車いす用体重計保証書
販売店様へ
ご販売前に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上お客様にお渡しください。

品名
保証期間
お 客 様
販 売 店

PW-650A
本 体 お買い上げ日より 1年 お買い上げ日
お名前
ご住所
電 話
（）
住所・店名
電 話（）

年月日

様

車いす用体重計
型式承認取得品

取 扱 説 明 書

無料修理規定１. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故 ５. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
障した場合は、無料修理させていただきます。
６. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切
２. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合にに保管してください。
は、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証修理メモ書をお送りください。
３. ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入していない場
合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
４. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ. お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ
災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷て、お客様の法律上の権利を制限するものではあり
ニ. 保証書の提示がない場合ませんので、保証期間後の修理についてご不明の場
ホ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせく記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場
ださい。
合PW-650A
保証書付

アフターサービスについて
1. 保証書について保証書は、必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
2. 修理を依頼されるとき● 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本品をお送りください。
お客様の個人情報は修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。
● 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. ご不明な点は弊社営業所又はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

※写真のスタンドは非売品です。

このたびは、車いす用体重計をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お願い

PW6507601(0)© 2010 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

本器は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

車いす用体重計の主な特長

もくじ

ご確認ください
安全上のご注意･･････････････････････････････････････4
正しいはかりかたとお願い････････････････････････････5
使用可能地域一覧････････････････････････････････････7
各部のなまえ／付属品････････････････････････････････8

ご
使用の前に操作ボタンのなまえとはたらき････････････････････････9

ご使用にあたって準備（設置）（接続方法）････････････････････････････10準備（コントロ−ラースタンドを使用する場合）（電源）･11
準備（オートパワーオフ）･･･････････････････････････12。

使
いかた

使用方法 ･･････････････････････････････････････････14

必要なとき！ご覧ください
用語説明
本器及び付属の説明書は、計量法で用いられる用語で表記されておりますので、下記の用語説明をよくお読みになられた上でお使いください。
■ひょう量（ひょうりょう）
はかりの計量できる最大の重さを表します。
【例】ひょう量200kgの場合は、200kgまではかることができます。
※ひょう量を超える重さのものは、はかることができません。
■目量（めりょう）はかりの1つの目盛りの量を表し、デジタル表示のはかりの場合、数字が切り替わる間隔を表します。
【例】目量0.1kgの場合は、表示が0.1kg間隔で増減します。

外部出力設定（RS仕様のみ）････････････････････････18
RS-232C準拠出力説明 ････････････････････････････19
時計の設定（RS仕様のみ）･･････････････････････････20
故障かな!? ････････････････････････････････････････22仕様 ････････････････････････････････････････････23

必要
なと
き

アフターサービスについて ･･･････････････････････裏表紙
保証書 ･････････････････････････････････････････裏表紙■風袋引き（ふうたいびき）
重さをはかるときに使う容器、袋、包装紙などを「風袋（ふうたい）」と呼びます。そして、風袋の重さを差し引いて正味量をはかることを「風袋引き（ふうたいびき）」といいます。
例えば、事前に車いすのみの質量を測定して差し引いてから重さをはかるような場合です。
■プリセット風袋引き
測定時に風袋の重さをはかることなく、事前に把握している重量を差し引いて正味量をはかることを「プリセット風袋引き」といいます。
例えば着衣量を入力してはかるような場合です。

23

安全上のご注意
ご使用の前に正しいはかりかたとお願い

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。

警告「傷害を負う可能性又は物的損害が発生する可能性が想定
注意 この表示の欄は、される」内容を表示しています。

素足で測定台に乗る場合には、強制

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が死亡又は重傷を負う可能性のある」内容を表示しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

すきまや穴に、指を入れない禁止

温度変化の激しい場所では測定しない

警 告禁止

禁止

改造すると「取引・証明」に使用できなくなります。感電やけがの可能性があります。また、精度の保証ができません。
濡れた手で、プラグを抜き差ししない

禁止

感電や、火災・漏電の原因となります。

禁止

禁止

本器は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

〈取扱いについて〉

注 意
安定のよい、水平な場所に設置する
強制

転倒してけがをしたり、測定できない場合があります。
じゅうたんやカ−ペットのような柔らかい床では正確に測定できない可能性があります。

強制

絶対に飛び乗らない禁止

転倒して、けがをする可能性があります。

強制

4■分解や水洗いは絶対にしない■過度の衝撃や振動を、与えない■直射日光の当たる場所や暖房機器の近く、又は空調機の風が直接当たる所には置かない■温度変化の激しい場所での使用は、避ける■湿気の多い場所や水気のある所には、置かない〈保管について〉
強制

電磁波障害を受けやすい電子機器などは本器からの電磁波障害がないことを確認して使用する本器はクラスB情報技術装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）の基準に対応していますが、弱い機器の場合は影響を受ける可能性があります。

レール部に乗らないでください。正確に測定できなくなる可能性があります。

精度を保つために壁などに立て掛けて保管しない禁止

照明器具（インバーター蛍光灯）・医療用機器（マイクロ波治療器）・通信機（携帯電話）などの一部の機器とは干渉して誤動作する可能性がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。
レール部に乗らない

禁止

接触して転倒すると大けがをする可能性があります。保管の際は、本器を寝かした状態とするか、壁と物との隙間に収めるなどして、転倒の危険性がないよう、安全に配慮してください。

測定値に誤差を生じる可能性があります。20℃以上の温度差のある場所に移動するような場合は、2時間以上放置してからご使用ください。
電磁波を発生する機器の近くでは使用しない

タコ足配線をしない火災の可能性があります。

けがをする可能性があります。

ご使
用の前に正確な測定値を得るためにこの絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

分解や改造は、絶対にしない

交差感染の可能性があるため、消毒をする。

■振動の激しい所に保管しない■湿気の多い場所や水気のある所には、保管しない〈お手入れについて〉〉■熱湯やベンジン、シンナーなどは、使用しない

強制

汚れたときは、水又は家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し 固く絞って 拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

5

正しいはかりかたとお願い（つづき）
ご利用の際にはご使用の前に※本器の引き起こし、移動、設置といった一連の作業は、必ず2人以上で行ってください。

■引き起こす際は（1）測定後に引き起こす場合には、あらかじめＡＣアダプタと接続ケーブルを必ず外す。
移動するときに破損する可能性があります。
（2）ハンドルを持ち、キャスター側を支点にして測定台をゆっくり引き起こす。
ハンドルの外側に回り、引き起こすことをお薦めいたします。
無理に持ち上げようとすると腰を痛める可能性があります。
※ 特に測定台を引き起こす際には、測定台の重さにより転倒の可能性がありますので、充分にご注意ください。

■移動の際は（1）ハンドルを持ち、キャスターを用いて横に移動する。
障害物、床の傾斜や凹凸など安全を確認しながら、ゆっくりお進みください。
（2）中央のキャスターを中心にして、測定台を回転させることができます。
方向転換の際に、ご利用ください。

■設置の際は（1）ハンドルを持ちながらキャスター側を支点にして、静かにおろして設置する。
その際、足を挟まないように注意してください。
（2）本器の4つの調整脚全てが、床に接触するようにする。
4つの調整脚全てが床に接触していないと、正確な測定ができません。
（3）本器と床との間に物を挟まないように注意する。
正確に測定できなくなる可能性があります。

■ご利用になるときは（1）無理に1人で測定させない（2）特殊な車いすの場合、よく確認する。
車いすの種類によっては測定台に乗らなかったり、スムーズに乗り降りできない可能性があります。

次のことは、法律で定められています
必ずお守りください。

ご使用の地域■精度の保証ができませんので、定められた地域以外では使用しない

定期検査■証明行為用として使用する場合は、2年に1回、都道府県、特定市、又は指定定期検査機関が行う定期検査、又は計量士が行う代検査を受ける（7ページ）

使用可能地域一覧■本器は地球の重力差を補正し使用地域にあわせて正しい測定結果が得られるように調整されています。
※ コントローラー上部に貼ってある「重力加速度の値」で示される地域以外ではご使用にならないでください。
（計量法）
使用地域
番号

使 用 で き る 地 域

重力加速度（m/s2）（1）

釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内

9.804〜9.807（2）

札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、
北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内

9.804〜9.806（3）

函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、
渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内

9.803〜9.806

（4）

青森県

9.802〜9.804（5）

岩手県、秋田県

9.800〜9.804（6）宮城県、山形県

9.799〜9.802（7）福島県、茨城県、新潟県

9.798〜9.801（8）栃木県、富山県、石川県

9.797〜9.800（9）群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、福井県、京都府、鳥取県、島根県

9.796〜9.799（10）神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

9.795〜9.798（11）

東京都（八丈支庁管内に限る）、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県

9.794〜9.797（12）

熊本県、宮崎県

9.794〜9.796（13）鹿児島県（奄美市、大島郡を除く）

9.794〜9.797（14）

東京都（小笠原支庁管内に限る）

9.794〜9.795（15）鹿児島県（奄美市、大島郡に限る）

9.791〜9.794

（16）

沖縄県

9.789〜9.792

ご使
用の前に

※使用地域番号は重力加速度シールの右下（ ）内に表示されています。

67

各部のなまえ／付属品

操作ボタンのなまえとはたらき

コントローラー

バッテリーボックス

プリセット風袋引き中： プ リ セ ッ ト 風 袋 引 き 中 の と き 、

風袋引き中：風 袋 引 き 中 の とが表示されます。

ご使
用の前に

安定：表示が安定したとき、測定開始：が表示されます。

接続ケーブル

測定台が表示されます。

が点滅したら測定台にお乗りください。

表示固定中：表示が固定されたときにコネクタ

き、が表示されます。

ご使
用の前にACアダプタ
差し込み口

コントローラー接続口

レール

ハンドル

水平器
測定部
キャスター（3ケ所）

調整脚（4ケ所）

付属品の確認を□取扱説明書（本書）□ACアダプタ： 電源をオンするとき及び、ゼロリセットするときに使用します。
： 電源をオフするときに使用します。
：数値を上げるときに使用します。
： 数値を下げるときに使用します。
風袋引きをするときに使用します。
： プリセット風袋量（PT）を設定するモード入るときに使用します。
設定中は表示部に「PT」が点灯します。
： 表示固定を解除するときに使用します。
： 各項目を設定するときや、決定するときに使用します。

89

準

備

設

置

準

接続方法

正しい設置のしかた

備

コントローラースタンドを使用する場合

電源

コントローラースタンドを使用する場合■硬く、平らな安定した所でご使用ください。
●直射日光の当たる場所や暖房機器の近く、又は空調機の風が直接当たる所には置かない。
●温度変化の激しい場所での使用は、避ける。
●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない。

コントローラースタンドは、コントローラーの裏側に収納されていますので引き出してご使用ください。

お知らせ■じゅうたんや、畳の上では正しく測定されない可能性があります。
■振動の激しい場所では正しく測定されない可能性があります。

電 源

水平器の確認使
いかた● 正しい計量を行うために、なるべく平らな場所に置いてください。
● 水平器の気泡が中央にくるように4ヶ所の調整脚を回して調整してください。

＜真上から見た状態＞
黒枠
気泡〈ACアダプタを使用する場合〉
ACアダプタのジャックをコントローラー側面のACアダプタ差し込み口に差し込み、ACアダプタを100Ｖコンセントに差し込んでください。

使
いかた

お知らせ

お知らせ
■測定台を水平な硬い場所に設置してください。調整脚で水平にしなかった場合、測定時に倒れたり、正確な測定ができない可能性があります。

接続方法■必ず当社純正品を使用してください。

〈乾電池を使用する場合〉
乾電池が消耗してくると画面にACアダプタ
差し込み口

可動部
コネクタ

ACアダプタ表示されます。速やかに新しい電池と（6本全部）交換してください。

■乾電池の交換①コントローラー側面のバッテリーボックス固定用ネジをゆるめバッテリーボックスを引き出します。
②乾電池を表示されている方向に正しく入れ、バッテリーボックス固定用ネジで固定してください。

接続ケーブル■ アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対にしない■測定台とコントローラーの接続

10

測定台とコントローラーを接続ケーブルで接続してください。
※測定台とコントローラーの接続の際には、コネクタの可動部を持たずに、やや下側を持って（図1）（図2）白丸を合わせて差し込んでください（図1）。
※測定台からコネクタを外す際には、コネクタの可動部を手前（矢印の方向）に動かしてください（図2）。

強制故障の原因になります。

●乾電池の寿命は約100時間（アルカリ乾電池使用時）●古い乾電池の廃棄
古い乾電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処理してください。

11

準

備

オートパワーオフ

オートパワーオフの時間設定
オートパワーオフとは、設定時間を過ぎて操作されない場合、自動的に電源をOFFにする機能です。

1

5

設定したい時間に合わせ、を押す

設定した時間を保存し、設定を終了します。

を押すが、点滅します。
※時間を変更後、を押さない場合、変更した時間は反映されません。

使
い
かた

2
3

測定台に何ものっていない状態でを押す

画面に設定モードになります。

を押して、が表示されたら測定可能です。

使いかたを表示したら、で決定
現在の設定時間「OFF ○○」が表示されます。
（初期設定は「--（連続）」）

4

又は、を押し、時間を変更する

押すごとに表示が変わります。
※設 定 可 能 時 間 は 、 5 分 、 1 0 分 、 3 0 分 、 6 0 分 、- -（連続）です。- -（連続）は、オートパワーオフしないことを表します。

5分

10分

連続

1230分

60分

13

使用方法
測定方法

1
2
使
いかた

プリセット風袋を使用する場合あらかじめ洋服などの重さを差し引いて測定することができます。
※プリセット風袋引き量と測定量を合わせて200kgまで測定できます。

を押す

1が、点滅します。

2が点灯します。
※表示固定中に表示固定解除ボタンを押すことで、表示の固定を解除することができます。表示固定を解除した場合、測定台に載せられた荷重がゼロになると、再び表示固定機能は有効となります。に戻ります。

3

測定台に何ものっていない状態でを押す「プリセット風袋引き中」が点滅し測定台に何ものっていない状態で、風袋量として設定したいもの（車いすなど）を載せ、を押す

4※最大風袋引き量は100kgです。

又は、でプリセット風袋引き 量 が設定を押す
プリセット風袋量が決定されます。

お知らせになる。

■

を押さなかった場合、プリセット風袋量が変更された10秒後に、自動的に決定されます。

が点灯します。

※風袋量を解除する場合には、測定台に何ものっていない状態で、プリセット風袋量を設定する

測定値が風袋量として設定され、表示が風袋引き中であることを示すと使いかたされます。
※プリセット風袋引き量は、0.1kg単位で変更されます。
※最大プリセット風袋引き量は100kgです。

風袋引き量と測定量を合わせて200kgまで測定できます。

2を表示します。

ます。

測定終了後測定台から降りる

風袋を使用する場合

1が点滅後、を表示したら、測定台中央部にのる体重が確定すると表示が固定し、「表示固定中」3を押すを押してください。

※風袋量を変更する場合には一度、電源をオフしてから電源を入れ直してください。

14

15

使用方法（つづき）

5

プリセット風袋量を変更する場合

測定台中央部にのる風袋物の重さを引いた、正味体重が表示されます。

体重が確定すると表示が固定し、「表示固定中」

1が「プリセット風袋引き中」

お知らせ■プリセット風袋量はメモリされ、次回測定時に自動で設定されます。

プリセット風袋を一時解除する場合
プリセット風袋引き中にを押す

2

又は、とが点滅します。

で風袋引き量を変更し、使いかたで決定を押すことで、設定されているプリセット風袋量を一時的に解除することができます。

1

何も載っていない状態で現在設定してあるプリセット風袋量から変更可能となります。

点灯します。

使
いかた「プリセット風袋引き中」に※プリセット風袋引き量は、0.1kg単位で変更されます。

「プリセット風袋引き中」に何も載っていない状態でお知らせを押す■設定を中止したいとき、又は表示を消したいときは、を押してください。強制的に電源が切れます（設定している内容はメモリされています）。
※風袋引き機能とプリセット風袋引き機能の併用はできません。
設定されたプリセット風袋量は解除され、に戻ります。

お知らせ■完全に解除したい場合は、風袋量をにしてください（17ページ参照）。

■もう1度プリセット風袋量を使用する場合は、1度電源をオフしてから電源を入れなおしてください。

1617外部出力設定（RS仕様のみ）

RS-232C準拠出力説明

外部出力設定では、本器と接続する外部機器を選択します。

■仕様

12

通信規格
通信方式
信号速度
データビット長
パリティ
ストップビットを押すが、点滅します。

測定台に何ものっていない状態で、※RS付き仕様にはコントローラー左側にRSポートが付きます。

お知らせを押す
設定モードになります。

3でEIA RS-232C準拠
調歩同期式
9600ボー
8ビットなし（NONE）
1ビットに合わせ、■コントローラー側面にRS-232Cコネクタ（Dサブ9ピンメス）が付いています。
■パーソナルコンピュータなどと接続する場合は、下記推奨ケーブルをご使用ください。
株式会社 アーベル：RS232C延長ケーブル Dサブ9ピンタイプ型
番：ＡＲ34/1.5ｍ※延長ケーブルオス端子側のロックナットを外してコントローラーと接続してください。

で決定■送信データ

送信データは、受信側（パーソナルコンピュータなど）の状態にかかわらず測定直後に出力されます。このため測定以前に受信側が、常に受信可能な状態になっている必要があります。

（1）出力データ項目
必要
なとき

4

又は、を選択、で設定したい外部出力ポート
で決定

現在の設定（初期設定はRS-232C）が表示され、押すごとに、out Pr（プリンタ設定）→out rS（RS設定）と表示は切り替わり、出力信号が設定できます。

項 目 名
制御データ
制御データ型番
年 月 日時
間体
重
着 衣 量
風 袋 量
チェックサムヘッダー{0~0MO
DA
TI
Wk
Pt
Ta
CS

出力データ（ASCIIコード）
16に固定
2バイト固定1に固定
1バイト固定"PW-650"8バイト固定"yy /mm /dd"
10バイト固定"hh :mm"
7バイト固定xxx.x
3〜5バイトxx.x
3〜4バイトxxx.x
3〜5バイトxx2バイト固定必
要
なとき

お知らせ
コンピュータ接続モード

プリンタ接続モード※RS-232C出力フォーマットは、（19ページ）をご参照ください。オプションプリンタ設
定方法は、別途プリンタ説明書をご確認ください。
※ご購入後のRSポ−ト（オプション）の追加はできません。

18※体重、着衣量及び風袋量の単位は「kg」となります。
●各データはカンマ（，）で区切られています。
ゼロ
ゼロ、LF（ASCIIコード 0 AH）です。
●ターミネータ（データの最後）は、CR（ASCIIコード 0 DH）●1〜2項の制御デ−タは拡張用です。現在は未使用のため、受け取り側は無視できます。
●プリセット風袋量（着衣量）が有効でない場合は、0.0が出力されます。
■RS-232C出力データフォーマット例
2010年4月30日20時02分、負荷60.1kg、プリセット風袋引き2.0kg、風袋未使用の場合。
{0,16,~0,1,MO,"PW-650",DA ,"10/04/30",TI ,"20:02",Wk ,58.1,Pt ,2.0,Ta ,0.0,CS ,53
上記にターミネータ（CR+LF）の付いたデータが１電文として出力されます。

19時計の設定（RS仕様のみ）
RS付き仕様は、時計ICを内蔵しております。工場出荷時には日時設定を行っておりますが、ズレが生じてきた場合など、再設定をお願いいたします（初めて使用する場合、内部時計バックア
ップ用のバッテリーが消耗している場合がございます。2日以上、ACアダプタをコンセントに繋いでおくか、又は単3電池を入れたままにして充電してください。電源はオフの状態でも充電されます）。

1

6又は、
せ、で決定

現在設定されている「時」が表示されます。
※点滅部を1〜その月の最終日まで変更可能です。

を押すが、点滅します。

7又は、
せ、

2

測定台に何ものっていない状態でで設定したい「時」に合わで決定

現在設定されている「分」が表示されます。
※点滅部を1〜23まで変更可能です。

を押す

設定モードになります。

8

又は、
せ、3
必
要
なと
きで設定したい「日」に合わを押して、で設定したい「分」に合わで決定設定した時間を保存し、設定を終了します。
※点滅部を0〜59まで変更可能です。

を表示したら、で決定

必
要なと
き現在設定されている「西暦」が表示されます。

4

又は、
せ、で設定したい「西暦」に合わ
画面にで決定が表示されたら測定可能です。

現在設定されている「月」が表示されます。

お知らせ※点滅部を10〜99まで変更可能です。

5

又は、
せ、で設定したい「月」に合わで決定現在設定されている「日」が表示されます。
※点滅部を1〜12まで変更可能です。

20■設定を中止したいとき、又は表示を消したいときは、を押してください。強制的に電源が切れます。
■

表示中にを押したとき、時計ICの電圧が低い場合、が表示されます。

■内蔵されているバッテリーの容量が少なくなってくると、日時のズレが生じます。そのような場合には、再度、時計の設計を行ってください。

21

故障かな！？

仕様「故障かな！？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。
症状

ご確認くださいを押しても表示しない

参照ページ●ACアダプタでご使用の場合
ACアダプタ差し込み口とACアダプタジャックの接続、プラグとコンセントの接続を確認してください。
●乾電池でご使用の場合
11乾電池の残量が少なくなっているかもしれません。
新しい乾電池で確認してください。
●バッテリーボックス内の乾電池の型 式

PW-650A

はかりの種類

電気抵抗線式はかり

精度等級

3級

ひょう量

200kg

最小測定量

2kg

目 量

0.1kg

最大風袋引き量100kg

使用温度範囲5℃〜35℃の向きが消費電力0.3W（以下）

表示方法

5桁/LCD（液晶）表示 文字高38mm

正しいか確認してください。

ACアダプタ（出力DC9V、300mAセンターマイナスプラグ）
電 源●乾電池が消耗しています。
速やかに交換してください。

を表示する表示部の文字などを表示した後、すぐ消える

11●乾電池が消耗しています。
速やかに交換してください。
（乾電池の残量によっては、を表示しない場合が必
要なとき点滅表示固定しないとき
測定中にを表示するを押すと、を表示するを押すと、を表示する

22

単3アルカリ乾電池使用時約100時間使用可能
コントローラー

159ｘ209ｘ55ｍｍ

測定台

908ｘ946ｘ164ｍｍ

コード長さ約2ｍ

11約25kg

質量
出力項目あります）

体重外部インターフェース●振動の激しい所では正確にはかれないことがあります。場所をかえてご使用ください。

10●測定中に動いていませんか？

14●ひょう量（200kg）を、超えています。

23

単3アルカリ乾電池（LR6）×6本（別売）0.1kg単位
RS−232Ｃ出力（Ｄサブ9ピン メス）（RS仕様のみ）

必
要
なとき●測定台の上から物を降ろしてください。

●測定台とコントローラーが接続されていません。

1023