気体・液体計測用 標準タイプ

P-100
パージメータ■概要標準タイプパージメータです。抜群の納入実績を誇ります。気体、液体全てに対応します。各種
装置組込みから、工業プロセスのパージまで広い用途に対応します。PTFE パッキン対応可能です。

■主な用途
一般装置用（小流量）

■標準仕様
気体全般
液体全般

測定流体

空気

最小 0.5 〜 5 mL/min（nor）
最大 5 〜 50 L/min（nor）

水

最小 5 〜 50 mL/min
最大 0.4 〜 2 L/min

流量範囲

・流量範囲の換算方法は、P 形機能・選定について（TG-S0001)を参照
・流量目盛を選択の際は、標準流量表を参照
目盛範囲

10：1
（一部 10:2 となります）

指示精度±5％ F.S.

流体圧力

最高 0.8MPa
パッキンが PTFE の場合は流体圧力 0.5MPa までとなります

流体温度

最高 120℃（パッキン材質によって異なる）
本体接液部

材質

SUS304, SUS316

テーパ管耐熱ガラス

パッキン

ニトリルゴム（NBR）（最高 80℃）
クロロプレンゴム（CR）（最高 80℃）
フッ素ゴム（最高 120℃）
エチレンプロピレンゴム（EPDM）（最高 80℃）
PTFE（最高 120℃）
・各パッキン材質の最高流体温度は、一般的なデータであり、 使用条件や環境によって変わることがあります

取付金具

アルミニウムカバー

ポリカーボネート■形式コード
形式コード
P-10
流れ方向

下後 → 上後（標準）通常はこのコードを選択

1

下→上

バルブは外付となります

9

特殊

接続規格 / 口径

̶ 0
̶ L

取付方法

パネルの前面ロックナッ
ト取付（標準）ベゼルによるパネル取付
パネル埋込取付
スタンド付

質量

約 0.5ｋｇなし
下（気体は大気圧目盛の場合）
詳細は「P 形機能・選定に上（気体は加圧目盛 また ついて」(TG-S0001)を参照
は 二次圧側が負圧の場合）

バルブ
̶ U
̶ Z

方式取付可否

リードスイッチ警報

一般形○

UL 対応形○

PAU オプティカルアラームユニット

警報出力

○

■標準流量表（気体で流体圧力が 0 MPa 以外の場合、P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

接液部材質

圧力損失 (kPa) ☆ 1

空気 (0MPa, 0°C)
5 mL/min (nor)0.5 以下1 〜 10 mL/min (nor)0.5 以下2 〜 20 mL/min (nor)0.5 以下3 〜 30 mL/min (nor)0.5 以下5 〜 50 mL/min (nor)20 〜 200 mL/min (nor)

水パッキン材質

0.5 以下

10 〜 100 mL/min (nor)0.5 以下☆230 〜 300 mL/min (nor)

接続規格

0.5 以下0.5 以下

50 〜 500 mL/min (nor)L/min (nor) ☆ 30.5 以下

5 〜 50 mL/min

0.2 〜 2L/min (nor)0.5 以下

10 〜 100 mL/min

0.3 〜 3L/min (nor)0.5 以下

20 〜 200 mL/min

0.5 〜 5L/min (nor)

1 以下

30 〜 300 mL/min

1 〜 10L/min (nor)3 以下

50 〜 500 mL/min

2 〜 20L/min (nor)12 以下

0.1 〜 13 〜 30L/min (nor)30 以下

0.3 〜 1.5 L/min

5 〜 50L/min (nor)15 以下

0.4 〜 2

接続口径

リードスイッチ下限 CLOSEC

リードスイッチ上限 OPEND

リードスイッチ上限 CLOSEEPAU アラームユニッ
ト付属

詳細は「P 形機能・選定について」(TG-S0001)を参照

特殊
̶ 4SUS304（標準）̶ 6SUS316
特殊N

ニトリルゴム（NBR）（標準）

C

クロロプレンゴム（CR）

F

フッ素ゴム

E

エチレンプロピレンゴム（EPDM）TPTFEZ

特殊̶ R

Rc ねじ（標準）̶ N

NPT めねじ̶ Z

特殊アンモニアガスの場合に選択

接液部材質は SUS316 を選択
パネルの前面ロックナッ
ト取付
詳細は「P 形機能・選定について」(TG-S0001) を参照

2 1/4"（標準）■その他製作可能なオプション

L/min ☆ 4
L/min

警報出力コードが A 〜 D の時
警報設定範囲10 以下

2 〜 8 L/min (nor)3 〜 15 L/min (nor)15 以下

3 〜 12 L/min (nor)

6 〜 30 L/min (nor)35 以下

6 〜 24 L/min (nor)50 〜 500 mL/min 100 〜 400 mL/min

8 〜 40 L/min (nor)60 以下

8 〜 32 L/min (nor)0.1 〜 1

1 〜 10 L/min (nor)リードスイッチ下限 OPEN

Z 特殊

圧力損失 (kPa) ☆ 1☆6AB

1 1/8"

0.5 以下

0.1 〜 1

空気 (0MPa, 0°C)

なし

̶ Z

警報出力コードが 0 および E の時
0.5 〜

特殊0Z

CE マーキングの対応については、P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。

記 事

0

Rc : 1/4"( 標準）, 1/8"
NPT : 1/4", 1/8"

■警報接点および出力仕 様□ ̶ □ □ ̶ □ □ ̶ □ □水☆ 5

警報設定範囲

L/min

0.2 〜 0.8

次の様なオプションを指定できます。
リードスイッチリード線長さ指定，2 重目盛（仕様により製作できない場合もありますので相談ください。
），特殊目盛，チェック弁内蔵タイプ，バルブロッ
ク機構付，ゴム管継手付，各種継手付 …………………………………… 等（詳細は P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）

L/min

標準流量表以外の場合、製作都合により流量目盛の変更になることがあります。
標準流量表以外の流量も承ります。詳細は相談ください。
低圧力損失タイプの製作も承ります。詳細は相談ください。
液体の圧力損失は問合せください。
☆ 1：バルブ全開時の圧力損失となります。
☆ 2：150mL/min(nor) 未満の製品は警報出力コード：E の製作ができません。
☆ 3：パッキン材質：PTFE の場合、1L/min(nor) 未満の製品はバルブ付の製作ができません。
☆ 4：1L/min 越えると 10：2 となります。
☆ 5：液体の粘度は 1.0mPa・ｓのみ製作可能となります。
☆ 6：10L/min(nor) 越えると 10：2 となります。

TG-F1111-1
改訂 2015 07 K
初版 2014 03 K

P-100パージメータ■ご注文方法
形式コード

詳細仕様指定項目①Ｐ-10 □ - □□ - □□ - □□②流体名③④⑤− 流量目盛 − 圧力 − 温度 −（形式コード表にて選定ください。）⑥取付方法オプション−その他オプション（P 形機能・選定について（TG-S0001）を参照ください。）■外形寸法●標準タイプP − 100 − U0 − 4N −□□●パネル埋込取付タイプ
P − 100 − U0 − 4N −□□■パネルの前面ロックナット取付■バルブ上側（MAX.36）（30）■パネル埋込取付（取付方法オプションコード C）■バルブ上側35

19（MAX.36）
φ252-φH4.5（30）

35

2-D

16.5

TO

（7）

6282

SHUT

OUT

K
KYO E IOPENSO

OUTSO

TO

2-DK
KYO E IOPEN

194.5SHUT115（140）30115115（140）4.52-d132-dIN

4-φ54-M4
深520IN

パネルカット

パネルカット

パネルMAX.t10

パネル

●標準材質

●ベゼルによるパネル取付タイプ
P − 100 − L0 − 4N −□□

部品名称
本体接液部
テーパ管

■ベゼルによるパネル取付（取付方法オプションコード D）■バルブ下側パネル
4-φ4.54-M4用（サラ穴）

フロート ※
2-D

標準材質○ SUS304○ 耐熱ガラス
SUS316, ガラス ,○PTFE, ルビー

115（140）

175

34160

145160

OUT

2-d
4-M4
深5IN
（30）

35

4.53535

パネルカット19（MAX.36）

50●パネルカット寸法
接続口径
D
Rc1/8
1/8NPT
Rc1/4
1/4NPTdM14
M14
M18
M18

パッキン

○ ニトリルゴム（NBR）

継手
バルブ
取付金具カバー○ SUS304○ SUS304
アルミニウムポリカーボネート

製作可能材質SUS316−フッ素ゴム ,クロロプレンゴム (CR),
エチレンプロピレンゴム（EPDM）,PTFESUS316
SUS316−−○印の付いている部品は、計測流体に接触します。
※：仕様により適切な材質を選定します。
・部品材質 SUS304 は、製作都合により SUS316 を使用する場合があります。
・製作都合により JIS 材相当品の ASTM,AISI 材を使用する場合があります。

穴径寸法（mm）
H
16162020注）警報出力コードが A 〜 D の場合、パネルは非磁性材をご使用ください。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
2

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

TG-F1111-1