仕様

核医学とPET分野における利便性の追求しました

オプション

製品番号425-601

・ 寸法：62（幅）×70（奥行）×60（高さ）cm

・ 425-640 MCA（4MeVまで拡張可）

・ 重量：198kg

・ 425-645 自動サンプルバランス（秤）（Sartorius社製）

・ 最大サンプル充填量：直径13mmのバイアルで250個、・ 450-601 21CFR Part 11ソフトウェアサポート

直径28mmのバイアルで78本

パッケージ

・ 計数効率（ピークウィンドウ）：Cs-137で18％、I-129で58％
・ バックグラウンド（オープンウィンドウ、CPM）：350
Sartoriusは登録商標です。

最適な4π鉛シールド方式です

高い計数効率を得る最適な測定配置に設計しました

Hidex社製品群
Hidex300SL
幅 広いアプリケーションに応じたコンパクトな全自動T DCR 技 法内蔵の液体シンチレーションカウンターです。外部線源を使用せずに、正確な放射能値/DPM（Bq）を測定します。

先端技法で製造されたコンベヤ上のサンプルからの干渉3インチNaI検出器ですを最小限にするための追加シールドを付設しました

様々なサンプルバイアル

全 自動T D C R 技 法 内 蔵の液体シンチレーション
カウンター

極低レベル用 TDCR 技法内蔵の液体シンチレーションカウンター

トライアスラーライフサイエンスと環境アプリケーションに適した単一サン
プル用液体シンチレーションカウンターです。様々な形状のトリチウムを含む放射能を、迅速かつ正確に測定します。

サイズに適応できます

比類なきソフトウェアです

液体シンチレーション
カウンター

ラジオウォータージェネレーター
PET研究における15Oが標
識 さ れ た H 2 O の自動 合 成装置です。

ルミノメーター

Hidex Senseマイクロプレートリーダー
多様なユニークな機能を搭載したマイクロプレートリー
ダーです。タッチスクリーン式で、様々なアプリケーションに 対応 で きるこのコンパクトな プレートリー ダー は 、ワンタッチ操作で簡単に測定結果が得られるマニュアル不要ともいえる装置です。

ガンマカウンター

Hidex社について

Hidex 全自動ガンマカウンターは、ユーザーのアプリケーションに直ちにアクセスして、測定する準備が出来ています。
結果はベクレル（Bq）またはキュリー（Ci）値に直接計算され、エネルギースペクトラムを含めて自動的に保存されるため、データが失われるようなことはありません。
Windows10で操作する外部PCは、ユーザー定義の場所にデータをエクスポートしながら、使いやすいグラフィカルインターフェイスを備えています。
このソフトウェアは、高い放射能サンプルのスペクトルパルスパイルアップを保証するためのアルゴリズムを備えています。
従来までの印刷機能に加えて、いくつかの形式での電子

Hidex 社は、極めて高いテクノロジーを有するフィンランド国の最先端企業です。ライフサイエンス、放射能測定、核医学等に使用される測定装置を開発、製造しており、世界的にも知られている企業のひとつです。Hidex社は、最新のテクノロジーと、優れた伝統的製造技法を持ち合わせています。世界中の科学コミュニティと強く結ばれたHidex社は、革新と開発に挑戦し続け、一層の科学的な開発、研究を推進し、日々邁進し続けております。

データ保存が可能です。サンプルIDを入力すれば、データ処理もしやすくなります。

日本輸入総販売元

Hidex AMG

ラボのセキュリティ要求に対応させるため、Hidex全自動ガンマカウンターのソフトウェアは21CFR Part 11でユーザーの権限でサポートされており、アクセス許可は2017/V4Windowsユーザーアカウントと統合されています。

1711/1000CC

全自動ガンマカウンターユーザーの皆さまのご研究は私共にとっても非常に重要です

登録済みのアプリケーションによる簡単な操作

技術革新

ユーザーの要望に沿った機器の設計を行うというHidex社の長年にわたる理念は、Hidex 全自動ガンマカウンターは、核医学およびPETアプリケーションに特化した世界初のガンマカウンターです。

搭載バランス（秤）とのユニークな組合せ

皆さまが機器を使用し、研究に集中できる環境を提供することにも通じるものです。

GFR（血清Cr値と年齢から腎臓の働きの糸球体ろ過量の推定値の算出）アッセイに必要なすべての個別測定データを

Hidex全自動ガンマカウンターは、最先端の現代ラボに合わせた設計となっています。

組み合わせて、病院における安全なワークフローの最終的なレポートを得ることができます。

タッチスクリーン操作のソフトウェアとアプリケーションに集約された設計により、Ge/Ga（68Ge/68Gaジェネレーター）溶出比測定による簡単な品質管理機能を追加しました。

簡単なキー操作で測定結果の得られる装置です。

ですオプションで搭載できるSartorius社製の自動のバランス（秤）は、これまでにない利便性と信頼性を提供します。
ユーザーの作業時間を短縮して、貴重な時間を節約できます。結果は質量または容積当たりの放射能値として自動的にレポートされます。
正確かつ使いやすいバランス（秤）を備えたHidex全自動ガンマカウンターは、生体内分布を見る研究に最適なプラットフォームです。

拡張MCA
Hidex 全自動ガンマカウンターには、詳細なスペクトラム解析用の強力なリニアマルチチャンネルアナライザーが装備されています。これまで難しいとされていた4,000KeVまでのエネルギー範囲のアイソトープを測定することがO、18F、89Zrなどの同位体によるPET研究の効率が高く、15可能です。

定義された日時や日付などのタイムスタンプに対する自動減衰補正が可能です。
従来のラジオイムノアッセイのための使いやすい診断ツールで、ユーザー定義可能なフォーマットに自動的にデータをエクスポートします。
Ready-setガンマカウンティング測定による安全性を確保しています。

4000

仕様

核医学とPET分野における利便性の追求しました

オプション

製品番号425-601

・ 寸法：62（幅）×70（奥行）×60（高さ）cm

・ 425-640 MCA（4MeVまで拡張可）

・ 重量：198kg

・ 425-645 自動サンプルバランス（秤）（Sartorius社製）

・ 最大サンプル充填量：直径13mmのバイアルで250個、・ 450-601 21CFR Part 11ソフトウェアサポート

直径28mmのバイアルで78本

パッケージ

・ 計数効率（ピークウィンドウ）：Cs-137で18％、I-129で58％
・ バックグラウンド（オープンウィンドウ、CPM）：350
Sartoriusは登録商標です。

最適な4π鉛シールド方式です

高い計数効率を得る最適な測定配置に設計しました

Hidex社製品群
Hidex300SL
幅 広いアプリケーションに応じたコンパクトな全自動T DCR 技 法内蔵の液体シンチレーションカウンターです。外部線源を使用せずに、正確な放射能値/DPM（Bq）を測定します。

先端技法で製造されたコンベヤ上のサンプルからの干渉3インチNaI検出器ですを最小限にするための追加シールドを付設しました

様々なサンプルバイアル

全 自動T D C R 技 法 内 蔵の液体シンチレーションカウンター

極低レベル用 TDCR 技法内蔵の液体シンチレーションカウンター

トライアスラーライフサイエンスと環境アプリケーションに適した単一サン
プル用液体シンチレーションカウンターです。様々な形状のトリチウムを含む放射能を、迅速かつ正確に測定します。

サイズに適応できます

比類なきソフトウェアです

液体シンチレーション
カウンター

ラジオウォータージェネレーター
PET研究における15Oが標
識 さ れ た H 2 O の自動 合 成装置です。

ルミノメーター

Hidex Senseマイクロプレートリーダー
多様なユニークな機能を搭載したマイクロプレートリー
ダーです。タッチスクリーン式で、様々なアプリケーションに 対応 で きるこのコンパクトな プレートリー ダー は 、ワンタッチ操作で簡単に測定結果が得られるマニュアル不要ともいえる装置です。

ガンマカウンター

Hidex社について

Hidex 全自動ガンマカウンターは、ユーザーのアプリケーションに直ちにアクセスして、測定する準備が出来ています。
結果はベクレル（Bq）またはキュリー（Ci）値に直接計算され、エネルギースペクトラムを含めて自動的に保存されるため、データが失われるようなことはありません。
Windows10で操作する外部PCは、ユーザー定義の場所にデータをエクスポートしながら、使いやすいグラフィカルインターフェイスを備えています。
このソフトウェアは、高い放射能サンプルのスペクトルパルスパイルアップを保証するためのアルゴリズムを備えています。
従来までの印刷機能に加えて、いくつかの形式での電子

Hidex 社は、極めて高いテクノロジーを有するフィンランド国の最先端企業です。ライフサイエンス、放射能測定、核医学等に使用される測定装置を開発、製造しており、世界的にも知られている企業のひとつです。Hidex社は、最新のテクノロジーと、優れた伝統的製造技法を持ち合わせています。世界中の科学コミュニティと強く結ばれたHidex社は、革新と開発に挑戦し続け、一層の科学的な開発、研究を推進し、日々邁進し続けております。

データ保存が可能です。サンプルIDを入力すれば、データ処理もしやすくなります。

日本輸入総販売元

Hidex AMG

ラボのセキュリティ要求に対応させるため、Hidex全自動ガンマカウンターのソフトウェアは21CFR Part 11でユーザーの権限でサポートされており、アクセス許可は2017/V4

Windowsユーザーアカウントと統合されています。

1711/1000CC

全自動ガンマカウンターユーザーの皆さまのご研究は私共にとっても非常に重要です

登録済みのアプリケーションによる簡単な操作

技術革新

ユーザーの要望に沿った機器の設計を行うというHidex社の長年にわたる理念は、Hidex 全自動ガンマカウンターは、核医学およびPETアプリケーションに特化した世界初のガンマカウンターです。

搭載バランス（秤）とのユニークな組合せ皆さまが機器を使用し、研究に集中できる環境を提供することにも通じるものです。

GFR（血清Cr値と年齢から腎臓の働きの糸球体ろ過量の推定値の算出）アッセイに必要なすべての個別測定データを

Hidex全自動ガンマカウンターは、最先端の現代ラボに合わせた設計となっています。

組み合わせて、病院における安全なワークフローの最終的なレポートを得ることができます。

タッチスクリーン操作のソフトウェアとアプリケーションに集約された設計により、Ge/Ga（68Ge/68Gaジェネレーター）溶出比測定による簡単な品質管理機能を追加しました。

簡単なキー操作で測定結果の得られる装置です。

ですオプションで搭載できるSartorius社製の自動のバランス（秤）は、これまでにない利便性と信頼性を提供します。
ユーザーの作業時間を短縮して、貴重な時間を節約できます。結果は質量または容積当たりの放射能値として自動的にレポートされます。
正確かつ使いやすいバランス（秤）を備えたHidex全自動ガンマカウンターは、生体内分布を見る研究に最適なプラットフォームです。

拡張MCA
Hidex 全自動ガンマカウンターには、詳細なスペクトラム解析用の強力なリニアマルチチャンネルアナライザーが装備されています。これまで難しいとされていた4,000KeVまでのエネルギー範囲のアイソトープを測定することがO、18F、89Zrなどの同位体によるPET研究の効率が高く、15可能です。

定義された日時や日付などのタイムスタンプに対する自動減衰補正が可能です。
従来のラジオイムノアッセイのための使いやすい診断ツールで、ユーザー定義可能なフォーマットに自動的にデータをエクスポートします。
Ready-setガンマカウンティング測定による安全性を確保しています。

4000

ユーザーの皆さまのご研究は私共にとっても非常に重要です

登録済みのアプリケーションによる簡単な操作

技術革新

ユーザーの要望に沿った機器の設計を行うというHidex社の長年にわたる理念は、Hidex 全自動ガンマカウンターは、核医学およびPETアプリケーションに特化した世界初のガンマカウンターです。

搭載バランス（秤）とのユニークな組合せ

皆さまが機器を使用し、研究に集中できる環境を提供することにも通じるものです。

GFR（血清Cr値と年齢から腎臓の働きの糸球体ろ過量の推定値の算出）アッセイに必要なすべての個別測定データを

Hidex全自動ガンマカウンターは、最先端の現代ラボに合わせた設計となっています。

組み合わせて、病院における安全なワークフローの最終的なレポートを得ることができます。

タッチスクリーン操作のソフトウェアとアプリケーションに集約された設計により、Ge/Ga（68Ge/68Gaジェネレーター）溶出比測定による簡単な品質管理機能を追加しました。

簡単なキー操作で測定結果の得られる装置です。

ですオプションで搭載できるSartorius社製の自動のバランス（秤）は、これまでにない利便性と信頼性を提供します。
ユーザーの作業時間を短縮して、貴重な時間を節約できます。結果は質量または容積当たりの放射能値として自動的にレポートされます。
正確かつ使いやすいバランス（秤）を備えたHidex全自動ガンマカウンターは、生体内分布を見る研究に最適なプラットフォームです。

拡張MCA
Hidex 全自動ガンマカウンターには、詳細なスペクトラム解析用の強力なリニアマルチチャンネルアナライザーが装備されています。これまで難しいとされていた4,000KeVまでのエネルギー範囲のアイソトープを測定することがO、18F、89Zrなどの同位体によるPET研究の効率が高く、15可能です。

定義された日時や日付などのタイムスタンプに対する自動減衰補正が可能です。
従来のラジオイムノアッセイのための使いやすい診断ツールで、ユーザー定義可能なフォーマットに自動的にデータをエクスポートします。
Ready-setガンマカウンティング測定による安全性を確保しています。

4000

仕様

核医学とPET分野における利便性の追求しました

オプション

製品番号425-601

・ 寸法：62（幅）×70（奥行）×60（高さ）cm

・ 425-640 MCA（4MeVまで拡張可）

・ 重量：198kg

・ 425-645 自動サンプルバランス（秤）（Sartorius社製）

・ 最大サンプル充填量：直径13mmのバイアルで250個、・ 450-601 21CFR Part 11ソフトウェアサポート

直径28mmのバイアルで78本

パッケージ

・ 計数効率（ピークウィンドウ）：Cs-137で18％、I-129で58％
・ バックグラウンド（オープンウィンドウ、CPM）：350
Sartoriusは登録商標です。

最適な4π鉛シールド方式です

高い計数効率を得る最適な測定配置に設計しました

Hidex社製品群
Hidex300SL
幅 広いアプリケーションに応じたコンパクトな全自動T DCR 技 法内蔵の液体シンチレーションカウンターです。外部線源を使用せずに、正確な放射能値/DPM（Bq）を測定します。

先端技法で製造されたコンベヤ上のサンプルからの干渉3インチNaI検出器ですを最小限にするための追加シールドを付設しました

様々なサンプルバイアル

全 自動T D C R 技 法 内 蔵の液体シンチレーション
カウンター

極低レベル用 TDCR 技法内蔵の液体シンチレーションカウンター

トライアスラーライフサイエンスと環境アプリケーションに適した単一サンプル用液体シンチレーションカウンターです。様々な形状のトリチウムを含む放射能を、迅速かつ正確に測定します。

サイズに適応できます

比類なきソフトウェアです

液体シンチレーション
カウンター

ラジオウォータージェネレーター
PET研究における15Oが標
識 さ れ た H 2 O の自動 合 成装置です。

ルミノメーター

Hidex Senseマイクロプレートリーダー
多様なユニークな機能を搭載したマイクロプレートリー
ダーです。タッチスクリーン式で、様々なアプリケーションに 対応 で きるこのコンパクトな プレートリー ダー は 、ワンタッチ操作で簡単に測定結果が得られるマニュアル不要ともいえる装置です。

ガンマカウンター

Hidex社について

Hidex 全自動ガンマカウンターは、ユーザーのアプリケーションに直ちにアクセスして、測定する準備が出来ています。
結果はベクレル（Bq）またはキュリー（Ci）値に直接計算され、エネルギースペクトラムを含めて自動的に保存されるため、データが失われるようなことはありません。
Windows10で操作する外部PCは、ユーザー定義の場所にデータをエクスポートしながら、使いやすいグラフィカルインターフェイスを備えています。
このソフトウェアは、高い放射能サンプルのスペクトルパルスパイルアップを保証するためのアルゴリズムを備えています。
従来までの印刷機能に加えて、いくつかの形式での電子Hidex 社は、極めて高いテクノロジーを有するフィンランド国の最先端企業です。ライフサイエンス、放射能測定、核医学等に使用される測定装置を開発、製造しており、世界的にも知られている企業のひとつです。Hidex社は、最新のテクノロジーと、優れた伝統的製造技法を持ち合わせています。世界中の科学コミュニティと強く結ばれた
Hidex社は、革新と開発に挑戦し続け、一層の科学的な開発、研究を推進し、日々邁進し続けております。

データ保存が可能です。サンプルIDを入力すれば、データ処理もしやすくなります。

日本輸入総販売元

Hidex AMG

ラボのセキュリティ要求に対応させるため、Hidex全自動ガンマカウンターのソフトウェアは21CFR Part 11でユーザーの権限でサポートされており、アクセス許可は2017/V4

Windowsユーザーアカウントと統合されています。

1711/1000CC

全自動ガンマカウンター