズ
外部記憶媒体
表示言語
入力端子形状
電源電圧
電源コード

基本仕様コード

-1
-2
-4
-1
-1
-2
-1
-2
M
W

付加仕様

12

/A1
/A2
/A3
/A4
/C2
/C3
/F1
/M1
/N1
/N2
/N3
/R1
/TPS4
/PM1
/CC1
/MC1

記事
8ch、125ms( 高速モード：25ms)
10ch、1s( 高速モード：125ms)
20ch、1s( 高速モード：125ms)
30ch、1s( 高速モード：125ms)
40ch、1s( 高速モード：125ms)
48ch、1s( 高速モード：125ms)
標準メモリ
拡張メモリ
CF カード ( メディア付属 ) ＋ USB
日本語 ( 日本語版 DAQSTANDARD 付属 )押し締め端子 ( 脱着式 )ねじ端子 (M4)
100VAC、240VAC
12VDC、AC アダプタ付属 *1
AC 電源時：3 ピンインレット、電安法対応 (PSE) 電源コード
DC 電源時：ねじ端子、AC アダプタ用電安法ケーブル
ねじ端子 *2
アラーム出力リレー 2 点 *3
アラーム出力リレー 4 点 *3
アラーム出力リレー 6 点 *3
アラーム出力リレー 12 点 *3*4
RS-232 通信インタフェース *5
RS-422/RS-485 通信インタフェース *5
FAIL/ 状態出力リレー *4
演算機能 ( 含むレポート機能 )Cu10、Cu25 測温抵抗体入力 /3 線式絶縁 RTD
3 線式絶縁 RTD*6
拡張入力 ( プラチネル、 PR40-20、 Pt50 など )リモート制御24VDC 伝送器電源出力 (4 ループ )*7
パルス入力 ( リモート制御、 演算機能を含む )*8
入力値補正機能
拡張チャネル機能 *9
IM MV2000-02

梱包内容の確認*1	電源コードの仕様コードが「W」のとき AC アダプタは付属しません。
*2 電源電圧仕様コードが「-2」のときに選択可。
*3 /A1、/A2、/A3、/A4 は同時に選択不可。
*4 /A4、/F1 は同時に選択不可。
*5 /C2、/C3 は同時に選択不可。

*6 /N2 は MV2008 では選択不可。
*7	/TPS4 を指定した場合、/A4 は選択不可。また、/A3/F1 の組み合わせ同時指定不可。
*8	/PM1 を指定した場合、/A4、/M1、/R1 は選択不可。また、/A2/F1 および /A3/TPS4 の組み合わせ同時指定不可。
*9 /MC1 は MV2008 では選択不可。

付属品
次の付属品が添付されています。品不足や損傷のないことを確認してください。
番号

品名
端子用ねじ

部品番号・形名
E9655FX

数量
5

備考
予備用

底面脚用ゴムA9088ZM

22 個 /1 組

DAQSTANDARD

DXA120

1

CD-ROM。MV 設定・データ表示用ソフ
トウエア。

MV2000 ファーストステップ
ガイド ( 本書 )製品の汚染防止管理について

IM MV2000-02

1

A4 サイズIM MV1000-91C
B8806ZZ

1
1

CF カードB8706NQ

1

電源コード

A1073WD

1

AC アダプタおよびAC アダプタ用電源コード

B8805GV

1

B9988YE

1

User's Manuals for theMV1000/MV2000

M4

CD-ROM。ユーザーズマニュアルの PDF
ファイルを収納。

B

8M

12

128M バイト ( 容量および形名が変更になることがあります )電源電圧仕様コード「-1」の場合だけ付属。最大定格電圧：125V

電源電圧仕様コード「-2」の場合だけ付
属 ( 電源コード仕様コード「W」を除く )。
最大定格電圧：125V

アクセサリ ( 別売 )別売品のアクセサリとして次のものがあります。ご注文されたときは、品不足や損傷がないことを確認してくだ
さい。アクセサリについてのお問い合わせやご注文は、お買い求め先までご連絡ください。
番号1

品名
CF カード2
3

CF カードアダプタ
シャント抵抗( ねじ端子用 )4

シャント抵抗( 押し締め端子用 )5

押し締め端子IM MV2000-02

形名772091772092772093772094772090415920415921415922438920438921438922
A1923JT

販売単位
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

備考
128M バイト
256M バイト
512M バイト
1G バイト–250Ω± 0.1%100Ω± 0.1%
10Ω± 0.1%250Ω± 0.1%100Ω± 0.1%
10Ω± 0.1%
入力端子形状仕様コード「-1」のモデルに使用可能

13

このマニュアルの利用方法
このマニュアルで使用している記号

・ このマニュアルでは、表示言語が日本語 ( 表示言語の基本仕様コード「-1」) の場合について説明しています。
・ 表示言語の設定については、MV1000/MV2000 ユーザーズマニュアル (IM MV1000-01) の「9.4  表示言語を変更する」をご覧ください。
単位K
k‥‥「1024」の意味です。使用例：768K バイト ( ファイル容量 )‥‥「1000」の意味です。

注記
この取扱説明書では、注記を以下のシンボルで区別しています。
本機器で使用しているシンボルマークで、人体および本機器に危険があることを示すとともに、その内容についてユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示します。ユーザ
ーズマニュアルでは、その参照ページに目印として、「警告」「注意」の用語といっしょに使用し
ています。

警

告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その危険注

意取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

Noteを避けるための注意事項が記載されています。

本機器を取り扱ううえで、重要な情報が記載されています。
関連する操作や説明の参照先をこのマークの後に記述しています。

[]

画面に表示される文字列を表示します。

電子マニュアルの開き方

付属の CD にマニュアルの PDF ファイルが収納されています。PC の CD-ROM ドライブに CD をセットすると、起動画面が表示されます。マニュアル名をクリックしてマニュアルを開きます。また、調べたい操作方法やキー
ワードなどを、収録されたすべての取扱説明書の中から検索し表示できる便利な機能がついています。
起動画面が表示されないときは、マイコンピュータ＞ MV_manual をダブルクリックし、Japanese ディレクトリ
内のマニュアルを開いてください。

14

IM MV2000-02

各部の名称正面

カバーを開いた状態
キャリングハンドル
持ち運ぶときに使用します。

LCD画面
トレンド表示などの各種運転画面、設定画面が表示されます。

電源スイッチ
電源インジケータ
電源が投入されているとき
赤色に点灯します。
USBポートRev1.1準拠のポートです。

リアパネル

USBポートRev1.1準拠のポートです。
イーサネットポート
10Base-Tのポートです。

		

CFカードのアクセスインジケータ
CFカードのイジェクトボタン
CFカードを取り出すときに使用します。
CFカードスロットカバー

シリアル通信ポート(付加仕様、/C3)
RS-422/RS-485通信用接続端子です。
機能接地端子
電源インレット
シリアル通信ポート(付加仕様、/C2)
RS-232通信用接続端子です。
電源ねじ端子

付加仕様端子(付加仕様、/A□、/F1、/R1、/TPS4、/PM1)
付加仕様の入出力信号線を接続します。

入力端子(ねじ式または押し締め式)
測定対象からの入力信号線を接続します。

IM MV2000-02

15

基本操作
操作キー
START/STOPキー
メモリスタート/ストップ

LCD画面

操作キー

DISP/ENTERキー
上矢印キー

HISTORYキー
・HISTORY機能時：
ヒストリカル画面に切り換え
・お気に入り機能時：キーに登録した運転画面(最大8画面)を表示
DISP/ENTERキーと4つの矢印キー(上/下/左/右)
運転画面の切り換え/設定項目の選択と確定

左矢印キー
下矢印キー

右矢印キー
ESCキー
操作をキャンセル
USERキー
割り当てた動作を実行
T/DIVキートレンド更新周期の変更/
ヒストリカルトレンドの時間軸
倍率の変更

ソフトキー
画面下部に表示されるメニューの選択

MENUキー
オペレーションモード/
設定モード切り換え
FUNCキー・オペレーションモードでソフトキー
メニューの表示・設定モードで3秒以上押し続けると、設定モードから基本設定モードに切り換え

文字/数値入力キー
文字や数値を入力

用語の定義
用語
メモリサンプル
メモリスタート
メモリストップ
表示データ
イベントデータ

解説
測定データを記録することです。
メモリサンプルをスタートすることです。
メモリサンプルをストップすることです。
MV の画面に表示される波形データです。測定データを表示データのサンプ
リング周期で記録したものです。
表示データとは別に指定したサンプリング周期で記録した測定データです。

画面
状態表示部
表示画面名、日付・時刻、データの記録、
アラームアイコンなどを表示します。

データ表示部
測定データや機能設定画面を表示します。

16

IM MV2000-02

基本操作

数値、文字を入力する

日付 / 時刻の設定や入力レンジの表示スパンの設定、タグ名の設定、メッセージ文字列の設定、パスワードの設定 / 入力などに使用します。
文字/数値入力キー

DISP/ENTERキーと4つの矢印キー (上/下/左/右)			

数値を入力する

数値を入力するウインドウが表示されたら下記のキー操作で入力します。
・ 左右矢印キー：
入力位置を選択します。
・ 文字 / 数値入力キー： 数値を入力します。
次のソフトキーは使用できるとき表示されます。

			・スペースソフトキー： スペースを入力します。

文字列を入力する

文字列を入力するウインドウが表示されたら下記のキー操作で入力します。
・ 左右矢印キー：
入力位置を選択します。
・ 文字 / 数値入力キー： 文字列を入力します。
入力する文字は、文字種類とキーを押す回数により選択します。設定する項目により入力できる文字種類が異なります。

A/a/1/ア ソフトキーの入力状態
Insソフトキーの入力状態

・ スペースソフトキー： スペースを入力します。
・ Del ソフトキー：
カーソル位置の文字を消去します。
・ Bs ソフトキー：
カーソル位置のひとつ前の文字を消去します。
・ Ins ソフトキー：
挿入 / 上書きを選択します。
		Ins ソフトキーを押すたびに挿入 / 上書きが切り替わります。
選択されている状態はソフトキー表示部右側に表示されます。
・ A/a/1/ ア ソフトキー： アルファベット大文字 (A)/ アルファベット小文字 (a)/ 数値(1)/ カタカナ ( ア ) を選択します。
		
A/a/1/ ア ソフトキーを押すたびに入力できる文字種類が変わります。選択されている文字種類はソフトキー表示部右側に表示されます。
・ 変換ソフトキー：
カタカナ入力時にこのソフトキーを押すと、漢字に変換できます。
次のソフトキーは、測定チャネルや演算チャネルなどの単位設定のとき表示されます。
			・ 特殊文字ソフトキー： 特殊文字を入力します。「μ」、「度」、「Ω」を設定できます。
IM MV2000-02

17

基本操作

漢字変換する

文字列を入力するときの漢字変換方法です。

1. 漢字変換したい文字列をカタカナ ( ア ) で入力します。

						

2. 変換ソフトキーを押すと漢字変換候補が表示されます。

						

3. 左右矢印キーで変換文字範囲を選択します。
候補�������
を選択します。
4. 上下矢印キーで漢字変換���������

5. DISP/ENTER キーで確定します。

18

IM MV2000-02

MV2000 の使用手順
現場ですぐに測定を開始できるように、MV を設定します。このとき、下記の順序で操
作します。
設置

MVを設置します。
設置：20ページ配線

背面の端子に入力ケーブルを配線し、電源コードを接続します。
入力ケーブルの接続：22ページ、電源ケーブルの接続：26ページ

電源投入

測定レンジ設定			

クイック設定メニューから、測定レンジ、データ保存を順番に設定します。
クイック設定：30ページ

データ保存設定

CFカードの挿入

測定

データ管理

IM MV2000-02

電源を投入します。
電源ケーブルの接続：29ページ

測定データを保存するためのCFカードを挿入します。
測定：32ページ
START/STOPキーを押して、測定を開始します。
測定：33ページ
測定データを確認して管理します。
付属のソフトウエア「DAQSTANDARD」で、 測定データを表示したり、測定データのデータ形式をエクセル、 ロータス、テキストなどのファイルに変換できます。
「DAQSTANDARDユーザーズマニュアル」(IM 04L41B01-61)

19

設置
設置場所

屋内の次のような場所に設置してください。

・ 温度が 0 〜 40℃の場所

周囲温度が 0 〜 40℃で、20 〜 80%RH(5 〜 40℃ ) の湿度の場所に設置してください。
ただし、結露のない状態で使用してください。

Note

温度、湿度の低い場所から高い場所に移動したり、急激な温度変化があると、結露することがあります。また、熱電対入力のときは、測定誤差を生じます。このようなときは、周囲の環境に 1 時間以上慣らしてから使用してください。

・ 高度が 2,000m 以下の場所
・ 風通しの良い場所

本機器内部の温度上昇を防ぐため、風通しの良い場所に設置してください。本機器の左右側面および上面から 50mm 以上のスペースを確保することを推奨します。

・ 機械的振動の少ない場所

機械的振動の少ない場所を選んで設置してください。機械的振動の多い場所に本機器を設置すると、振動が機構部に悪い影響を与えるばかりでなく、正常な記録ができな
い場合があります。

・ 水平な場所

本機器を設置する際、左右いずれにも傾かず、水平になるようにしてください。ただし、スタンド ( 可動式脚部 ) による傾斜姿勢ではご使用になれます。

次のような場所には設置しないでください。
・ 屋外

・ 可燃性または爆発性のガス、蒸気および粉じんがある場所 ( 危険場所 )・ 直射日光の当たる場所や熱器具の近く

なるべく温度変化が少なく、常温 (23℃ ) に近い場所を選んで設置してください。直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置くと、内器に悪い影響を与えます。

・ 油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどの多い場所

油煙、湯気、湿気、ほこり、腐食性ガスなどは、本機器に悪い影響を与えます。これ
らが多い場所に、本機器を設置することは避けてください。

・ 電磁界発生源の近く

400A/m 以下の磁界の場所に設置してください。磁気を発生する器具や磁石を、本機器に近づけることは避けてください。本機器を強い電磁界発生源の近くで使用すると、電磁界が測定誤差の原因になる場合があります。

・ 画面の見にくい場所

本機器は、表示部に液晶ディスプレイ (LCD) を使用しているため、極端に斜めから見ると表示が見にくくなります。なるべく表示部を正面から見られる所に設置してください。

20

IM MV2000-02

設置

設置方法

水平に設置してください。

			

Note

・ MV を積み重ねて使用することはできません。
・ 底面脚にすべり止め用のゴムを取り付けることができます。付属品のゴムをご使用ください。

• スタンドを立てて使用する
スタンドを使用するときは、ロックするまで外側に押し出してください。格納するときは、スタンドを内側に押しながら元の位置まで戻してください。

				IM MV2000-02

21

入力ケーブルの接続
測定入力端子への配線
警告● 配線時は、感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認して
ください。

注

意

● 本機器に配線された入出力信号線に大きな引っぱり力が働くと、本機器の端子や信号線を破損することがあります。入出力信号線は余裕を持たせて配線し、本機器の端子に直接引っぱり力がかからないように配慮してください。
● 火災防止のため、信号線には温度定格 70℃以上のものを使用してください。
● 各入力端子には、以下の値を超えた電圧を加えないでください。本機器が損傷することがあります。
・ 最大入力電圧：± 60VDC
・ 最大コモンモード電圧：± 60VDC( 測定カテゴリ II 条件下にて )● 本機器は、設置カテゴリ II の製品です。

配線時の注意		��

入力信号線を配線するときには、次のことにご注意ください。
ねじ端子の場合、絶縁スリーブ圧着端子 (4mm ねじ用 ) のご使用を推奨します。

		

絶縁スリーブ圧着端子(4mmねじ用)

押し締め端子の場合、下記の電線を推奨します。
2
2・ 導体断面積 0.08mm 〜 1.5mm (AWG28 〜 16)・ 被覆むき長さ：約 7mm
測定回路にノイズを混入させないように配慮してください。
・ 測定回路は、電源供給線 ( 電源回路 ) や接地回路から離してください。
・ 測定対象はノイズ源でないことが望ましいのですが、やむをえない場合は測定対象と測定回路を絶縁してください。また測定対象は接地してください。
・ 静電誘導によるノイズに対しては、シールド線が有効です。シールドは必要に応じ本機器の接地端子に接続します ( 二点接地にならないようご注意ください )。
・ 電磁誘導によるノイズに対しては、測定回路配線を短い等間隔で撚りあわせて配線す
ると比較的効果があります。
・ 保護接地端子は、必ず低い接地抵抗 (100Ω以下 ) で接地してください。
熱電対入力で本機器の基準接点補償を使用する場合、端子部の温度を安定させるよう配慮してください。
・ 端子カバーは必ず装着してください。
2
・ 放熱効果の大きい太い線は使用しないでください ( 断面積 0.5mm 以下を推奨します )。
・ 外気温の変化が起きないようにしてください。特に近くにあるファンの ON/OFF など
は、大きな温度変化を生じます。

22

IM MV2000-02

入力ケーブルの接続
入力配線を他の機器と並列に接続すると互いに測定値に影響を与えることがあります。
やむをえず並列接続するときは、・ バーンアウト検知機能の設定は OFF にしてください。
・ それぞれの機器は同一点に接地してください。
・ 運転中に一方の機器の電源 ON/OFF は行わないでください。他方の機器に悪影響を及ぼすことがあります。
・ 測温抵抗体は並列接続できません。

配線方法

リアパネルにある測定入力端子ブロックには、専用の端子カバーがねじ止めされ、カバーには、端子配置を示すシールが貼り付けてあります。
、�������������
端子カバーを取り外します。
1. MV の電源を OFF にして��������������

2. 信号線を端子に配線します。
、����������������������������
ねじで固定します。ねじの適正締め付けトルクは������
、�����
0.6N・
3. 端子カバーを取り付け�����������������������������
m です。

Note

押し締め端子の場合、線径が 0.3mm 以下の単線の電線を使用すると、電線が端子に確実に締め付けられないことがあります。押し締め端子に接続する導体部分を二つ折りにするなどして、確実に締め付けられるようにしてください。

入力端子の配置			

入力端子ブロック3

入力端子ブロック1

入力端子ブロック4

入力端子ブロック2

入力端子.
ブロック
1
2
3
4

IM MV2000-02

機種ごとのチャネル割り付け
MV2008MV2010MV20201～4
1 ～ 101 ～ 105～8
11 ～ 20

MV20301 ～ 1011 ～ 20
21 ～ 30

MV20401 ～ 1011 ～ 20
21 ～ 30
31 ～ 40

MV20481 ～ 1213 ～ 24
25 ～ 3637 ～ 4823

入力ケーブルの接続
ねじ端子

押し締め端子CH4 CH2CH3 CH1

MV2008の入力端子ブロック

CH3 CH1＋/A−/B

MV2010、MV2020、
MV2030、MV2040の入力端子ブロック1

MV2048の入力端子ブロック1

/b
＋/A
−/B

/b
CH4 CH2

CH10 CH8 CH6 CH4 CH2
CH9 CH7 CH5 CH3 CH1

CH9 CH7CH5 CH3 CH1CH10 CH8CH6 CH4 CH2

/b
＋/A
−/B

/b
＋/A
−/B

CH12 CH10 CH8 CH6 CH4 CH2CH11 CH9 CH7 CH5 CH3 CH1CH11 CH9 CH7 CH5 CH3 CH1
/b
＋/A
−/B

/b
＋/A
−/B

CH12 CH10 CH8 CH6 CH4 CH2ねじ式の配線
熱電対入力

直流電圧入力およびDI(ON/OFF)入力

補償導線
＋

＋

＋
直流電圧入力−−−測温抵抗体入力

直流電流入力

b
＋

A
B

B

1線当たりのリード線抵抗10Ω以下、
3線とも抵抗値を等しくする。

24

A
b

−

＋
直流電流入力−シャント抵抗例：4〜20mAの入力に対しては,シャント抵抗は250Ω±0.1％のものを使用する。

IM MV2000-02

入力ケーブルの接続

押し締め式の配線
結線する

端子ブロックを外す

推奨むき線長さ
7mm

端子ブロックを接続する

マイナスドライバー

適合電線サイズ0.08〜1.5mm2 (AWG28〜16)端子ブロックの両端を持ち、まっすぐ引きます。

入力信号線
最初にマイナスドライバで前面のねじを緩めます。端子ブロックの左側スリットに
入力信号線を挿入し、前面のねじを締めます。

端子ブロックの両端を持ち、本体側のコネクタに合わせ、押し込みます。

Note

測温抵抗体用入力端子の端子 A と端子 B は、それぞれチャネルごとに絶縁されていますが、端子 b は内部で全チャネル短絡されています。ただし、付加仕様 /N1(Cu10、Cu25 測温抵抗体入力 /3 線式絶縁 RTD) および付加仕様 /N2(3 線式絶縁 RTD) の場合は、端子 b もチャネルごとに絶縁されています。

IM MV2000-02

25

電源ケーブルの接続
電源コードによる接続方法 ( 電源電圧の基本仕様コードが -1 の場合 )電源接続時の注意

電源を接続するときには、次の警告をお守りください。これらを守らないと、感電の危
険や機器を損傷する恐れがあります。

fi

警

告

● 供給電源の電圧が、本機器の定格電源電圧に合っていて、付属の電源コードの最大定格電圧の範囲内であることを確認したうえで、電源コードを接続してください。
● 本機器の電源スイッチが OFF になっていることを確認してから、電源コードを接続してください。
● 感電や火災防止のため、電源コードは、必ず当社からご購入の本機器用のものをご使用ください。
● 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コードは、保護接地端子のある 3 極電源コンセントに接続してください。
● 保護接地線のない延長用コードは使用しないでください。保護動作が無効になります。
下記の本機器の電源条件を満たす電源をご使用ください。
項目
定格電源電圧使用電源電圧範囲
定格電源周波数
電源周波数許容範囲
最大消費電力仕様
100 〜 240VAC
90 〜 132、180 〜 264VAC
50/60Hz50/60Hz ± 2%
65VA(100V)、90VA(240V)

Note

本機器で 132 〜 180VAC の電源電圧を使用した場合、測定確度が影響を受ける場合がありますので、この電圧でのご使用は避けてください。

接続方法
本機器の電源スイッチが ���������������
OFF であることを確認します。
������������
1.	��������������������������
本機器のリアパネルの電源コネクタに、付属品の電源コードのプラグを接続します。
��������������������
2.	������������������

						

上記の表の条件を満たす電源コンセントで、供給電源の電圧が、付属の電源コー
3.	������������������������������������
ドの最大定格電圧の範囲内であることを確認したうえで、電源コードのもう一方のプラグを電源コンセントに接続します。電源コンセントは保護接地を備えた 3�
極コンセントを使用してください。
26

IM MV2000-02

電源ケーブルの接続電源端子への接続方法 ( 電源電圧の基本仕様コードが -2 の場合 )電源供給方法に AC アダプタを使用するとき
電源接続時の注意

電源を接続するときには、次の警告をお守りください。これらを守らないと、感電の危
険や機器を損傷する恐れがあります。

警

告● 感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認してください。
● 電源コードは、当社が供給した本機器用のものをご使用ください。
● 供給側の電圧が AC アダプタの定格電圧に合っていることを確認してから電源
コードを接続してください。
● 長時間使用しないときは、AC アダプタの電源コードを AC コンセントから抜いてください。
● 当社製 AC アダプタ以外は使用しないでください。
● AC アダプタや電源コードの上に物を載せたり、発熱物が触れないように注意してください。
● 電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って引き抜いてください。電源コードが傷んだときは、お買い求め先にご連絡ください。
下記の本機器の電源条件を満たす電源をご使用ください。
項目
定格電源電圧使用電源電圧範囲
定格電源周波数
電源周波数許容範囲
最大消費電力仕様
100 〜 240VAC
90 〜 264VAC
50/60Hz48 ～ 62Hz
65VA(100V)、90VA(240V)

接続方法
本機器の電源スイッチが ���������������
OFF であることを確認します。
������������
1.	��������������������������
電源コードと保護接地コードを、電源端子に配線します。丸形の絶縁スリーブ圧
2.	������������������������������������
着端子 (4mm�����������������������������������
ねじ用�������������������������������
)����������������������������
を使用してください。ねじの適正締め付けトルクは、������������������������������
1.4〜 1.5N���� ･� m
����
です。
���

Note
					

機能接地端子

機能接地端子に保護接地コードを配線しないでください。

電源コード
保護接地コード

電源端子のカバー (� �����������������
透明 ���������������
) を閉めて、ねじで固定します。
��������������
3.	���������

IM MV2000-02

27

電源ケーブルの接続

電源供給方法に直流電源を使用するとき
電源接続時の注意

電源を接続するときには、次の警告をお守りください。これらを守らないと、感電の危
険や機器を損傷する恐れがあります。

警

告● 感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認してください。
● 火災防止のため、電線は、断面積 0.5mm2(AWG20) 以上のものをご使用ください。
● 電源配線および保護接地配線には、絶縁スリーブ圧着端子 (4mm ねじ用 ) を使用してください。
● 感電防止のため、電源配線のカバー ( 透明 ) は必ず閉めてください。
下記の条件を満たす電源をご使用ください。
項目
定格電源電圧使用電源電圧範囲
最大消費電力仕様
12/24VDC
10 〜 28.8VDC
35VA

接続方法
本機器の供給電源を OFF���������������
にし、電源端子のカバー������������(� ���������
透明 �������
) を開けます。
������
1.	������������������������
本節の「電源供給方法に �������������������������
AC �����������������������
アダプタを使用するとき」の配線方法にある接続に
2.	������������������������������������
従って、直流電源からのプラス / ���������������������
�����������������������
マイナス配線と保護接地線を電源端子に配線します。
電源端子のカバー (� �����������������
透明 ���������������
) ��������������
を閉めて、ねじで固定します。
3.	���������

28

IM MV2000-02

電源ケーブルの接続

電源のオン / オフ

電源をオンする

注意

電源スイッチをオンにする前に以下の点をご確認ください。
● 電源コード / 電線が MV に正しく接続されている。
● 正しい電源に接続されている。
入力配線を他の機器と並列接続している場合、運転中に、MV および他の機器の電源スイッチをオン / オフしないでください。測定値に影響を与える場合があります。
電源スイッチをオンにします。自己診断機能が数秒間動作した後、運転画面が表示されます。

						

注意

● 電源スイッチをオンにしてもディスプレイに何も表示されない時は、電源スイッ
チをオフにしたあと、確認事項を再度確認してください。確認後、電源スイッ
チをオンにしても変わらない時は故障と思われます。お買い求め先に修理をお申し付けください。
●	画面にエラーメッセージが表示された場合は、MV1000/MV2000 ユーザーズマ
ニュアルの 12.2 節に従って処置を行ってください。
● 電源スイッチをオンにして、30 分間以上のウォームアップ時間が経過してから、測定を開始してください。

電源をオフする

注意

電源スイッチをオフにする前に以下の点をご確認ください。
● 外部記憶メディアにアクセスしていない。
電源スイッチをオフにします。

IM MV2000-0229

クイック設定
クイック設定の機能を使うと、T/DIV キーを押すことで、測定チャネルの設定 ( 測定レ
ンジ、アラーム )、データ保存の設定画面に、すばやく移ることができます。

手順

クイック設定画面から次の設定例に従い MV を操作します。
・ 測定チャネル： 1 ～ 4ch まで同じ設定、電圧モード、2V レンジ、スパン下限 –2V ～スパン上限 2V
・ 表示データのデータ保存設定： データ更新周期 1 分、ファイルセーブ周期 1 時間ごと
・ イベントデータのデータ保存設定： サンプルレート 1 秒、START/STOP キーによるス
タート、ファイルセーブ周期 1 時間ごと
設定値一覧：36 ページ～

MENU キーを押す

左矢印キーを押す

T/DIV キーを押す

測定レンジを設定する
1．設定するチャネルを選択する

先頭チャネルでは [1]、最終チャネルでは [4] ソフトキーを押す。

2．モードを選択する[ 電圧 ] ソフトキーを押す。

3．レンジを選択する[2V] ソフトキーを押す。

4．スパン上限、スパン下限を入力する[ 入力 ] ソフトキーを押し、左右矢印キーと文字 / 数値入力キーで数値を入力する。

30

IM MV2000-02

クイック設定

T/DIV キーを押す

表示データの保存設定を変更する
1．データ更新周期を選択する[1min] ソフトキーを押す。
2．ファイルセーブ周期を選択する[1h] ソフトキーを押す。
Note

初期状態では表示されません。
基本設定モードの「測定周期 メモリ」でデータ種類を「イベント＋表示」に設定してください。

T/DIV キーを押す

イベントデータの保存設定を変更する
1．サンプルレートを選択する[1s] ソフトキーを押す。
2．記録を始めるモードを選択する[ フリー ] ソフトキーを押す。
3．データ長を選択する[1h] ソフトキーを押す。

T/DIV キーを押す
クイック設定画面に戻り、設定が終了

IM MV2000-02

31

測定
CF カードをセットする
1. カバーを開く。
注

意

T
h
is
s

						

idepu「This side up」のラベルが上

CFカード

2. スロットに CF カードを挿入する。
CFカードのアイコンが表示される
CFカードが認識されないときは、
挿入
し直してください。

					

3. カバーを閉じる。
カバーを閉じる際は、CF カードスロットのイジェクトボタンが押し込まれていることを確認してください。

操作完了。

32

IM MV2000-02

測定

メモリサンプルをスタートする
1. START/STOP キーを 1 回押す。
メモリサンプルがスタートし、キーが緑色に点灯します。

データ記録中メモリサンプルの進捗状況
DISP：表示データ
EVENT：イベントデータ

START/STOPキー						

操作完了。

メモリサンプルをストップする
1 回押す。
1. START/STOP キーが緑色に点灯中のとき、キーを �����

確認のウインドウを表示						

、�[ メモリ＋演算]������ � または
��� [� メモリ
��� �] を選択する。
������
2. 左右矢印キーで��	[ メモリ ]：メモリサンプルをストップする。
	[ メモリ＋演算]： メモリサンプルと演算 ( 付加仕様 ) をストップする。
	演算機能 ( 付加仕様 ) 付きでないときは、「メモリを停止します。よろしいですか？」の動作確認ウインドウが表示されるので、[ はい ] を選択する。

3. DISP/ENTER キーを 1 回押す。
						
メモリサンプルSTOP

操作完了。

IM MV2000-02

33

測定

CF カードを取り出す
1. FUNC キーを 1 回押す。
2. メディア取出しソフトキーを 1 回押す。
CFカードのアイコン						

3. CF ソフトキーを 1 回押す。メッセージ「メディアは安全に取りはずすことができます」が表示される。CF カードのアイコンが青色で表示。
						

4. カバーを開く。
5. CF カードのイジェクトボタンを押す。CF カードを取り出すと CF カードのアイ
コンが消える。

クリック感があるまでイジェクトボタンを押し込んでください。
イジェクトボタンが押し込んだ位置で止まります。
CFカードの左右をつまんで取り出します。

						

イジェクトボタン

6. カバーを閉じる。
操作完了。

Note

記憶メディア取り出しのキー操作を行わずに CF カードを取り出すと、「メディアが強制的に取り出されました。」とメッセージが表示されます。保存されているデータが破損する恐れがありますので、CF カードは上記の操作で取り外してください。

DAQSTANDARD でデータを見る

CF カードに保存したデータを、MV2000 に付属のソフトウエア DAQSTANDARD で見ることができます。詳しくは、DAQSTANDARD ユーザーズマニュアル (IM 04L41B01-61)
をご覧ください。

34

IM MV2000-02

メモ

IM MV2000-02

35

設定値一覧
設定モードと基本設定モードの設定項目と初期値を一覧表示します。

設定モードメニュー

・ 設定メニュー38〜40ページ
40〜42ページ*
42〜43ページ*
43ページ
44ページ
44ページ
44ページ
45〜46ページ
47〜48ページ
48ページ
49ページ

				

*	付加仕様です。

基本設定モードメニュー

・ 環境設定

				

36

49ページ
49ページ
49ページ
49ページ
50ページ
50ページ

IM MV2000-02

設定値一覧
・ 設定メニュー

51ページ
51ページ
51ページ
52ページ*1
52〜53ページ*1
53ページ*2
53ページ
53〜56ページ
57ページ*2
57ページ*2
57ページ

				

*1	[ 環境設定 ] で機能を使用するように設定すると、表示されます。
*2	付加仕様です。

・ 初期化

58ページ
58ページ

				

IM MV2000-02

37設定値一覧

設定モードの設定項目と初期値＜設定メニュー＞タブ
測定チャネル＞レンジ
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
レンジ＞モード
モード = 電圧
レンジ
スパン下限
スパン上限
モード =TC
レンジ
スパン下限
スパン上限
モード =RTD
レンジ
スパン下限
スパン上限
モード = スケール
タイプ
レンジ

スパン下限
スパン上限
スケール下限スケール上限単位
モード =Delta
タイプ
レンジ

スパン下限
スパン上限
基準 CH
モード =DI
レンジ
スパン下限
スパン上限
モード =1–5V
レンジ
スパン下限
スパン上限
スケール下限スケール上限単位
ローカット
モード =Sqrt
レンジ
スパン下限
スパン上限
スケール下限スケール上限単位
ローカット
ローカット点38

アラーム
設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
スキップ / 電圧 /TC/RTD/ スケール /Delta/DI/1-5V/
Sqrt

初期値
001
電圧

20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )2V–2.0000
2.0000

R/S/B/K/E/J/T/N/W/L/U/WRe
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )R
0.0
1760.0Pt/JPt
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )Pt–200.0600.0

電圧 /TC/RTD/DI
20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V( タイプ = 電圧 )R/S/B/K/E/J/T/N/W/L/U/WRe( タイプ =TC)
Pt/JPt( タイプ =RTD)
レベル / 接点 ( タイプ =DI)
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )文字列 (6 文字以下 )

電圧
2V
R
Pt
レベル
–2.0000
2.00000.00
200.00－

電圧 /TC/RTD/DI
20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V( タイプ = 電圧 )R/S/B/K/E/J/T/N/W/L/U/WRe( タイプ =TC)
Pt/JPt( タイプ =RTD)
レベル / 接点 ( タイプ =DI)
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )数値 ( 測定チャネル番号 )

電圧
2V
R
Pt
レベル
–2.0000
2.0000001

レベル / 接点
数値 (0、1)
数値 (0、1)

レベル
0
1

1–5V
数値 (0.800 ～ 5.200)
数値 (0.800 ～ 5.200)
数値 (–3000 ～ 3000、小数点位置 0 ～ 4)
数値 (–3000 ～ 3000、小数点位置 0 ～ 4)
文字列 (6 文字以下 )On/Off

1–5V
1.000
5.000
0.00
200.00－Off

20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V
数値 ( レンジによる )数値 ( レンジによる )数値 (–3000 ～ 3000、小数点位置 0 ～ 4)
数値 (–3000 ～ 3000、小数点位置 0 ～ 4)
文字列 (6 文字以下 )On/Off0.0 ～ 5.0 (%)

2V–2.0000
2.00000.00
200.00－Off
0.5
IM MV2000-02

設定値一覧
設定項目
レンジ＞アラーム 1 ～ 4
タイプ
アラーム値
リレー出力
番号
検出

測定チャネル＞タグ

設定範囲または選択肢
On/Off
H/L/h/l/R/r/T/t
数値
On/Off
I01 ～ I06/I11 ～ I16/S01 ～ S30
On/Off

メモリサンプル

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
タグ＞文字列メモリサンプル＞ On/Off
アラームディレイ＞時間

初期値
Off
H
0.00
Off
I01
On

アラームディレイ

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
文字列 (16 文字以内 )On/Off
数値 (1 ～ 3600) 秒

初期値
001
－
On
10

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
On/Off
数値 (2 ～ 400)

初期値
001
Off
2

設定範囲または選択肢
001–010/011–020/021–030/031–040/041–048
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色 / 赤紫
/ グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライトグレー/ 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダークグレー / オリー
ブ / ダークシアン / 若葉

初期値
001-010
選択肢の順番に設定
赤～グレー

測定チャネル＞移動平均
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
移動平均＞ On/Off
サンプリング回数

測定チャネル＞表示色
設定項目
チャネル番号
表示色

測定チャネル＞ゾーン
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
ゾーン
下限
上限
スケール
位置
分割数
バーグラフ
基準位置
分割数

スケール

バーグラフ

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
数値 (0 ～ 95) %数値 (5 ～ 100) %Off/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10
標準 / 中央 / 下限 / 上限
4/5/6/7/8/9/10/11/12

初期値
001
0
100
1
10
標準
10

測定チャネル＞部分圧縮拡大
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
部分圧縮拡大 On/Off
位置
境界値

IM MV2000-02

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
On/Off
数値 (1 ～ 99)%
数値 ( スパン最小値 +1digit ～スパン最大値 -1digit)

初期値
001
Off
50
0.000039

設定値一覧

測定チャネル＞アラームマーク

グリーンバンド

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
アラームマーク マーク種類
スケール表示マーク色＞アラーム 1 ～ 4

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
警報 / 固定
On/Off
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色 / 赤紫 / グレー/ ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライトグレー / 紫 / 黒 / ピ
ンク / 薄茶 / 薄緑 / ダークグレー / オリーブ / ダークシア
ン / 若葉グリーンバンド

Off/ 内側 / 外側
マーク色と同じ
数値 ( 測定範囲 )
数値 ( 測定範囲 )

エリア表示
表示色
表示位置＞下限
表示位置＞上限

初期値
001
警報
Off
アラーム 1：赤アラーム 2：オレンジアラーム 3：オレンジアラーム 4：赤Off
ライム
0.00000.0100

測定チャネル＞入力値補正
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
入力値補正
補正点数
入力
出力

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 ) 001 ～ 048
Off/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
入力 ( 測定範囲の数値 )/ 測定 ( 測定値 )
数値 ( 測定範囲 )演算チャネル＞演算式

初期値
001
Off
–2.0000–2.0000

アラーム

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
演算式 / スパ演算 On/Off
ン
演算式
スパン下限
スパン上限
単位
アラーム
1～4
タイプ
アラーム値
リレー出力
番号
検出

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
On/Off
文字列 (120 文字以下 )数値 (–9999999 ～ 99999999、小数点位置 0 〜 4)
数値 (–9999999 ～ 99999999、小数点位置 0 〜 4)
文字列 (6 文字以下 )On/Off
H/L/T/t
数値
On/Off
I01 ～ I06/I11 ～ I16/S01 ～ S30
On/Off

初期値
101
Off
－
–200.00
200.00
－
Off
H
0.00
Off
I01
On

設定範囲または選択肢
K01–K60
数値 (–9.9999E+29 ～ –1.0000E–30、0、1.0000E–30 ～ –9.9999E+29)

初期値
K01
1

演算チャネル＞演算定数
設定項目
演算定数番号
定数＞定数値

演算チャネル＞タグ
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
タグ＞文字列メモリサンプル＞ On/Off
アラームディレイ＞時間40

メモリサンプルアラームディレイ

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
文字列 (16 文字以下 )On/Off
数値 (1 ～ 3600) 秒

初期値
101
－
On
10

IM MV2000-02

設定値一覧

演算チャネル＞ TLOG

長時間移動平均

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
TLOG
タイマ種類
タイマ番号
積算単位
リセット
長時間移動平均On/Off
サンプリング間隔

サンプリング数

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
タイマ / マッチタイムタイマ
1/2/3/4
Off、/s、/min、/h
On/OffOn/Off1s/2s/3s/4s/5s/6s/10s/12s/15s/20s/30s/1min/
2min/3min/4min/5min/6min/10min/12min/
15min/20min/30min/1h
数値 (1 ～ 1500)

初期値
101
タイマ
1
Off
Off
Off
10s

設定範囲または選択肢
101–110/111–120/121–130/131–140/141–
150/151–160
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色
/ 赤紫 / グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライ
トグレー / 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダーク
グレー / オリーブ / ダークシアン / 若葉

初期値
101-1101

演算チャネル＞表示色
設定項目
チャネル番号
表示色

演算チャネル＞ゾーン

スケール

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
ゾーン
下限
上限
スケール
位置
分割数
バーグラフ
基準位置
分割数

選択肢の順番に色設定
赤～グレー

バーグラフ

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
数値 (0 ～ 95)
数値 (5 ～ 100)
Off/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10
標準 / 中央 / 下限 / 上限
4/5/6/7/8/9/10/11/12

初期値
101
0%
100%
1
10
標準
10

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
On/Off
数値 (1 ～ 99)%
数値 ( スパン最小値 +1digit ～スパン最大値 –1digit)

初期値
101
Off
50
0.0

演算チャネル＞部分圧縮拡大
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
部分圧縮拡大 On/Off
位置
境界値

演算チャネル＞アラームマーク

グリーンバンド

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
アラームマーク
マーク種類
スケール表示マーク色 1 ～ 4

設定範囲または選択肢
数値 ( 演算チャネル番号 ) 101 ～ 160
警報 / 固定
On/Off
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色
/ 赤紫 / グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライ
トグレー / 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダーク
グレー / オリーブ / ダークシアン / 若葉

グリーンバンド

Off/ 内側 / 外側
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色
/ 赤紫 / グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライ
トグレー / 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダーク
グレー / オリーブ / ダークシアン / 若葉
数値 ( 測定範囲 )
数値 ( 測定範囲 )

エリア表示
表示色

表示位置＞下限
表示位置＞上限

IM MV2000-02

初期値
101
警報
Off
マーク色 1: 赤
マーク色 2: オレンジ
マーク色 3: オレンジ
マーク色 4: 赤
Off
ライム

0.00
1.00

41

設定値一覧

演算チャネル＞ START キー動作
設定項目
START キー動作＞演算スタート

拡張チャネル＞レンジ

設定範囲または選択肢
Off/ スタート / リセットスタート

初期値
スタート

アラーム

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
レンジ
On/Off
スパン下限
スパン上限
単位
アラーム
1～4
タイプ
アラーム値
リレー出力
番号
検出

拡張チャネル＞タグ

設定範囲または選択肢
数値 ( 拡張チャネル番号 ) 201 ～ 440
On/Off
数値 (–30000 ～ 30000、小数点位置 0 ～ 4)
数値 (–30000 ～ 30000、小数点位置 0 ～ 4)
文字列 (6 文字以下 )On/Off
H/L/T/t
数値
On/Off
I01 ～ I06/I11 ～ I16/S01 ～ S30
On/Off

メモリサンプル

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
タグ＞文字列メモリサンプル＞ On/Off
アラームディレイ＞時間

初期値
201
Off
–200.00
200.00
－
Off
H
0.00
Off
I01
On

アラームディレイ

設定範囲または選択肢
数値 ( 拡張チャネル番号 ) 201 ～ 440
文字列 (16 文字以下 )On/Off
数値 (1 ～ 3600) 秒

初期値
201
－
Off
10

設定範囲または選択肢
201–210/211–220/221–230/.../421–430/431–440
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色 / 赤紫
/ グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライトグレー/ 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダークグレー / オリー
ブ / ダークシアン / 若葉

初期値
201–210
選択肢の順で初期値に設定
赤～グレー

拡張チャネル＞表示色
設定項目
チャネル番号
表示色

拡張チャネル＞ゾーン

スケール

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
ゾーン
下限
上限
スケール
位置
分割数
バーグラフ
基準位置
分割数

バーグラフ

設定範囲または選択肢
数値 ( 拡張チャネル番号 ) 201 ～ 440
数値 (0 ～ 95) %数値 (5 ～ 100) %Off/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10
標準 / 中央 / 下限 / 上限
4/5/6/7/8/9/10/11/12

初期値
201
0
100
1
10
標準
10

設定範囲または選択肢
数値 ( 拡張チャネル番号 ) 201 ～ 440
On/Off
数値 (1 ～ 99)%
数値 ( スパン最小値 +1digit ～スパン最大値 -1digit)

初期値
201
Off
50
0.00

拡張チャネル＞部分圧縮拡大
設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
部分圧縮拡大 On/Off
位置
境界値

42

IM MV2000-02

設定値一覧

拡張チャネル＞アラームマーク

グリーンバンド

設定項目
設定範囲または選択肢
先頭チャネル、最終チャネル
数値 ( 拡張チャネル番号 ) 201 ～ 440
アラームマーク マーク種類
警報 / 固定
マーク種類＞スケール表示
On/Offマーク色＞アラーム 1 ～ 4
赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色 / 赤
紫 / グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色 / ライト
グレー / 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄緑 / ダークグレー/ オリーブ / ダークシアン / 若葉

初期値
201
警報
Off
アラーム 1：赤アラーム 2：オレンジアラーム 3：オレンジアラーム 4：赤データ保存設定＞ファイル設定
設定項目
表示 / イベントデータ＞ファイル形式
ファイルヘッダ＞文字列
データファイル名 構成
指定ファイル名

設定範囲または選択肢
バイナリ / テキスト
文字列 (50 文字以下 )日付 / 連番 / バッチ名
文字列 (16 文字以下 )

初期値
バイナリ
－
日付
－

データ保存設定＞保存先ディレクトリ
設定項目
保存先ディレクトリ＞ディレクトリ名

設定範囲または選択肢
文字列 (20 文字以下 )

初期値
DATA0

設定範囲または選択肢
5s/10s/15s/30s/1min/2min/5min/10min/15min/
20min/30min/1h/2h/4h/10h (/div)
10min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/
1day/2day/3day/5day/7day/10day/14day/31day

初期値
1min

データ保存設定＞表示データ
設定項目
表示データ

データ更新周期
ファイルセーブ周期1h

データ保存設定＞イベントデータ
設定項目
イベントデータ

サンプルレート
モード
データ長
プリトリガ
トリガソース＞キー

設定範囲または選択肢
25ms/125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/30s/
1min/2min/5min/10min( モデルにより異なる )フリー / 単発トリガ / 繰返トリガ
10min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/
1day/2day/3day/5day/7day/10day/14day/31day
0/5/25/50/75/95/100 %On/Off

初期値
1s
フリー
1h
0
On

データ保存＞マニュアルサンプル
設定項目
マニュアルサンプル番号
マニュアルサンプル

On/Offチャネル

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 )001 ～ 120
On/Off
001 ～ 048、101 ～ 160、201 ～ 440

初期値
001
On
001

データ保存設定＞バッチテキスト
設定項目
テキストフィールド番号
テキストフィールド タイトル
文字列

IM MV2000-02

設定範囲または選択肢
1/2/3/4/5/6/7/8
文字列 (20 文字以内 )文字列 (30 文字以内 )

初期値
1
－
－

43

設定値一覧

画面設定＞トレンド
設定項目
トレンド

バーブラフ

1min/2min/5min/10min/30min/1h1hキー、キー / アラーム

キー / アラーム

白/黒白 / クリーム / 黒 / ライトグレー

白黒5s/10s/20s/30s/1min
Off/1min/2min/5min/10min/20min/30min/
1h

10s
Off

設定範囲または選択肢
ヒストリカル / お気に入り
現状 / 登録時
現状 / 登録時

初期値
ヒストリカル
登録時
登録時

On/Off

設定範囲または選択肢
1/2/3/.../35/36
On/Off

グループ名
チャネル設定文字列 (16 文字以下 )文字列 ( チャネル番号を指定、39 文字以下 )1～4
位置
表示色 1 ～ 4

On/Off
数値 (0 ～ 100 %)赤 / 緑 / 青 / 青紫 / 茶 / オレンジ / 黄緑 / 水色
/ 赤紫 / グレー / ライム / シアン / 紺 / 黄色
/ ライトグレー / 紫 / 黒 / ピンク / 薄茶 / 薄
緑 / ダークグレー / オリーブ / ダークシアン/ 若葉
1/2/3 dot

初期値
1
On( グループ 1 ～ 4、48ch のときはグループ 1 ～ 5)
Off( グループ 5 ～ 36、48chのときはグループ 6 ～ 36)
GROUP 1001.002.003.004.005.006.007.008.009.010( モデルにより異
なる )
Off
50
表示色 1: 赤
表示色 2: 緑
表示色 3: 青
表示色 4: 黄色

表示方向
輝度
バクライトセーバ＞モード
バックライトセーバ＞移
行時間
バックライトセーバ＞復帰要因
背景色＞表示画面
背景色＞ヒストリカルト
レンド
グループ自動切換
モニタ自動復帰

モニタ

モニタ
初期値
横長
On
横
標準
マーク
2
オート
1min

表示方向
スタート時波形消去
メッセージ表示方向
スケール＞表示桁
スケール＞現在値表示
波形線幅
グリッド
第 2 トレンド更新周期

バーグラフ
LCD

LCD

設定範囲または選択肢
横 / 縦 / 横長 / 横分割
On/Off横/縦
標準 / 詳細
マーク / バーグラフ
1/2/3 dot
オート /4/5/.../11/12 div
5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/15min/
20min/30min/1h/2h/4h/10h
縦/横1/2/3/4/5/6
Off/ 減光 / 消灯

縦
2
Off

画面設定＞ HISTORY キー動作
設定項目
HISTORY キー動
作

グループ

動作
グループ表示
時間軸倍率

トリップライン

設定項目
グループ番号グループ

トリップライン

線幅

2

メッセージ
設定項目
メッセージ番号
メッセージ＞文字列

44

設定範囲または選択肢
1–10/11–20/21–30/31–40/41–50/51–60/61–
70/71–80/81–90/91–100
文字列 (32 文字以下 )

初期値
1–10
－

IM MV2000-02

設定値一覧

タイマ

イベントアクション＞タイマ

設定項目
タイマ番号
タイマ

モード
モード = 相対時間
インターバル演算スタート時リ
セット
モード = 絶対時刻
インターバル

基準時刻

タイマ

種類
種類＞日
日
時分
タイマ動作
種類＞週
曜日
時分
タイマ動作
種類＞月
日
時分
タイマ動作
種類＞年
月
日
時分
タイマ動作

数値 (00:01 ～ 24:00)
On/Off01:00
On

1min/2min/3min/4min/5min/6min/10min/
12min/15min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/6h/
8h/12h/24h
数値 (0 ～ 23)

1h0

設定範囲または選択肢
1/2/3/4
Off、日、週、月、年

初期値
1
Off

数値 (1 ～ 28)
数値 (00:00 ～ 23:59)
繰返 / 単発

1
00:00
繰返

日、月、火、水、木、金、土
数値 (00:00 ～ 23:59)
繰返 / 単発

日
00:00
繰返

数値 (1 ～ 28)
数値 (00:00 ～ 23:59)
繰返 / 単発

1
00:00
繰返

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
数値 (1 ～ 31)
数値 (00:00 ～ 23:59)
繰返 / 単発

1
1
00:00
繰返

イベントアクション＞イベントアクション

設定項目
イベントアクション番号
イベントアクション
イベント
イベント = リモート
リモート番号
アクション

イベント = 出力リレー
リレー番号
アクション

IM MV2000-02

初期値
1
Off

イベントアクション＞マッチタイムタイマ

設定項目
マッチタイム番号
マッチタイムタイマ

タイマ

設定範囲または選択肢
1/2/3/4
Off/ 相対時間 / 絶対時刻

設定範囲または選択肢
1/2/3/4/.../39/40

初期値
1

無 / リモート / 出力リレー / 内部スイッチ / タイマ / マッチタイムタイマ / アラーム /USER キー

無

1/2/3/4/5/6/7/8
1
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ 表示グループ切換 ( グ
モリストップ、イベントトリガ、アラーム ACK、 ループ )演算スタート / ストップ、演算スタート、演算ス
トップ、演算リセット、表示データセーブ、イベ
ントデータセーブ、メッセージ、スナップショッ
ト、表示レート切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマリセット、表示グループ切換、フラグ、設定ロード、時刻合わせ、画面更新スター
ト / ストップ、メモリクリア
I01/…/I06、I11/…/I16
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ
モリストップ、イベントトリガ、演算スタート/ ストップ、演算スタート、演算ストップ、演算
リセット、表示データセーブ、イベントデータ
セーブ、メッセージ、スナップショット、表示レー
ト切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマ
リセット、表示グループ切換、フラグ

I01
表示グループ切換 ( グ
ループ )

45

設定値一覧
設定項目
イベント = 内部スイッチ
スイッチ番号
アクション

イベント = タイマ
タイマ番号
アクション

イベント = マッチタイムタイマ
マッチタイム番号
アクション

イベント = アラーム
アクション

グループ番号イベント =USER キー
アクション

46

設定範囲または選択肢

初期値

S01/S02/S03/…/S29/S30
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ
モリストップ、イベントトリガ、演算スタート/ ストップ、演算スタート、演算ストップ、演算
リセット、表示データセーブ、イベントデータ
セーブ、メッセージ、スナップショット、表示レー
ト切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマ
リセット、表示グループ切換、フラグ

S01
表示グループ切換 ( グループ )

1/2/3/4
1
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ 表示グループ切換 ( グ
モリストップ、イベントトリガ、アラーム ACK、 ループ )演算スタート / ストップ、演算スタート、演算ス
トップ、演算リセット、表示データセーブ、イベ
ントデータセーブ、メッセージ、スナップショッ
ト、表示レート切換、マニュアルサンプル、表示グループ切換、フラグ
1/2/3/4
1
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ 表示グループ切換 ( グ
モリストップ、イベントトリガ、アラーム ACK、 ループ )演算スタート / ストップ、演算スタート、演算ス
トップ、演算リセット、表示データセーブ、イベ
ントデータセーブ、メッセージ、スナップショッ
ト、表示レート切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマリセット、表示グループ切換、フラグ
メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ
モリストップ、イベントトリガ、演算スタート/ ストップ、演算スタート、演算ストップ、演算
リセット、表示データセーブ、イベントデータ
セーブ、メッセージ、スナップショット、表示レー
ト切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマ
リセット、表示グループ切換、フラグ
1/2/3/…/35/36

表示グループ切換 ( グ
ループ )

1

メモリスタート / ストップ、メモリスタート、メ 表示グループ切換 ( グ
モリストップ、イベントトリガ、アラーム ACK、 ループ )演算スタート / ストップ、演算スタート、演算ス
トップ、演算リセット、表示データセーブ、イベ
ントデータセーブ、メッセージ、スナップショッ
ト、表示レート切換、マニュアルサンプル、相対時間タイマリセット、表示グループ切換、フラグ

IM MV2000-02

設定値一覧

メニューカスタマイズ＞ファンクションメニュー
設定項目
モニタ停止
メッセージ
フリーメッセージ
メディア取出しスナップショット
マニュアルサンプルアラーム ACK
バックライトセーバ
トリガ
表示データセーブ
イベントデータセーブ
セーブ中断
演算スタート / ストップ
演算リセット演算 ACK
タイマリセット
マッチタイムリセット
キーロック
ログアウト
パスワード変更
第 2 表示レート
バッチ
テキストフィールド
お気に入り登録
4 画面
基準画面登録システム情報ネットワーク情報
SNTP
メールスタート / ストップ
メール送信テスト
FTP テスト

選択肢
選択 / 未使用 / 移動

メニューカスタマイズ＞運転画面メニュー
設定項目
ESC
トレンド

ヒストリカルトレンド
ディジタル

バーグラフ

オーバビュー

IM MV2000-02

サイドメニュー

選択肢
選択 / 未使用

GROUP1 ～ GROUP36
全チャネル / グループ表示
オートゾーン ON/OFF
スケール表示 ON/OFF
補助グリッド ON/OFF
ディジタル表示 ON/OFF
メッセージ表示 1/2
トレンド空白 ON/OFF
自動切換 ON/OFF
拡大
GROUP1 ～ GROUP36
GROUP1 ～ GROUP36
自動切換 ON/OFF
拡大
GROUP1 ～ GROUP36
自動切換 ON/OFF
拡大
カーソル表示 ON/OFF
アラームサマリへ
トレンド表示へ
ディジタル表示へ
バーグラフ表示へ拡大

47

設定値一覧
設定項目
情報

ログ

4 画面

拡大

サイドメニュー
アラームサマリメッセージサマリ
メモリサマリMODBUS クライアント
MODBUS マスタ
リレー状態表示
レポート表示積算バーブラフヒストリカルトレンドへ
ヒストリカル ( 表示 ) へヒストリカル ( イベント ) へオーバビュー表示へソート項目切換
昇順 / 降順ソート
データセーブモード
1 ファイルセーブ
M サンプルデータセーブ
レポートデータセーブ
全データセーブ
表示項目切換
データ切換
ファイル名表示 / 時刻表示
レポートチャネル切換
2 段表示 /1 段表示
バーグラフ選択 / グループ選択
REPORT GROUP 1 ～ REPORT GROUP6
拡大
ログイン
エラー
通信
FTP
メール
WEB
SNTP
DHCP
MODBUSMIX
ALL TREND
ALL DIGITALALL BAR－選択肢
選択 / 未使用

設定範囲または選択肢－

初期値
08/01/01

日付 / 時刻＞時刻設定
設定項目
時刻設定

48

IM MV2000-02

設定値一覧

基本設定モードの設定項目と初期値＜環境設定＞タブ
一般環境設定設定項目
一般環境設定タグ / チャネル
言語 (Lang)
小数点種類

表示

メッセージ

入力

初期値

タグ / チャネル
英語 / 日本語 / 独語 / 仏語 / 中国語 / 韓国語
ポイント / カンマ

タグ
日本語
ポイント

アラーム

設定項目
表示
トレンド種類
部分圧縮拡大トレンド更新周期切換
メッセージ
書込み方法
停電メッセージ
変更メッセージ
入力
スケールオーバ値検出
アラーム
未検出機能

セキュリティ

設定範囲または選択肢

メディア保存

設定範囲または選択肢

初期値

T-Y
On/OffOn/Off

T-Y
Off
Off

共通 / 個別
On/OffOn/Off共通
OffOff

フリー / オーバ

フリー

On/Off

Off

バッチ

設定項目
セキュリティ
キー
通信メディア保存自動保存
メディア FIFO
バッチ
On/Off
ロット番号桁数
自動インクリメント

設定範囲または選択肢

初期値

Off/ ログイン / キーロック
Off/ ログイン

Off
Off

On/OffOn/OffOn
Off

On/Off
Off/4/6/8
On/OffOff
6
On

設定範囲または選択肢

初期値

数値 (1 〜 65535)
数値 (1 〜 65535)
数値 (1 〜 65535)
数値 (1 〜 65535)

21
80
123
502

設定範囲または選択肢

初期値

0 ～ 10 秒
PLAIN/APOP

2
PLAIN

通信＞サービスポート
設定項目
サービスポート
FTP
HTTP
SNTP
Modbus

通信＞ POP3 詳細
設定項目
POP3 詳細
POP Before SMTP ＞送信ディレイ [ 秒 ]POP Before SMTP ＞ POP3 ログイン方法

IM MV2000-02

49

設定値一覧

演算

レポート

設定項目
演算
エラー時表示オーバフロー＞ SUM, AVE
オーバフロー＞ MAX, MIN, P-P
レポート
演算種類＞ 1
演算種類＞ 2演算種類＞ 3演算種類＞ 4
作成ファイル数

設定範囲または選択肢

初期値＋オーバ / −オーバ
エラー / スキップ / リミット
オーバ / スキップ

＋オーバ
スキップ
オーバ

最大 / 最小 / 平均 / 積算 / 瞬時
Off/ 最大 / 最小 / 平均 / 積算 / 瞬時
Off/ 最大 / 最小 / 平均 / 積算 / 瞬時
Off/ 最大 / 最小 / 平均 / 積算 / 瞬時
分割 /1 ファイル

平均
最大
最小
積算
分割

設定範囲または選択肢
はい / いいえ / キャンセル

初期値
−

終了
設定項目
設定を保存しますか？

50

IM MV2000-02

設定値一覧

＜設定メニュー＞タブアラーム設定設定項目
アラーム基本設定
再故障再アラーム
変化率警報＞下限警報
変化率警報＞上限警報
表示保持
内部スイッチ、リレー
内部スイッチ＞ AND
出力リレー＞ AND
出力リレー＞動作
出力リレー＞保持
出力リレー＞ ACK 時のリレー動作
ヒステリシス
測定チャネル＞上下限測定チャネル＞差上下限
演算チャネル＞上下限
拡張チャネル＞上下限

測定周期

初期値

On/Off
1 〜 32
1 〜 32
保持 / 非保持

Off
1
1
非保持

無 /S01/S01-S02/…/S01-S29/S01-S30
無 /I01/I01-I02/…/I01-I15/I01-I16
励磁 / 非励磁保持 / 非保持
標準 / リセット

無
無
励磁
非保持
標準

数値 (0.0 〜 5.0)
数値 (0.0 〜 5.0)
数値 (0.0 〜 5.0)
数値 (0.0 〜 5.0)

0.5
0.0
0.0
0.0

設定範囲または選択肢
通常 / 高速125ms/250ms(MV2008)
1s/2s/5s(MV2010、MV2020、MV2030、MV2040、MV2048)
オート /50Hz/60Hz/100ms
25ms( MV2008)
125ms(MV2010、MV2020、MV2030、MV2040、MV2048)
600Hz

初期値
通常
125ms
1s
オート
25ms
125ms
600Hz

表示 / イ＋表 / イベント

イベント

設定範囲または選択肢
数値 ( チャネル番号 )001 ～ 048

初期値
001

Off/Up/Down

Off内部 / 外部数値 (–20000 〜 20000)µV

内部
0

メモリ

設定項目
測定周期＞測定モード
通常＞測定周期
通常＞ A/D 積分時間
高速＞測定周期高速＞ A/D 積分時間
メモリ
データ種類

バーンアウト

RJC

設定項目
先頭チャネル、最終チャネル
バーンアウト
モード
RJC
モード
電圧

IM MV2000-02

設定範囲または選択肢

51

設定値一覧

キーロック
設定項目
キーロック
パスワード
キー動作＞ START/STOP
キー動作＞ HISTORY
キー動作＞ MENU
キー動作＞ USER
キー動作＞ DISP/ENTER
キー動作＞ T/DIV
外部機器動作＞外部記憶メディア
外部機器動作＞設定ロード
ファンクション動作＞アラーム ACK
ファンクション動作＞メッセージ/ バッチ
ファンクション動作＞演算
ファンクション動作＞データセーブ
ファンクション動作＞ E メール /FTP
ファンクション動作＞時刻設定
ファンクション動作＞画面操作

設定範囲または選択肢

初期値

文字列 (8 文字以下 )フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック********
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー

フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック

フリー
フリー
フリー
フリー
フリー

設定範囲または選択肢

初期値

Off/1min/2min/5min/10min
Off/ 表示画面

OffOff

設定範囲または選択肢
1/2/3/4/5

初期値
1Off/Key/Key＋Comm
文字列 (20 文字以下 )文字列 (8 文字以下 )Off
Admin1 など????????

設定項目
一般ユーザ番号

設定範囲または選択肢
1/2/3/…/29/30

初期値
1

一般ユーザ
モード
ユーザ名
パスワード
ユーザ制限番号

Off/Key/Comm/Web/Key＋Comm
文字列 (20 文字以下 )文字列 (8 文字以下 )Off/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Off
User1 など????????
Off

ユーザ登録＞基本設定
設定項目
ユーザ登録基本設定
自動ログアウト
ログアウト時操作

ユーザ登録＞システム管理者
設定項目
システム管理者番号
システム管理者
モード
ユーザ名
パスワード

ユーザ登録＞一般ユーザ

52

IM MV2000-02

設定値一覧

ユーザ登録＞ユーザ制限
設定項目
ユーザ制限番号
ユーザ制限
キー動作＞ START/STOP
キー動作＞ HISTORY
キー動作＞ MENU
キー動作＞ USER
キー動作＞ DISP/ENTER
キー動作＞ T/DIV
外部機器動作＞外部記憶メディア
外部機器動作＞設定ロード
ファンクション動作＞アラーム ACK
ファンクション動作＞メッセージ / バッチ
ファンクション動作＞演算
ファンクション動作＞データセーブ
ファンクション動作＞ E メール /FTP
ファンクション動作＞時刻設定
ファンクション動作＞画面操作

設定範囲または選択肢
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

初期値
1

フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック
フリー / ロック

フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー
フリー

設定範囲または選択肢

初期値

Off/ 時報 / 日報 / 時報＋日報 / 日報＋週報 / 日報＋
月報
数値 (1 〜 28)
日/月/火/水/木/金/土
数値 (0 〜 23)Off

設定範囲または選択肢
R01/R02/R03/…/R59/R60

初期値
R01

On/Off
数値 ( チャネル番号 )Off、/s、/min、/h、/day

モデルによる
001 など/s

設定範囲または選択肢

初期値

数値 (–1300 〜 1300)
Off/10s/20s/30s/1min/2min/3min/4min/5min
年 / 月 / 日、月 / 日 / 年、日 / 月 / 年、日 . 月 . 年

900
30s
年/月/日

レポート＞基本設定
設定項目
レポート基本設定
レポート種類
作成日
作成曜日 ( 日報＋週報のとき )作成時刻 ( 時 )

1
日
0：00

レポート＞レポートチャネル設定
設定項目
レポートチャネル番号
レポートチャネル
On/Off
チャネル
積算単位

時刻設定
設定項目
時刻設定
タイムゾーン
徐々に修正する限界値
日付フォーマット

通信 ( イーサネット ) ＞ IP アドレス

ホスト情報

設定項目
IP アドレス
自動取得
DNS 情報取得 ( 自動取得 有のとき有効 )ホスト名自動登録 ( 自動取得 有のとき有効 )固定 IP アドレス＞ IP アドレス
固定 IP アドレス＞サブネットマスク
固定 IP アドレス＞デフォルトゲートウェイ
ホスト情報
ホスト名
ドメイン名

設定範囲または選択肢

初期値

有/無
有/無
有/無
数値 (0.0.0.0 〜 255.255.255.255)
数値 (0.0.0.0 〜 255.255.255.255)
数値 (0.0.0.0 〜 255.255.255.255)

無有有0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )−−IM MV2000-02

53設定値一覧

通信 ( イーサネット ) ＞ DNS 設定
設定項目
サーバ検索順
プライマリ
セカンダリ
ドメインサフィックス検索順
プライマリ
セカンダリ

設定範囲または選択肢

初期値

数値 (0.0.0.0 〜 255.255.255.255)
数値 (0.0.0.0 〜 255.255.255.255)

0.0.0.0
0.0.0.0

文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )−−通信 ( イーサネット ) ＞キープアライブ
設定項目
キープアライブ On/Off
通信タイムアウト
On/Off
時間

通信タイムアウト

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn

On/Off
数値 (1 〜 120)( 分 )Off1

通信 ( イーサネット ) ＞サーバ機能
設定項目
サーバ機能
FTP
Web
SNTP
Modbus

設定範囲または選択肢

初期値

有/無
有/無
有/無
有/無

無
有
無
無

通信 ( イーサネット ) ＞ Web ページ
設定項目
ページ種類
ページ種類が [ オペレータ ] のとき
Web ページ＞ On/Off
Web ページ＞アクセス認証
Web ページ＞コマンド入力
ページ種類が [ モニタ ] のとき
Web ページ＞ On/Off
Web ページ＞アクセス認証

設定範囲または選択肢
オペレータ / モニタ

初期値
オペレータ

On/Off
Off/ 管理者
有/無

Off
Off
無

On/Off
Off/ 管理者 / 一般ユーザ

Off
Off

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞送信設定
設定項目
送信設定
SMTP サーバ名
ポート番号
認証

設定範囲または選択肢

初期値

文字列 (64 文字以下 )数値 (0 〜 65535)
Off/PbS−
25
Off

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞送信アドレス
設定項目
送信アドレス
送信先アドレス 1
送信先アドレス 2
送信元アドレス

54

設定範囲または選択肢

初期値

文字列 (150 文字以下 )文字列 (150 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )−−−IM MV2000-02

設定値一覧

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞ POP3 設定
設定項目
POP3 設定
POP3 サーバ名
ポート番号
ログイン名
パスワード

設定範囲または選択肢

初期値

文字列 (64 文字以下 )数値 (0 〜 65535)
文字列 (32 文字以下 )文字列 (32 文字以下 )−110−******...***

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞アラーム設定
設定項目
アラーム設定メール送信設定＞送信先 1
メール送信設定＞送信先 2
送信するアラーム＞アラーム 1
送信するアラーム＞アラーム 2
送信するアラーム＞アラーム 3
送信するアラーム＞アラーム 4
送信メール内容＞瞬時値データ付加
送信メール内容＞送信元 URL 付加
送信メール内容＞題名
送信メール内容＞ヘッダ 1
送信メール内容＞ヘッダ 2

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn/OffOn/OffOn/OffOn/OffOn/OffOn/OffOn/Off
文字列 (32 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Alarm_summary−−

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞定刻設定
設定項目
定刻設定
メール送信 & 送信時刻設定＞送信先 1
メール送信 & 送信時刻設定＞インターバル
メール送信 & 送信時刻設定＞基準時刻
メール送信 & 送信時刻設定＞送信先 2
メール送信 & 送信時刻設定＞インターバル
メール送信 & 送信時刻設定＞基準時刻
送信メール内容＞瞬時値データ付加
送信メール内容＞送信元 URL 付加
送信メール内容＞題名
送信メール内容＞ヘッダ 1
送信メール内容＞ヘッダ 2

設定範囲または選択肢

初期値

On/Off1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/24h
数値 (00：00 〜 23：59)
On/Off1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/24h
数値 (00：00 〜 23：59)
On/OffOn/Off
文字列 (32 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )

Off
24h
00：00
Off
24h
00：00
Off
Off
Periodic_data−−

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞システム設定
設定項目
システム設定メール送信設定＞送信先 1
メール送信設定＞送信先 2
送信メール内容＞送信元 URL 付加
送信メール内容＞題名
送信メール内容＞ヘッダ 1
送信メール内容＞ヘッダ 2

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn/OffOn/Off
文字列 (32 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )

Off
Off
Off
System_warning−−

通信 ( イーサネット ) ＞ E メール＞レポート設定
設定項目
レポート設定メール送信設定＞送信先 1
メール送信設定＞送信先 2
送信メール内容＞送信元 URL 付加
送信メール内容＞題名
送信メール内容＞ヘッダ 1
送信メール内容＞ヘッダ 2

IM MV2000-02

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn/OffOn/Off
文字列 (32 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )文字列 (64 文字以下 )

Off
Off
Off
Report_data−−

55設定値一覧

通信 ( イーサネット ) ＞ FTP クライアント
設定項目
FTP 転送ファイル
表示＆イベントデータ
レポート
スナップショット
FTP 接続先FTP サーバ名
ポート番号
ログイン名
パスワード
アカウント
PASV モード
イニシャルパス

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn/OffOn/Off
プライマリ / セカンダリ
文字列 (64 文字以下 )数値 (0 〜 65535)
文字列 (32 文字以下 )文字列 (32 文字以下 )文字列 (32 文字以下 )On/Off
文字列 (64 文字以下 )

Off
Off
Off
プライマリ
−
21
−
******...***−
Off−

通信 ( イーサネット ) ＞ SNTP クライアント
設定項目
SNTP クライアント
有/無SNTP サーバ名
ポート番号
問い合わせ間隔
基準時刻
タイムアウト時間
メモリスタート時調整

設定範囲または選択肢

初期値

有/無
文字列 (64 文字以下 )数値 (0 〜 65535)
Off/1h/8h/12h/24h
数値 (00：00 〜 23：59)
10s/30s/90s
On/Off

無
−
123
8h
00：00
30s
Off

通信 ( イーサネット ) ＞ Modbus クライアント＞基本設定
設定項目
Modbus クライアント基本設定
通信周期
コネクションリトライ周期

設定範囲または選択肢

初期値

125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s
Off/10s/20s/30s/1min/2min/5min/10min/20min/30min/1h

1s
2min

通信 ( イーサネット ) ＞ Modbus クライアント＞接続先サーバ
設定項目
接続先サーバ番号
接続先サーバ
ポート番号
Modbus サーバ名
ユニット
番号

設定範囲または選択肢
1-8/9-16

初期値
1-8

数値 (0 〜 65535)
文字列 (64 文字以下 )Auto/Fixed
0 〜 255

502
−
Auto
1

通信 ( イーサネット ) ＞ Modbus クライアント＞送信コマンド
設定項目
クライアントコマンド番号
1 ～ 16
クライアント＞先頭
クライアント＞最終
サーバ＞接続先
サーバ＞レジスタ

設定範囲または選択肢
1-8/9-16
Off/R/R-M/W/W-M
送信コマンド種類により異なる
送信コマンド種類により異なる
1/2/3/…/15/16
数値 ( レジスタ番号 )

初期値
1-8
Off
−
−
1
R, R-M のとき 30001
W, W-M のとき 40001

サーバ＞タイプ

56

INT16/UINT16/INT32_B/INT32_L/UINT32_B/
UINT32_L/FLOAT_B/FLOAT_L

R, R-M, W のとき INT16
W-M のとき INT32_B

IM MV2000-02

設定値一覧

通信 ( イーサネット ) ＞ Modbus クライアント＞自動設定
設定項目
Modbus クライアントの自動設定を行います。以下の設定はすべてクリアされます。よろしいですか。............

設定範囲または選択肢
はい / いいえ

初期値−

設定範囲または選択肢

初期値

1200/2400/4800/9600/19200/38400
7/8
Odd/Even/None
Off:Off/XON:XON/XON:RS/CS:RS
数値 (1 〜 99)
標準 /Modbus/ マスタ

9600
8
Even
Off:Off
1
標準

通信 ( シリアル ) ＞基本設定
設定項目
基本設定
ボーレート
データ長
パリティ
ハンドシェイク
アドレス
プロトコル

通信 ( シリアル ) ＞ Modbus マスタ＞基本設定
設定項目
Modbus マスタ基本設定
通信周期
タイムアウト時間
リトライ数
コマンド待ち時間
自動復帰

設定範囲または選択肢

初期値

125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s
125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/1min
Off/1/2/3/4/5/10/20
Off/5ms/10ms/15ms/45ms/100ms
Off/1min/2min/5min/10min/20min/30min/1h

1s
1s
1
Off
2min

通信 ( シリアル ) ＞ Modbus マスタ＞送信コマンド
設定項目
マスタコマンド番号
1 ～ 16
マスタ＞先頭マスタ＞最終スレーブ＞接続先
スレーブ＞レジスタ

設定範囲または選択肢
1-8/9-16
Off/R/R-M/W/W-M
送信コマンド種類により異なる
送信コマンド種類により異なる
数値 (1 〜 247)
数値 ( レジスタ番号 )

初期値
1-8
Off
−
−
1
R, R-M のとき 30001
W, W-M のとき 40001

スレーブ＞タイプ

INT16/UINT16/INT32_B/INT32_L/UINT32_B/
UINT32_L/FLOAT_B/FLOAT_L

R, R-M, W のとき INT16

設定範囲または選択肢

初期値

On/OffOn/OffOn/OffOn/Off

Off
Off
Off
Off

設定範囲または選択肢
はい / いいえ / キャンセル

初期値−

W-M のとき INT32_B

機器情報出力設定項目
機器情報出力メモリ / メディア状態
測定異常
通信異常
メモリストップ

終了
設定項目
設定を保存しますか？

IM MV2000-02

57設定値一覧

＜初期化＞タブ
設定＋データクリア
設定項目「設定値＋測定・演算データ」を初期化します。よろしいですか？

設定範囲または選択肢
はい / いいえ

初期値−

設定範囲または選択肢
はい / いいえ

初期値−

データクリア
設定項目「測定・演算データ」を初期化します。よろしいですか？

58

IM MV2000-02