デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

特長

周波数帯域：3.5GHz（シリアル／デジタル・アプリケーション）
周波数帯域：2.5GHz、1GHz、500MHz（すべてのアプリケーション）
最高リアルタイム・サンプル・
レート：40GS/s（1チャンネル）、
10GS/s（4チャンネル同時）最大レコード長：400Mポイント（ロング・メモリの観測を容易にするMultiView Zoom機能付）
最高波形取込レート：250,000
波形／秒以上測定波形に合わせて選択可能な帯
域制限フィルタ
MyScope®カスタム・ウィンドウと右クリック・メニューによる優れた操作性
イベント・サーチ／マークにより、イベントの関連性を容易に把握

優れた性能と多彩な機能で、迅速な設計／デバッグ
DPO7000シリーズは新世代のデジ
タル・フォスファ・オシロスコープ
で、最先端の回路設計における設計
検証、特性評価、デバッグおよびテストなどで直面するシグナル・イン
テグリティ問題を解決する、優れた
ソリューションを提供します。
DPO7000シリーズは、卓越した信号取込み機能と解析機能に加え、優れた操作性とデバッグ・ツールを装備し、日々の業務を効率的にこなすことができます。直感的なユーザ・
インタフェースと大型ディスプレイ
により、シンプルな操作で多くの情報を得ることができます。

優れた取込み性能

現（ＤＰＯ7354型）。各チャンネルでオン／オフが選択できるDSPフィル
タにより、帯域幅拡張のみならず、振幅応答や位相応答を補正できるため、複雑な測定におけるより高い信号忠実性を実現。スピーディーな生データの取込みが必要なアプリケーションでは
DSPフィルタをオフにし、2.5GHzアナ
ログ帯域幅でのアクイジションが可能。
DPO7000シリーズは、選択可能な
帯域制限フィルタを装備しており、各周波数レンジにおいて理想的な帯域ロー
ルオフ特性、フラットネス、位相リニ
アリティを実現しています。適切なレンジを選ぶことにより、測定におけるア
ウトオブバンド・ノイズの影響を低減することができます。これにより、高周波測定と、低周波測定の相反する要求を、1台のオシロスコープで簡単に実現できます。

テクトロニクスのオシロスコープが持つ優れた信号忠実性により、確かな測定結果が得られます。

タッチ・スクリーン機能付12.1型大型XGAディスプレイ
コミュニケーション・マスク・
テスト
クロック・リカバリ機能付NRZ
シリアル・パターン・トリガ
1.25Gbpsまでのパターン依存性
効果特定のための64ビットNRZ
シリアル・パターン・トリガ
NRZシリアル･テスト・パターン･トリガ
ロー・スピード・シリアル・プロト
コル・トリガ（I2C、SPI、RS-232、
CAN）
アプリケーションに対応したソフ
トウェアを取込み可能（MIPI DPHY、Ethernet、USB 2.0コン
プライアンス・テスト、ジッタ、
タイミング、アイ・ダイアグラム、
パワー、DDRメモリのバス解析、
CAN/LIN解析）

アプリケーション
シグナル・インテグリティ、ジッタ／タイミング測定
最先端設計の検証、デバッグ、特性評価– 2 . 5 G H z 機 種 （ D P O 7 2 5 4 型 ）、3.5GHz機種（DPO7354型）では、1chで40GS/sを実現。

当社独自の最新DSPの採用により、最高周波数帯域3.5GHzおよび複数のチャンネル間での特性マッチングを実省スペース設計で、軽量な筐体

Microsoft® Windows XP
OS、OpenChoice®による内部バス経由の拡張解析

すべての機種、すべてのチャンネルで高いサンプル・レートを実現し、トラン
ジェント、異常信号、高速エッジなどの信号の細部まで取込み可能。

– DPO7104型では、Opt. 2SRで最高リアルタイム・サ ン プ ル ・ レ ー トが2倍に。

1,400種類以上もの組み合わせができるPinpoint®トリガ・システム
を採用、これまで困難であった複雑な信号のトリガリングが可能

テレコム、データコム規格によるシ
リアル・データ・ストリームのデバッ
グ／コンプライアンス・テスト
選択可能な帯域制限

低ジッタ・ノイズ・フロアと優れた垂直軸精度により、
極めて正確な測定が可能。

ロー・スピード・シリアル・バス
設 計 （ C A N 、S P I 、I 2 C 、L I N 、
RS-232、FlexRay）
トランジェント（過渡現象）の解析
パワー測定／解析
スペクトラル解析

www.tektronix.co.jp/dpo7000

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

4箇所同時にズーム表示し、比較できます。

業界トップトラスのロング・メモリにより、高解像度で長時間の連続取込みが可能。
ー 標準で10Mポイント／chのメモリ長を装備
ー オプションで最大400Mポイントのメモリ長を装備可能（DPO7254型、DPO7354型）
ー オプションで最大200Mポイントのメモリ長を装備可能（DPO7054型、DPO7104型）
ー MultiView Zoom機能により、ロング・メモリを容易にコントロール。複数の波形の比較、解析が容易に。ロング・メモリの自動スクロール、演算式を作成して差異を直ちにハイライト表示
正確な設計評価には、測定点から信号を忠実に取出しオシロスコープに伝えることが必要なため、差動電圧測定、シングルエ
ンド測定、または電流測定などの高性能プ
ロービング･ソリューションを装備。

優れた汎用性
波形取込みと表示パラメータの詳細な設定によりオシロスコープをフル活用できます。
DPO7000シリーズには、3種類の水平軸モードが装備されています。次々
と測定ポイントを移動し、変化の激しい波形を観測する時は、オートマチック（Automatic）モード（デフォルトのモード）を選択します。このモードでは、波形は高速な更新レートで表示されます。正確な測定のために高速なリ
アルタイム・サンプル･レートが必要な場合は、コンスタント･サンプル･レート（Constant Sample Rate）モード
を選択します。最速のサンプル･レートが維持され、最良のリアルタイム分解能が得られます。もう1つのモードはマニュアル（Manual）モードであり、サンプル･レートとレコード長を個別に直接設定することができます。
2

www.tektronix.co.jp/dpo7000

アクティブ・プローブにより、高速信号取込
みと忠実度の高い信号取込みを実現。

メニュー項目をドラッグ＆ドロップすること
でMyScope®コントロール・ウィンドウが作成できます。

3種類の水平軸モード設定

MyScope®機能により、よく使う操作、機能を集めて独自のコントロール・ウィ
ンドウを作ることができます。
任意のオシロスコープの機能をドラッ
グ&ドロップにより集約し、独自のツールボックスとしてカスタム・コントロー
ル・ウィンドウを作成することができます。一度作成すれば、専用のMyScope®
ボタンおよびオシロスコープのボタン／
メニュー・バーから、他のコントロー
ル・ウィンドウと同じように簡単にアクセスできます。作成できるカスタム・コントロール・ウィンドウの数に制限はありませんので、オシロスコープを共有する場合でも、使用する人ごとに独自のコントロール・ウィンドウを作成することができます。MyScopeコン
トロール・ウィンドウは、すべてのオ
シロスコープ・ユーザにとって使いやすくなっています。オシロスコープをしばらく使っていなかったユーザにとっては、操作を思い出すまでの時間を短縮でき、使い慣れているユーザは、より効率的な使い方が可能になります。
必要な操作、機能は一つのコントロー
ル・ウィンドウにまとめることができますので、メニューからメニューへと、同じような操作を繰り返す必要がありません。

取込んだデータは、ExcelツールバーでMicrosoft Excelに、WordツールバーでWordに取込むことができます。

OpenChoice ®ソフトウェアにより、使い慣れた解析ツールでテスト／計測システムをカスタマイズできます。
OpenChoiceの解析、ネットワーク
機能により、Microsoft ® WindowsXPを搭載した当社のオシロスコープに柔軟性が加わります。高速な内部バスを使用することで、従来のGPIB転送に比べて極めて高速に、取込んだ波形データを解析アプリケーションに直接転送することができます。当社 が実現した業界標準のプロトコルであるTekVISA™インタフェースとActiveXコントロールが含まれており、
データ解析やドキュメンテーションなどのWindowsアプリケーションを拡張できます。IVI機器ドライバが含まれていますので、オシロスコープ 上 ま
た は 外 部 P C の プ ロ グ ラ ム に よって
GPIB、シリアル・データ、LAN経由
でオシロスコープと容易にコミュニ
ケーションをとることができます。あるいは、ソフトウェア・デベロッパー
ズ・キット（SDK）を使用すること
で、VisualBASIC、C、C＋＋、
MATLAB®、LabView®、LabWindows/
CVI、その他のアプリケーション開発

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

FastAcqアクイジション・モードにより発生頻度の低い異常波形の捕捉が可能となり、問題点をはっきりと確認できます。

200psまでのグリッチが検出できます。

環境（ADE）を用い、波形取込や解析などの自動プログラムを作成することもできます。外部PCや非Windows系のホスト・コンピュータも、簡単にオ
シロスコープと接続できます。さらに、OpenChoiceアーキテクチャにより、高速で汎用性のある包括的なソフトウ
ェア環境を構築することができます。
Excelツールバー、Wordツールバーと呼ばれるデータ転送プログラムも使用でき、Windowsデスクトップまたは
外部PCでの解析、ドキュメンテーションが容易に行えます。

なります。また、洗練されたトリガ・
モードにより、問題の箇所を特定することができます。

複雑な回路設計のデバッグを強力にサポートFastAcqアクイジション・モードにより迅速なデバッグが可能となり、問題点をはっきりと確認できます。
当社の特許であるDPX®によって実現されたFastAcq取込み機能は、単なるカ
ラー・グレーディングとは異なり、毎秒250,000波形以上（4ch同時）の波形更新レートを持ち、間欠的に発生する異常信号を検出する能力が大幅に向上しています。さらに、輝度調整ノ
ブを回すことで発生頻度が少ない波形も明確に表示でき、今まで見えなかった信号を観測することができます。限
られた時間での散発的な信号取込みを行い、一瞬の取込レートをもって、高速の波形取込レートを実現していると主張しているオシロスコープ・メー
カもありますが、DPX技術による
DPO7000シリーズ・オシロスコー
プは、連続して真の高速波形取込レートを可能にし、問題箇所をすばやく検出することで大幅な工数削減が可能に

特定のイベントにトリガすることで、複雑な信号のデバッグ、評価が可能に
当社のPinpoint ® トリガは、システ
ム・エラーを検出したり、DDRのリードやライト・バーストなどの複雑な信号を詳細に解析するのに最適です。
Pinpointトリガ・システムは、SiGe（シリコン・ゲルマニウム）技術により、トリガ感度をオシロスコープの全帯域まで向上させ、Aトリガ、Bトリ
ガにおいてすべてのトリガ・タイプが選択できます。Pinpointトリガは、幅の狭いグリッチを、低いトリガ・ジッタで捕らえることができます。従来のトリガ・システムでは、一つのイベン
ト（Aイベント）にだけしか複数のトリ
ガ・タイプが選択できず、遅延トリガ（Bイベント）ではエッジ・トリガしか選択できませんでした。また、Bイベン
トが発生しない場合でもトリガ・シー
ケンスをリセットできませんでした。
しかし、Pinpointトリガでは、Aトリ
ガ、Bトリガの両方ですべてのタイプのトリガが設定できます。また、トリ
ガ・リセットも装備されていますので、指定した時間、ステート、トランジシ
ョンを経過した後に、トリガ・シーケ
ンスをリセットし再開することができます。これにより、極めて複雑なイベントであっても捉えることが可能です。
従来のオシロスコープで提供されるトリガは20種類以下ですが、Pinpoint
トリガでは1400種類以上の組合せが可能です。

360psまでのセットアップ／ホールド時間
違反を検出します。

エンハンスト・トリガでは、トリガ経
路と表示経路間の時間差を補正することにより、トリガ･ポイントにおけるトリガ・ジッタを最小にすることができます。このモードでは、トリガ・ジッタ100fsまで低減され、トリガ･ポイントは正確な測定基準点となります。
業界標準のシリアル・バスにおいて、
特定のビット・シーケンスでトリガする
I2C (Inter-Integrated Circuit) トリ
ガは、DPO7000シリーズ・オシロ
スコープに標準で装備され、スター
ト・コンディション、ミッシング・ア
クノレッジ、リスタート、データ・リー
ド、アドレスおよびデータ・フレーム
でトリガします（10ビットまたは7ビットのフォーマット、R/Wビットを含めるか、含めないかの選択が可能）。
SPI (Serial Peripheral Interface)
トリガは、DPO7000シリーズ・オ
シロスコープに標準で装備され、ユーザが定義するフレーム内のデータ・パ
ターンでトリガします。
RS-232トリガは標準で装備されています。
CAN (Controller Area Network) ト
リガは、オプションで用意されています（Opt. LSA）。任意のCANハイまたはCANロー信号において、CANフレー
ムのスタートまたはエンドに同期し、フレームのタイプ（データ、リモート、
エラー、オーバロード）、アイデンティファイヤ、データ、ミッシング・アク
ノレッジおよびビット・スタッフィン
グ・エラーでトリガします。

www.tektronix.co.jp/dpo7000

3デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

特定のI2Cアドレスに簡単にトリガ

アナログHDTV/EDTVトリガにより、1080i、1080p、720pおよび480pのビデオ・フォーマットに対応します。標準のビデオ・トリガも装備しており、NTSC、SECAMおよび
PALビデオ信号のフィールド、全ライン、全フィールド、奇数／偶数フィールドの任意のラインでトリガできます。
さらに、IREやmV目盛も選択でき、ビデオ信号の読み取りが容易になります。これは標準で装備されている機能です。
シリアル・アーキテクチャのデバッグ
では、NRZシリアル・データ・スト
リームのためのクロック・リカバリ機
能付シリアル・パターン・トリガ（DPO7254型、DPO7354型のみ）が用意されています。オシロスコープ
はクロック信号をリカバリし、トランジションを判別し、キャラクタやその他のプロトコル・データをデコードします。取込んだビット・シーケンス
は、解析のためのワード（8B/10Bおよびその他のエンコード・シリアル・ストリーム）として表示できます。また、エンコードされたワードをシリア
ル・パターン・トリガ条件に設定することもできます。このシリアル・トリ
ガ・オプションでは、1.25GbpsまでのNRZシリアル信号に対応します。

4

www.tektronix.co.jp/dpo7000

アナログHDTVの3値シンク信号にトリガし、
水平ブランキング・インターバルを調べる

パターン･ロック･トリガはNRZシリアル・パターン・トリガの新しい手法で、ロング・シリアル・テスト・
パターンの取込みをパターン長に同期させることにより、優れた時間軸
精度での取込みが可能になります。
パターン・ロック・トリガでは、ロング・シリアル・データ・パターンのラン
ダム・ジッタを除去することができます。特定のビット・トランジションの影響を調べたり、マスク・テスト
でアベレージングを使用することもできます。この機能は、DPO7254
型、DPO7354型のOpt. PTMに含まれています。
12.1型大型XGAスクリーン・
ディスプレイ
DPO7000シリーズは、12.1型大型タッチ・スクリーン機能付XGAディス
プレイを装備しており、同クラスのオ
シロスコープに比べ、波形表示領域が15%以上拡大しています。
10divの垂直軸目盛により、測定分解能が25% 以上向上しています。

パターン依存による問題をデバッグするためのシリアル・パターン・トリガ

優れた操作性
TekVPI®プローブ・インタフェースにより、オシロスコープとプローブ間の双方向の通信が行われ、広い用途に対応した、使いやすい操作性を実現しています。
DPO7000シリーズは反応時間がす
ばやく、タッチ・スクリーン、階層の浅いメニュー構造、直感的なグラフィッ
ク・アイコン、チャンネルごとに独立した垂直軸操作ノブ、マウスの右クリッ
ク・メニューのサポート、マウス・ホ
イール、プレビュー・モードでの波形と測定の保存、エクスポート／保存／
呼出メニューの改善など、数多くの優れた操作性を実現しています。
ロジック・アナライザとの統合によるデジタル設計／デバッグ
当社のiView® (Integrated View) が持つデータ表示機能により、シグナ
ル・インテグリティ問題が解決でき、システムのデバッグ、評価が効果的に行えます。iView機能では、デジタ
ル・データとアナログ・データを、時間相関をとりながらロジック・アナラ
イザ上の一つの表示ウィンドウで観測することができます。信号をアナログ表示することにより、システムに障害をもたらす原因となる波形も特定できます。iViewは、一度設定すれば校正の必要もなく、簡単な設定で時間相関表示が得られます。

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

12.1型ディスプレイの大きさを、他のオシロスコープのディスプレイと比較

デジタル回路設計やトラブルシューティングのための統合ツールセット

複雑な回路設計の特性評価とプリ・コンプライアンス
簡単な演算式から、波形マスク・テス
ト、コンプライアンス・テスト、イベン
ト・サーチ、イベント・マーク、またカスタム・アプリケーションにおいても、DPO7000シリーズ・オシロス
コープには、業界で最も総合力の高い解析ツール、コンプライアンス・ツー
ルが用意されています。

基本スペクトラルUIコントロール・ウィンドウ

ジッタ／タイミング／アイ・ダイアグラム測定

ビルトインされた拡張波形解析
ツール

詳細な波形解析を可能にする幅広いオプション

波形カーソルにより波形間のタイミン
グ特性が容易に測定できます。カーソ
ルはYT波形、XY表示波形間でリンクし、位相関係やSOA（安全動作領域）
違反のチェックも簡単に行えます。
53種類の自動測定項目は、振幅、時間、コンビネーション、ヒストグラム
およびコミュニケーションのカテゴリに論理的に配置されたグラフィカル・
パレットから選択できます。さらに、
平均値、最小値、最大値、標準偏差、母集団などの統計値も測定できます。
波形データを被演算子として定義することもできます。通常の波形演算関数
は、スクリーン上のボタンから選択できます。さらに、ライブ波形、リファ
レンス波形、関数、測定値、定数およびユーザ定義の変数まで演算式に組み込むことができ、電卓スタイルの編集が可能です。

ジッタ／アイ・ダイアグラム解析（Opt.
DJA）ｰ 最新のシリアル・バスではタイミング・マージンが厳しく、安定した低ジッタ設計が求められています。DPO
JETはオシロスコープの機能を拡張
し 、 単 発 の リ ア ル タ イ ム ・ アクイジ
ションで取込んだ連続のクロック、データ・サイクルからジッタ、タイミング、
アイ・ダイアグラムを測定します。多彩な測定項目、スペクトラム・プロッ
ト、トレンド・プロットなどの解析ツー
ルにより、さまざまな条件におけるシ
ステム・タイミングを測定することができます。また、固定パターンの繰り返しやパターン長に関係なく、信号に含まれるランダム・ジッタ／デターミ
ニスティック・ジッタも測定できます。解析機能によりSSCプロファイルなどの信号特性を調べたり、コンプラ
イアンス機能により統計リミットに対するテストのためのアイ・ダイアグラ
ム・マスクやリミット・ファイルを使用してパス／フェイル・テストを実行することができます。

FFT ｰ 信号を周波数領域で解析します。基本スペクトラルUI（操作性を重視
し、パラメータは自動で設定されます）
または上級スペクトラルUI（周波数スパン、中心周波数、分解能帯域幅は個別に設定できます）が使用できます。
フィルタ ｰ 独自のフィルタを作成した
り、標準で装備されているフィルタにより、ノイズや特定の高調波などを分離、削除することができます。

アイ・ダイアグラム解析機能を含まないDPOJET Essentialsは標準で付属しています。

www.tektronix.co.jp/dpo7000

5

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

SignalVuによるマルチドメインの詳細解析

取込んだ波形から特定のイベントを検索

CAN/LINタイミング＆プロトコル・デコード

拡張イベント・サーチ／マーク ｰ イ
ベント･サーチ／マーク機能では、重要なイベントをハイライト表示し、そうでないイベントをスキップすることができ、イベント間の関係を容易に把握することができます。重要なイベン
トには、簡単に移動することができます。またトランジション、セットアップ／ホールド、ロジック･パターンな
どのイベントのサーチ／マーク機能も装備されています。

MIPI D-PHY特性評価とコンプライアンス・
テスト
パワー測定／解析

波形リミット･テスト ｰ リミット値を設定することで、取込波形と比較することができます。リミット値は、リファレンス波形の周囲に許容値として設定することができます。取込んだ波形の一部がリミット値を超えると、メッセージが返され、波形のどの部分がリミット値を超えたか、その位置が示されます。
コミュニケーション・マスク･テスト（Opt. MTM） ｰ シリアル・コミュニケーション規格のコンプライアンス評
価のためのマスクが装備されており、156種類の規格マスクがサポートされています。
ITU-T (64kbps〜155Mbps)
ANSI T1.102 (1.544〜155Mbps)
Ethernet IEEE 902.3 ANSI X3.263(125Mbps〜1.25Gbps)
Sonet/SDH (51.84〜622Mbps)
Fibre Channel (133Mbps〜
2.125Gbps)
USB（12〜480Mbps）
IEEE 1394 (491.5Mbps〜
1.966Gbps)
Rapid I/O（最大2Gbps）
OIF Standards (1.244Gbps)
ビデオ（143.18Mbps〜1.485Gbps）

6

www.tektronix.co.jp/dpo7000

CAN/LINタイミング&プロトコル
解 析 ソ フ ト ウ ェ ア (Opt. LSA) ｰ
CAN/LINネットワークの安定動作を確認できるよう、このオプションでは、オ
シレータ・トレランス、伝播遅延が測定できます。CANとLINのメッセージをビ
ルトイン・プロトコルによってデコードでき、また、トリガ機能も装備しています。
このオプションは、DPO7354型、DPO
7254型、DPO7104型、DPO7054
型ではOpt. LSAで装備されます。
パワー解析ソフトウェア (Opt. PWR)
ｰ スイッチング電源回路のスイッチン
グ・デバイスや磁気コンポーネントの電力損失を解析し、カスタム・フォーマッ
トのレポートを作成します。ハイレ
ゾ・アクイジション・モードにより、最高125MHzまでの単発信号または繰
り返し信号に対して、8ビット以上の垂直軸分解能が得られます。オシロスコー
プの持つ強力かつフレキシブルな測
定、演算、演算波形を使用した演算などの優れた基本性能に支えられ、電圧、電流、瞬時電力、エネルギなどパワー測定における理想的なソリューション
を提供します。新しいTekVPI®インタ
フェースには、オシロスコープとプロー
ブ間の通信機能があります。TekVPI
インタフェースには、新たにプローブ
電源マネージメント機能が備わり、外部電源を必要とすることなく、電流プ
ローブを直接接続することができます。

SignalVuベクトル・シグナル解析ソフ
トウェア（Opt. SVE、SVP、SVM）− SignalVuは、ワイドバンド設計およびワイドバンド・スペクトラム・イ
ベントが簡単に検証できるベクトル信号解析ソフトウェアです。RSA6000
シリーズ・リアルタイム・スペクトラ
ム・アナライザのシグナル解析エンジンと、業界トップクラスの帯域を誇るデジタル・オシロスコープを組合せることで、外付けのダウンコンバータの必要なしに20GHzまでの複雑な信号を検証することが可能になります。ベク
トル・シグナル・アナライザ、スペク
トラム・アナライザ、デジタル・オシ
ロスコープの強力なトリガ機能が、１つのパッケージで実現されます。ワイドバンド・レーダ、ワイドバンド高速
データ通信、または周波数ホッピングによる通信における複雑な信号の設計検証であっても、SignalVuベクトル
信号解析ソフトウェアを使用すること
で、時間によって変化するワイドバン
ド信号の観測を容易にし、解析に要する時間を短縮することができます。
MIPI D-PHY特性評価／コンプライ
アンス・テスト・ソフトウェア (Opt.
D-PHY) ｰ D-PHY仕様を検証し、特性をすばやく評価し、ジッタや信号品
質の問題点をすばやく検出します。高
速なデータ − タイミングを測定し、高速または省電力モードにおける電気特性を測定します。

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

性能

垂直軸システムDPO7054型

DPO7104型

入力チャンネル数

DPO7254型

DPO7354型

3.5GHz＊14周波数帯域（DSPをオンにした場合）

—

—

—

立上り時間（DSPをオンにした場合）

—

—

—

115ps

ハードウェア・アナログ帯域（−3dB）

500MHz

1GHz

2.5GHz

2.5GHz

立上り時間（10〜90%、代表値）

460ps

300ps

160ps

145ps

立上り時間（20〜80%、代表値）

310ps

200ps

100ps

95ps

DCゲイン確度±1%、オフセット／ポジションは0に設定

帯域制限

3GHz、2.5GHz、1GHz、500MHz、250MHz、20MHz（機種によって異なる）

入力カップリング

AC、DC、GND

入力インピーダンス

1MΩ±1%（13pF±2pF）または50Ω±1%

入力感度1MΩ:1mV/div〜10V/div
50Ω:1mV/div〜1V/div

垂直分解能

8ビット（アベレージングで11ビット以上）

最大入力電圧、1MΩ

±150V CAT I、200kHz以上では20dB/decadeで9V rmsまで低下

最大入力電圧、50Ω

±24V以下のピークで5V rms

ポジション・レンジ±5div

オフセット・レンジ

1〜50mV/div：±1V
50.5〜99.5mV/div：±1.5V〜10div
100〜500mV/div：±10V
505〜995mV/div：±15V〜10div
1〜5V/div：±100V
5.05〜10V/div：±150V〜10div

オフセット確度

1〜9.95mV/div：±0.2%（オフセット値−ポジション）±0.1div±1.5mV
10〜99.5mV/div：±0.35%（オフセット値−ポジション）±0.1div±1.5mV
100mV/div〜1V/div：±0.35%（オフセット値−ポジション）±0.1div±15mV
1.01〜10V/div：±0.25%（オフセット値−ポジション）±0.1div±150mV

任意の2チャンネル間の遅延時間（代表値）

100ps以下（10mV/divより大きい設定において、50Ω、DCカップリング、同一垂直軸感度の場合）

チャンネル間アイソレーション（同一時間軸感度の任意の2チャンネルにおいて）＊1

100MHz以下で100:1以上、30：1以上（100MHz〜2.5GHz）
20：1以上（2.5〜3.5GHz）

4div以上の振幅の正弦波では3GHz（代表値）

Ethernetコンプライアンス・
テスト

Ethernetコンプライアンス・テ
スト・ソフトウェア（Opt.
ET3）- 10/100/1000BaseTのためのコンプライアンス・テ
スト・ソフトウェアです。
USB2.0コンプライアンス・テスト（Opt. USB）- USB2.0のコンプライアンス・テストが実行できます。
DDRメモリ・バス解析（Opt.
DDRA）- DDR1、LP-DDR1、
DDR2、DDR3、GDDR3のリード／ライトを自動的に識別し、すべてのリード／ライト・バーストにおいてJEDEC適合性

USBコンプライアンス・テスト

測定を行い、パス／フェイル結果を表示します。また、クロッ
ク、アドレス、コントロール信号も測定できます。さらに、
DPOJETでDDRAの適合性試験を実行することで、複雑なメモ
リ信号問題をすばやく解決できます。
ウルトラワイド・バンド
WiMedia解析（Opt. UWB）とEssentialウルトラワイド
WiMedia解析（Opt. UWBE）
UWBE - ウルトラワイド・バン
ドのマイクロ波や光／電気信号
では、スペクトラム・アナライ

UWB WiMedia解析／測定

DDRメモリ・バス解析

ザをベースとしたソリューショ
ンよりも広いリアルタイム帯域が必要です。RFデータのスペク
トラム解析やデジタル・ダウン
コンバージョンは簡単に行え、
ダウンコンバートデータは、
RSAVuやMATLABなどの解析ツールにエクスポートして詳細に解析できます。
UWB - すべてのバンド・グルー
プに対応し、パケット、TFC（時間周波数コード）とデータ・レートを自動検出、WiMediaPHY 1.2解析に対する優れたソ
リューションを提供します。迅速なビジュアル化により、デバッグを効率化。また、スペクト
ログラム、パワー・スペクトラ
ム密度、QPSK/DCMコンスタ
レーション、EVM対シンボル、EVM対サブキャリア、コモン位
相エラー対シンボル、電圧対時間プロット、および各種測定項目を含んだレポート作成が行えます。

www.tektronix.co.jp/dpo7000

7デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

9

5

12

基本スペクトラルUIコントロール・ウィンドウ

1

ジッタ／タイミング測定

CAN/LINタイミング＆プロトコル・デコード

11

1 12.1型大型
XGAタッチ・スクリーン・
ディスプレイ
DPO7000シリー
ズのタッチ・スク
リーンは、同クラ
スのオシロスコープに比べ、波形表
示領域が15%以上拡大しています。

8

2 新型プローブ・
インタフェースT e k V P I ®プ ロ ー
ブ・インタフェース
は、オシロスコープとプローブ間の双方向の通信により広い用途に対応した使いやすさを実現しました。

www.tektronix.co.jp/dpo7000

3 優れた性能
最高3.5GHzの周
波数、最高40GS/s
リアルタイム・サン
プリング・レート、
最大400Mサンプ
ル・ポイント (1ch)のレ コ ー ド 長 を実現。

4 MultiView
Zoom
ロング・メモリに取込んだデータを、複数のセグメントで同時に解析し、自動でスクロール。

5 優れた操作性
MyScope により、必要な操作項目を集めて独自のコン
トロール・ウィンドウを作成可能。
ユーザ・インタ
フェースは、タッチ・スクリーンまたはマウスで操作できます。
®

6 Pinpoint®トリガ
により、複雑な回路設計のデバッグをサポート
1400種類以上のトリガの組み合わせによる強力なト
リガ機能。

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

9

4

7

6
10
パワー測定

11

5

規格で定められたマスクによる622Mbps信
号のテスト

3

8

USBコンプライアンス・テスト

2

7 FastAcqアクイ
ジションにより、障害を迅速にデバッグ
毎秒250,000波
形以上の取込みにより、間欠現象を容易に発見。発生
頻度も容易に識別可能。

8 容易な接続
前面パネルにもUSBメモリ用ポートを装備。
各種コネクタもサ
イド・パネルに装備。

9 多彩な組込み
拡張解析ツールを用意
XY波形、YT波形
間でカーソルがリンク。
53種類の自動測定項目。
FFT、スペクトラ
ルを含む、豊富な演算機能。

10 ロー・スピード・
シリアル設計にI 2 C、SPI、CAN
用シリアル・プロ
トコル・トリガ、
さらにCAN/LIN
タイミング&プロ
トコル解析ソフト
ウェアを用意。

11 高速シリアル
設計に

12 オプションのソフ
トウェアにより拡張波形解析が可能
DPO7254型、
DPO7354型のオプションによるリ カ バ リ・ ク ロ ッ
ク、リカバリ・デー
タ付NRZシリア
ル・パターン・トリガ。

イベント･サーチ／
マークによる迅速なイベント解析。
優れたジッタ／タ
イミング測定、コン
プライアンス測定／テスト

www.tektronix.co.jp/dpo7000

9デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

時間軸システムDPO7054型

DPO7104型

DPO7254型／DPO7354型

時間軸レンジ

50ps/div〜1000s/div

50ps/div〜1000s/div

25ps/div〜1000s/div

オプション2SR—

25ps/div〜1000s/div

—

500fs

500fs

250fs

250fs

—

時間分解能（等価時間モード）
オプション2SR—

遅延時間レンジ

5ns〜250s

チャンネル間デスキュー・レンジ±75ns

デルタ時間測定確度((0.06／サンプル・レート) + (2.5ppm×読み値)) rms

トリガ・ジッタ（実効値）

1.5ps rms (代表値)、拡張トリガ：オフ
100fs rms未満、拡張トリガ：オン

ジッタ・ノイズ・フロア

10μs未満の記録長で1ps rms未満（2ps未満、ピーク）
30ms未満の記録長で2.5ps rms未満
10s未満の記録長で65parts/trillion未満

時間軸確度±2.5ppm＋エージング（1ppm／年）

アクイジション・システム
DPO7054型

DPO7104型

DPO7254型／DPO7354型

20GS/s

20GS/s

40GS/s—

40GS/s—

10GS/s

10GS/s

20GS/s—

20GS/s

—

5GS/s

5GS/s

10GS/s

10GS/s—

リアルタイム・サンプル・レート
1チャンネル時（最高）オプション2SR
2チャンネル時（最高）オプション2SR
3または4チャンネル時（最高）オプション2SR—

等価時間サンプル・レート（最高）4TS/s（繰り返し信号の場合）

最大レコード長／チャンネル
標準

40M (1-CH.)、20M (2-CH.)、10M (4-CH.)

Opt. 2RL

80M (1-CH.)、40M (2-CH.)、20M (4-CH.)

Opt. 5RL

200M (1-CH.)、100M (2-CH.)、50M (4-CH.)

Opt. 10RL——

400M (1-CH.)
200M (2-CH.)
100M (4-CH.)

最高リアルタイム・サンプル・レートにおける最長記録時間 (1ch)
DPO7054型

DPO7104型

DPO7254型／DPO7354型

50ps (20GS/s)

50ps (20GS/s)

25ps (40GS/s)

Opt. 2SR—

25ps (40GS/s)—

標準のレコード長とサンプル・
レートによる最長記録時間

2ms

2ms

1ms

Opt. 2SR

—

1ms

—

最長記録時間（Opt. 2RL）

4ms

4ms

2ms

Opt. 2SR

—

2ms

—

10ms

10ms

5ms

Opt. 2SR

—

5ms

—

最長記録時間（Opt. 10RL）

—

—

10ms

時間分解能（シングルショット）

最長記録時間（Opt. 5RL）

10

www.tektronix.co.jp/dpo7000

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

アクイジション・モード
DPO7054型／DPO7104型／DPO7254型／DPO7354型

FastAcqアクイジション・モード
最大FastAcq波形取込レート
波形データベース
サンプル
ピーク・ディテクト
アベレージング
エンベロープハイレゾ
FastFrame™アクイジション
ロール・モード

FastAcqでは、動的に変化する信号の解析や間欠的なイベントの取込みのために機器を最適化します。
250,000波形／秒以上（4チャンネル同時）
振幅、時間および頻度の三次元データとして、波形データを蓄積します。
サンプル値を取込みます。
幅の狭いグリッチをすべてのリアルタイム・サンプル・レートで捕捉。
10GS/s以下のサンプル・レートでは1/サンプル・レート
2〜10,000波形の平均
1〜2×109波形の最小-最大エンベロープ
リアルタイム・ボックスカー・アベレージングにより、ランダム・ノイズを低減して分解能を向上
アクイジション・メモリをセグメントに分割して記録。最高トリガ・レートは310,000波形／秒以上。
各イベントを取込んだ時刻は記録されます。フレーム・ファインダにより、トランジェントを目視で確認できる。
最大レコード長40Mポイントで10MS/sまで

Pinpoint ®トリガ・システム
DPO7054型／DPO7104型／DPO7254型／DPO7354型

感度
内部DCカップリング
外部トリガ（Auxiliary）入力 1 MΩDC〜50MHzでは0.7div、定格の帯域では1.2div（代表値）、DSPをオンにした3.5GHzでは2.5div。
DC〜50MHzでは250mV、50MHz以上で増加し、250MHzでは350mV

トリガ特性
Aイベントおよび遅延Bイベントのトリガ・タイプ
ロー・スピード・シリアル・プロトコル・
トリガ・タイプ（Aイベントのみ）

エッジ、グリッチ、ラント、パルス幅、トランジション時間、タイムアウト、パターン、ステート、
セットアップ／ホールド、ウィンドウ。エッジ、パターン、ステートを除くすべてのトリガ・タイプに対し、2チャンネルまでのロジック・ステート・クオリファイが可能
I2C、SPI、RS-232（標準）。CANバスは、Opt. LSAで装備。アドレス、データ、
特殊なハンドシェーク・ステート、その他の条件でトリガ。

メイン・トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル

エンハンスト・トリガ

選択可能。トリガ経路と取込データ経路間の時間差を補正（パターン・トリガ以外のAイベント、Bイベント両方のすべてのPinpointトリガ・タイプに対応、FastAcqでは利用不可）。

トリガ・シーケンス

メイン、時間遅延、イベント遅延、時間によりリセット、ステートによりリセット、
トランジションによりリセット。すべてのトリガ・シーケンスで、
トリガ・イベント発生後の時間軸遅延を設定することが可能

コミュニケーション関連トリガ

オプションMTMが必要。AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3、およびNRZで符号化されたコミュニケーション
信号をサポート。規格に合わせて、正または負の孤立パルス、ゼロ・パルス、アイ・パターンから選択

シリアル・パターン・トリガ

DPO7254型、DPO7354型のみ。オプションPTMが必要。64ビットまでのシリアル・ワード・
レコグナイザ。ビットはバイナリ（High、Low、Don't Care）またはHEXフォーマットで指定。
1.25Gb/sまでのNRZエンコード・データにトリガ

ビデオ信号のトリガ・フォーマット
とフィールド・レート

負の同期コンポジット・ビデオ、インタレース・システムのフィールド1またはフィールド2、
任意のフィールド、特定のライン、またはインタレース／ノンインタレース・システムの任意のラインでトリガ。サポートされるフォーマットは、NTSC、PAL、SECAM、HDTV
1080/24sF、1080p/25、1080i/50、1080i/60、1080p/24、720p/60、480p/60

クロック・リカバリ・システム
クロック・リカバリPLL帯域
周波数レンジクロック・リカバリ・ジッタ（実効値）

DPO7254型、DPO7354型のみ、オプションPTMまたはオプションMTMが必要。
Fbaud/500に固定
1.5Mbaud〜1.25Gbaud
PRBSデータ・パターンの場合：20ps rms ＋（UI rms の1.25%）"0011" データ・パターンが繰り返す場合：20ps rms ＋（UI rms の1.25%）

トラッキング／アクイジション・レンジ

設定したBaudの±5%クロック・リカバリに必要な最小信号振幅

1.25Gbaudまで1divpk-pk

トリガ・レベル・レンジ
内部
外部（Auxiliary）トリガ入力

スクリーンの中心から±12div
TekVPIインタフェース、±5V (50Ω)、150V CAT I（200kHz (1MΩ) 以上では20dB/decadeで9Vrmsまで減衰）ライン（電源）

0Vに固定

トリガ・カップリング

DC、AC（60Hz以下で減衰）、HF除去（30Hz以上で減衰）、LF除去（80kHz以下で減衰）、ノイズ除去（感度を減衰）

トリガ・ホールドオフ・レンジ

250ns〜12s
www.tektronix.co.jp/dpo7000

11

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

トリガ・タイプ

イベントのサーチとマーク

エッジ ｰ 任意のチャンネルまたは前面パネ
ルの外部トリガ入力の立上りまたは立下りスロープ。カップリング：DC、AC、ノイズ除去、HF除去、LF除去。
グリッチ ｰ 正の極性、負の極性、またはい
ずれかの極性のグリッチにトリガ。グリッチの最小幅は170ps（代表値）、リアーム
時間は250ps（DPO7254型またはDPO7354型）。
パルス幅 ｰ 指定した時間範囲内または範囲
外で、正または負のパルスでトリガ。最小
パルス幅は225ps。
ラント ｰ 2つのスレッショルド・レベルのうち、片方を横切ってから、再度同じスレ
ッショルド・レベルを横切る前に、2つ目のスレッショルド・レベルを横切った場合にトリガ。時間クオリフィケーションを併用可能。
タイムアウト ｰ 指定した時間にわたって、イベントがハイ、ロー、いずれかのままである場合にトリガ。最小設定時間：300ps。
トランジション ｰ パルス・エッジ・レート
が、指定したレートより高速または低速の場合にトリガ。スロープは正、負、または
そのいずれか。
セットアップ／ホールド ｰ 任意の2つの入力チャンネルで、クロックとデータの間にセットアップ時間とホールド時間の違反がある場合にトリガ。
パターン ｰ 選択した論理パターンとの一致
または不一致を指定時間内に検出するトリガ。論理パターンは4チャンネルの論理ス
テート（HIGH、LOW、Don't Care）をAND、OR、NAND、NORから選択可能。
ステート ｰ チャンネル1、2、3で選択した
論理ステートを、チャンネル4のクロックの立上りまたは立下りエッジで検出するとトリガ。
ウィンドウ ｰ ユーザが調整可能な2つのス
レッショルドと時間幅によって定義されているウィンドウに、イベントが出入りした
ときにトリガ。イベントは、他チャンネルの論理条件を追加可能。
時間遅延トリガ ｰ 5ns〜250s
イベント遅延トリガ ｰ 1〜10,000,000イ
ベント
コミュニケ−ション・トリガ ｰ オプション
MTHで装備。AMI、HDB3、BnZS、CMI、
MLT3、およびNRZで符号化されたコミュ
ニケーション信号をサポート。
I2C、SPI、RS-232 ｰ プロトコル･トリガ
CAN ｰ プロトコル･トリガ（Opt. LSAの一部として）
シリアル・パターン（Opt. PTM） ｰ ビル
トインされたクロック･リカバリ機能により、1.25GbpsまでのNRZ規格のシリア
ル・データ・ストリームの取込み。さらに、パターン・ロック・トリガ機能により、ロング・
シリアル・テスト・パターンの連続取込み。

イベントと任意のポジションにマーク。
基本性能 ｰ 任意のチャンネルの正、負またはいずれかのエッジを検索。検出されたイ
ベントはイベント・テーブルで表示。すべてのイベントはトリガ・ポジションを基準にタイム・スタンプされる。イベント検出時に波形取込みの停止を選択可能。
拡張機能 ｰ グリッチ、ラント、トランジ
シ ョン・レート、パルス幅、セットアップ／ホールド、タイムアウト、ウィンドウ違反、または任意のチャンネル数における任意のロジック／ステート・パターンを検索。
Opt. DDRAでは、DDRのリードまたはライト・バーストを検索。

12

www.tektronix.co.jp/dpo7000

波形測定
自動測定 ｰ 53項目。8項目が一度にスクリーン上に表示。統計値、ユーザ定義可能なリファレンス・レベル、ゲート測定により、特定の現象を測定可能。
振幅測定 ｰ 振幅、ハイ、ロー、最大値、最小値、P-P、平均値、サイクル平均値、実効値、サイクル実効値、正のオーバシュー
ト、負のオーバシュート
時間測定 ｰ 立上り時間、立下り時間、正のパルス幅、負のパルス幅、正のデューティ・サイクル、負のデューティ・サイクル、周期、周波数、遅延
その他 ｰ 面積、サイクル面積、位相、バー
スト幅
ヒストグラム関連 ｰ 波形数カウント、ボックス内のヒット数、ピーク・ヒット数、中央値、最大値、最小値、P-P、平均 (μ)、標準偏差 (σ)、{μ}＋1σ、{μ}＋2σ、{μ}＋3σ
アイ・パターン関連 ｰ 消光比（絶対値、%、
dB）、アイ高さ、アイ幅、アイ・トップ、
アイ・ベース、アイ・クロス%、ジッタ（P-P、RMS、6σ）、ノイズ（P-P、RMS）、
S/N比、サイクル歪み、Qファクタ

波形処理／演算機能
演算子 ｰ 波形およびスカラの加算、減算、乗算、除算
代数式 ｰ 波形、スカラ、任意の変数、波形
測定結果などを含めた広範な代数式を定義
可 能 。 例 ： (Integral (CH1ｰ Mean
(CH1))×1.414×VAR1)
演算関数 ｰ 平均、反転、積分、微分、平方根、指数、Log10、Loge、Abs、Ceiling、Floor、Min、Max、Sin、Cos、Tan、
ASin、ACos、ATan、Sinh、Cosh、Tanh
関係式 ｰ >、<、≧、≦、＝、≠、ブール値の結果
周波数領域関数 ｰ スペクトラム（振幅、位相、実数および虚数）
垂直軸単位 ｰ 振幅（リニア、dB、dBm）、位相（degree、radian、グループ遅延）、
IREとmV

窓関数 ｰ 矩形、ハミング、ハニング、カイ
ザーベッセル、ブラックマンハリス、ガウ
シャン、フラットトップ2、Tek指数関数
波形定義 ｰ 任意の演算式として波形を定義
可能
フィルタ関数 ｰ ユーザによる定義が可能。
フィルタ係数を含むフィルタを指定。フィ
ルタのファイルも装備。
マスク関数 ｰ サンプル波形からピクセル・
マップの波形データベースを生成する関数。
サンプル数も定義可能

ディスプレイディスプレイ・タイプ ｰ 液晶カラー・ディ
スプレイ
ディスプレイ・サイズ ｰ 対角307.3mm（12.1型）
ディスプレイ解像度 ｰ XGA 1024×768
ピクセル
波形スタイル ｰ ベクタ、ドット、可変パー
シスタンス、無限パーシスタンス
カラー・パレット ｰ ノーマル、グリーン、
グレイ、色温、スペクトラル、ユーザ定義
表示フォーマット ｰ YT、XY

コンピュータ・システムと周辺機器
OS ｰ Microsoft Windows XP
CPU ｰ Intel Pentium 4、3.4GHzプロセッサ
PCシステム・メモリ ｰ 2Gバイト
ハード・ディスク・ドライブ ｰ 後部パネル、リムーバブル・ハード・ディスク・ド
ライブ、80Gバイト
CD-R/Wドライブ ｰ 前面パネル・ドライ
ブ（CD作成ソフトウェア付）
DVDドライブ ｰ Readのみ
マウス ｰ 光学式マウス、USBインタフェース
キーボード ｰ 部品番号：119-7083-00（小型キーボード、ポーチに収納可）、USB
インタフェースとハブ

入出力ポート
前面パネル
プローブ校正出力 ｰ 50Ω以上の負荷にて振幅1V±20%。50Ωの負荷にてベースからトップまで500mV。周波数：1kHz±5%
リカバリ・クロック（DPO7254型またはDPO7354型のみ）ｰ
BNCコネクタ、1.25Gbps以下、出力振幅：130mV以上（50 Ω）、オプションが必要
リカバリ・データ（DPO7254型またはDPO7354型のみ）ｰ
BNCコネクタ、1.25Gbps以下、出力振幅：200mV（50Ω）、オプションが必要
USB2.0ポート ｰ 前面パネルに1個、サイド・パネルに4個
外部トリガ入力 ｰ トリガの項を参照

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

サイド・パネル

寸法と質量

パラレル・ポート ｰ IEEE 1284、DB-25
コネクタ
オーディオ・ポート ｰ ミニチュア・フォン・ジャック（使用不可）
キーボード・ポート ｰ PS/2互換
マウス・ポート ｰ PS/2互換
USBポート ｰ USB 2.0コネクタ×4
LANポート ｰ
RJ-45コネクタ、10Base-T、
100Base-T
およびGigabit Ethernetをサポート
シリアル・ポート ｰ DB-9 COM1ポート
VGAビデオ・ポート ｰDB-15メス・コネクタ。デュアル・モニタ
表示モードでセカンド・モニタを接続。
PC99仕様の基本要件をサポート。
オシロスコープVGAビデオ・ポート ｰDB-15メス・コネクタ。31.6kHzシンク、
EIA RS-343A準拠。外部モニタまたはプ
ロジェクタに接続してライブ波形などを表示。

ベンチトップ・タイプ
寸法
mm
高さ
292
幅
451
奥行
265
質量
kg
本体
15
出荷梱包時
28.9
ラックマウント・タイプ
寸法
mm
高さ
323
幅
479
奥行（ラックマウ
231.75ントのハンドルから機器後部まで）
質量
kg
本体
17.4
出荷梱包時
2.5

後部パネル

機械的特性

電源 ｰ
100〜240V rms ±10%、47〜63Hz、
550W以下。
115V rms ±10%、400Hz、CAT I、
500VA以下。
アナログ信号出力 ｰ
トリガ・ソースとして、チャンネル3選択
時に、前面パネルのBNCコネクタより、チャンネル3入力に接続された信号をバッ
ファして出力。
振幅は、1MΩ負荷で50mV/div±20%、50Ω負荷で25mV/div±20%、50Ω負荷で100MHz
ソフトウェア ｰ BNCコネクタ切替 ｰ
外部時間軸リファレンス入力−BNCコネク
タ、時間軸システムは外部10MHzリファ
レンスに対して位相ロック可能
時間軸リファレンス出力 ｰ BNCコネクタより、内部10MHzリファレンス・オシレー
タの信号を出力、TTL互換
外部トリガ出力 ｰ
BNCコネクタより、オシロスコープのトリガ発生時に選択した極性のパルスを出力、
TTL互換
GPIBポート ｰ IEEE 488.2規格

環境条件
動作時 ｰ
0〜＋50℃（CD-R/Wドライブがない状態）、＋10〜＋45℃（CD-R/Wドライブがある状態）
非動作時 ｰ −40 〜＋71℃

湿度
動作時 ｰ
＋50℃以下において、相対湿度5〜95%（ただし湿球温度は＋29℃以下であること、かつ結露のないこと）。上記条件により＋30〜＋50℃では相対温度の上限は45%まで低下
非動作時 ｰ＋60℃以下において、相対湿度5〜95%（ただし湿球温度は＋29℃以下であること、かつ結露のないこと）。上記条件により＋30〜＋50℃では相対温度の上限は45%
まで低下

高度

冷却に必要なスペース
上部
底部
左サイド
右サイド
前面
後部

温度

mm
0
0
76
0
0
0

動作時 ｰ 3,048m
非動作時 ｰ12,190m
ランダム振動動作時 ｰ
0.000125G2/Hz（5〜350Hz）、−3dB/octave（350〜500Hz）、
0.0000876G2/Hz（500Hz）、全体で2.65m/s2[0.27G rms]
非動作時 ｰ
0.0175G2/Hz（5〜100Hz）、−3dB/octave（100〜200Hz）、
0.00875G2/Hz（200〜350Hz）、−3dB/octave（350〜500Hz）、
0.006132G2/Hz（500Hz）、全体で22.3m/s2[2.28G rms]

規制対応
EMC ｰ
93/68/EEC、EN61326: 1997+A1
1998+A2: 2000
安全基準 ｰ
UL3111-1、CSA1010-1、ISO11469、EN61010-1、IEC61010-1

www.tektronix.co.jp/dpo7000 13

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

ご発注の際は、以下の型名をご使用下さいDPO7054
500MHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO7104
1GHzデジタル・フォスファ・オシロス
コープ

DPO7254
2.5GHzデジタル・フォスファ・オシロス
コープ

DPO7354
3.5GHzデジタル・フォスファ・オシロス
コープ（シリアル／デジタル・アプリケー
ション用）
スタンダード・アクセサリ（共通）：
P6139A型500MHz、10:1受動プロー
ブ、4本（プローブおよびアクセサリはオ
シロスコープの保証には含まれていません。
プローブとアクセサリの保証と校正については、それぞれのデータ・シートをご参照ください。）、アクセサリ・ポーチ、前面カバー、マウス、クイック・スタート・ユー
ザ・マニュアル（071-173X-XX）、プ
ローブ校正／デスキュー・フィクスチャ

（067-0405-XX）、DPO7000シリーズ
製品ソフトウェア・メディア、DPO7000
シリーズ・オペレーティング・システム・
リカバリ・メディア、オプショナル・アプ
リケーション・ソフトウェア・メディア、
パフォーマンス検証手順 P D F フ ァ イ ル 、GPIBプログラマ・リファレンス（製品ソフトウェア・メディア内 ）、 校 正 証 明 書（ N I S T ト レ ー サ ビ リ ティ、Z540-1コン
プライアンス／ISO9001）、電源ケーブル

オプション
オプション
レコード長オプション

Opt. 2RL

最高80Mサンプル、20Mサンプル／チャンネル

Opt. 5RL

最高200Mサンプル、50Mサンプル／チャンネル

Opt. 10RL＊5

最高400Mサンプル、100Mサンプル／チャンネル

ハードウェア・オプション

Opt. 2SR＊2 ｰ2倍の最高リアルタイム・サンプリング・レート。
DPO7104型40GS/s（1ch）、20GS/s（2ch）、10GS/s（3または4ch）。

DPO7104型のみ

ソフトウェア・オプション

Opt. DDRA＊9

DDRメモリ・バス解析

Opt. D-PHY

MIPI D-PHY Essentials − 特性評価とコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Opt. PDU-R

RS-232/UARTデコード・アプリケーション

Opt. PDI-R

I2Cデコード・アプリケーション

Opt. PDS-R

SPIデコード・アプリケーション

Opt. PDF-R

FlexRayデコード・アプリケーション

Opt. DJADPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析 Advanced

Opt. LSA

ロー・スピード・シリアル解析ソフトウェア（CAN/LINトリガ、
デコード、解析機能を含む）

Opt. MTM

1.5Gbpsまでのシリアル規格のマスク・テスト、DPO7254型、
DPO7354型のハードウェア・クロック・リカバリを含む

Opt. ET3＊3

TDSET3 Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア＊4

TDSUSBS USB2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Opt. USB

Opt. PWR

DPOPWRパワー測定／解析ソフトウェア

Opt. SVE

SignalVu ベクトル・シグナル解析ソフトウェア

Opt. SVP＊10

パルス解析機能（Opt. SVEが必要）

Opt. SVM＊10

デジタル変調解析機能（Opt. SVEが必要）

Opt. PTM＊5

8B/10Bプロトコル・トリガとNRZシリアル・パターン・トリガ、1.25Gbps
までのハードウェア・クロック・トリガとパターン・ロック・トリガを含む

Opt. RTE＊5

RT-Eyeシリアル・データ・コンプライアンス／解析ソフトウェア

Opt. UWBE

ウルトラワイド・バンドWi-Media解析ソフトウェアEssentials

Opt. UWB

ウルトラワイド・バンドWi-Media解析ソフトウェア

DPO7354型専用オプション
Opt. DVI＊8

DVIコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

バンドル・オプション
Opt. PS1

14

www.tektronix.co.jp/dpo7000

パワー・バンドル・オプションには、TPA-BNCアダプタ、プローブ校正＆デスキュー・フィクスチャ（部品番号：067-1686-xx）、
P5205、TCP0030、Opt. PWRが含まれます。

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

サービス・オプション（プローブとアクセサリは、オシロスコープの保証には含まれません。プローブの保証と校正については、それぞれの製品のデータ・シートをご参照ください。）
Opt. C3 ｰ 3年標準校正（納品後2回実施）
Opt. C5 ｰ 5年標準校正（納品後4回実施）
Opt. D1ｰ 英文試験成績書
Opt. D3 ｰ 3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）
Opt. D5 ｰ 5年試験成績書（Opt. C5と同時発注）
Opt. R3 ｰ 3年保証期間
Opt. R5 ｰ 5年保証期間

プローブ
TCP0150 ｰ 20MHz TekVPI AC/DC
150A 電流プローブ
TCP202ローブ

RS-232ケーブル ｰ 部品番号：
012-1298-00
セントロニクス・ケーブル ｰ 部品番号：
012-1214-00

アクセサリ
ミニ・キーボード（USBインタフェース）ｰ
部品番号：119-7083-00
キーボード（USBインタフェース）ｰ フル
サイズ・キーボード（4ポートUSBハブ付）。部品番号：119-6297-00
サービス・マニュアル（英文）ｰ
ドキュメント番号：071-1740-xx
DDR3用インスツルメントDIMM ｰ
UDIMMロー・カードE用Scope NEXVu
カード（www.nexustechnology.comを参照）

推奨アクセサリ＊6

GPIBケーブル (2m) ｰ 部品番号：
012-0991-00

ｰ DCカップリング電流プ

トランジット・ケース（ホイール付）ｰ
部品番号：016-1970-00
ビデオ・ディスプレイ・クランプ ｰ
部品番号：013-0278-xx

TDP0500 ｰ 500MHz TekVPI. 電圧
差動プローブラックマウント・キット ｰ
部品番号：016-1985-XX

TDP1000 ｰ 1GHz TekVPI 高電圧差
動プローブ

ラックマウント用前面ハード・ディスク・
ドライブ ｰ
部品番号：016-1979-xx

TDP1500 ｰ 1.5GHz TekVPI 高電圧
差動プローブ
TDP3500 ｰ 3.5GHz TekVPI 高電圧
差動プローブTAP3500 ｰ 3.5GHz TekVPI アクティ
ブ・プローブTAP2500 ｰ 2.5GHz TekVPI アクティ
ブ・プローブTAP1500 ｰ 1.5GHz TekVPI アクティ
ブ・プローブ
TCP0030 ｰ 120MHz TekVPI AC/
DC30A 電流プローブ

リムーバブルHD ｰ
部品番号：065-0744-XX
台車 ｰ K420（ブラケット・セット：
部品番号：407-5192-00が必要）

テスト・フィクスチャTDSUSBF ｰOpt. USB用テスト・フィク
スチャ
プローブ校正／電源デスキュー・フィクス
チャ ｰ 部品番号：067-1686-00

P6139A ｰ 500MHz受動プローブ

Ethernetテスト・フィクスチャ ｰ
Crescent Heart Software社までお問合せください。国内代理店：日本ザイラテッ
クス株式会社（TEL: 03-3558-2411
E-mail : sales@jp.xyratex.com）

P6101B ｰ
15MHz

アダプタ

TPA-BNC ｰ TekProbe-BNC Level2TekVPI 変換アダプタ
1:1受 動 プ ロ ー ブ 、

P6158 ｰ 3GHz、20:1 低インピーダン
ス・プローブP6243＊6 ｰ 1GHzアクティブ・プローブ
＊6

P6245

ｰ 1.5GHzアクティブ・プローブ

AMT75 ｰ 1GHz 75Ωアダプタ
P6701B＊6 ｰ O/E変換器（マルチモード）

P6247

ｰ 1GHz差動プローブ

DPO7UP Opt. RL02 ｰ 標準のレコード
長構成からOpt. 2RLへのアップグレード。

P5200/P5205＊6/P5210＊6 ｰ
高電圧差動プローブ

DPO7UP Opt. RL05 ｰ 標準のレコード
長構成からOpt. 5RLへのアップグレード。

GPIBケーブル (1m) ｰ 部品番号：
012-0991-01

DPO7UP Opt. DDRA＊9 ｰ DPO7000
シリーズにOpt. DDRAを装備。
DPO7UP Opt. DJAM ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. DJAを装備。
DPO7UP Opt. ET3＊3 ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. ET3を装備。
DPO7UP Opt. USB＊4 ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. USBを装備。
DPO7UP Opt. UWBE＊8 ｰ DPO7000
シリーズにOpt. UWBEを装備。
DPO7UP Opt. UWB＊8 ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. UWBを装備。
DPO7UP Opt. MTM ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. MTMを装備。
DPO7UP Opt. PTM ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. PTMを装備。
DPO7UP Opt. PWR ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. PWRを装備。
DPO7UP Opt. SVEM ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. SVEを装備。
DPO7UP Opt. SVP＊10 ｰ DPO7000
シリーズにOpt. SVPを装備。
DPO7UP Opt. SVM＊10 ｰ DPO7000
シリーズにOpt. SVMを装備。

その他のアップグレード
DPO7UP Opt. D-PHY ｰ DPO7000シ
リーズにMIPI D-PHY Essentialsを装備。
DPO7UP Opt. PDU-R ｰ DPO7000シ
リーズにRS-232/UARTデコード・アプ
リケーションを装備。
DPO7UP Opt. PDI-R ｰ DPO7000シ
リーズにI2Cデコード・アプリケーションを装備。
DPO7UP Opt. PDS-R ｰ DPO7000シ
リーズにSPIデコード・アプリケーションを装備。

機器のアップグレード

TCPA300＊6/TCPA400＊6 ｰ 電流プ
ローブ・システム

ケーブル

DPO7UP Opt. LSA ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. LSAを装備。

DPO7UP Opt. PTM＊5 ｰ DPO7254
型、DPO7354型にオプションPTMを装備。

P6330＊6 ｰ 3GHz差動プローブ

P5100/P6015A ｰ 高電圧プローブ

DPO7UP Opt. DVI＊8 ｰ DPO7000シ
リーズにOpt. DVIを装備。

DPO7UP Opt. PDF-R ｰ DPO7000シ
リーズにFlexRayデコード・アプリケー
ションを装備。

お手持ちのDPO7000シリーズ・オシロス
コープをアップグレードする場合は、以下のオプションをご指定ください。

P6248＊6 ｰ 1.5GHz差動プローブ

DPO7UP Opt. RL510＊5 ｰ DPO7254
型またはDPO7354型Opt. 5RLのレコード
長構成からOpt. 10RLへのアップグレード。

P6703B＊6 ｰ O/E変換器（シングルモード）

P6246＊6 ｰ 400MHz差動プローブ＊6

DPO7UP Opt. RL210＊5 ｰ DPO7254
型またはDPO7354型Opt. 2RLのレコード
長構成からOpt. 10RLへのアップグレード。

＊5

DPO7UP Opt. RL010 ｰ DPO7254
型またはDPO7354型の標準レコード長からOpt. 10RLへのアップグレード。
DPO7UP Opt. RL25 ｰ Opt. 2RLのレ
コード長構成からオOpt. 5RLへのアップ
グレード。

DPO7UP Opt. CP2＊7 ｰ TDSCPM2
ANSI/IYUテレコム・パルス・コンプライ
アンス・テスト・ソフトウェア（Opt. MTMが必要）
DPO7UP Opt. J2 ｰ TDSDDM2ディス
ク・ドライブ解析ソフトウェア＊2

DPO7104型のみ。
Ethernetテスト・フィクスチャが必要です。
＊4
TDSUSBF（USBテスト・フィクスチャ）が必要です。
＊5
DPO7254型、DPO7354型のみ。
＊6
TPA-BNC型変換アダプタが必要です。
＊7
Opt. MTMが必要です。
＊8
DPO7354型のみ。
＊9
Opt. DJAが必要です。
＊10
Opt. SVEまたはOpt. SVEMが必要です。
＊3

www.tektronix.co.jp/dpo7000 15

デジタル・フォスファ・オシロスコープ
DPO7000シリーズ

Tektronix お問い合わせ先：
日本
お客様コールセンター
0120-441-046

地域拠点
米国

1-800-426-2200

中南米

52-55-54247900

東南アジア諸国／豪州

65-6356-3900

中国

86-10-6235-1230

インド

91-80-42922600

欧州／中近東／北アフリカ

41-52-675-3777
他30カ国

Updated 9 October 2009

詳細について当社は、最先端テクノロジに携わるエンジニアのために、資料を用意しています。当社ホームページ（www.tektronix.com/ja）
をご参照ください。

TEKTRONIXおよびTEKは、Tektronix, Inc.の登録商標です。Microsoft、Windowsは、
米国Microsoft Corporationの登録商標です。記載された商品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

11/09

www.tektronix.com/ja〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階
ヨッ！良 い オ シ ロ

お客様コールセンター

TEL : 0120-441-046

電話受付時間／ 9：00〜12：00・13：00〜19：00（土・日・祝・弊社休業日を除く）■

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

© Tektronix

4MZ-19046-15