PT0cn-2111

便携式气体检测仪
GX-9000 系列
GX-9000
GX-9000H
使用说明书（PT0-211）

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan
Phone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

目录

目录
1.

产品概要 .................................................................................................................................................... 5
1-1 前言 .................................................................................................................................................... 5
1-2 使用目的 ............................................................................................................................................. 5
1-3 确认检测对象气体和产品规格 ............................................................................................................. 7
1-4 危险、警告、注意、注记的定义 ........................................................................................................ 10
1-5 标准及防爆规格的确认方法 ............................................................................................................... 112.

安全重要事项 ........................................................................................................................................... 12
2-1 危险事项 ........................................................................................................................................... 12
2-2 警告事项 ........................................................................................................................................... 14
2-3 注意事项 ........................................................................................................................................... 15
2-4 安全信息 ........................................................................................................................................... 193.

产品组成 .................................................................................................................................................. 22
3-1 主机及附件........................................................................................................................................ 22
3-1-1 主机 ....................................................................................................................................... 22
3-1-2 附件 ....................................................................................................................................... 23
3-1-3 单卖品 ................................................................................................................................... 24
3-2 各部名称与功能 ................................................................................................................................ 29
3-2-1 主机和电池单元 ..................................................................................................................... 29
3-2-2 操作面板部分 ......................................................................................................................... 31
3-2-3 LCD 显示部............................................................................................................................ 33

4.

警报功能 .................................................................................................................................................. 35
4-1 气体警报的类型 ................................................................................................................................ 35
4-2 气体警报点........................................................................................................................................ 35
4-3 气体警报的动作 ................................................................................................................................ 41
4-4 故障警报动作 .................................................................................................................................... 44
4-5 超出使用温度范围警告 ...................................................................................................................... 45

5.

使用方法 .................................................................................................................................................. 46
5-1 使用时............................................................................................................................................... 46
5-2 拆装电池单元和充电 ......................................................................................................................... 47
5-2-1 拆装电池单元 ......................................................................................................................... 47
5-2-2 锂离子电池单元（BUL-9000）充电 ....................................................................................... 49
5-2-3 更换干电池单元（BUD-9000）的电池 ................................................................................... 51
5-3 气体采集杆的连接 ............................................................................................................................. 53
5-4 接通电源 ........................................................................................................................................... 54
5-5 切换硫化氢测量模式的量程（GX-9000H） ....................................................................................... 59
5-6 在测量模式下进行空气调整 ............................................................................................................... 60
5-7 测量 .................................................................................................................................................. 63
5-7-1 测量气体浓度 ......................................................................................................................... 66
5-7-2 可燃性气体浓度的量程切换点 ................................................................................................ 68
5-7-3 测量模式下的基本动作流程.................................................................................................... 69
5-7-4 确认提示音动作 ..................................................................................................................... 71
5-8 记录气体浓度的日志（数据记录器） ................................................................................................. 72
5-9 停止泵............................................................................................................................................... 73
5-10 切断电源 ......................................................................................................................................... 74

2/203

目录

6.

各种设定（显示器模式） ......................................................................................................................... 75
6-1 显示器模式的项目 ............................................................................................................................. 75
6-2 切换到显示器模式 ............................................................................................................................. 78
6-3 设定值的确认 .................................................................................................................................... 79
6-3-1 清除峰值 ................................................................................................................................ 79
6-3-2 显示数据记录器（气体浓度/警报状态） ................................................................................. 80
6-3-3 显示调整记录 ......................................................................................................................... 81
6-3-4 显示 BUMP 记录 .................................................................................................................... 82
6-3-5 显示警报点 ............................................................................................................................ 83
6-4 显示器模式的设定 ............................................................................................................................. 85
6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程 ................................................................................................. 85
6-4-2 选择可燃性气体的替换气体种类............................................................................................. 86
6-4-3 选择挥发性有机化合物（VOC）的替换气体种类 ................................................................... 88
6-4-4 设定用户 ID ........................................................................................................................... 90
6-4-5 设定 STATION ID .................................................................................................................. 91
6-4-6 设定蓝牙设备的连接 .............................................................................................................. 92
6-4-7 设定蜂鸣器音量 ..................................................................................................................... 93
6-4-8 将显示语言切换为英语（ATEX/IECEx 规格）........................................................................ 94
6-4-9 将显示语言切换为日语（Japan Ex 规格） ............................................................................. 95

7.

用户模式（用户模式） ............................................................................................................................. 96
7-1 用户模式的显示项目 ......................................................................................................................... 96
7-2 切换到用户模式 ................................................................................................................................ 98
7-3 气体警报的设定 ................................................................................................................................ 99
7-3-1 设定警报点 ............................................................................................................................ 99
7-3-2 设定警报类型 ....................................................................................................................... 103
7-3-3 设定警报动作 ....................................................................................................................... 105
7-3-4 重置警报点 .......................................................................................................................... 106
7-3-5 设定警报功能的启动/关闭 .................................................................................................... 107
7-4 其他的用户模式设定 ....................................................................................................................... 108
7-4-1 设定蜂鸣音 .......................................................................................................................... 108
7-4-2 设定 CO2AIR 调整的开启/关闭 ............................................................................................. 109
7-4-3 选择基础气体调整所用的气体种类 ....................................................................................... 110
7-4-4 设定时间 .............................................................................................................................. 111
7-4-5 设定显示语言 ........................................................................................................................ 112
7-4-6 显示版本信息 ....................................................................................................................... 113

8.

保养检查 ................................................................................................................................................ 115
8-1 检查的频度与检查项目 .................................................................................................................... 115
8-2 进行气体调整 .................................................................................................................................. 117
8-2-1 气体调整的准备 ................................................................................................................... 117
8-2-2 进行空气调整 ....................................................................................................................... 121
8-2-3 进行 CO2 校零 ...................................................................................................................... 123
8-2-4 进行基础气体调整 ................................................................................................................ 126
8-2-5 进行间距调整的设定 ............................................................................................................ 128
8-2-6 进行间距调整 ....................................................................................................................... 133
8-3 进行 BUMP 测试 ............................................................................................................................. 135
8-4 进行警报测试 .................................................................................................................................. 137
8-5 清扫方法 ......................................................................................................................................... 138
8-6 各部件的更换 .................................................................................................................................. 139

3/203

目录

8-6-1 定期更换部件 ....................................................................................................................... 139
8-6-2 更换气体采集杆的滤尘器 ..................................................................................................... 141
8-6-3 VOC 传感器的维护 .............................................................................................................. 142
9.

关于储存及废弃...................................................................................................................................... 147
9-1 储存或长期不使用时的处理 ............................................................................................................. 147
9-2 重新使用时的处理 ........................................................................................................................... 148
9-3 产品的废弃...................................................................................................................................... 148

10.

故障排除 ................................................................................................................................................ 149
10-1 仪器异常 ....................................................................................................................................... 149
10-2 指示值异常.................................................................................................................................... 153

11.

产品规格 ................................................................................................................................................ 154
11-1 主机规格 ....................................................................................................................................... 154
11-1-1 GX-9000 的规格................................................................................................................. 154
11-1-2 GX-9000H 的规格 .............................................................................................................. 156
11-2 传感器的规格 ................................................................................................................................ 157
11-2-1 可燃性气体传感器 .............................................................................................................. 157
11-2-2 二氧化碳传感器 ................................................................................................................. 161
11-2-3 氧气传感器 ........................................................................................................................ 162
11-2-4 毒性气体传感器 ................................................................................................................. 164
11-2-5 VOC 传感器 ....................................................................................................................... 168

12.

附录 ....................................................................................................................................................... 169
12-1 数据记录器功能............................................................................................................................. 169
12-2 100%LEL 换算表........................................................................................................................... 171
12-3 零抑制功能.................................................................................................................................... 172
12-4 零位跟踪功能 ................................................................................................................................ 173
12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单 ..................................................................................... 174
12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览 .................................................................................................... 197
12-7 关于电波法认证............................................................................................................................. 200
12-8 有限保修和责任限制 ..................................................................................................................... 202

4/203

1. 产品概要

1-1 前言1产品概要
1-1 前言感谢您购买 GX-9000 系列便携式气体检测仪（以下称为“本仪器”）。
本使用说明书讲解了本仪器的使用方法与规格。记载了正确使用本仪器的必要事项。
使用前请仔细阅读，在充分理解内容的基础上使用本仪器。
请将本使用说明书放在身边，以便在使用本仪器时可随时取阅。
本说明书的内容可能因产品改良而发生变更，恕不另行通知。另外，禁止擅自复制或转载本说明书的全部或部分。
使用以下另售品时，也请参阅各使用说明书。
 数据记录器管理程序 SW-9000 系列使用说明书（PT0-208） 设定程序 MT-9000 系列使用说明书（PT0-209）
无论是否在保修期内，对因使用本仪器造成的任何事故及损害均不进行补偿。
请务必确认“12-8 保修规定”中记载的保修规定。

＜本使用说明书的对象产品型号＞
使用本仪器前，请确认购买的产品型号和本使用说明书与对象产品的型号是一致的。
 GX-9000
 GX-9000H

1-2 使用目的
本仪器是复合型气体检测仪，可检测空气中的可燃性气体（%LEL）、氧气（O2）（缺氧、过剩氧）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、二氧化碳（CO2）和氨（NH3）、氯（Cl2）、臭氧（O3）、氯化氢（HCl）、二氧化硫（SO2 ）、氰化氢（HCN）、挥发性有机化合物（VOC），以及氮（N2 ）和惰性气体中的高浓度可燃性气体
（vol%）、氧（O2）。
1 台最多可测量 6 种气体的浓度，利用警报功能，当气体浓度达到或超过警报点时即发出警报。
本仪器测量的可燃性气体包括在一般的工厂或油轮等处使用的甲烷（CH4 ）以及一般可燃性气体异丁烷（HC(i-C4H10)）、氢（H2）、乙炔（C2H2）。
本仪器的测量结果不用于保障生命安全。
使用前请再次确认规格，根据目的正确地进行气体测量。

5/203

1. 产品概要

1-2 使用目的

本仪器可配备的传感器如下所示。
传感器的类型NCF 传感器

检测原理

传感器型号
NCF-6322P（CH4/HC(i-C4H10)/H2/C2H2）

新型陶瓷式

TEF 传感器

热传导式

TEF-7520P（CH4/HC(i-C4H10)/H2）

IRF 传感器

非分散型红外线式（NDIR）

IRF-4341（CH4）
IRF-4345（HC(i-C4H10)）二氧化碳传感器

IRF 传感器

非分散型红外线式（NDIR）

IRF-4443（CO2）氧气传感器

ESR 传感器恒电位电解式ESR-X13P（O2）

恒电位电解式ESR-A13i（H2S）（低浓度）ESR-A13P（CO）

ESF 传感器恒电位电解式（高浓度）
ESF-A24R2（H2S）
ESF-B242（NH3）
ESF-C930（Cl2）
ESF-B249（O3）
ESF-A24E2（HCl）
ESF-A24D4（SO2）
ESF-A24D（HCN）（Japan Ex 规格）

PIF 传感器光电离式（PID）

PIF-001（VOC、10.6eV、ppb）
PIF-002（VOC、10.6eV、ppm）
PIF-003（VOC、10.0eV、ppm）

可燃性气体传感器

ESR 传感器

毒性气体传感器

VOC※传感器※挥发性有机化合物

6/203

1. 产品概要

1-3 确认检测对象气体和产品规格

1-3 确认检测对象气体和产品规格本仪器的检测对象气体因配备的传感器而异。
使用前请通过产品代码确认检测对象气体。
GX-9000 系列根据产品代码的字母数字组合分类如下。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
防爆规格

蓝牙（BLE）功能电池种类F 传感器（F2、F3）的组合F 传感器（F1）的组合R 传感器的组合
产品型号＜GX-9000/GX-9000H 通用＞①：产品型号符号

内容

C

GX-9000

D

GX-9000H②：R 传感器的组合
符号

R1

R2

0

R3

无（虚拟传感器）

1

ESR-X13P（O2）

ESR-A13i（H2S）

2

ESR-X13P（O2）

ESR-A13i（H2S）

无（虚拟传感器）

3

ESR-X13P（O2）无（虚拟传感器）

ESR-A13P（CO）

4

ESR-X13P（O2）5无（虚拟传感器）

ESR-A13i（H2S）

6

无（虚拟传感器）

ESR-A13i（H2S）

7

ESR-A13P（CO）

无（虚拟传感器）

无（虚拟传感器）

7/203

ESR-A13P（CO）
无（虚拟传感器）
ESR-A13P（CO）

1. 产品概要

1-3 确认检测对象气体和产品规格＜为 GX-9000 时＞③④：F 传感器（F1）的组合
符号

F1

00

无（虚拟传感器）

P1

PIF-001（VOC、10.6eV、ppb）

P2

PIF-002（VOC、10.6eV、ppm）

P3

PIF-003（VOC、10.0eV、ppm）

E1

ESF-B242（NH3）E2

ESF-C930（Cl2）※1

E3

ESF-B249（O3）※1

E4

ESF-A24E2（HCl）

E5

ESF-A24D4（SO2）

E6

ESF-A24D（HCN）Japan Ex 规格R5

IRF-4443（CO2）※2※1 如果选择了本款传感器，在②R 传感器的组合中不可配备 ESR-A13i（H2S）※2 在⑤～⑧F 传感器（F2、F3）的组合中，仅限为 F3 配备 NCF-6322P 时方可选择⑤ ～ ⑧：F 传感器（F2、F3）的组合
符号

F2

F3

00 00

无（虚拟传感器）

00 N1

无（虚拟传感器）

NCF-6322P（CH4）

T1 N1

TEF-7520P（CH4）

NCF-6322P（CH4）00 N2

无（虚拟传感器）

NCF-6322P（HC(i-C4H10)）

T2 N2

TEF-7520P（HC(i-C4H10)）

NCF-6322P（HC(i-C4H10)）00 N4

无（虚拟传感器）

NCF-6322P（H2）※3

T4 N4

TEF-7520P（H2）

NCF-6322P（H2）※3

00 N5

无（虚拟传感器）

NCF-6322P（C2H2）※3※4

R1 00

IRF-4341（CH4）无（虚拟传感器）

R1 R5

IRF-4341（CH4）

IRF-4443（CO2）R2 00

IRF-4345（HC(i-C4H10)）

无（虚拟传感器）

R2 R5

IRF-4345（HC(i-C4H10)）

IRF-4443（CO2）

00 R5

无（虚拟传感器）

IRF-4443（CO2）※3 如果选择了本款传感器，在②R 传感器的组合中不可配备 ESR-A13P（CO）※4 如果选择了本款传感器，在③④F 传感器（F1）的组合中不可配备 ESF-A24D4（SO2）、ESF-A24D（HCN）

8/203

1. 产品概要

1-3 确认检测对象气体和产品规格＜为 GX-9000H 时＞③④：F 传感器（F1）的组合
符号

F1

E8

ESF-A24R2（H2S）⑤ ～ ⑧：F 传感器（F2、F3）的组合
F2

符号

F3

00 00

无（虚拟传感器）

00 R1

无（虚拟传感器）

IRF-4341（CH4）00 R2

无（虚拟传感器）

IRF-4345（HC(i-C4H10)）＜GX-9000/GX-9000H 通用＞⑨：电池种类
符号规格

L锂离子电池单元 BUL-9000

D干电池单元 BUD-9000⑩：蓝牙（BLE）功能
符号

规格

0

不支持蓝牙

1

支持蓝牙

⑪⑫：防爆规格
符号规格00Japan Ex 规格

50

ATEX/IECEx 规格＜产品代码的显示例＞
例如，下列产品代码的规格如下所示。
产品代码示例
产品型号
R1
R 传感器

F 传感器

电池种类
蓝牙（BLE）功能防爆规格

C1P1T1N1L0 00

C7P2R100D1 50

GX-9000

GX-9000

D2E800R1L1 00
GX-9000H

ESR-X13P（O2）无ESR-X13P（O2）R2

ESR-A13i（H2S）

无

ESR-A13i（H2S）

R3

ESR-A13P（CO）

ESR-A13P（CO）

无

F1

PIF-001（VOC、10.6eV、ppb）

PIF-002（VOC、10.6eV、ppm）

ESF-A24R2（H2S）

F2

TEF-7520P（CH4）

IRF-4341（CH4）

无F3

NCF-6322P（CH4）无

IRF-4341（CH4）

BUL-9000

BUD-9000

BUL-9000

不支持

支持

支持

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格

9/203

1. 产品概要

1-4 危险、警告、注意、注记的定义

1-4 危险、警告、注意、注记的定义
本使用说明书中，对于无视标识内容操作错误时产生的危害的程度是如下区分说明的。

危险

表示操作错误时“可能危及生命或对身体、财物造成重大损害”。

警告表示操作错误时“可能对身体、财物造成重大损害”。

注意

表示操作错误时“可能对身体、财物造成轻微损害”。

除此以外，对于操作上的建议，是如下标识并说明的。

注记

表示了解后有助于使用本仪器的事项。

10/203

1. 产品概要

1-5 标准及防爆规格的确认方法

1-5 标准及防爆规格的确认方法
根据标准及防爆检验的种类，本仪器的规格有所不同。使用前请确认手边的产品规格。另外，使用 CE 标志规
格时，请参阅附录的符合标准声明（Declaration of Conformity）。
请通过产品上粘贴的铭牌确认产品规格。

型号检验合格标志粘贴位置Ex 标志/CE 标志粘贴位置防爆结构电气机械器具型号检验（Japan Ex）

ATEX/IECEx 规格的铭牌示例规格的铭牌示例

11/203

2. 安全重要事项

2-1 危险事项

2

安全重要事项
为了维持本仪器的性能，安全使用，请遵守以下危险、警告、注意事项。

2-1 危险事项

危险
关于主机的防爆• 请勿对电路、结构等进行改装或变更。
• 携带本仪器在危险场所内使用时，作为防止静电引起危险的综合措施，请遵守以下要求。
· 请穿着防静电工作服和导电鞋（防静电工作鞋）。
· 在室内使用时，请在带导电性工作台（漏电电阻不大于 10MΩ）的环境下使用。
• 本仪器为防爆型。除指定部件以外，不得进行拆解或改装。
• 请勿冲击主机的蜂鸣器出声口。
• 主机的额定值如下所示。
电源：用户可更换的锂离子电池单元 型号 BUL-9000 或用户可更换的干电池单元 型号 BUD-9000

环境温度※： -40℃ ～ +60℃
※ 环境温度是指能够维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的温度范围。
关于使用温度范围，请参阅“11-1 主机规格”和“11-2 传感器的规格”。
关于电池单元的防爆• 请勿对电路、结构等进行改装或变更。
• 携带本仪器在危险场所内使用时，作为防止静电引起危险的综合措施，请遵守以下要求。
· 请穿着防静电工作服和导电鞋（防静电工作鞋）。
· 在室内使用时，请在带导电性工作台（漏电电阻不大于 10MΩ）的环境下使用。
• 电池单元与本单元组合进行评估，仅限与合格通过检验的主机组合时方可使用。
可连接的主机为 GX-9000 或 GX-9000H。
• 锂离子电池单元 BUL-9000 的额定值如下所示。
电源：DC 3.7 V 250mA

充电端子容许电压： DC 5.7 V（仅限 SELV）
环境温度※：-40℃ ～ +60℃

※ 环境温度是指能够维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的温度范围。
关于使用温度范围，请参阅“11-1 主机规格”和“11-2 传感器的规格”。
• 干电池单元 BUL-9000 的额定值如下所示。
电源：DC 4.5 V 250mA

通信端子容许电压： DC 5.7 V（仅限 SELV）
环境温度※：-40℃ ～ +60℃

12/203

2. 安全重要事项

2-1 危险事项

※ 环境温度是指能够维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的温度范围。
关于使用温度范围，请参阅“11-1 主机规格”和“11-2 传感器的规格”。
使用注意事项
• 测量维修井内或密闭场所时，切勿将身体探入维修井入口内或窥探其中。否则有缺氧空气及其他气体喷
出的危险。
关于出气口
• 出气口可能会排出缺氧空气等气体。请绝对不可吸入。
• 可能会排出高浓度（100%LEL 以上）的气体。请绝对不可靠近明火。

13/203

2. 安全重要事项

2-2 警告事项

2-2 警告事项

警告本仪器万一发现异常时• 请及时联系经销商或就近的本公司营业网点。关于就近的营业网点，请确认本公司主页。
主页：https://www.rikenkeiki.co.jp/
采样点的压力• 本仪器设计用于抽取处于大气压状态的气体。如果对本仪器的进气口（GAS IN）和出气口（GAS OUT）
施加过大的压力，检测对象气体可能会从内部泄漏出来，非常危险。使用时请避免施加过大的压力。
• 如果所在场所的压力大于等于大气压，请勿直接连接气体采集管。否则内部的管道系统可能会损坏。
传感器的操作• 切勿拆解传感器。
尤其是恒电位电解式传感器内含有害的电解液。如果电解液接触皮肤，可能导致皮肤糜烂。另外，进入
眼中可能导致失明。粘附在衣服上可能导致变色、破洞。
万一接触了电解液时，请立刻用水充分清洗接触的部分。
• 调整氧气传感器时，请勿使用氮（N2）以外的平衡气体。否则氧（O2）的指示误差会变大，无法准确测量。
使用周围空气进行空气调整• 使用周围空气进行空气调整时，请先确认周围为新鲜空气。如果在有杂质气体或干扰气体等的状态下进
行，将无法正确调整，实际发生气体泄漏时无法正确检测，这很危险。
发出气体警报时的对应• 如果发出气体警报，则表明非常危险。请顾客进行判断，在确保安全的基础上正确进行处理。
电池余量的确认
• 使用前请确认电池余量。初次使用前及长期不使用时，电池电量可能不足。请务必充满电或更换新电池后使用。
• 如果发出电池欠压警报，将无法进行气体测量。使用中发出警报时，请断开电源，在安全的场所及时充电或更换电池。
其他• 请勿在被雨水打湿的状态下使用或浸入水中。仪器内部浸水，可能导致仪器及传感器故障。即使不至于
引发故障，一旦传感器受潮，也可能导致无法检测气体。
• 使用本仪器时，本仪器必须能吸入空气。在堵住本仪器进气口的状态下无法准确测量，可能引发事故。
• 请勿长时间将本仪器置于-10℃以下的温度下。否则泵阀可能会变得僵硬，导致泵无法正常运行。
• 请勿投入火中。
• 请勿用洗衣机或超声波洗衣机等清洗本仪器。
• 请勿遮盖蜂鸣器出声口。否则将无法发出警报声。
• 请勿在电源接通的状态下拆卸电池单元。
• 本仪器在装有脱水器（另售品）的状态下，请勿施加振动或冲击（例如移动本仪器）。否则进气口（GAS
IN）可能会损坏。

14/203

2. 安全重要事项

2-3 注意事项

2-3 注意事项

注意请勿在接触油、化学药剂等的场所使用。请避免故意浸入水中。
• 请勿在油、化学药剂等液体会溅落的场所使用本仪器。
• 本仪器未采用耐水压设计。请避免直接承受来自水龙头、淋浴器等处的水，因为水压可能会导致水渗入
产品内部。此外，本仪器的防水性能仅适用于淡水和自来水，不适用于热水、盐水、清洁剂、化学药剂
及汗水等。
• 进气口（GAS IN）及出气口（GAS OUT）并非防水结构。请注意避免水（雨水等）从该处浸入。否则将无法测量气体。
• 请勿将本仪器放置在可能积水或淤泥的场所。如果放置在此类场所，水或泥可能会通过蜂鸣器出声口、
进气口（GAS IN）等进入仪器并导致故障。
• 如果吸入了污水、粉尘或金属粉等，传感器的灵敏度将会大幅减弱。在此类环境下请小心使用。
• 防尘防水结构 IP66/68（IPx8 浸水深度 2m，1 小时后应无水渗入）不表示本仪器暴露于同等条件下的期
间内或之后是否检测气体。请务必清除粉尘和水。
请勿在超出使用温度范围的场所使用。
• 请避免在超出使用温度范围的高温或低温环境下使用本仪器。
• 请尽可能避免在阳光直射的场所内长时间使用。
• 请避免在炎热天气下储存在驻停的车内。
请遵守使用湿度范围，以免在本仪器或气体采集管中发生结露。
• 严禁结露，因为如果本仪器或气体采集管中发生结露，将会引发堵塞或气体吸附等情况，无法进行准确的气体测量。
请结合本仪器的使用环境，密切注意采样位置的温度和湿度，确保本仪器中不会发生结露。
请勿在本仪器附近使用收发器。
• 如果在本仪器附近使用收发器等输出电磁波，可能会影响本仪器的指示值。使用收发器等时，请远离本仪器，在不会产生影响的地方使用。
• 请避免在产生强电磁波的仪器（高频仪器、高电压仪器）附近使用。
请确认流量确认显示处于旋转工作状态。
• 如果流量确认显示不工作，将无法进行准确的气体测量。请确认吸入动作状态正常。
请确认动作状态显示处于闪烁状态。
• 如果 LCD 的动作状态显示没有闪烁，则无法进行准确的气体检测。（参阅“3-2-3 LCD 显示部”）请务必进行定期检查。
• 本仪器为安全仪器，因此请务必进行定期检查。如果不进行检查就持续使用，传感器的灵敏度会发生变化，导致无法进行准确的气体测量。
其他• 如果随意操作按钮，可能导致设定改变，警报不能正常工作。除了本使用说明书中记载的操作以外，
请勿进行其他操作。
• 请避免本仪器掉落或对其施加冲击。否则可能导致精度降低。
• 请勿在充电时使用本仪器。

15/203

2. 安全重要事项

2-3 注意事项• 请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口。否则有可能引起故障或破损，导致异物等浸入。
• 请勿剥离 LCD 显示部的面板纸。否则将会损害防尘性能。
关于传感器• 请勿对本仪器施加剧烈的压力变化。否则氧气（O2）的指示值会短时改变，无法准确测量。
• 吸入高吸附性的气体后，请吸入新鲜的空气，确认指示值归零后方可使用。
• 测量高吸附性的气体时，如果使用了另售的带浮标采样管或配重采样管，气体可能会吸附于采样管内，导致指示值低于测量点实际存在的检测对象气体浓度。敬请注意。
• 部分传感器对检测对象气体以外的气体也具有正向的灵敏度。
请注意，如果在这些气体共存的环境中使用，指示值可能会高于实际存在的检测对象气体浓度。
＜传感器具有正向灵敏度的干扰气体示例＞
传感器的检测原理

检测对象气体名称

干扰气体名称新型陶瓷式

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/
氢（H2）/乙炔（C2H2）

全部可燃性气体

非分散型红外线式（NDIR）

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）烃类可燃性气体

光电离式（PID）

挥发性有机化合物（VOC）

全部挥发性有机化合物（VOC）• 恒电位电解式传感器理论上会由于干扰气体而具有负向的灵敏度。在干扰气体共存的环境下，指示值有时会低于实际存在的检测对象气体浓度，尤其在高浓度下，指示值可能触及负值并发出 M OVER 警报。
敬请注意。（参阅“12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览”）• 如果在有硅化合物、卤化物、高浓度硫化物、高浓度溶剂气体等的环境中使用新型陶瓷式可燃性气体传
感器，则可能导致传感器使用寿命缩短或降低传感器对可燃气体的灵敏度，无法获得准确的指示值。
不得不使用时，请尽可能缩短使用时间，使用后吸入新鲜空气，确认指示值恢复，没有指示值摆动等异常。
• 要让本仪器的新型陶瓷式可燃性气体传感器（%LEL）准确地进行气体检测并显示浓度，需要达到 10vol%以上的氧气浓度。
• 由于传感器的特性，刚通电后可能无法立即显示准确的值。接通电源后请先暖机 1 分钟以上，待指示值稳定后再使用。此外，如果进行气体调整，接通电源后请先暖机 10 分钟以上方可实施。
• 如果接触了高浓度的挥发性有机化合物（VOC），一氧化碳传感器的指示值可能会上升。如果指示值上升
后没有恢复，则需要更换一氧化碳传感器的活性碳过滤器。关于更换活性碳过滤器，请联系经销商或就近的本公司营业网点。
• 一氧化碳传感器和硫化氢传感器的零位在低温及高温时可能会波动。此时，请在环境大气中进行空气调整。
• 硫化氢传感器可能因急剧的温度变化而出现短时的波动。请在充分适应环境大气后使用。
• 如果 VOC 传感器吸入了高浓度的甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）等气体，浓度显示部会显示［- - - -］，指示灯闪烁且蜂鸣器鸣响，可能会短时无法测量。请注意，在存在这些气体的环境中，即使浓度显示部没有显示［- - - -］，也可能无法准确测量 VOC 浓度。
此外，即使 VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］，VOC 传感器以外的不受影响的传感器仍然可以继续测量。
＜VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］的干扰气体示例＞
干扰气体名称浓度甲烷（CH4）

6vol%以上

乙烷（C2H6）

80vol%以上

丙烷（C3H8）

90vol%以上

16/203

2. 安全重要事项

2-3 注意事项关于更换电池• 更换电池时，请务必先断开本仪器的电源。
• 更换电池时，请使用 6 节新电池。
• 为满足本仪器的防爆标准条件，需使用下列干电池。
（仅限使用干电池单元时）
Japan Ex 规格：

东芝制造的 5 号碱性干电池 6 节（LR6）ATEX/IECEx 规格： 东芝制造的 5 号碱性干电池 6 节（LR6）或 DURACELL 制造的 5 号碱性干电池
6 节（MN1500）• 请注意电池的极性。
关于使用• 由于电池性能的原因，电池寿命在低温环境下会缩短。
• 低温状态下 LCD 显示器的响应可能会变慢。
• 请在接近使用环境状态的压力、温湿度条件下且新鲜的空气中进行空气调整。
• 待指示值稳定后再进行空气调整。
• 储存场所与使用场所的温度产生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下，在与使用场所相同的环境下适应 10 分钟左右，在新鲜的空气中进行空气调整后再使用。
• 擦拭本仪器的污垢时，请勿洒水或者使用酒精、挥发油等有机溶剂。否则本仪器表面可能会褪色或损坏。
• 即使长期不使用，也应每隔 6 个月接通 1 次电源，确认泵是否具有吸入能力（约 3 分钟）。如果长期不操
作，泵电机中的润滑脂可能会凝固导致无法运转。
• 长期储存后重新使用时，请务必进行空气调整。请联系本公司营业网点进行重新调整（包括空气调整）。

17/203

2. 安全重要事项

2-3 注意事项• 请勿在周围有以下杂质气体的场所使用。
＜降低传感器气体敏感度的气体＞
传感器的类型

杂质气体的类型

NCF 传感器（新型陶瓷式）·D4 硅氧烷、D5 硅氧烷等有机硅气体，浓度超过同时配备的传感器检测范围的 SOx、硫化氢(H2S)等硫系气体·环 氧 乙 烷 （ C2H4O ）、 丙 烯 腈 （ C3H3N ）、 丁 二 烯 （ C4H6 ）、 苯 乙 烯（C8H8）等聚合物质·磷化合物、卤代烃、金属蒸气等催化剂毒物※影响程度因传感器型号而异。

TEF 传感器（热传导式）

无

IRF 传感器（非分散型红外线式（NDIR））

无

ESF/ESR 传感器（恒电位电解式）

因传感器而异。

＜腐蚀传感器的气体＞
传感器的类型

杂质气体的类型

NCF 传感器（新型陶瓷式）SOx、NOx 等腐蚀性气体，氟化氢（HF）、氯化氢（HCl）等酸性气体

TEF 传感器（热传导式）

高浓度有机气体、高浓度酒精（C2H6O）

IRF 传感器（非分散型红外线式（NDIR））

SOx、NOx 等腐蚀性气体，氟化氢（HF）、氯化氢（HCl）等酸性气体

ESF/ESR 传感器（恒电位电解式）

无• 安装环境存在下列干扰气体时请注意。
传感器的类型

杂质气体的类型

NCF 传感器（新型陶瓷式）对象气体以外的烃、酒精（C2H6O）、有机溶剂等

TEF 传感器（热传导式）

有机气体、酒精（C2H6O）、二氧化碳（CO2）、氩气（Ar）

IRF 传感器（非分散型红外线式（NDIR））

可燃性气体：对象气体以外的烃、酒精（C2H6O）、有机溶剂、水（H2O）等
二氧化碳传感器：高浓度一氧化碳（CO）、一氧化二氮（N2O）、一氧化氮（NO）等

ESF/ESR 传感器（恒电位电解式）

因传感器而异。

18/203

2. 安全重要事项

2-4 安全信息

2-4 安全信息＜本仪器概要＞本仪器是泵吸式便携式气体检测仪。最多可检测 6 种气体。当气体浓度超过警报点时，LCD 显示部、LED 和
蜂鸣器将会工作并发出警报。
最多可安装 3 个 R 传感器用于测量氧气、硫化氢和一氧化碳，最多可安装 3 个 F 传感器用于测量可燃性气体、
毒性气体、二氧化碳和挥发性有机化合物。
F 传感器在内部进行浓度计算处理，并将气体浓度的数字数据发送到主 CPU。
气体采样由安装在装置内部的泵进行。GX-9000 内置 1 台泵，可使用配备的全部传感器同时进行测量。
GX-9000H 内部分成 2 个系统，根据要测量的气体手动切换 2 台泵进行测量。

＜电源＞
 本仪器可安装锂离子电池单元（BUL-9000）或干电池单元（BUD-9000）。
 BUL-9000 专用充电式锂离子电池。并联使用松下制造的 NCR18650GA 电池（3 节）。
 BUD-9000 使用干电池。Japan Ex 规格可使用东芝制造的 LR6（6 节）。ATEX/IECEx 规格可使用东芝制造
的 LR6（6 节）或 DURACELL 制造的 MN1500（6 节）。使用 6 节电池，每列 3 节串联。
 锂离子电池单元和干电池单元的电池短路时的温度上升情况不同，因此其温度范围和等级各异。
 干电池单元由用户更换电池。
 使用专用的 AC 适配器或通过 IEC 60950 认证的 SELV 电源或通过 IEC62368-1 认证的 ES1 电源为电池充电。
充电器的最大电压不应超过 DC 5.7V。
 可以与满足上述要求的电脑进行 USB 数据通信。
 必须在安全的场所为电池充电和更换电池。
 备用电池为万胜制造的 CR1220。

＜Japan Ex 规格＞
防爆等级
主机

Ex da ia IIC T4 Ga（配备可燃性气体传感器 NCF-6322 时）
Ex ia ⅡC T4 Ga（不配备可燃性气体传感器 NCF-6322 时）锂离子电池单元：BUL-9000

Ex ia ⅡC T4 Ga

干电池单元：BUD-9000

Ex ia ⅡC T4 Ga

依据防爆指南主机

JNIOSH-TR-46-1:2020
NIOSH-TR-46-2:2018
NIOSH-TR-46-6:2015

锂离子电池单元：BUL-9000

JNIOSH-TR-46-1:2020

干电池单元：BUD-9000

JNIOSH-TR-46-1:2020

NIOSH-TR-46-6:2015
NIOSH-TR-46-6:2015

19/203

2. 安全重要事项

2-4 安全信息电池单元额定值锂离子电池单元：BUL-9000

电源：DC 3.7 V 250mA干电池单元：BUD-9000

电源：DC 4.5 V 250mA（株式会社东芝制造的 LR6 6 节）

环境温度
环境温度※：-40℃ ～ +60℃
※ 环境温度是指能够维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的温度范围。
关于使用温度范围，请参阅“11-1 主机规格”和“11-2 传感器的规格”。

＜ATEX/IECEx 规格＞
防爆等级

环境温度

NC-6322※

电池类型-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUL-9000-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUL-9000-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUD-9000
LR6 (TOSHIBA)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUD-9000
LR6 (TOSHIBA)-40°C ≤ Ta ≤ +40°C

YES

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +40°C

No

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)

Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T3 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T3 Ga
Ex ia IIC T3 Ga
II 1 G Ex ia IIC T3 Ga※ NC-6322 是新型陶瓷式传感器。

认证编号
 IECEx ：IECEx DEK 21.0057X
 ATEX ：DEKRA 21 ATEX 0089X

适用标准 IEC 60079-0:2017• EN IEC 60079-0:2018

 IEC 60079-1:2014-06• EN60079-1:2014

 IEC 60079-11:2011• EN60079-11:2012

20/203

2. 安全重要事项

2-4 安全信息

警告
GX-9000/GX-9000H• 请勿拆解或改造本仪器。
• 可燃性气体传感器（NC-6322）用于%LEL 测量。仅限耐压防爆结构的产品配备。
• 本仪器为防爆型。除指定部件以外，不得进行拆解或改装。
• 应避免将 NC-6322 暴露在紫外线下。
• 本仪器内置有耐压防爆结构的传感器。如果不按规定组装，防爆性能将会受损。更换传感器或过滤器时，请正确安装原厂部件，按照规定扭矩进行紧固。
• 外壳损坏时，请停止使用并送修。
• 请勿让传感器暴露在紫外线下或在没有充分密闭的状态下使用。

GX-9000/GX-9000H（装有 BUL-9000）• 请勿在危险场所充电。
• 请勿使用非专用充电器充电。
• 请勿在危险场所更换电池单元。
• 使用 USB 连接电脑时，请使用通过 IEC 60950 认证的 SELV 电源或通过 IEC 62368-1 认证的 ES1 电源连接电脑。此外，来自电脑的最大电压不应超过 DC 5.7V。

GX-9000/GX-9000H（装有 BUD-9000）• 请勿在危险场所更换电池单元。
• 请勿在危险的场所更换干电池。
• 按照 Japan Ex 规格，请务必使用 5 号碱性电池（东芝制造 LR6）。按照 ATEX/IECEx 规格，请务必使用
5 号碱性电池（东芝制造 LR6 或 DURACELL 制造 MN1500）。
• 使用 USB 连接电脑时，请将电脑接入通过 IEC 60950 认证的 SELV 电源或通过 IEC 62368-1 认证的
ES1 电源。来自电脑的最大电压不应超过 DC 5.7V。

仪器编号
INST. No. 0 0 000 0000 00
A B

C

D

E

A：生产年份的末尾 1 位（0～9）
B：生产月份（1～9、XYZ 为 10～12 月）
C：生产批次D：生产编号
E：工厂代码

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan
Phone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp

21/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

3产品组成
3-1 主机及附件
请打开包装箱，确认主机及附件。
如有附件缺失等情况，请咨询经销商或就近的本公司营业网点。

3-1-1 主机关于本仪器的各部名称、功能及 LCD 显示，请参阅“3-2 各部名称与功能”。

＜GX-9000＞

主机

电池单元

＜GX-9000H＞

主机

电池单元

22/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

3-1-2 附件
部件名称

备注

气体
采集管

气体采集杆/气体
采集管（约 75cm）

部件编号：0904 0275 00（气体采集杆）0914 0135 30（气体采集管）

背带

部件编号：4777 4592 10

AC 适配器采用锂离子电池单元（BUL-9000）时随附。
部件编号：2594 1342 30

转换插头（EU/C型）

为 ATEX/IECEx 规格，采用锂离子电池单元（BUL-9000）时随附。
部件编号：2594 1435 00

5 号碱性干电池（6 节）

采用干电池单元（BUD-9000）时随附。
部件编号：2753 3007 80

CO2 去除过滤器CF-284

配备二氧化碳传感器时随附。用于 CO2 校
零。
部件编号：4383 0390 80

活性碳过滤器CF-8350

配备VOC传感器时随附。
用于空气调整。
部件编号：4383 9299 50

背带用过滤器管固定带

配合 CO2 去除过滤器 CF-284、活性碳过滤器
CF-8350 随附。
上述过滤器可安装到背带上。
部件编号：4777 4572 20

气体采集杆

23/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

3-1-3 单卖品
部件名称

备注

干电池单元
（BUD-9000）锂离子电池单元
（BUL-9000）

随附的干电池单元和锂离子电池单元二选
其一，用户也可以加购。
部件编号：4777 0270 80（BUD-9000）
部件编号：4777 0260 90（BUL-9000）

带浮标采样管(8m/30m/45m)

利用浮标内的防水过滤器，可分离水并检测
气体。
部件编号：
4384 0430 60（8m 采样管）部件编号：4775 9678 80（30m 采样管）部件编号：4777 9567 60（45m 采样管）

配重采样管（30m/45m）

前端部分配重，以使采样管易于放低。
部件编号：4775 9679 50（30m 采样管）部件编号：4777 9465 80（45m 采样管）脱脂棉过滤器CF-8385/转接管

与防水过滤器和气体检测仪连接的管。
IRF 传感器易受粉尘影响，因此建议结合环境使用。
配备 ESF 传感器（H2S（高浓度）除外）和VOC 传感器时请勿使用，否则有吸附风险。
部件编号：4383 0850 00（CF-8385）
4775 9617 60（转接管）1879 0011 10（备用脱脂棉）

―

过滤器单元
（CF-A13i）每套 5 片配备硫化氢传感器（ESR-A13i）时使用的干
扰气体去除过滤器（内置）。
部件编号：4777 9317 30

―

过滤器单元
（CF-A1CP）每套 5 片配备一氧化碳传感器（ESR-A13P）时使用
的干扰气体去除过滤器（内置）。
部件编号：4777 9316 60

24/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

部件名称

备注

过滤器管固定带

脱脂棉过滤器 CF-8385 安装在气体检测仪上。
部件编号： 4777 9444 20

腰带/腰带固定件

可将气体检测仪装在腰间。
为防止掉落，建议同时使用背带。
部件编号：4775 5653 40（腰带）4775 9853 10（腰带固定件）皮护套保护主机避免弄脏。
也可以安装背带、腰带、脱脂棉过滤器。
部件编号：4777 4593 80

采集杆支架

装在背带上，可收纳气体采集杆的前端。
部件编号：4775 5651 00

脱水器

连接到采样管和气体检测仪之间以去除水分。
部件编号： 0904 0186 20

气体袋

部件编号：
0904 0103 80（1L（绿色））0904 0104 50（1L（橙色））0904 0288 10（2L（黑色））25/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

部件名称

备注

量程校正气罐
（容量：5L/容器体
积：0.6L）

部件编号：1875 9110 70（氮（N2）：99.99vol%以上）
1875 9056 30（甲烷（CH4）：50%LEL、空气平衡）1875 9107 90（异丁烷（HC(i-C4H10)）：50%LEL、空气平衡）
1875 9104 70（异丁烷（HC(i-C4H10) ）：10vol%、N2 平衡）
1875 9143 60（甲烷（CH4）：50vol%、N2 平衡）1875 9058 80（甲烷（CH4）：70%LEL、N2 平衡）1875 9057 10（甲烷（CH4）：70vol%、N2 平衡）1875 9065 50（一氧化碳（CO）：145 ± 5ppm、N2 平衡）
1875 9076 10：10vol%、N2 平衡）（二氧化碳（CO2）带针阀流量指示器

用于从量程校正气罐取出气体。
部件编号：1621 1901 70

气体钢瓶（容量：34L/高度：约 270mm、宽度：约 79.3mm）部件编号：9650 3209 90（硫化氢（H2S）：25ppm、
一氧化碳（CO）：50ppm、
甲烷（CH4）：50%LEL、
氧（O2）：12vol%）9650 3213 40（硫化氢（H2S）：25ppm、
一氧化碳（CO）：50ppm、
异丁烷（HC(i-C4H10)）：50%LEL、
氧（O2）：12vol%）按需流量阀/10cm
连接管

用于从气体钢瓶取出气体。
部件编号：1641 0190 20（按需流量阀）4775 5958 10（10cm 连接管）转换插头（AU/O型）

部件编号：2594 1434 20

26/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

部件名称

备注

转换插头（UK/BF型）

部件编号：2594 1436 70

LCD 保护膜
每套 5 片部件编号：4777 9025 70

铝制储存箱

尺寸：
约365（W） × 236（H） × 226（D） mm※
部件编号：4777 9579 00※不包含突起部分

稀释器通过将泵吸的气体和空气按 1：1 稀释，可以
使用原理上不能在惰性气体中使用的新型陶瓷式传感器。
有爆炸的危险，因此不可用于检测高浓度可燃性气体。
部件编号：4775 9934 30

气体采集杆/气体采集
螺旋管（1m）

部件编号：0904 0275 00（气体采集杆）0914 0072 40（气体采集螺旋管）

数据记录器管理程序部件编号：9811 0980 90（Japan Ex 规格）
9811 0990 80（ATEX/IECEx 规格）USB 通信线缆

用于与已安装数据记录器管理程序或设定程
序的电脑进行通信。
部件编号：2440 2728 90

硫化氢调整气体套件（CK-82）

使用安瓿进行调整。
部件编号：4395 0320 60

气体采集杆

气体采集螺旋管―27/2033. 产品组成

3-1 主机及附件

注意• 配重采样管务必和脱脂棉过滤器 CF-8385 配套使用。
脱脂棉过滤器 CF-8385 用于去除粉尘和防水。此外，使用配重采样管时还需要过滤器管固定带和转接管。
如果不使用脱脂棉过滤器 CF-8385 导致吸入了水等物质，水可能会浸入主机内部导致故障。
• 测量高吸附性的气体时，如果使用了另售的带浮标采样管或配重采样管，气体可能会吸附于采样管内，导致指示值低于测量点实际存在的检测对象气体浓度。敬请注意。
• IRF 传感器易受粉尘影响，因此建议结合环境使用脱脂棉过滤器 CF-8385。
• 如上所述，即使建议使用另售的各种管和过滤器，当配备 ESF 传感器（ESF-A24R2（H2S）（高浓度）除外）和 VOC 传感器时也请勿使用，否则有吸附风险。

28/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能

3-2 各部名称与功能3-2-1 主机和电池单元＜GX-9000/GX-9000H＞
1

2
3

5

4

＜GX-9000＞＜GX-9000H＞

6

6

编号

名称

功能

1

操作面板部分

设有 LCD 和用于操作本仪器的按钮。

2

进气口（GAS IN）

吸入气体。与管连接，安装随附的气体采集杆。

3

电池单元

锂离子电池单元（BUL-9000）或干电池单元（BUD-9000），本仪器的工作
电源。

4

插孔罩盖

AC 适配器和 USB 线缆的插孔罩盖。
采用锂离子电池单元（BUL-9000）时，充电时取下罩盖并接入 AC 适配器。
与 PC 连接时，连接 USB 线缆。

5充电确认指示灯（仅限 BUL-9000）

充电时点亮为红色，完成充电后点亮为绿色。
连接电脑充电时点亮为橙色。

6

出气口（GAS OUT）

排出先前吸入的气体。（请勿堵住）29/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能

注意• 请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口。否则可能引发水、异物等浸入，导致故障或破损。
• 请勿剥离表面的面板纸。否则将会损害防尘防水性能。
• 请勿用胶带等遮盖蜂鸣器出声口。否则可能使仪器的内压无法调整并导致故障。

30/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能3-2-2 操作面板部分＜GX-9000＞
2

编号

1

3
4

7

5

8

6

9

名称

功能

1

警报窗（上）

2

LCD 显示部显示气体种类、气体浓度等信息。

3

警报窗（左）

发出警报时及非测量时，指示灯呈红色闪烁。

4

蜂鸣器出声口发出操作音及警报音的出声口。
（请勿堵住）

5▲/AIR 按钮在测量模式下进行空气调整。
用于在显示器模式或用户模式下进行选择操作或调整数值（UP）。

6

RESET/▼按钮

在测量模式下进行泵的开/关操作。此外，发出警报时用于重置警报。
用于在显示器模式或用户模式下进行选择操作或调整数值（DOWN）。

7

警报窗（右）

发出警报时及非测量时（电源接通时或处于用户模式），指示灯呈红色闪烁。

8

DISP/ESC 按钮

切换到显示器模式。
在显示器模式下切换显示的项目。

9

POWER/ENTER 按钮

打开/关闭电源。
在用户模式下，用于确定数值或选择设定。

发出警报时，指示灯呈红色闪烁。

31/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能＜GX-9000H＞
2

编号

1

3
4

7

5

8

6

9

名称

功能

1

警报窗

发出警报时，指示灯呈红色闪烁。

2

LCD 显示部显示气体种类、气体浓度等信息。

3

H2S 低浓度测量模式切换确认指示灯

切换到 H2S 低浓度测量模式，指示灯就会点亮为绿色。

警报窗（左）

发出警报时及非测量时，指示灯呈红色闪烁。

4

蜂鸣器出声口发出操作音及警报音的出声口。
（请勿堵住）

5▲/AIR 按钮在测量模式下进行空气调整。
用于在显示器模式或用户模式下进行选择操作或调整数值（UP）。
同时按下▲/AIR 按钮和 RESET/▼按钮，即可切换 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式。

6

RESET/▼按钮

在测量模式下进行泵的开/关操作。此外，发出警报时用于重置警报。
用于在显示器模式或用户模式下进行选择操作或调整数值（DOWN）。

H2S 高浓度测量模式切换确认指示灯

切换到 H2S 高浓度测量模式，指示灯就会点亮为绿色。

警报窗（右）

发出警报时及非测量时（电源接通时或处于用户模式），指示灯呈红色闪烁。

8

DISP/ESC 按钮

切换到显示器模式。
在显示器模式下切换显示。

9

POWER/ENTER 按钮

打开/关闭电源。
在用户模式下，用于确定数值或选择设定。

7

32/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能3-2-3 LCD 显示部＜GX-9000＞1 2 3

45 6 7 8

9
10
11

12

＜GX-9000H＞＜H2S 高浓度测量模式＞

1 2 3

4

9
10
11

＜H2S 低浓度测量模式＞

1 2 3

5 6 7 8124

5 6 7 8

9
10
11

12

13

13
编号

名称

功能

1

动作状态显示显示测量模式的动作状态。正常时闪烁。

2通气期满显示如果通气期满显示设定为启用，处于通气期限内时会显示。

3

流量确认显示显示测量模式下的气体抽吸状态。
正常时旋转显示。

4气体警报功能关闭显示气体警报功能关闭时显示。
气体警报功能关闭时不发出警报。

5

时钟显示

显示当前的时刻。

6

蜂鸣器音量显示

显示蜂鸣器音量。

7蓝牙显示

蓝牙功能开启时显示。

8

电池余量显示显示电池余量。

9气体名称显示显示测量对象气体名称。
显示的气体名称因配备的传感器而异。

10气体浓度显示显示已测量的气体浓度。

11

气体浓度光柱显示划分测量范围（全量程），以光柱方式显示气体浓度。以相对于全量程
的比例显示浓度。

12单位显示

根据传感器规格显示相应的单位（ppm、ppb、vol%、%、%LEL）。

H2S 测量模式显示
（GX-9000H）

显示当前采用的 H2S 测量模式。
处于 H2S 高浓度测量模式时显示为［H2S HIGH］。
处于 H2S 低浓度测量模式时显示为［H2S LOW］。

13

33/2033. 产品组成

3-2 各部名称与功能

注记 电池余量的大致基准如下所示。

：余量充足。
：余量少。
：请充电（更换电池）。
如果电池余量进一步减少，电池标志将会闪烁。此时，LED 和蜂鸣器每 4 秒动作一次发出通知。
 蜂鸣器音量显示如下。

：音量大
：音量小
 配备 NCF 传感器和 TEF 传感器时，根据检测浓度等情况，只有一方的传感器会显示浓度。不显示浓度

的传感器的浓度显示部显示为［- - - -］或［关闭］。
（参阅“6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程”）

34/203

4. 警报功能

4-1 气体警报的类型4

警报功能4-1 气体警报的类型气体警报在测量的气体浓度达到以下所示的警报点时或者超过警报点时立即发出。
（自我保持动作）气体警报的类型有第一警报（WARNING）、第二警报（ALARM）、TWA 警报、STEL 警报、OVER 警报（超量程）、M OVER 警报（负值传感器故障）。
气体警报的优先级如下所示。
第一警报 < 第二警报 < M OVER 警报 < OVER 警报 < TWA 警报 < STEL 警报

4-2 气体警报点气体警报点的初始设定如下所示。
＜可燃性气体（新型陶瓷式传感器）＞
氢
H2

乙炔
C2H2

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx规格

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

1%LEL

1%LEL

1%LEL

1%LEL

第一警报

10%LEL

10%LEL

10%LEL

10%LEL

第二警报

检测对象
气体

甲烷
CH4

异丁烷
HC(i-C4H10)

防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格

显示范围
检测量程
分辨率

项目

NCF-6322P

传感器型号

警报
设定值

50%LEL

50%LEL

50%LEL

50%LEL

TWA

-

-

-

-

STEL

-

-

-

-

OVER

100%LEL

100%LEL

100%LEL

100%LELM OVER-10%LEL-10%LEL-10%LEL-10%LEL

35/203

4. 警报功能

4-2 气体警报点＜可燃性气体（热传导式传感器）＞
氢
H2

甲烷
CH4

异丁烷
HC(i-C4H10)

防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%检测量程

0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%分辨率

0.1vol%0.1vol%0.1vol%第一警报

25.0vol%

25.0vol%

25.0vol%

第二警报项目检测对象气体TEF-7520P

传感器型号

警报设定值

50.0vol%

50.0vol%

50.0vol%

TWA

-

-

-

STEL

-

-

-

OVER

100.0vol%100.0vol%100.0vol%M OVER-10.0vol%-10.0vol%-10.0vol%＜可燃性气体（非分散型红外线式传感器）＞项目

检测对象气体甲烷
CH4

异丁烷
HC(i-C4H10)

传感器型号

IRF-4341

IRF-4345

防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%检测量程

0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%

0.5%LEL/0.1vol%

0.5%LEL/0.1vol%

分辨率

警报设定值

第一警报

10.0%LEL

10.0%LEL

第二警报

50.0%LEL

50.0%LEL

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

100.0vol%100.0vol%M OVER-5.0%LEL-5.0%LEL

36/203

4. 警报功能

4-2 气体警报点＜二氧化碳（非分散型红外线式传感器）＞
项目

二氧化碳
CO2

检测对象气体传感器型号

IRF-4443

防爆规格Japan Ex 规格及 ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 20.00vol%检测量程

0 ～ 20.00vol%分辨率

0.01vol%（0 ～ 5vol%）0.10vol%（5 ～ 20vol%）

警报设定值

第一警报

5.00vol%

第二警报

10.00vol%

TWA

-

STEL

-

OVER

20.00vol%M OVER-1.00vol%＜氧（恒电位电解式传感器）＞
项目

氧
O2

检测对象气体ESR-X13P

传感器型号
防爆规格

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 40.0%

0 ～ 40.0%检测量程

0 ～ 25.0%

0 ～ 25.0%

分辨率

0.1%

0.1%

第一警报

18.0%

19.5%

第二警报
警报设定值

25.0%

23.5%

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

40.0%

40.0%

M OVER

-1.0%

-1.0%

＜硫化氢（恒电位电解式传感器）＞项目硫化氢
H2S（低浓度）检测对象气体ESR-A13i

传感器型号
防爆规格

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 200.0ppm

0 ～ 200.0ppm

检测量程0 ～ 30.0ppm

0 ～ 100.0ppm

分辨率

0.1ppm

0.1ppm

警报设定值

第一警报

1.0ppm

5.0ppm第二警报10.0ppm

30.0ppm

TWA

1.0ppm

1.0ppm

STEL

5.0ppm

5.0ppm

OVER

200.0ppm

200.0ppm

M OVER-10ppm-10ppm37/203

4. 警报功能

4-2 气体警报点＜一氧化碳（恒电位电解式传感器）＞
项目

一氧化碳
CO

检测对象气体ESR-A13P

传感器型号
防爆规格

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 2000ppm

0 ～ 2000ppm

检测量程

0 ～ 500ppm

0 ～ 500ppm

分辨率

1ppm

1ppm

第一警报

25ppm

25ppm

第二警报

50ppm

50ppm

TWA

25ppm

25ppm

STEL

200ppm200ppmOVER

2000ppm

2000ppm

M OVER-50ppm-50ppm警报设定值＜硫化氢（恒电位电解式传感器）＞项目硫化氢
H2S（高浓度）检测对象气体传感器型号

ESF-A24R2

防爆规格Japan Ex 规格及 ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 1000ppm

检测量程

0 ～ 1000ppm
1ppm

分辨率

警报设定值

第一警报

1000ppm

第二警报

1000ppm

TWA

关闭

STEL

关闭

OVER

1000ppm

M OVER-100ppm

38/203

4. 警报功能

4-2 气体警报点＜毒性气体（恒电位电解式传感器）＞项目

检测对象气体

氨
NH3

氯
Cl2

臭氧
O3

传感器型号

ESF-B242

ESF-C930

ESF-B249

防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 75.0ppm

0 ～ 1.50ppm

0 ～ 0.600ppm

检测量程

0 ～ 75.0ppm

0 ～ 1.50ppm

0 ～ 0.600ppm

分辨率

0.5ppm0.01ppm

0.005ppm

第一警报25.0ppm

0.50ppm

0.100ppm

第二警报50.0ppm

1.00ppm

0.200ppm

TWA

25.0ppm

0.50ppm

0.100ppm

STEL

35.0ppm

1.00ppm

关闭OVER

75.0ppm

1.50ppm

0.600ppm

M OVER-10.0ppm-0.15ppm-0.060ppm

检测对象气体

氯化氢
HCl

二氧化硫
SO2

氰化氢
HCN※

警报设定值

项目
传感器型号

ESF-A24E2

ESF-A24D4

ESF-A24D

防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格显示范围

0 ～ 6.00ppm

0 ～ 100.0ppm

0 ～ 15.0ppm

检测量程

0 ～ 6.00ppm

0 ～ 100.0ppm

0 ～ 15.0ppm

分辨率

0.05ppm

0.1ppm

0.1ppm第一警报

2.00ppm

2.0ppm

5.0ppm第二警报10.0ppm

警报设定值

4.00ppm

5.0ppmTWA

关闭

2.0ppm

关闭

STEL

关闭

5.0ppm

4.7ppm

OVER

6.00ppm

100.0ppm

15.0ppm

M OVER-0.60ppm-10.0ppm-1.5ppm※ 不提供 ATEX/IECEx 规格的产品。此外，由于出口管制而无法出口到海外时不可配备。

39/203

4. 警报功能

4-2 气体警报点＜挥发性有机化合物（光电离式（PID）传感器）＞挥发性有机化合物
VOC

挥发性有机化合物
VOC

挥发性有机化合物
VOC

传感器型号

PIF-001

PIF-002

PIF-003光电离能

10.6eV

10.6eV

10.0 eV防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 40000ppb

0 ～ 4000ppm

0 ～ 100.0ppm

检测量程

0 ～ 40000ppb

0 ～ 4000ppm

0 ～ 100.0ppm

1ppb（0 ～ 4000ppb）
10ppb（4000 ～
40000ppb）

0.1ppm（0 ～ 400.0ppm）
1ppm（400.0 ～4000ppm）

0.01ppm（0 ～ 10.00ppm）
0.1ppm（10.00 ～100.0ppm）

第一警报

5000ppb400.0ppm

5.00ppm

第二警报

10000ppb

1000ppm

10.0ppm

TWA

关闭

关闭

关闭

STEL

关闭

关闭

关闭

OVER

40000ppb

4000ppm

100.0ppm

M OVER-50000ppb-6000ppm-100ppm项目检测对象气体

分辨率

警报设定值

注记
 上表中用数值记载的第一警报（WARNING）、第二警报（ALARM）、TWA 警报、STEL 警报设定值可以

变更（也包括设定为“关闭”时）。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）
 M OVER 警报（负值传感器故障）是零点偏移至负值侧时发出的警报。
 每隔 1 秒确认气体浓度，判断是否发出警报。

40/203

4. 警报功能

4-3 气体警报的动作4-3 气体警报的动作＜气体警报的蜂鸣器鸣响和警报灯闪烁动作＞
气体警报的动作通过蜂鸣器鸣响、警报灯闪烁发出通知。
根据警报的种类，动作方式不同。
警报的类型

第一警报

第二警报

TWA 警报

STEL 警报

OVER 警报M OVER 警报蜂鸣器鸣响约 1 秒为周期
重复强弱鸣响。
“滴～滴～”

约 0.5 秒为周期重复强弱鸣
响。
“滴～滴～
滴～滴～”

约 1 秒为周期
重复强弱鸣响。
“滴～滴～”

约 1 秒为周期
重复强弱鸣响。
“滴～滴～”

约 0.5 秒为周期重复强弱鸣
响。
“滴～滴～
滴～滴～”

约 1 秒为周期
重复断续鸣响。
“滴～滴～”

警报窗的指示灯闪烁

约 1 秒为
周期重复闪烁
动作。

约 0.5 秒为
周期重复闪烁动作。

约 1 秒为
周期重复闪烁动作。

约 1 秒为
周期重复闪烁
动作。

约 0.5 秒为
周期重复闪烁动作。

约 1 秒为
周期重复闪烁
动作。

＜警报模式（H-HH）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

浓度第二警报设置值
第一警报设置值

时间警报蜂鸣器指示灯＜警报模式（L-LL）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

浓度第一警报设置值
第二警报设置值

时间警报蜂鸣器指示灯

41/203

4. 警报功能

4-3 气体警报的动作＜警报模式（L-H）（缺氧警报）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

RESET

浓度

第二警报设置值
第一警报设置值

时间警报蜂鸣器指示灯

42/203

4. 警报功能

4-3 气体警报的动作＜气体警报的显示动作＞
发出气体警报时，在 LCD 显示部的单位显示部显示警报的类型，该气体浓度的显示会闪烁。
如果超出量程（超量程），单位显示部会交替显示［OVER］，气体浓度显示部显示［OVER］并闪烁。
＜显示例（［CH4］：发出第一警报时）＞＜显示例（［CH4］：超量程）＞

警报的类型

第一警报

第二警报

TWA 警报

STEL 警报

OVER 警报M OVER 警报单位显示部的显示

AL1

AL2

TWA

STEL

OVER

M OVER气体浓度显示部的
显示

闪烁

闪烁

闪烁

闪烁

显示［OVER］
并闪烁显示［-OVER］
并闪烁

警告• 发出了气体警报时十分危险。请顾客进行判断，在确保安全的基础上正确进行处理。

注记 关于警报时的动作，可以在显示器模式的警报点显示中进行警报测试。但是，警报测试中显示浓度不闪烁。（参阅“8-4 进行警报测试”） 自我保持时，气体浓度恢复正常后，按下 RESET/▼按钮，警报动作即被解除。

自动复归时，如果气体浓度恢复正常，警报动作即会自动解除。

43/203

4. 警报功能

4-4 故障警报动作

4-4 故障警报动作
如果本仪器内检测到异常动作，就发出故障警报。
（自我保持动作）故障警报有系统异常、电池电压异常、时间异常、传感器异常、流量异常。
警报时的动作通过蜂鸣器鸣响、警报窗的指示灯闪烁发出通知。
 蜂鸣器鸣响：约 1 秒为周期重复间歇鸣响（“嘀～嘀、嘀～嘀～”）。
 警报窗的指示灯闪烁：约 1 秒为周期重复闪烁动作。
故障警报时的显示例如下所示。
＜系统异常＞系统异常

＜时间异常＞

时间异常＜流量异常＞＜电池电压异常＞

电池电压异常＜传感器异常＞流量异常

注意• 发出故障警报时，请查明原因，正确进行处理。
机器有问题、故障频发时，请迅速联系经销商或就近的本公司营业网点。

注记 关于故障的详细内容（错误信息），请参阅“10 故障排除”。
 要解除警报，请按 RESET/▼按钮。

44/203

4. 警报功能

4-5 超出使用温度范围警告4-5 超出使用温度范围警告如果在连续恒定环境下超出使用温度范围（-20℃以下或 50℃以上）使用本仪器 20 分钟以上，发出超出使用温度范围警告，通知温度范围异常。
发出温度范围异常的警报时，请在使用温度范围内放置 10 分钟以上，或者切断主机的电源。
发出超出使用温度范围的警告时，通过蜂鸣器鸣响、警报灯闪烁来通知周围人员。
警报的类型

超出使用温度范围警告超出阈值不足 1 小时

超出阈值 1 小时以上蜂鸣器

约 5 秒为周期重复断续鸣响。“滴～”警报灯约 5 秒为周期重复闪烁动作。

LCD 显示重置

按 RESET/▼按钮
但是，即使进行重置，每隔 20 分钟也会自动
再次动作。

注记
 超出使用温度范围警告在处于测量模式和显示器模式时动作。

45/203不可5. 使用方法

5-1 使用时5

使用方法
5-1 使用时
使用本仪器时，请遵守使用方法的注意事项。
如果不遵守这些注意事项，仪器可能会发生故障，无法正常测量气体浓度。
开始测量气体浓度前，请确认以下内容。
 电池余量充足 气体采集管及转接管应无弯折或开孔 气体采集杆内的过滤器应无污垢或堵塞
 主机与气体采集杆及气体采集管应正确连接注记
 如果使用外部设备变更了本仪器的设定，请务必确认设定已正确变更。
 本仪器的显示部在出厂时带有保护膜，以防止划伤。

使用前，请务必剥掉保护膜。产品粘着该保护膜无法保证防爆性能。

46/203

5. 使用方法

5-2 拆装电池单元和充电

5-2 拆装电池单元和充电
5-2-1 拆装电池单元请按照以下方法拆装锂离子电池单元（BUL-9000）或干电池单元（BUD-9000）。

危险• 请在安全的场所拆装电池单元。

注意• 拆装电池单元时，请务必切断本仪器的电源后再进行。
• 请勿直接接触电池单元的主机连接端子。存在因污垢而导致接触不良或因静电而损坏内部部件的风险。
• 请勿用金属物导致连接端子之间短路。否则可能导致电池发热或电池余量剧减。
• 如果电池单元拆装螺丝没有拧到位，可能会引发电池单元脱落，或水经由间隙浸入。此外，如果微小的异物夹在电池单元和本仪器之间，水也可能会浸入。
• 请勿划伤橡胶垫圈。为保持防水防尘性能，无论橡胶垫圈有无异常，建议每 2 年更换一次。

注记 如果长期拆下电池单元，时间的设定有时会被重置。

1 拧开电池单元底面的电池单元拆装螺丝（2 根）＜锂离子电池单元＞＜干电池单元＞47/203

5. 使用方法

25-2 拆装电池单元和充电

拆下电池单元※图示为锂离子电池单元时3

主机

安装新的电池单元请确认连接端子和突起部分，按正确方向安装。

电池单元4 拧紧主机底面的电池单元拆装螺丝（2 根）连接端子

48/203

5. 使用方法

5-2 拆装电池单元和充电

5-2-2 锂离子电池单元（BUL-9000）充电
首次使用本仪器或电池余量太少时，请务必使用专用的 AC 适配器充电。

危险• 锂离子电池单元的充电请在安全的场所进行。
• 充电请务必使用专用的 AC 适配器。
• 请在 0℃～+40℃的环境下充电。

注意• 请勿在充电时使用本仪器。否则将无法准确测量。此外，还会加快电池劣化，例如电池使用寿命缩短。
• AC 适配器并非防尘防水结构。请勿在弄湿主机的状态下充电。
• AC 适配器并非防爆规格。
• 请勿强行拉扯插孔罩盖。否则可能会导致破损。
• 请勿在取下插孔罩盖的状态下使用。否则灰尘、水等会进入机体并引发故障。此外，破损时请更换新品。
• 如果插孔罩盖未按压到位，水可能会从此处浸入。此外，如果微小的异物夹在插孔罩盖和本仪器之间，
水也可能会浸入。
• 不使用时，请务必从插座上拔下 AC 适配器。

注记 充电时锂离子电池单元可能会发热，这种情况并非异常。
 充电完成时主机温度处于上升状态，请间隔至少 10 分钟后再使用。如果在锂离子电池单元发热的状态

下使用，可能会无法准确测量。
 在充满电的状态下再次充电无效。

1

打开锂离子电池单元的插孔罩盖

2

将 AC 适配器的连接端子插入锂离子电池单元的充电插孔

3

将 AC 适配器的电源插头插入插座AC 适配器连接后，充电确认指示灯呈绿色点亮。约 3 秒
后开始充电，指示灯呈红色点亮。（最长约 8 小时充满电）
充电结束后，充电确认指示灯呈绿色点亮。
充电确认
指示灯AC 适配器的连接端子插孔罩盖

49/203

5. 使用方法

5-2 拆装电池单元和充电4

充电结束后，从插座上拔下 AC 适配器

5从锂离子电池单元的充电插孔罩盖上拔下 AC 适配器的连接端子，盖上插孔罩盖请切实按入插孔罩盖。

插孔罩盖

警告
• 如果用 USB 线缆连接本仪器和电脑，充电确认指示灯呈绿色点亮，约 30 秒后开始慢速充电，指示灯呈橙色点亮。
慢速充电是保持通信模式所需的备用充电模式。请勿为了充电而连接电脑，因为该种连接方式无法充满。
此外，请勿连接市售的 USB 电源。
• 随附的 AC 适配器是用于为本仪器充电的专用产品。请勿连接智能手机等其他的 USB 设备。

注记 如果使用 USB 线缆连接本仪器和电脑，在通信模式下可以使用。

在通信模式下使用另售的数据记录器管理程序 SW-9000Series，可以将收集的数据导入电脑使用。
 使用锂离子电池单元时进行慢速充电，以确保在通信模式下可以稳定使用。
 请勿在慢速充电下连续充电。如果退出了通信模式，请务必拔下 USB 线缆。

50/203

5. 使用方法

5-2 拆装电池单元和充电

5-2-3 更换干电池单元（BUD-9000）的电池
首次使用本仪器时或电池余量较少时，请换上新的 5 号碱性干电池。

危险• 本仪器的防爆标准条件包括使用指定的干电池。用作防爆产品时，请使用指定的 6 节 5 号碱性干电池。
• 请务必使用指定的干电池。
• 请在安全的场所更换干电池。

注意关于更换电池• 更换干电池时，请务必先断开本仪器的电源。
• 请注意干电池的极性。
• 如果电池罩盖固定螺丝拧得不够紧，可能会引发干电池脱落，或水经由间隙浸入。此外，如果微小的异
物夹在罩盖和本仪器之间，水也可能会浸入。
关于电池• 更换干电池时，请使用 6 节新的干电池。
• 不能使用充电电池。
关于插孔罩盖
• 请勿强行拉扯插孔罩盖。否则可能会导致破损。
• 请勿在取下插孔罩盖的状态下使用。否则灰尘、水等会进入机体并引发故障。此外，破损时请更换新品。
• 如果插孔罩盖未按压到位，水可能会从此处浸入。此外，如果微小的异物夹在插孔罩盖和本仪器之间，
水也可能会浸入。

1

使用一字螺丝刀或硬币等物，拧开本仪器底面的电池罩盖
固定螺丝

51/203

5. 使用方法

2

打开电池罩盖

3

安装新的 6 节 5 号碱性干电池
如果内有旧的干电池，请将其取出。
安装时请确认极性没有搞错。

4关上电池罩盖，拧紧电池罩盖固定螺丝请切实拧紧电池罩盖固定螺丝。

5-2 拆装电池单元和充电

52/203

5. 使用方法

5-3 气体采集杆的连接5-3 气体采集杆的连接将气体采集杆连接到主机的进气口（GAS IN）。
进行气体测量时，为避免受环境中的灰尘影响，请连接使用附带的气体采集杆。

注意• 请勿使用非本公司指定的管作为气体采集管。
• 如果气体采集杆的前端堵塞或采集管弯曲，可能导致无法准确测量，显示的气体浓度值会低于实际的气体浓度值。
使用时，请确认气体采集杆无障碍物，采集管无弯曲。
• 气体采集管务必在连接气体采集杆的状态下使用，以避免将异物吸入气体采集管。如果吸入了异物，请更换气体采集杆内的滤尘器。
（参阅“8-6-2 更换气体采集杆的滤尘器”）• 连接气体采集杆和气体采集管时，请务必用手紧固。如果用工具强力紧固，气体采集杆的塑料部分可能会开裂。

1

将气体采集管前端的单触式耦合器插入主机的进气口（GAS IN）
连接时请切实插入单触式耦合器直至发出“喀吱”声。

进气口（GAS IN）
单触式耦合器

气体采集管

气体采集杆

53/203

5. 使用方法

5-4 接通电源5-4 接通电源
一接通电源，就依次显示时间、警报点等各种设定，显示测量模式的画面。

注记 接通电源后，LCD、指示灯、蜂鸣器即开始工作。开始使用时，请确认这些动作正常执行。

1

按 POWER/ENTER 按钮（3 秒以上），直到蜂鸣器“嘀”地鸣响
一接通电源，LCD 显示部就全部点亮，如下自动切换显示，
变为测量模式。（约 40 秒）＜GX-9000 的显示例＞＜GX-9000H 的显示例＞

年/月/日

年/月/日

时间显示

电池电压显示

时间

时间

电池

电池
锂离子电池

碱性干电池

自我保持

自我保持

警报类型显示维护通知显示※※ Japan Ex 规格：维护通知显示/ATEX/IECEx 规格：
调整期限显示天

天

下次维护前天数下次维护前天数检测对象气体名称/
调整气体名称显示

54/203

5. 使用方法

5-4 接通电源

全量程显示

第一警报点显示

第二警报点显示

STEL 警报点显示

TWA 警报点显示

用户 ID 显示

用户 ID

用户 ID

STATION ID

STATION ID

STATION ID 显示

测量模式
蜂鸣器发出“滴、滴”
的鸣响 2 次，变为测量
模式。

55/203

5. 使用方法

5-4 接通电源注意• 请在新鲜的空气中接通电源。
• 电源接通后，测量气体浓度前请进行空气调整。（参阅“5-6 在测量模式下进行空气调整”）

注记 检测到 R 传感器电路板异常、R 传感器异常、F 传感器异常时显示［FAIL］，发出传感器异常警报。

警报发出后，请按下 RESET/▼按钮，暂时解除传感器异常警报。但是，如果全部传感器均有异常，则无法解除警报。警报解除后，传感器有异常的气体浓度显示部变为［－－－－］，无法测量传感器有异常的气体。请及时联系经销商或就近的本公司营业网点。
 F 传感器发生异常，连续 3 次显示传感器异常时，将会显示是否禁用该 F 传感器的确认画面。如需停止该 F 传感器，请按 POWER/ENTER 按钮。（如无需停止，则按 DISP/ESC 按钮）
如果在 15 秒以内不选择是否停止，将不会停止 F 传感器，并自动转移到初始模式的下一项目。
 内置时钟有异常时，可能会发出故障警报［FAIL CLOCK］。故障警报发出后，请按下 RESET/▼按钮，暂时解除故障警报。在时钟的时间存在偏差的状态下开始测量。
 在测量模式和显示器模式以外的状态下，LED 每隔 4 秒均会闪烁。

时间显示
 如果在显示时间时检测到 USB 连接，将会转移到通信模式。
 在显示时间时同时按下 RESET/▼按钮和 DISP/ESC 按钮，可以转移到通信模式。

电池电压显示 显示已安装的电池种类和警报动作类型。
 如果在显示电池电压时检测到 USB 连接，将会转移到通信模式。
 在显示电池电压时同时按下 RESET/▼按钮和 DISP/ESC 按钮，可以转移到通信模式。

传感器启动中显示 退出电池电压显示前，如果 F 传感器的启动处理未完成，画面上会显示［传感器启动中］。

泵暖机显示（GX-9000H）
 为 GX-9000H 时，警报类型显示后执行内置泵的暖机处理，画面上会显示［泵启动中］。

维护通知显示（Japan Ex 规格） 为 Japan Ex 规格时，显示从最后一次调整之日起至 1 年（365 天）后的剩余天数。如果从最后一次调

整之日起经过 1 年以上，将会在 LCD 显示部显示［已到维护时间］，并通过蜂鸣器发出通知。按DISP/ESC 按钮或 RESET/▼按钮，进入下一个画面。

56/203

5. 使用方法

5-4 接通电源调整期限显示（ATEX/IECEx 规格） 为 ATEX/IECEx 规格时，如果调整期限显示设定启用（初始设定为启用），则会显示调整期限和至调整

期限的剩余天数。设定的通气期限已过时，会通知已过期。
根据调整期限功能的具体设定，动作会有些许差异。初始设定为“要求确认时”。
·要求确认时：发出故障警报。按 DISP/ESC 按钮或 RESET/▼按钮，进入下一个画面。
按 POWER/ENTER 按钮，即会转移到用户模式的气体调整。

·不要求确认时： 经过 6 秒后自动转移到下一个画面。按 POWER/ENTER 按钮，即会转移到用户模式
的气体调整。
·禁止使用时：发出故障警报。经过 6 秒后自动转移到用户模式的气体调整。

通气期限显示 通气期限功能启用时（初始设定为禁用），则会显示通气期限和至通气期限的剩余天数。设定的通气期限已过时，会通知已过期。
根据通气期限功能的具体设定，动作会有些许差异。初始设定为“要求确认时”。
·要求确认时：发出故障警报。按 DISP/ESC 按钮或 RESET/▼按钮，进入下一个画面。
按 POWER/ENTER 按钮，即会转移到用户模式的气体调整。

·不要求确认时： 经过 6 秒后自动转移到下一个画面。按 POWER/ENTER 按钮，即会转移到用户模式
的气体调整。
·禁止使用时：发出故障警报。经过 6 秒后自动转移到用户模式的气体调整。

PID 气体名称显示 配备 VOC 传感器时，显示 VOC 传感器的气体名称和型号（10.6eV/10.0eV）。

可燃性气体替换气体名称显示
 NCF 传感器进行可燃性气体的替换时，显示替换气体名称。

全量程显示 显示检测对象气体的全量程值。如果已设定 IEC 或 ISO 的 LEL 值，将会在画面下方显示［IEC］或［ISO］。此外显示为［STANDARD］。通过主机无法更改 LEL 值的设定。
第一警报点显示 显示检测对象气体的第 1 阶段的警报设定值。

第二警报点显示 显示检测对象气体的第 2 阶段的警报设定值。

57/203

5. 使用方法

5-4 接通电源

STEL 警报点显示 显示检测对象气体的 STEL 的警报设定值。STEL 警报点设定值为关闭时，显示为［关闭］。此外，STEL 警报点设定值禁用时，显示为［－－－－］。
 STEL 值是短时（15 分钟）暴露量的时间加权平均值。一般认为，STEL 值若不大于该值，对几乎所有

用户不会产生健康上的不良影响。STEL 值和 TWA 值均规定有限值时，双方均需控制在限值以下。
 STEL 值指将 60 秒内 15 次测量值的平均值数据合计除以 15 得出的值。数值每 60 秒更新一次。

TWA 警报点显示 显示检测对象气体的 TWA 的警报设定值。TWA 警报点设定值为关闭时，显示为［关闭］。此外，TWA警报点设定值禁用时，显示为［－－－－］。
 TWA 值表示在 1 天 8 小时或者每周 40 小时的常规作业中，即使反复暴露，也几乎不会对所有用户造成

健康上的不良影响的有害物质的时间加权平均值。
 TWA 值指将 60 秒内测量值的平均值进行累加，并将 8 小时累加值合计除以 480 得出的值。数值每

60 秒更新一次。
自动空气调整显示 自动空气调整功能启用时，转移到测量模式前，显示是否进行空气调整的确认画面。按 POWER/ENTER 按钮，即会进行空气调整。
为 GX-9000H 时，进行 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式双方的空气调整。

是：ENTER
不：DISP自动空气调整如果不进行空气调整，请按 DISP/ESC 按钮。
自动空气调整结束，即会转移到测量模式。
关于空气调整，请参阅“5-6 在测量模式下进行空气调整”。

58/203

5. 使用方法

5-5 切换硫化氢测量模式的量程（GX-9000H）

5-5 切换硫化氢测量模式的量程（GX-9000H）
GX-9000 切换使用 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式。
启动时变为 H2S 高浓度测量模式。
在 H2S 高浓度测量模式下测量氧（O2）、硫化氢（H2S）高浓度。
在 H2S 低浓度测量模式下测量可燃性气体、氧（O2）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）低浓度。
1

同时按▲/AIR 按钮和 RESET/▼按钮
蜂鸣器“嘀～”地鸣响，切换 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式。
＜H2S 高浓度测量模式＞＜H2S 低浓度测量模式＞

注意• 测量可能存在高浓度硫化氢（H2S）的场所时，请在 H2S 高浓度测量模式下测量。
• 测量硫化氢浓度时，请事先在 H2S 高浓度测量模式下确认硫化氢浓度低于 100ppm，然后在 H2S 低浓度测量模式下测量可燃性气体浓度及氧气浓度。
如果在 H2S 低浓度测量模式下吸入了高浓度硫化氢（H2S），可能会引发一氧化碳传感器和低浓度硫化氢传感器故障。
• 如果在导入高浓度可燃性气体的状态下切换 H2S 低浓度测量模式和 H2S 高浓度测量模式，可燃性气体传
感器（新型陶瓷式）可能会保持显示［OVER］。此时，充分导入新鲜的空气后，请按 RESET/▼按钮，确认恢复正常指示值。
如果没有恢复正常指示值，请进行空气调整和气体调整。

59/203

5. 使用方法

5-6 在测量模式下进行空气调整

5-6 在测量模式下进行空气调整测量气体浓度前进行空气调整。
如果配备有 VOC 传感器，进行空气调整时需使用活性碳过滤器 CF-8350 去除空气中的挥发性有机化合物（VOC）。

警告• 使用周围空气进行空气调整时，请先确认周围为新鲜空气。如果在存在杂质气体等的状态下进行空气调整，就无法进行正确的调整。另外，气体正在泄漏时无法正确检测，非常危险。
• 如果配备有 VOC 传感器，请安装活性碳过滤器 CF-8350 进行空气调整。

注意• 请将活性碳过滤器竖起来使用。如果在横着的状态下吸气，气体会通过活性碳过滤器管内上方，可能会无法吸收杂质气体。
• 活性碳过滤器使用后，请安装盖子以断开通气。
• 如果活性碳过滤器大量吸附杂质气体，可能因升温而再次释放杂质气体。一旦吸入再次释放的杂质气体，将会缩短检测器内置的过滤器的使用寿命。请尽量避免在杂质气体多的环境中使用，遵守过滤器更换周期。

请安装活性碳过滤器 CF-8350，拆下两侧的盖子，使侧面标注的箭头朝向主机的进气口（GAS IN）。

活性碳过滤器CF-8350使箭头（↓）朝向进气口，竖起来使用

气体采集杆

进气口

60/203

5. 使用方法

5-6 在测量模式下进行空气调整注意• 请在满足以下所有条件的环境中进行空气调整。
·接近使用环境状态的压力、温湿度条件·空气新鲜• 待指示值稳定后再进行空气调整。
• 储存场所与使用场所的温度差有 15℃以上时，请接通电源，在与使用场所相同的环境下适应 10 分钟左
右。之后，请在新鲜的空气中实施空气调整后再使用。
• 二氧化碳传感器按照初始设定不适合进行空气调整，需通过 CO2 校零进行调整。
• 请定期实施 CO2 校零。此外，即使处在新鲜的空气中，CO2 指示值大幅偏离通常空气中存在的二氧化碳浓度 400 ～ 500ppm 时，也请实施 CO2 校零。（参阅“8-2-3 进行 CO2 校零”）• 进行二氧化碳传感器的空气调整时，请在用户模式下将 CO2AIR 调整设定为启动。
（参阅“7-4-2 设定
CO2 空气调整的开启/关闭”）
但是，如果将 CO2AIR 调整设定为启动进行空气调整，二氧化碳传感器将会按已吸入的空气自动设定为400ppm，而非实际的二氧化碳浓度。通常，空气中的二氧化碳（CO2）约为 400 ～ 500ppm，由于环境
中的二氧化碳浓度而无法进行正确的调整，因此建议通过 CO2 校零进行调整。（参阅“8-2-3 进行 CO2 校
零”）• 配备 VOC 传感器时，请勿将 CO2AIR 调整设定为启动。由于活性碳过滤器 CF-8350 产生的二氧化碳（CO2），无法进行正确的调整。
• 测量中空气调整功能处于关闭时，无法进行空气调整。
测量中空气调整功能的设定请使用另售的设定程序进行更改。
• 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）和氧气传感器时，进行空气调整后，
也请实施基础气体调整。
（参阅“8-2-4 进行基础气体调整”和“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影响＞”），不配备氧气传感器时，以及配备• 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）（参阅“8-2-4 进行基
TEF 传感器（氢（H2）规格）时，不适合进行空气调整。仅限实施基础气体调整。
础气体调整”和“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的
影响＞”
）

注记
＜GX-9000H＞
 请在 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式下分别进行空气调整。同时按下▲/AIR 按钮和

RESET/▼按钮，蜂鸣器“嘀～”地鸣响，即会切换 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式。

61/203

5. 使用方法

1

5-6 在测量模式下进行空气调整在测量模式下长按▲/AIR 按钮显示空气调整画面。
显示右侧的画面时，请长按▲/AIR 按钮。
显示右侧的画面前或显示画面时，如果松下手指，就不会执行空气调整。

按住 AIR
空气调整

2

画面上显示“松开 AIR 按钮”后，手指从▲/AIR 按钮松开调整松开 AIR 按钮
如果空气调整正常进行，则会显示结果，并自动返回测量
模式。

成功
空气调整

注记
 空气调整失败时，则不进行空气调整，且调整失败的传感器的浓度显示部会显示［FAIL］。

请按 RESET/▼按钮解除故障警报（调整不良）。警报一解除，即显示空气调整前的值。

62/203

5. 使用方法

5-7 测量5-7 测量危险
使用注意事项
• 测量维修井内或密闭场所时，切勿将身体探入维修井入口内或窥探其中。否则有缺氧空气及其他气体喷
出的危险。
关于出气口
• 出气口可能会排出缺氧空气等气体。请绝对不可吸入。
• 可能会排出高浓度气体。请绝对不可靠近明火。

警告• 本仪器设计用于抽取处于大气压状态的气体。如果对本仪器的进气口（GAS IN）和出气口（GAS OUT）
施加过大的压力，检测对象气体可能会从内部泄漏出来，非常危险。使用时请避免施加过大的压力。
• 如果测量场所的压力大于等于大气压，请勿直接连接采样管。否则内部的管道系统可能会损坏。
• 发出了气体警报时十分危险。客户应做出判断并进行妥善处理。
• 使用前请确认电池余量。初次使用前及长期不使用时，电池电量可能不足。请务必充满电或更换新电池后使用。
• 如果发出电池欠压警报，将无法进行气体测量。使用中发出警报时，请断开电源，在安全的场所及时充电或更换电池。
• 请勿遮盖蜂鸣器出声口。否则会听不到警报声。

注意• 进行气体测量前，请确认本仪器的各项设定后再使用。
• 进行气体测量时，为避免受环境中的灰尘影响，请连接使用附带的气体采集杆。
• NCF 传感器长时间持续测量超量程的高浓度气体后，可能对传感器产生不利影响。如果切换到热传导式，
由于不使用 NCF 传感器进行测量，就没有不利影响。
• 使用本仪器时，请将 LCD 显示部朝上。如果在倾斜或倒下的状态下使用，可能无法显示准确的值。
• 请勿对本仪器施加剧烈的压力变化。否则氧气（O2）的指示值会短时改变，无法准确测量。
• 吸入高吸附性的气体后，请吸入新鲜的空气，确认指示值归零后方可使用。
• 测量高吸附性的气体时，如果使用了另售的带浮标采样管或配重采样管，气体可能会吸附于采样管内，导致指示值低于测量点实际存在的检测对象气体浓度。敬请注意。
• 部分传感器对检测对象气体以外的气体也具有正向的灵敏度。
请注意，如果在这些气体共存的环境中使用，指示值可能会高于实际存在的检测对象气体浓度。

63/203

5. 使用方法

5-7 测量＜传感器具有正向灵敏度的干扰气体示例＞
传感器的检测原理

检测对象气体名称

干扰气体名称新型陶瓷式

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/
氢（H2）/乙炔（C2H2）

全部可燃性气体

非分散型红外线式（NDIR）

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）烃类可燃性气体

光电离式（PID）

挥发性有机化合物（VOC）

全部挥发性有机化合物（VOC）• 恒电位电解式传感器理论上会由于干扰气体而具有负向的灵敏度。在干扰气体共存的环境下，指示值有时会低于实际存在的检测对象气体浓度，尤其在高浓度下，指示值可能触及负值并发出 M OVER 警报。
敬请注意。（参阅“12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览”）• 如果在有硅化合物、卤化物、高浓度硫化物、高浓度溶剂气体等的环境中使用新型陶瓷式可燃性气体传
感器，则可能导致传感器使用寿命缩短或降低传感器对可燃气体的灵敏度，无法获得准确的指示值。
不得不使用时，请尽可能缩短使用时间，使用后吸入新鲜空气，确认指示值恢复，没有指示值摆动等异常。
• 要让本仪器的新型陶瓷式可燃性气体传感器（%LEL）准确地进行气体检测并显示浓度，需要达到 10vol%以上的氧气浓度。
• 由于传感器的特性，刚通电后可能无法立即显示准确的值。接通电源后请先暖机 1 分钟以上，待指示值稳定后再使用。此外，如果进行气体调整，接通电源后请先暖机 10 分钟以上方可实施。
• 如果接触了高浓度的挥发性有机化合物（VOC），一氧化碳传感器的指示值可能会上升。如果指示值上升
后没有恢复，则需要更换一氧化碳传感器的活性碳过滤器。关于更换活性碳过滤器，请联系经销商或就近的本公司营业网点。
• 一氧化碳传感器和硫化氢传感器的零位在低温及高温时可能会波动。此时，请在环境大气中进行空气调整。
• 硫化氢传感器可能因急剧的温度变化而出现短时的波动。请在充分适应环境大气后使用。
• 如果 VOC 传感器吸入了高浓度的甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）等气体，浓度显示部会显示［- - - -］，指示灯闪烁且蜂鸣器鸣响，可能会短时无法测量。请注意，在存在这些气体的环境中，即使浓度显示部没有显示［- - - -］，也可能无法准确测量 VOC 浓度。
此外，即使 VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］，VOC 传感器以外的不受影响的传感器仍然可以继续测量。
＜VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］的干扰气体示例＞
干扰气体名称浓度甲烷（CH4）

6vol%以上

乙烷（C2H6）

80vol%以上

丙烷（C3H8）

90vol%以上• 配重采样管务必和脱脂棉过滤器 CF-8385 配套使用。
脱脂棉过滤器 CF-8385 用于去除粉尘和防水。此外，使用配重采样管时还需要过滤器管固定带和转接管。
如果不使用脱脂棉过滤器 CF-8385 导致吸入了水等物质，水可能会浸入主机内部导致故障。
• 测量高吸附性的气体时，如果使用了另售的带浮标采样管或配重采样管，气体可能会吸附于采样管内，导致指示值低于测量点实际存在的检测对象气体浓度。敬请注意。
• IRF 传感器易受粉尘影响，因此建议结合环境使用脱脂棉过滤器 CF-8385。
• 如上所述，即使建议使用另售的各种管和过滤器，当配备 ESF 传感器（ESF-A24R2（H2S）（高浓度）除外）和 VOC 传感器时也请勿使用，否则有吸附风险。

64/203

5. 使用方法

5-7 测量注意＜GX-9000H＞
 测量可能存在高浓度硫化氢（H2S）的场所时，请在 H2S 高浓度测量模式下测量。
 测量硫化氢浓度时，请事先在 H2S 高浓度测量模式下确认硫化氢浓度低于 100ppm，然后在 H2S 低浓度测量模式下测量可燃性气体浓度及氧气浓度。
如果在 H2S 低浓度测量模式下吸入了高浓度硫化氢（H2S），可能会引发可燃性气体传感器（新型陶瓷式）、一氧化碳传感器和低浓度硫化氢传感器故障。

注记 各传感器的气体浓度显示的更新间隔如下所示。

传感器的类型

气体浓度显示的更新间隔

R 传感器

每1秒

F 传感器
NCF 传感器（新型陶瓷式）每1秒

TEF 传感器（热传导式）

每4秒

IRF 传感器（非分散型红外线式（NDIR））

每4秒

ESF/ESR 传感器（恒电位电解式）每1秒

PIF 传感器（光电离式（PID））

每1秒

65/203

5. 使用方法

5-7 测量5-7-1 测量气体浓度
在测量模式下测量气体浓度。
请将气体采集杆靠近测量场所。
本仪器吸入检测对象气体，在 LCD 显示部显示测量结果。
＜GX-9000＞＜GX-9000H＞
H2S 高浓度测量模式

H2S 低浓度测量模式

注记 由于电池性能，电池寿命在-10℃以下的低温环境下会缩短。
 低温状态下 LCD 显示部的响应可能会变慢。
 如果吸入了 100%LEL 以上高浓度的可燃性气体，吸附到气体采集管、气体采集杆等处的气体可能会残留在管内。吸入高浓度的可燃性气体后，请务必吸入新鲜空气进行空气清洁，清除吸附的气体，直到指示值接近零。如果在完全清洁前进行空气调整，调整可能会不准确并影响测量。
此时可以先取下气体采集杆管进行空气调整，以防止调整不良。
关于传感器 如果处于可燃性气体替换设定状态，将会在画面下方显示替换中的气体名称。
（参阅“6-4-2 选择可燃性气体的替换气体种类”） 可燃性气体显示超过 100%LEL 时，一氧化碳(CO)的显示值会短时间升高，这种现象并非异常。
 测量可能存在高浓度可燃性气体的场所时，请在 vol%量程内测量。
 如果氧气浓度低于 10%，则 NCF 传感器的可燃性气体浓度显示为［- - - -］。NCF/TEF 传感器的量程设

定为［自动量程］（初始设定）时，切换为 TEF 传感器的显示。设定为［LEL 固定］时不进行测量，因此请重新调整使用环境。
（参阅“6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程”） 如果未配备氧气传感器（ESR-X13P）或可燃性气体浓度固定在%LEL 量程内，当测量的可燃性气体浓度超过 100%LEL 时，将会固定显示 OVER 警报。
要解除警报，请在新鲜的空气环境下按 RESET/▼按钮。按 RESET/▼按钮经过一段时间后，会重新显示浓度。

66/203

5. 使用方法

5-7 测量＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影响＞
 测量高浓度可燃性气体的 TEF 传感器的原理利用了气体的热传导率差异，因此空气中有共存的可燃性气

体以外的气体高浓度存在，也有可能影响指示值。
 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）和氧气传感器时，将氧气传感器的※氧气浓度变化反馈到高浓度可燃性气体的测量结果中，利用对指示值的影响进行自动修正的功能 ，不受氧气浓度的影响。
为准确修正氧气浓度，不仅需进行空气调整（氧气浓度为 20.9%的状态），还需要实施基础气体调整（氧气浓度为 0%的状态）。
※有氧气（O2）以外的共存气体高浓度存在时，则无法修正其影响。
 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格），不配备氧气传感器时，氧气浓度

的变化不会反馈到高浓度可燃性气体的测量结果中。
此外，配备 TEF 传感器（氢气（H2）规格）时，氧气传感器的指示值受氢气（H2）的影响，因此氧气浓度的变化也不会反馈到高浓度可燃性气体的测量结果中。
在这些规格下不适合进行空气调整（氧气浓度为 20.9%的状态），只需实施基础气体调整（氧气浓度为 0%
的状态）。
此外，共存气体在高浓度下变化时可能受影响，但是通过在基础气体调整所用的气体选择中选择［N2］（参阅“7-4-3 选择基底气体调整所用的气体种类”），使用空气进行基础气体调整，可以缓和空气中的氧气浓度（20.9%）所产生的影响。
（参阅“8-2-4 进行基础气体调整”）
 本仪器设计得可以在空气、氮气（N2）环境、惰性气体（假设氮气（N2）：86vol%、二氧化碳（CO2）：

14vol%）环境下测量高浓度的可燃性气体。如果事先已知道成分，通过配合气体环境进行调整，可以进
行准确测量。

67/203

5. 使用方法

5-7 测量5-7-2 可燃性气体浓度的量程切换点如果测量的可燃性气体浓度超过 100%LEL，将自动切换到 vol%量程。
如果浓度降低，将再次切换到%LEL 量程。

注记 %LEL 量程、vol%量程基于不同原理的传感器进行测量，因此在切换点附近，指示值可能短时间不一致。

＜使用 NCF 传感器/TEF 传感器时＞
可燃性气体浓度显示甲烷（CH4）的浓度。
量程切换点为气体的爆炸下限值。甲烷（CH4）值为 5.0vol%。
因气体种类和规格而异。启动时显示全量程时显示 100%LEL 值。（参阅“5-4 接通电源”）
甲烷（CH4）浓度

100%LEL（5.0 vol%）%LEL 量程

vol%量程切换点%LEL 量程切换点＜使用 IRF 传感器时>量程切换点为 100%LEL。
因气体种类和规格而异。启动时显示全量程时显示 100%LEL 值。（参阅“5-4 接通电源”）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
浓度

100%LEL%LEL 量程

vol%量程切换点

68/203%LEL 量程切换点

5. 使用方法

5-7 测量5-7-3 测量模式下的基本动作流程＜GX-9000＞＜测量模式＞
长按＜显示器模式＞＜空气调整＞

自动量程
变更：ENTER不：DISP

按住 AIR

NC/TE 量程

空气调整

＜数据记录器＞＜故障警报（流量异常）＞＋编号是：ENTER

流量异常

数据记录器

＜泵开/关＞

长按泵停止

69/203

5. 使用方法

5-7 测量＜GX-9000H＞＜H2S 高浓度测量模式＞＜H2S 低浓度测量模式＞

长按＜显示器模式＞＜空气调整＞

按住 AIR空气调整＜数据记录器＞＜故障警报（流量异常）＞

＋

编号
001
是：ENTER
数据记录器＜泵开/关＞

流量异常

长按

泵停止

70/203

5. 使用方法

5-7 测量5-7-4 确认提示音动作
确认提示音是当本仪器正常动作时，用蜂鸣音通知通气期满或发出气体警报的功能。
测量过程中，蜂鸣音或 LED 每到设定的间隔时间均会执行动作。

注记 确认提示音仅限在测量模式处于显示器模式时会执行动作。
 发出气体警报时，气体警报优先。
 确认提示音动作可使用另售的设定程序进行更改。

根据确认提示音的动作类型，蜂鸣音和 LED 的动作如下所示。初始设定为［关闭］。
 ［关闭］： 不执行动作。

 ［LED］： 按照动作时间设定值，LED 每周期执行 2 次动作。

 ［BUZZER］： 按照动作时间设定值，蜂鸣音每周期鸣响 2 次。

 ［LED+BUZZER］： 按照动作时间设定值，LED 每周期执行 2 次动作，蜂鸣音每周期鸣响 2 次。

 ［BUMP/CAL］： 通气期限功能启用，间距调整期满或通气期满功能启用，BUMP 测试期满时，按照动作时间设定，LED 每周期会点亮 1 秒。在配备的所有传感器实施间距调
整或 BUMP 测试前，即使重新启动本仪器，蜂鸣音和 LED 的动作不会停止。

 ［ALM ALRT］： 发出气体警报（也包括负值传感器故障）后，按照动作时间设定，LED 每周期
会点亮 1 秒。在配备的所有传感器实施间距调整或 BUMP 测试前，即使重新启动本仪器，蜂鸣音和 LED 的动作不会停止。

 ［B/C/ALM］： 通气期限功能启用，间距调整期满或通气期满功能启用，BUMP 测试期满时，发出气体警报（也包括负值传感器故障）后，按照动作时间设定，LED 每周期
会点亮 1 秒。在配备的所有传感器实施间距调整或 BUMP 测试前，即使重新启动本仪器，蜂鸣音和 LED 的动作不会停止。

71/203

5. 使用方法

5-8 记录气体浓度的日志（数据记录器）

5-8 记录气体浓度的日志（数据记录器）
最多可以记录测量过程中的 256 条任意的气体浓度值。
数据记录数量超过 256 条时，从最旧的数据开始覆盖保存。
1

在测量模式的画面中同时按▲/AIR 按钮和 DISP/ESC按钮反复显示记录编号、STATION ID、记录时间、所记录的
当前气体浓度。

编号001
是：ENTER数据记录器

不：DISP
数据记录器

年/月/日

数据记录器

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不记录，请按 DISP/ESC 按钮。
记录当前的气体浓度。
显示［结束］，返回测量模式的画面。

注记 请同时按▲/AIR 按钮和 DISP/ESC 按钮。如果按下按钮的时间不同步，将显示显示器模式的画面。此时，手指先松开两边的按钮，在显示测量画面的状态下重新操作。
 已记录的数据可以在显示器模式的数据记录器显示画面中确认。

（参阅 “6-3-2 显示数据记录器（气体浓度/警报状态）”）72/203

5. 使用方法

5-9 停止泵

5-9 停止泵1

在测量模式的画面中长按 RESET/▼按钮（约 5 秒）
泵即停止。

泵停止

警告
• 停止泵时，不会发出气体警报和流量降低警报。

注记 在泵停止状态下按 RESET/▼按钮，或在 10 分钟后泵重新动作，显示测量模式的画面。

73/203

5. 使用方法

5-10 切断电源

5-10 切断电源注意• 测量结束后，如果浓度显示值没有返回零（氧气浓度显示值为 20.9%，二氧化碳浓度显示值约为 400 ～
500ppm），请放置在新鲜的空气中，待显示值返回零后断开电源。

1

长按 POWER/ENTER 按钮（3 秒以上）蜂鸣器“嘀～嘀～嘀～”鸣响 3 次，显示部显示“关闭电源”，电源断开。

关闭电源

电源停止中

注记
 断开电源时，请按住上述按钮，直至显示信息消失。
 断开电源时，如果显示值没有返回零，为了清洁本仪器内部，

最多可进行 30 秒吹扫作业。吹扫中的显示信息如右侧所示。

净化中74/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-1 显示器模式的项目

6

各种设定（显示器模式）
6-1 显示器模式的项目
LCD 显示内容

参考对象设定 NCF 传感器和 TEF 传感器的检测对象气体
浓度的量程切换方法。
配备 NCF 传感器和 TEF 传感器时显示。

6-4-1 设定 NCF/TEF 传感
器的量程

显示从接通电源后到当前为止的期间内测量的气
体的最高浓度（警报类型为 L-H 时显示最低浓度）。

6-3-1 清除峰值NC/TE 量程自动量程变更：ENTER不：DISP
NC/TE 量程
PEAK

STEL

显示从现在到 15 分钟前（或电源接通时）的
STEL 值。
STEL 值指将 60 秒内的 15 次测量值的平均值数据合计除以 15 得出的值。
数值每 60 秒更新一次。
STEL 值为无效浓度时，显示为［- - - -］。

TWA显示从现在到 8 小时前（或电源接通时）的TWA 值。
TWA 值指将 60 秒内测量值的平均值进行累加，并将 8 小时累加值合计除以 480 得出的值。
数值每 60 秒更新一次。
TWA 值为无效浓度时，显示为［- - - -］。

选择替换气体可以将可燃性气体替换为事先在本仪器上登记的气体，并显示按照替换后的气体换算的浓度。
满足下列全部条件时显示。
·配备了 NCF 传感器时
·没有配备 TEF 传感器时·调整气体为甲烷（CH4）或异丁烷（i-C4H10）
时变更：ENTER不：DISP选择替换气体75/203

6-4-2 选择可燃性气体的替换气体种类

6. 各种设定（显示器模式）

6-1 显示器模式的项目

LCD 显示内容

参考对象可以将挥发性有机化合物（VOC）替换为事先在本仪器上登记的气体，并显示按照替换后的气体换算的浓度。

6-4-3 选择挥发性有机化合物（VOC）的替换气体种类设定用户 ID。

6-4-4 设定用户 ID

设定 STATION ID。

6-4-5 设定 STATION ID

显示利用数据记录器功能记录下来的气体浓度和警报状态。

6-3-2 显示数据记录器（气体浓度/警报状态）显示每个传感器实施气体调整的日期。
为 ATEX/IECEx 规格且调整期限功能启用时会
显示。

6-3-3 显示调整记录显示每个传感器实施 BUMP 测试的日期。
通气期限功能启用时会显示。

6-3-4 显示 BUMP 记录

PID1/PID2/PID3 气体选择

变更：ENTERPID1 气体选择用户 ID

变更：ENTER用户 ID
STATION ID

变更：ENTERSTATION ID
数据记录器显示

是：ENTER
不：DISP
数据记录器显示
调整记录显示是：ENTER
不：DISP调整记录显示BUMP 记录显示

是：ENTER
不：DISP
BUMP 记录显示
时间

年/月/日

显示当前的时间（年/月/日/时/分）和温度（℃）
。
温度是仪器的内部温度。不同于实际的使用环境温度。

时间

76/203

6. 各种设定（显示器模式）

LCD 显示6-1 显示器模式的项目

内容

参考对象

GAS NAME

显示测量对象气体名称/调整气体名称。

警报点设定

是：ENTER
不：DISP显示各传感器的全量程值、第一警报点、第二警
报点、STEL 警报点、TWA 警报点。

6-3-5 显示警报点

蓝牙功能启用时，设定与蓝牙设备的连接。

6-4-6 设定蓝牙设备的连接

切换蜂鸣器音量的设定。

6-4-7 设定蜂鸣器音量将显示语言返回为英语。
为 ATEX/IECEx 规格且显示语言为英语以外的语
言时会显示。

6-4-8 将显示语言切换为英语（ATEX/IECEx 规格）将显示语言返回为日语。
为 Japan Ex 规格且显示语言为日语以外的语言时会显示。

6-4-9 将显示语言切换为日语（Japan Ex 规格）

警报点设定BLUETOOTH关闭变更：ENTER

蜂鸣器音量大
变更：ENTER
蜂鸣器音量
返回英语

是：ENTER
返回日语

语言
切换
返回日语
是：ENTER

77/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-2 切换到显示器模式

6-2 切换到显示器模式
1

在测量模式的画面中按 DISP/ESC 按钮每次按下 DISP/ESC 按钮，都会依次显示各设定项目的
画面。

自动量程
变更：ENTER不：DISP
NC/TE 量程・・・

显示器模式的项目显示结束后，返回测量模式。

注记 长按 DISP/ESC 按钮，也可以在显示器模式的项目之间转换。
 如果在显示器模式下不进行任何操作的状态持续约 20 秒，则返回测量模式。

注记
＜GX-9000H＞
 在 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式下都可以切换到显示器模式。

78/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认

6-3 设定值的确认
6-3-1 清除峰值
清除从接通电源后到当前为止的期间内的最高浓度测量值（氧气（O2）为最低浓度）。

注记 密码保护设定启用时无法清除峰值。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的峰值重置功能设为关闭，就无法清除峰值。
（初始设定为启动）

1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示峰值画面

2

长按▲/AIR 按钮（约 3 秒）

按住 AIR峰值清除
3

画面上显示“松开 AIR 按钮”后，手指从▲/AIR 按钮松开松开 AIR 按钮峰值清除

峰值被清除，返回步骤 1 的画面。

79/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认

6-3-2 显示数据记录器（气体浓度/警报状态）
显示利用数据记录器功能记录下来的气体浓度和警报状态。
1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示数据记录器显示画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不显示数据记录器，请按 DISP/ESC 按钮。

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要显示的记录编号

按 POWER/ENTER 按钮
会显示所选择的记录编号的数据。

5

按 DISP/ESC 按钮
返回步骤 3 的画面。

数据记录器显示

年/月/日

数据记录器显示
4

是：ENTER
不：DISP

数据记录器显示

注记
 如果没有已记录的数据日志，则显示为［无数据］。此时按 DISP/ESC 按钮或 POWER/ENTER 按钮，

即返回步骤 1 的画面。
 如需取消数据记录器的显示，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。

80/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认

6-3-3 显示调整记录显示每个传感器实施气体调整的日期。

注记 为 ATEX/IECEx 规格且调整期限功能启用时（初始设定为启用）会显示调整记录。

1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示调整记录显示画面2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不显示气体调整记录，请按 DISP/ESC 按钮。

3

是：ENTER
不：DISP调整记录显示按▲/AIR 按钮
每次按▲/AIR 按钮，显示的传感器均会切换。

年/月/日调整记录显示4

按 DISP/ESC 按钮
返回步骤 1 的画面。

注记 如为高低浓度可调整的双量程 IRF 传感器（甲烷（CH4）、异丁烷（HC(i-C4H10)）），则分别显示高浓度

和低浓度的调整记录。
＜为高浓度时＞＜为低浓度时＞

年/月/日

年/月/日

调整记录显示调整记录显示81/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认

6-3-4 显示 BUMP 记录显示每个传感器实施 BUMP 测试的日期。

注记 通气期限功能启用时（初始设定为禁用）会显示 BUMP 记录。
 如果进行了气体调整，BUMP 记录也会自动更新。

1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示
BUMP 记录显示画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不显示 BUMP 调整记录，请按 DISP/ESC 按钮。

3

4按▲/AIR 按钮
每次按▲/AIR 按钮，显示的传感器均会切换。

是：ENTER
不：DISP
BUMP 记录显示

年/月/日

BUMP 记录显示

按 DISP/ESC 按钮
返回步骤 1 的画面。

注记 如为高低浓度可调整的双量程 IRF 传感器（甲烷（CH4）、异丁烷（HC(i-C4H10)）），则分别显示高浓度

和低浓度的 BUMP 记录。
＜为高浓度时＞＜为低浓度时＞

年/月/日

年/月/日

BUMP 记录显示

BUMP 记录显示

82/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认

6-3-5 显示警报点显示各传感器的全量程值（FULL SCALE）、第一警报点（WARNING）、第二警报点（ALARM）、STEL 警报
点（STEL）和 TWA 警报点（TWA）。
1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示警报
点设定画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不显示警报点，请按 DISP/ESC 按钮。

是：ENTER
不：DISP警报点设定

3

按▲/AIR 按钮
每次按下▲/AIR 按钮，警报点的显示均会切换。
按照［FULL SCALE］→［WARNING］→［ALARM］→［STEL］→［TWA］→［FULL SCALE］→......的顺序显示。

4

按 DISP/ESC 按钮
返回步骤 1 的画面。

显示［FULL SCALE］

83/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-3 设定值的确认注记 显示警报点时，如果按 POWER/ENTER 按钮，则可以进行警报测试。
（参阅“8-4 进行警报测试”）

84/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4 显示器模式的设定
6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程设定 NCF 传感器和 TEF 传感器的检测对象气体浓度的量程切换方法。
可以设定以下任意一种。初始设定为［自动量程］。
 ［自动量程］：如果测量的可燃性气体浓度超过 100%LEL，将会自动切换到 vol%量程。如果浓
度降低，将会再次切换到%LEL 量程。为%LEL 量程时，在 TEF 传感器浓度显示部显示［- - - -］。为 vol%量程时，在 NCF 传感器浓度显示部显示［OVER］。
（参阅“5-7-2 可燃性气体浓度的量程切换点”）
 ［VOL 固定］：将测量的可燃性气体浓度固定在 vol%量程内。在 NCF 传感器的浓度显示部显示［关闭］。
 ［LEL 固定］：将测量的可燃性气体浓度固定在%LEL 量程内。在 TEF 传感器的浓度显示部显示
［关闭］
。

注记
 配备 NCF 传感器和 TEF 传感器时，可以设定 NCF 传感器和 TEF 传感器的量程。除此以外，在显示器

模式下不会显示该项目。
 NCF 传感器和 TEF 传感器的量程设定不会保存。电源接通后变为［自动量程］。
 NCF 传感器和 TEF 传感器请在相同的气体种类中使用。
 如果设定了［自动量程］，NCF 传感器测量时的 TEF 传感器显示为［- - - -］，TEF 传感器测量时的 NCF

传感器显示为［OVER］。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的可燃性（NCF/TEF）量程选择功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。（初始设定为启动）1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示
NC/TE 量程画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3

4

自动量程
变更：ENTER不：DISP
NC/TE 量程按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择 NCF 传感器和TEF 传感器的量程切换方法选择［自动量程］、［VOL 固定］、［LEL 固定］的任一项
目。

自动量程NC/TE 量程按 POWER/ENTER 按钮

LEL 固定NC/TE 量程

NCF 传感器和 TEF 传感器的量程即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

VOL 固定NC/TE 量程85/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。

6-4-2 选择可燃性气体的替换气体种类
可以将可燃性气体替换为事先在本仪器上登记的气体，并显示按照替换后的气体换算的浓度。

注记 满足下列全部条件时，可以设定可燃性气体的替换。

·配备 NCF 传感器·不配备 TEF 传感器·调整气体为甲烷（CH4）或异丁烷（HC(i-C4H10)）
 如果不符合上述条件，在显示器模式下不会显示该项目。
 即使断开电源，可燃性气体的替换设定也会保留。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的可燃性替换气体选择功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。
（初始设定为启动）可变更的可燃性气体如下所示。
气体名称

从甲烷（CH4）规格替换从异丁烷（HC(i- C4H10)）
规格替换
不可

甲烷

CH4

-

异丁烷

HC(i-C4H10)

可

-

氢

H2

可

可

甲醇

CH3OH

可

可

乙炔

C2H2

可

可

乙烯

C2H4

可

可

乙烷

C2H6

可

不可

乙醇

C2H5OH

可

可

丙烯

C3H6

可

可

丙酮

C3H6O

可

可

丙烷

C3H8

可

不可

丁二烯

C4H6

可

可

环戊烷

C5H10

可

可

苯

C6H6

可

可

正己烷

n-C6H14

可

可

甲苯

C7H8

可

可
可

庚烷

n-C7H16

可

二甲苯

C8H10

可

可

正壬烷

n-C9H20

可

可

醋酸乙酯

EtAc

可

可

IPA

IPA

可

可

MEK

MEK

可

可

甲基丙烯酸甲酯MMA

可可86/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定气体名称

从甲烷（CH4）规格替换从异丁烷（HC(i- C4H10)）
规格替换

二甲醚

DME

可

可

甲基异丁基酮

MIBK

可

可

四氢呋喃

THF

可

可

正戊烷

n-C5H12可可

注记 替换后的浓度显示为大致基准。
 根据测量的可燃性气体，本仪器存在多个规格。部分规格的气体种类无法替换。
 即使选择了可燃性替换气体功能，如果使用环境中也存在其他可燃性气体，将会影响指示值。
 如果使用可燃性替换气体功能，将达不到本仪器的指示精度。

1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示替换气体选择画面2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要替换的气体
种类4

按 POWER/ENTER 按钮

变更：ENTER不：DISP选择替换气体选择替换气体按照选择的气体种类执行替换。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。

87/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-3 选择挥发性有机化合物（VOC）的替换气体种类挥发性有机化合物（VOC）的浓度显示通常为异丁烷（C4H8），但是可以将其替换为事先登记的气体，并显示替换后气体的换算浓度。
关于挥发性有机化合物（VOC）的替换气体种类，请参阅“12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单”。

注记 配备 VOC 传感器时，可以设定挥发性有机化合物（VOC）的替换。除此以外，在显示器模式下不会显示该项目。
 显示的气体种类清单因配备的 VOC 传感器的型号（10.6eV/10.0eV）而异。
 显示的气体种类清单如下所示。

·利用设定程序 MT-9000Series 设定的清单（VOC 传感器每种型号最多 30 个）·最近使用过的气体种类（VOC 传感器每种型号最多 7 个）
·首字母为 A ～ Z 的各类清单
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的 PID 气体清单功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。
（初始设定为启动）1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示 PID1 气体选择画面
根据 VOC 传感器的型号，显示
［PID1］、［PID2］、［PID3］的任一
项目。

不：DISP

变更：ENTERPID1 气体选择2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要替换的气体种
类的首字母

4

按 POWER/ENTER 按钮
显示选中的首字母所含的气体种类。

PID1 气体选择

PID1 气体选择

5

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要替换的气体
种类6

按 POWER/ENTER 按钮

显示选中的气体种类。

※ 画面示例已设置首字母为 A ～ Z
的各类清单。

88/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记 如果在气体名称的清单中长按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，即可以 10 个为单位移动项目。
 如需取消设定，请在步骤 6 中按下 DISP/ESC 按钮。

89/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-4 设定用户 ID
设定用户 ID。
用户 ID 用于用户的识别等用途。
1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示用户 ID 画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

变更：ENTER不：DISP用户 ID

3

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择用户 ID

4按 POWER/ENTER 按钮

用户 ID

用户 ID

选中的用户 ID 即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记 可以设定从 USER_ID_001 至 USER_ID_128 的用户 ID。
 如果在用户 ID 的清单中长按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，即可以 10 个为单位移动项目。
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。
 用户 ID 的注册及变更需使用另售的数据记录器管理程序。关于数据记录器管理程序，请联系经销商或就近的本公司营业网点。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的用户 ID 选择功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。（初始设定为启动）

90/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-5 设定 STATION ID
设定 STATION ID。
STATION ID 用于测量点的识别等用途。
1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示 STATION ID 画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

变更：ENTERSTATION ID

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择 STATION ID

4

按 POWER/ENTER 按钮

不：DISPSTATION ID

STATION ID
选中的 STATION ID 即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记 可以设定从 STATION_ID_001 至 STATION _ID_128 的 STATION ID。
 如果在 STATION ID 的清单中长按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，即可以 10 个为单位移动项目。
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。
 STATION ID 的注册及变更需使用另售的数据记录器管理程序。关于数据记录器管理程序，请联系经销

商或就近的本公司营业网点。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的 STATION ID 选择功能设为关闭，在显示器模式

下就不会显示该项目。（初始设定为启动）

91/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-6 设定蓝牙设备的连接
蓝牙功能启用时，设定与蓝牙设备的连接。
如果设定为［启动］，即可与下载了专用应用程序的智能手机通信。初始设定为［关闭］。

注记
 即使断开电源，与蓝牙设备的连接设定也会保留。
 蓝牙功能为选配项（订购时指定）。
 RK Link（专用应用程序）可通过 Google Play 或 App Store 免费下载。
 在初始设定下将蓝牙功能设为［启动］后，如果 5 分钟不通信，蓝牙功能即会自动变为［关闭］。本项设定可以使用另售的数据记录器管理程序进行更改。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的 BLE 连接功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。
（初始设定为启动）1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示蓝牙画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［关闭］或［启动］

4

按 POWER/ENTER 按钮关闭变更：ENTER关闭不：DISP关闭启动与蓝牙设备的连接即会完成设定。
显示［设定］后显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。

92/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-7 设定蜂鸣器音量
切换蜂鸣器音量的设定。
可以选择［大］或［小］。初始设定为［大］。

注记
 即使断开电源，蜂鸣器音量的设定也会保留。
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的蜂鸣器音量调整功能设为关闭，在显示器模式下

就不会显示该项目。
（初始设定为启动）1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示蜂鸣器音量画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3

大变更：ENTER蜂鸣器音量大
不：DISP蜂鸣器音量按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［大］或［小］

大
蜂鸣器音量
4

按 POWER/ENTER 按钮

小蜂鸣器音量
蜂鸣器音量即会完成设定。
显示［设定］后显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。

93/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-8 将显示语言切换为英语（ATEX/IECEx 规格）将显示语言返回为英语。

注记 为 ATEX/IECEx 规格且要将显示语言设为英语以外的语言时，可以进行设定。除此以外，在显示器模式下不会显示该项目。
 即使断开电源，显示语言的设定也会保留。
 请通过用户模式的［语言］设定显示语言。
（参阅“7-4-5 设定显示语言”）
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的返回英语显示功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。
（初始设定为启动）1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示 LANGUAGE CHANGE
画面

2

按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

3

按 POWER/ENTER 按钮

切换到英语显示。
显示［END］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

94/203

6. 各种设定（显示器模式）

6-4 显示器模式的设定

6-4-9 将显示语言切换为日语（Japan Ex 规格）将显示语言返回为日语。

注记 为 Japan Ex 规格且显示语言为日语以外的语言时，可以进行设定。除此以外，在显示器模式下不会显

示该项目。
 即使断开电源，显示语言的设定也会保留。
 请通过用户模式的［语言］设定显示语言。
（参阅“7-4-5 设定显示语言”）
 如果使用另售的设定程序将［DISP 模式设定项目］的返回日语显示功能设为关闭，在显示器模式下就不会显示该项目。
（初始设定为启动）1

2

3

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC
按钮，显示语言切换画面
按 POWER/ENTER 按钮
如果不设定，请按 DISP/ESC 按钮。

语言
切换
返回日语

语言
切换
返回日语

是：ENTER

不：DISP

切换
返回日语
变更吗?

切换
返回日语
变更吗?

是：ENTER

不：DISP

按 POWER/ENTER 按钮

切换到日语显示。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

95/203

7. 用户模式（用户模式）

7-1 用户模式的显示项目

7

用户模式（用户模式）
7-1 用户模式的显示项目
LCD 显示内容

参考对象

BUMP 测试BUMP 测试
气体调整警报设定进行 BUMP 测试。

8-3 进行 BUMP 测试进行空气调整、CO2 校零、基础气体调整、间距
调整。
配备二氧化碳传感器时进行 CO2 校零。
配备需要基础气体调整的传感器（TEF 传感器）时，进行基础气体调整。

8-2 进行气体调整为各传感器设定气体的警报点、警报类型、警报动作。此外，可以将警报点返回为初始设定。

7-3 气体警报的设定设定蜂鸣音的开/关。

7-4-1 设定蜂鸣音设定空气调整时是否进行二氧化碳传感器的空气
调整。
配备二氧化碳传感器时显示。

7-4-2 设定 CO2AIR 调整
的开启/关闭用户模式气体调整

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式
警报设定

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式
蜂鸣器设定

警报设定
蜂鸣器设定
TE 基础气体设定用户模式
CO2AIR 调整设定TE 基础气体设定
CO2AIR 调整设定基础气体调整用户模式

96/203

7. 用户模式（用户模式）

LCD 显示7-1 用户模式的显示项目

内容

参考对象

选择用于基础气体调整的气体种类。
配备需要基础气体调整的传感器（TEF 传感器）时显示。

7-4-3 选择基础气体调整
所用的气体种类

设定内部时钟的时间（年、月、日）和时间（时、分）。

7-4-4 设定时间设定画面的显示语言。

7-4-5 设定显示语言显示本仪器配备模块的版本信息。

7-4-6 显示版本信息

TE 基础气体设定蜂鸣器设定TE 基础气体设定
时间
用户模式
时间

TE 基础气体设定
时间
语言
用户模式
语言

时间
语言
版本
用户模式
版本

语言
版本
开始测量
用户模式
开始测量

语言
版本
开始测量

转移到测量模式的画面。

用户模式

97/203

7. 用户模式（用户模式）

7-2 切换到用户模式

7-2 切换到用户模式
1切断电源
长按 POWER/ENTER 按钮。

2

同时按 POWER/ENTER 按钮和▲/AIR 按钮

3“嘀～”地鸣响后手指从按钮松开
电源接通，显示用户模式的菜单。

4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要设定的项目

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

注记
 用户模式的密码设定启用时（初始设定为禁用），在步骤 3 之后显示密码输入画面。按▲/AIR 按钮或

RESET/▼按钮并选择数值，按 POWER/ENTER 按钮确定。输入所有密码（4 位）后，即显示用户模式的菜单。密码初始设定为 0000。密码可使用另售的设定程序进行更改。

＜从用户模式切换到测量模式＞
1

在用户模式下按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［开始测量］，按 POWER/ENTER 按钮
进行与接通电源时同样的动作，转移到测量模式。

语言
版本
开始测量
用户模式

98/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定

7-3 气体警报的设定
7-3-1 设定警报点
每个传感器均可设定警报点。警报点以分辨率为单位进行设定。
＜R 传感器＞
设定范围下限设定范围上限（ ）内为推荐范围（ ）内为推荐范围

0.1%

0.0%
（19.5%以下）

25.0%（23.5%以上）

硫化氢（H2S）（低浓度）

0.1ppm

0.5ppm(1.0ppm 以上)

200.0ppm

一氧化碳（CO）

1ppm

12ppm
(25ppm 以上)

2000ppm传感器检测对象气体分辨率

NCF-6322P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）乙炔（C2H2）

1%LEL

1%LEL
（10%LEL 以上）

60%LELTEF-7520P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）氢（H2）0.1vol%1.0vol%（25.0vol%以上）

100.0vol%IRF-4341

甲烷（CH4）

0.5%LEL

IRF-4345

异丁烷（HC(i-C4H10)）

0.5%LEL

IRF-4443

二氧化碳（CO2）

0.01vol%（0 ～ 5vol%）0.10vol%（5 ～ 20vol%）1.00vol%（5.00vol%以上）

20.00vol%ESF-A24R2

硫化氢（H2S）
（高浓度）

1ppm

20ppm
（1000ppm）

1000ppm

ESF-B242

氨（NH3）

0.5ppmESF-C930

氯（Cl2）

0.01ppm

ESF-B249

臭氧（O3）

0.005ppm

ESF-A24E2

氯化氢（HCl）

0.05ppm

ESF-A24D4

二氧化硫（SO2）

0.1ppmESF-A24D（Japan Ex
规格）氰化氢（HCN）

0.1ppm

PIF-001

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）

传感器检测对象气体分辨率ESR-X13P

氧（O2）ESR-A13i
ESR-A13P＜F 传感器＞

设定范围下限（ ）内为推荐范围

0.0%LEL（10%LEL 以上）
0.0%LEL（10%LEL 以上）

60.0%LEL
60.0%LEL

10.0ppm(25.0ppm 以上)
0.09ppm(0.50ppm 以上)
0.035ppm(0.100ppm 以上)
0.35ppm(2.00ppm 以上)
0.4ppm(2.0ppm 以上)

0.600ppm

0.9ppm
(5.0ppm 以上)

15.0ppm

1ppb（0 ～ 4000ppb）
0ppb
10ppb
（5000ppb 以上）（4000 ～ 40000ppb）
99/203设定范围上限75.0ppm
1.50ppm

6.00ppm
100.0ppm

40000ppb

7. 用户模式（用户模式）传感器

PIF-002

PIF-003检测对象气体7-3 气体警报的设定分辨率设定范围下限（ ）内为推荐范围

0.1ppm（0 ～ 400.0ppm）
0.0ppm1ppm(400.0ppm 以上)（400.0 ～ 4000ppm）
0.01ppm（0 ～ 10.00ppm）
0.00ppm
挥发性有机化合物（5.00ppm 以上）
0.1ppm（VOC、10.0eV、ppm）（10.00 ～ 100.0ppm）
挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）

设定范围上限4000ppm

100.0ppm

注记 警报点请设定为第一警报 ≦ 第二警报（警报类型为 L-H 时，第一警报 ≧ 第二警报）。
 请在适合仪器性能的范围内使用警报设定。如果将警报设定值设定为未满推荐范围，可能会导致误警报。
 ESR-X13P（O2）的推荐范围是指用作缺氧计（L 警报）时的推荐范围。用于惰性气体中的氧气浓度测

量（H 警报）时，推荐范围为 5.0vol%以上。
 STEL 警报点、TWA 警报点为无效浓度时不显示［STEL］、［TWA］的设定画面。

100/203

7. 用户模式（用户模式）1

7-3 气体警报的设定

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报设定］，按 POWER/ENTER 按钮

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式
2

确认已选中［警报点设定］，按 POWER/ENTER 按钮

警报点设定
警报类型
警报自我保持警报设定
3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择传感器，
按 POWER/ENTER 按钮

4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定第一警报点的数
值，按 POWER/ENTER 按钮

5按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定第二警报点的数
值，按 POWER/ENTER 按钮

6按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定 STEL 警报点的数值，按 POWER/ENTER 按钮

7

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定 TWA 警报点的数
值，按 POWER/ENTER 按钮

显示［完成］，返回步骤 3 的画面。

101/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定注记 设定警报点时，如果按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，即可以分辨率为单位更改数值。
 设定警报点时，如果长按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮（低于 7 秒）
，即可以分辨率的 10 倍为单位更改

数值。此外，如果长按 7 秒以上，即可以分辨率的 10 倍以上为单位更改数值。
 设定警报点时，如果按 DISP/ESC 按钮，就会转移到上 1 个画面。
 如需取消设定，请按数次 DISP/ESC 按钮，显示第一警报点（［WARNING］）的设定画面，

按 DISP/ESC 按钮。
 如需返回用户模式的菜单，请按数次 DISP/ESC 按钮以显示警报设定的菜单，选择［返回］，

按 POWER/ENTER 按钮。

102/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定

7-3-2 设定警报类型
为各传感器设定气体的警报类型。
可以设定为［H-HH］、［L-LL］、［L-H］中的任意一项。初始设定为［H-HH］（氧气（O2 ）的初始设定为［L-H］）。

注记 下列情况将第二警报点强制性地设定为与第一警报点相同的值。

·从［H-HH］或［L-H］更改为［L-LL］时
·从［L-LL］更改为［H-HH］或［L-H］时

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报设定］，按 POWER/ENTER 按钮

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报类型］，
按 POWER/ENTER 按钮

警报点设定
警报类型
警报自我保持警报设定

3按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择传感器，
按 POWER/ENTER 按钮

4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择警报类型选择［H-HH］、［L-LL］、［L-H］中的任意一项。

5

按 POWER/ENTER 按钮
警报类型即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 3 的画面。
103/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定注记
 如需取消设定，请在步骤 5 中按下 DISP/ESC 按钮。
 如需返回用户模式的菜单，请按数次 DISP/ESC 按钮以显示警报设定的菜单，选择［返回］，

按 POWER/ENTER 按钮。

104/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定

7-3-3 设定警报动作
设定警报动作。
可以设定［自我保持］或［自动复归］。初始设定为［自我保持］。
1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报设定］，按 POWER/ENTER 按钮

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报自我保持］，按 POWER/ENTER 按钮

警报类型
警报自我保持
警报点重置
警报设定

3

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［自我保持］或［自动复归］

自我保持
警报自我保持自动复归警报自我保持4

按 POWER/ENTER 按钮
警报动作即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 2 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。
 如需返回用户模式的菜单，请在警报设定的菜单中选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。
 自我保持时，气体浓度恢复正常后，按下 RESET/▼按钮，警报动作即被解除。

自动复归时，如果气体浓度恢复正常，警报动作即会自动解除。

105/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定

7-3-4 重置警报点
将警报点返回初始设定时的状态。

注记 如果配备的传感器与初始设定时不同，在用户模式下不显示该项目。
 警报点的初始设定值请参阅“4-2 气体警报点”。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报设定］，按 POWER/ENTER 按钮

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式
2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报点重置］，
按 POWER/ENTER 按钮

警报自我保持
警报点重置
警报启动
警报设定

3

按 POWER/ENTER 按钮
中止重置时，请按 DISP/ESC 按钮。

重置吗?
是：ENTER
不：DISP警报点重置

4

按 POWER/ENTER 按钮
中止记录时，请按 DISP/ESC 按钮。

记录吗?
是：ENTER
不：DISP
警报点重置

警报点将被重置。
显示［完成］，返回步骤 2 的画面。

注记 如需返回用户模式的菜单，请在警报设定的菜单中选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。

106/203

7. 用户模式（用户模式）

7-3 气体警报的设定

7-3-5 设定警报功能的启动/关闭设定警报功能的启动/关闭。
如果将警报功能设定为［关闭］，则不执行警报动作。此外，还会在画面上方显示［NO ALARM］图标。
初始设定为［启动］。
1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报设定］，按 POWER/ENTER 按钮

气体调整
警报设定
蜂鸣器设定
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［警报启动］，
按 POWER/ENTER 按钮

警报点重置
警报启动
返回
警报设定

3

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［启动］或
［关闭］

启动
警报启动

关闭
警报启动
4

按 POWER/ENTER 按钮
警报功能即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 2 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 4 中按下 DISP/ESC 按钮。
 如需返回用户模式的菜单，请在警报设定的菜单中选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。

107/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定7-4 其他的用户模式设定
7-4-1 设定蜂鸣音设定蜂鸣音。
可以设定以下任意一种。初始设定为［全部启动］。
 ［全部启动］：在全部场景下蜂鸣音鸣响。（按键音/警报音/警告音鸣响） ［全部关闭］：除部分系统异常（ROM、RAM、FRAM）以外，在全部场景下蜂鸣音不鸣响。

 ［按键音关闭］：仅按键音不鸣响（警报音/警告音鸣响）（按键音/警报音/警告音不鸣响）注记 无论蜂鸣音如何设定，ROM、RAM、FRAM 的任一项目发生异常时，强制鸣响蜂鸣音。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［蜂鸣器设定］，按 POWER/ENTER 按钮

警报设定
蜂鸣器设定
TE 基础气体设定用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择蜂鸣音选择［全部启动］、［全部关闭］、［按键音关闭］的任一
项目。

全部启动
蜂鸣器设定

全部关闭
蜂鸣器设定

按键音关闭
3

蜂鸣器设定

按 POWER/ENTER 按钮
蜂鸣音即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

108/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定

7-4-2 设定 CO2AIR 调整的开启/关闭设定空气调整时是否进行二氧化碳传感器的空气调整。
如果设定为［开启］，空气调整时进行二氧化碳传感器的空气调整。初始设定为［关闭］。

注记 配备二氧化碳传感器时可以设定。除此以外，在用户模式下不会显示该项目。
 如果将 CO2AIR 调整设定为启动，进行空气调整，二氧化碳传感器将会按已吸入的空气自动设定为400ppm，而非实际的二氧化碳浓度。此时需注意不符合通常的产品规格。
（参阅“8-2-3 进行 CO2 校零”）如需将二氧化碳传感器的设定值设为 0ppm，请进行 CO2 校零。
 配备 VOC 传感器时，请勿将 CO2AIR 调整设定为启动。由于活性碳过滤器 CF-8350 产生的二氧化碳（CO2），无法进行正确的调整。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［CO2AIR 调整设定］，按 POWER/ENTER 按钮

TE 基础气体设定
CO2AIR 调整设定基础气体调整用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［启动］或［关闭］

启动CO2AIR 调整设定关闭3

按 POWER/ENTER 按钮执行二氧化碳传感器的空气调整的开启/关闭即会完成
设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

109/203

CO2AIR 调整设定

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定

7-4-3 选择基础气体调整所用的气体种类选择用于基础气体调整的气体种类。
可以设定［N2］或［惰性］。初始设定为［N2］。

注记 配备可进行基础气体调整的传感器（TEF 传感器）时可以设定。除此以外，在用户模式下不会显示该项目。
 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）和氧气传感器时，进行空气调整后，

也请实施基础气体调整。
（参阅“8-2-4 进行基础气体调整”）为正常运用利用氧气传感器自动修正高浓度可燃性气体测量结果的功能，空气调整后请选择［N2］，以（参阅“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体
使用氮气（N2）进行基础气体调整。
传感器所受到的共存气体的影响＞”）
 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格），不配备氧气传感器时，以及配备TEF 传感器（氢（H2）规格）时，不适合进行空气调整。仅限实施基础气体调整。
（参阅“8-2-4 进行基础气体调整”和“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体
的影响＞”）
此外，基于空气进行测量时，选择［N2］，通过使用空气进行基础气体调整，可以缓和空气中氧气浓度（20.9%）带来的影响。
（参阅“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影响＞”）

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［TE 基础气体设定］，按 POWER/ENTER 按钮

蜂鸣器设定TE 基础气体设定
时间
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择［N2］或［惰性］

TE 基础气体设定惰性

3

TE 基础气体设定

按 POWER/ENTER 按钮
基础气体调整所用的气体种类即会完成设定。
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

110/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定

7-4-4 设定时间
设定内部时钟的时间（年、月、日）和时间（时、分）。
按照年→月→日→时→分的顺序设定时间。
1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［时间］，按 POWER/ENTER 按钮

TE 基础气体设定
时间
语言
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定时间，
按 POWER/ENTER 按钮选中的项目闪烁显示。

年/月/日

时间
3 重复步骤 2设定时间的分钟后按 POWER/ENTER 按钮即会显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 2 中按下 DISP/ESC 按钮。
 设定日期（年、月、日）及时间（时、分）时，如果按 DISP/ESC 按钮，就会转移到上 1 个画面。
 设定日期的年时，如果按 DISP/ESC 按钮，就会返回用户模式的菜单。

111/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定

7-4-5 设定显示语言
设定画面的显示语言。Japan Ex 规格的初始设定为［JAPANESE］（日语）。ATEX/IECEx 规格的初始设定为［ENGLISH］（英语）。
可以选择以下语言。
 ［ENGLISH］（英语） ［JAPANESE］（日语） ［ITALIAN］（意大利语） ［SPANISH］（西班牙语） ［GERMAN］（德语） ［FRENCH］（法语） ［PORTUGUESE］（葡萄牙语） ［RUSSIAN］（俄语） ［KOREAN］（韩语） ［CHINESE(SC)］（汉语（简）） ［CHINESE(TC)］（汉语（繁））
 ［VIETNAMESE］（越南语） ［POLISH］（波兰语） ［TURKISH］（土耳其语） ［SLOVAK］（斯洛伐克语）
 ［CZECH］（捷克语）
1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［语言］，按 POWER/ENTER 按钮

时间
语言
版本
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择语言3

按 POWER/ENTER 按钮
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

语言注记
 如需取消设定，请在步骤 3 中按下 DISP/ESC 按钮。

112/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定

7-4-6 显示版本信息显示本仪器配备模块的版本信息。
可以显示以下内容。
 主电路板的版本
 传感器电路板的版本
 R 传感器的版本
 F 传感器（F1、F2、F3）的版本
 选配设备（蓝牙（BLE）功能）的版本
 PID 表的版本

注记
 ［主电路板版本］的［ROM］和［SUM］的信息在计算过程中显示为［- - - -］。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并
选择［版本］，按 POWER/ENTER 按钮

语言
版本
开始测量
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，选择要显示的版本
信息

主板版本

传感器板版本R 传感器版本

F 传感器 1 版本

113/203

7. 用户模式（用户模式）7-4 其他的用户模式设定F 传感器 2 版本

F 传感器 3 版本

选项版本

PID 版本3

按 POWER/ENTER 按钮
显示［完成］，返回步骤 1 的画面。

114/203

8. 保养检查

8-1 检查的频度与检查项目8保养检查本仪器是防灾、安全保障上的重要仪器。
为维护本仪器性能，提高防灾和安全保障上的可靠性，请定期实施维护、检查。

8-1 检查的频度与检查项目
使用前，请定期检查以下项目。
 日常检查：作业前请进行检查。
 月度检查：请按照 1 个月 1 次的频率进行警报测试和检查。
 定期检查：请按照 1 年 1 次以上（推荐：6 个月 1 次以上）的频率进行检查。
检查项目

检查内容

日常
检查

月度
检查

定期
检查

电池余量

请确认电池余量是否充足。

○

○

○

浓度显示

请吸入新鲜的空气，确认浓度显示值是否为 0（氧气计为
20.9%）。非 0 时，请确认周围没有杂质气体后，再执行空气
调整。

○

○

○

主机动作

请确认 LCD 显示，确认有无显示故障信息。

○

○

○

过滤器

请确认过滤器有无污垢。

○

○

○

请实施警报测试，确认警报窗的灯及蜂鸣器是否正常动作。

－

○

○

气体灵敏度调整

警报测试请使用试验用标准气体进行灵敏度调整。

－

－

○

气体警报确认

请使用试验用标准气体进行气体警报的确认。

－

－

○

警告
• 万一发现本仪器有异常时，请迅速联系经销商或就近的本公司营业网点。

注记 请每 6 个月 1 次使用调整气体进行气体灵敏度调整。
 要进行气体敏感度调整，需要制作专用器具和制备调整气体。因此，关于气体灵敏度调整，请联系经销

商或就近的本公司营业网点。
 本仪器内置的传感器有有效期，需要定期更换。
 进行气体灵敏度调整时，如有无法调整、进行空气调整后指示值仍不恢复、指示值摆动等故障现象，

表示传感器的使用寿命将尽。请联系经销商或就近的本公司营业网点。
关于传感器的保修期，请参阅“12-8-2 传感器保修”。
 防尘防水结构 IP66/68（IPx8 浸水深度 2m，1 小时后应无水渗入）不表示本仪器暴露于同等条件下的期间内或之后是否检测气体。请务必清除粉尘和水。

115/203

8. 保养检查

8-1 检查的频度与检查项目＜关于维护服务＞
本公司进行包含气体灵敏度调整等在内的有关定期检查、调整、维护等的服务。
制备试验用标准气体时，需要使用规定浓度的气瓶、气体袋等专用器具。
本公司指定的服务人员由专业人员构成，配备相关专用器具，具备与产品相关的专业知识。为了保持仪器的安全动作，请使用本公司维护服务。
以下是维护服务的主要内容。详情请洽询本公司营业网点。
服务

服务内容

电池余量的确认

确认电池余量。

确认浓度显示请使用零气，确认浓度显示值为零（氧气浓度显示值为 20.9%，二氧化碳浓度显示值约为 400 ～ 500ppm）。
指示值有偏差时进行空气调整（校零）
。

确认过滤器

确认滤尘器的污垢情况及是否有堵塞。
如果污垢显眼或发生了堵塞，应进行更换。

警报测试请实施警报测试，确认警报灯及蜂鸣器是否正常动作。

气体灵敏度调整

使用试验用标准气体进行灵敏度调整。

气体警报确认

使用试验用标准气体确认气体警报。
·警报确认（确认达到警报设定值时是否发出警报）·延迟时间确认（确认发出警报之前的延迟时间）·确认蜂鸣器、指示灯、浓度显示（确认警报 2 阶段及各自的动作）

清扫、修缮仪器
（目视诊断）

确认仪器外观的污垢及伤痕，清扫、修缮显眼的位置。
如有龟裂或破损，应更换部件。

仪器的操作确认

操作按钮，确认各种功能的动作，进行参数等的检查。

更换劣化部件更换传感器、过滤器等劣化部件。

116/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

8-2 进行气体调整要进行气体调整，需要专用器具和调整气体。
进行气体调整时，请联系经销商或就近的本公司营业网点。

注意• 请勿使用打火机气体进行本仪器的灵敏度检查。打火机气体含有的成分可能导致传感器性能劣化。
• 由于传感器的特性，刚通电后可能无法立即显示准确的值。请先暖机 1 分钟以上，待指示值稳定后再使用。此外，如果进行气体调整，请先暖机 10 分钟以上方可实施。

8-2-1 气体调整的准备＜准备材料＞
 调整气体（另售品） 气袋（另售品）或按需流量阀（另售品）※※用于从气体钢瓶取出气体。

＜供气方法＞
如下所示，连接气袋或按需流量阀（及气体钢瓶）导入调整气体，待指示值上升后实施调整。关于调整气体种类和调整气体的导入时间，请参阅＜关于推荐调整气体浓度和气体导入时间＞。

使用气袋时
进气口
（GAS IN）

出气口（GAS OUT）

气体采集杆
气体袋

使用按需流量阀（及气体钢瓶）时
进气口（GAS IN）

按需流量阀

气体采集杆

117/203出气口（GAS OUT）

8. 保养检查

8-2 进行气体调整＜关于推荐调整气体浓度和气体导入时间＞＜R 传感器＞传感器检测对象气体调整气体调整气体浓度气体导入时间

ESR-X13P

氧（O2）

氧（O2）
氮（N2）稀释

12.0%

60 秒

ESR-A13i

硫化氢（H2S）（低浓度）

硫化氢（H2S）

25.0ppm

60 秒

ESR-A13P

一氧化碳（CO）

一氧化碳（CO）

50ppm

60 秒

检测对象气体调整气体＜F 传感器＞
传感器调整气体浓度气体导入时间

NCF-6322P

甲烷（CH4）
甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)） 异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）
氢（H2）
乙炔（C2H2）
乙炔（C2H2）

50%LEL60 秒

TEF-7520P

甲烷（CH4）
甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)） 异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）
氢（H2）

50vol%

60 秒

50%LEL/80vol%

60 秒

50%LEL/80vol%

60 秒

14vol%

60 秒

IRF-4341
IRF-4345

甲烷（CH4）

甲烷（CH4）

异丁烷（HC(i-C4H10)） 异丁烷（HC(i-C4H10)）

IRF-4443

二氧化碳（CO2）

二氧化碳（CO2）

ESF-A24R2

硫化氢（H2S）（高浓度）

硫化氢（H2S）

25ppm

60 秒

ESF-B242

氨（NH3）

氨（NH3）

40ppm

120 秒

ESF-C930

氯（Cl2）

氯（Cl2）

0.80ppm

臭氧（O3）

臭氧（O3）或氯（Cl2）

ESF-B249

120 秒※1

因调整气体而异

120 秒

ESF-A24E2

氯化氢（HCl）

氯化氢（HCl）

3.2ppm120 秒

ESF-A24D4
ESF-A24D（Japan Ex 规格）

二氧化硫（SO2）

二氧化硫（SO2）

3.2ppm120 秒

氰化氢（HCN）

氰化氢（HCN）或膦（PH3）

因调整气体而异※2

120 秒

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）

异丁烯（C4H8）

20000ppb

60 秒

异丁烯（C4H8）

100ppm60 秒

异丁烯（C4H8）

20ppm

60 秒

PIF-001
PIF-002
PIF-003

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）
挥发性有机化合物（VOC、10.0eV、ppm）※1 ESF-B249 的气体浓度因调整气体而异。请按照以下气体浓度进行气体调整。
使用臭氧（O3)（实际气体）时
：0.16ppm
使用氯（Cl2）（替代气体）时
：0.16 ÷ （换算系数）ppm※2 ESF-A24D 的气体浓度因调整气体而异。请按照以下气体浓度进行气体调整。
使用氰化氢（HCN)（实际气体）时 ：8ppm：8 ÷ （换算系数）ppm
使用膦（PH3）（替代气体）时

注记 BUMP 测试时的推荐调整气体浓度和气体导入时间也与上述相同。
 以上为推荐调整气体浓度。如果使用的调整气体浓度不同，请更改浓度设定，实施气体调整。

118/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整警告• 安装气袋时，请勿向气袋施加压力。否则可能在内部导致调整气体泄漏，无法准确进行调整。
关于调整气体• 调整气体使用带有危险性的气体（可燃性气体、毒性气体、缺氧等）。请小心谨慎操作气体及相关
工具夹具。
关于气体袋
• 为准确进行调整，请针对每种气体、每种浓度区分使用气袋。
关于气体调整的场所• 请勿在封闭的空间内进行气体调整作业。
• 请勿在使用硅、喷剂罐气体等的场所进行气体调整。
• 请尽量在与气体测试环境相同的环境中进行气体调整。
• 调整气体使用带有危险性的气体（可燃性气体、毒性气体、缺氧等）。请务必在排气室内进行调整，或为出气口（GAS OUT）安装排气袋以回收调整气体。
关于在气体调整中使用替代气体及换算系数• 使用替代气体进行调整时，调整气体浓度值的计算公式：替代气体浓度 × 换算系数。
例） ESF-B249（O3）氯（Cl2）（替代气体）浓度 × 换算系数 = 臭氧（O3）（调整气体）浓度
• 换算系数印在传感器底面。

传感器底面

替代气体和换算系数的印刷参考图
（例：替代气体：氯（Cl2）、换算系数：1.9）

注意• 使用混合气体实施间距调整时，检测对象气体以外的成分可能会引起干扰，影响指示精度。请参阅
“12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览”，避免明显受干扰的气体组合。

119/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整＜气体调整的菜单＞
气体调整通过用户模式的［气体调整］进行。
在［气体调整］中显示以下菜单，可以执行项目和进行设定。
［气体调整］［空气调整］［CO2 校零］（配备二氧化碳传感器时）［基础气体调整］（配备可燃性气体（vol%）传感器（TEF）时）［间距调整］［CYLINDER A］ ～ ［CYLINDER F］［开始测量］［调整浓度设定］［气体钢瓶设定］［选择调整气体］（配备 VOC 传感器时）
［返回］
［返回］

注记
 在切断电源的状态下同时按 POWER/ENTER 按钮和▲/AIR 按钮，即切换到用户模式。
（参阅“7-2 切换到用户模式”）
 退出［气体调整］时，按数次▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。

返回用户模式的菜单。
 退出［间距调整］时，按数次▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。

返回［气体调整］的菜单。
 可以从［间距调整］转移到测量模式。在［间距调整］中按数次▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［开始测量］，按 POWER/ENTER 按钮。退出用户模式，进行与接通电源时同样的动作，转移到测量模式。

警告• 气体调整结束后，请手动返回测量模式。在用户模式状态下不会自动返回测量模式。

120/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

8-2-2 进行空气调整测量气体浓度前需进行空气调整。
关于各传感器的调整方法及注意事项，请参阅“5-6 在测量模式下进行空气调整”。

注记
＜GX-9000H＞
 请在 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式下分别进行空气调整。同时按下▲/AIR 按钮和

RESET/▼按钮，蜂鸣器“嘀～”地鸣响，即会切换 H2S 高浓度测量模式和 H2S 低浓度测量模式。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［空气调整］，按 POWER/ENTER 按钮空气调整基础气体调整
间距调整
气体调整

3

长按▲/AIR 按钮执行空气调整。
显示右侧的画面时，请长按▲/AIR 按钮。

按住 AIR空气调整

4 画面上显示［松开 AIR 按钮］后，手指从▲/AIR 按钮松开调整松开 AIR 按钮
空气调整正常执行后显示结果，并继续显示气体调整后的浓度。

成功
空气调整
返回步骤 2 的画面。

121/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

注记 空气调整失败时，调整失败的传感器的气体浓度显示部会显示［FAIL］。

请按 RESET/▼按钮解除故障警报（调整不良）。气体调整失败的传感器未能完成气体调整，显示当前的气体浓度值。
 气体调整失败时，请再次在新鲜的空气中进行气体调整。如果仍然未能完成气体调整，可能发生了传感
器故障。请联系经销商或就近的营业网点。

122/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

8-2-3 进行 CO2 校零配备二氧化碳传感器时，请进行 CO2 校零。
CO2 校零的方法包括：调整气体使用氮气（N2）；使用 CO2 去除过滤器 CF-284。

警告• 空气中约有 400～500ppm 二氧化碳（CO2）。如果未安装 CO2 去除过滤器 CF-284 而在空气中进行 CO2
校零，就无法准确测量气体浓度。

注意• CO2 校零过程中，请勿吸入二氧化碳（CO2）。
• CO2 校零过程中，请勿向进气口吹气。

注记 如果未配备 CO2 校零所需的传感器，用户模式的［气体调整］菜单中不会显示［CO2 校零］项目。

＜调整气体使用氮气（N2）时＞
调整气体使用氮气（N2）时，请从进气口（GAS IN）导入氮气约 60 秒。
进气口（GAS IN）

气体采集杆

气体袋

123/203出气口（GAS OUT）

8. 保养检查

8-2 进行气体调整＜使用 CO2 去除过滤器 CF-284 时＞
调整气体不使用氮气（N2）时，需使用 CO2 去除过滤器 CF-284，以去除空气中的二氧化碳（CO2）。请安装
CO2 去除过滤器 CF-284，使侧面标注的箭头朝向主机的进气口（GAS IN），吸入空气约 60 秒后进行 CO2 校零。

CO2 去除过滤器CF-284使箭头（↓）朝向进气口，竖起来使用

气体采集杆

进气口

注意
• 请将 CO2 去除过滤器竖起来使用。如果在横着的状态下吸气，气体会通过 CO2 去除过滤器管内上方，可能会无法吸收空气中的二氧化碳（CO2）。
• CO2 去除过滤器使用后，请断开通气。如有空气混入，吸收剂将会吸收空气中的二氧化碳（CO2），导致
吸收性能下降。
• 请将 CO2 去除过滤器存储在避开阳光直射的干燥场所。

注记 1 条 CO2 去除过滤器可以使用的次数因空气中的二氧化碳浓度而异。此外，也因 CO2 去除过滤器的气密

程度、存储温度及湿度而异。
 按 1 次吸入 1 分钟，下表的次数为大致基准。但是难以确定环境中的二氧化碳浓度时，请在保留余量的状态下使用。
测量环境中的二氧化碳浓度

推测可用次数

500ppm约 1000 次

1000ppm

约 500 次2000ppm约 200 次4000ppm

约 100 次124/203

8. 保养检查

1

8-2 进行气体调整在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［CO2 校零］，按 POWER/ENTER 按钮

空气调整
CO2 校零基础气体调整气体调整3

导入氮气（N2），60 秒后按 POWER/ENTER 按钮

CO2 校零即会得到执行。

调整中
CO2 校零CO2 校零正常执行后显示结果，并继续显示 CO2 校零后的浓度。

成功
CO2 校零返回步骤 2 的画面。

注记
 CO2 校零失败时，在二氧化碳传感器的气体浓度显示部会显示［FAIL］。

请按 RESET/▼按钮解除故障警报（调整不良）。CO2 校零失败时，CO2 校零未能完成，显示当前的气体浓度值。
 要中止 CO2 校零时，请在步骤 3 中按 DISP/ESC 按钮。
 如果将 CO2AIR 调整设定为启动进行空气调整，二氧化碳传感器将会按已吸入的空气自动设定为400ppm，而非实际的二氧化碳浓度。
（参阅“7-4-2 设定 CO2AIR 调整的开启/关闭”）此时需注意不符
合通常的产品规格。
如需将二氧化碳传感器的设定值设为 0ppm，请进行 CO2 校零。

125/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

8-2-4 进行基础气体调整配备 TEF 传感器时，空气调整后进行基础气体调整。

警告• 基础气体调整的调整气体请使用氮气（N2）或惰性气体（假设氮气（N2）：86vol%、二氧化碳（CO2）：
14vol%）。
• 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）和氧气传感器时，进行空气调整后，
也请实施基础气体调整。
（参阅“8-2-4 进行基础气体调整”）为正常运用利用氧气传感器自动修正高浓度可燃性气体测量结果的功能，空气调整后请在基础气体调整
所用的气体选择中选择［N2］（参阅“7-4-3 选择基底气体调整所用的气体种类”），以使用氮气（N2）进
行基础气体调整。
（参阅“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影响＞”），不配备氧气传感器时，以及配备• 配备 TEF 传感器（甲烷（CH4）规格或异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）TEF 传感器（氢（H2）规格）时，不适合进行空气调整。仅限实施基础气体调整。
（参阅“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影响＞”）
实施基础气体调整后，导入气体后零位如下。
基础气体调整中的使用气体
氮气（N2）
惰性气体※
1.5 ～ 2.6vol%0.6 ～ 1.6vol%
1.4 ～ 4.5vol%1.0 ～ 3.3vol%0.2 ～ 0.6vol%1.2 ～ 1.6vol%

TEF 传感器的规格
TEF 传感器（甲烷（CH4）规格）TEF 传感器（异丁烷（HC(i-C4H10)）规格）TEF 传感器（氢气（H2 规格））※惰性气体假设氮气（N2）：86vol%、二氧化碳（CO2）：14vol%
但是，TEF 传感器由于零抑制功能（初始设定：启动）在 0.9vol%以下的零位附近无指示值波动，因此基础气体调整后，即使导入空气，指示值也可能不会波动。（参阅“12-3 零抑制功能”）
此外，基于空气进行测量时，在基础气体调整所用的气体选择中选择［N2］（参阅“7-4-3 选择基底气体
调整所用的气体种类”），通过使用空气进行基础气体调整，可以缓和空气中的氧气浓度（20.9%）带来的
影响。
（参阅“5-7-1 测量气体浓度”的注记“＜关于高浓度用可燃性气体传感器所受到的共存气体的影
响＞”
）

注记
 基础气体调整的调整气体可以在用户模式的［TE 基础气体设定］中进行设定。
（参阅“7-4-3 选择基础

气体调整所用的气体种类”）
 如果未配备基础气体调整所需的传感器，用户模式的［气体调整］菜单中不会显示［基础气体调整］

项目。

126/203

8. 保养检查

1

8-2 进行气体调整在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［基础气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮空气调整基础气体调整
间距调整
气体调整

3

导入基础气体调整所用的气体，120 秒后按
POWER/ENTER 按钮
基础气体调整所用的气体可以使用在用户模式的［TE 基础气体设定］中选中的气体（氮气（N2）或惰性气体）。

执行基础气体调整。

调整中基础气体调整基础气体调整正常执行后显示结果，并继续显示基础气体调整后的浓度。

成功基础气体调整返回步骤 2 的画面。

注记 基础气体调整失败时，调整失败的 TEF 传感器的气体浓度显示部会显示［FAIL］。

请按▲/AIR 按钮以外的按钮以解除故障警报（调整不良）。基础气体调整失败的 TEF 传感器未能完成基础气体调整，显示当前的气体浓度值。
 要中止基础气体调整时，请在步骤 3 中按 DISP/ESC 按钮。

127/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

8-2-5 进行间距调整的设定可以设定间距调整时的气体钢瓶、调整气体浓度和调整气体。

＜设定气体钢瓶＞
设定要调整的传感器的分组（气体钢瓶）。如果使用混合多种气体的气体钢瓶，在气体调整中设定为相同气体钢瓶的气体可以同时进行气体调整。请根据所使用的气体钢瓶进行设定。
＜GX-9000＞气体钢瓶可设定为：A ～ F。
＜GX-9000H＞
各传感器可进行以下设定。
传感器气体钢瓶的可设定范围

R1

A～F

R2

A～C

R3

A～C

F1

D～F

F2

D～F

F3

A～C

气体钢瓶的初始设定值如下。
传感器
传感器型号
插槽
R1
ESR-X13P

检测对象气体气体钢瓶的初始设定值

氧（O2）

A
B（Japan Ex 规格）A（ATEX/IECEx 规格）
A

R2

ESR-A13i

硫化氢（H2S）低浓度R3

ESR-A13P
IRF-4443
ESF-A24R2
ESF-B242
ESF-C930
ESF-B249
ESF-A24E2
ESF-A24D4
ESF-A24D
PIF-001
PIF-002
PIF-003
TEF-7520P
IRF-4341
IRF-4345

一氧化碳（CO）
二氧化碳（CO2）
硫化氢 H2S 高浓度氨（NH3）
氯（Cl2）
臭氧（O3）
氯化氢（HCl）
二氧化硫（SO2）
氰化氢（HCN）（Japan Ex 规格）
挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）
挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）
挥发性有机化合物（VOC、10.0eV、ppm）
甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/氢（H2）
甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）/乙炔（C2H2）
二氧化碳（CO2）

F1

F2

F3

NCF-6322P
IRF-4443

128/203DE
E（量程［H］）
A（量程［L］）
ACC

8. 保养检查

1

8-2 进行气体调整在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式
2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［间距调整］，按 POWER/ENTER 按钮

基础气体调整
间距调整
返回
气体调整

3 按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体钢瓶设定］，
按 POWER/ENTER 按钮

气体钢瓶设定4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择传感器，
按 POWER/ENTER 按钮

5按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定气体钢瓶，
按 POWER/ENTER 按钮
每次按下按钮，均会按照［A］→［B］→［C］・・・［F］
的顺序进行切换。
但是，不显示无法设定的气体钢瓶。
显示［完成］，返回步骤 4 的画面。

注记
 如需取消设定，请在步骤 5 中按下 DISP/ESC 按钮。
 如为高低浓度可调整的双量程 IRF 传感器（甲烷（CH4）、异丁烷（HC(i-C4H10)）），选择传感器时可选

择［H］、［L］。
＜为高浓度时＞＜为低浓度时＞

 如为高低浓度可调整的双量程 IRF 传感器（甲烷（CH4）、异丁烷（HC(i-C4H10)）），高浓度和低浓度无法设定相同的气体钢瓶。

129/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整＜设定间距调整时的气体浓度＞
可以在下列范围内为每台传感器设定间距调整时的调整气体浓度。
气体浓度以分辨率为单位进行设定。
＜R 传感器＞传感器检测对象气体分辨率设定范围下限设定范围上限ESR-X13P

氧（O2）

0.1%

0.0%

18.0%

ESR-A13i

硫化氢（H2S）（低浓度）

0.1ppm

1.0ppm200.0ppm

ESR-A13P

一氧化碳（CO）

1ppm

15ppm

2000ppm＜F 传感器＞传感器检测对象气体分辨率设定范围下限设定范围上限NCF-6322P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(iC4H10)）
氢（H2）乙炔（C2H2）

1%LEL

5%LEL

75%LELTEF-7520P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(iC4H10)）氢（H2）0.1vol%5.0vol%100.0vol%IRF-4341

甲烷（CH4）

0.5%LEL/0.1vol%

0.0%LEL/0.0vol% 100.0%LEL/100.0vol%IRF-4345

异丁烷（HC(iC4H10)）

0.5%LEL/0.1vol%

0.0%LEL/0.0vol% 100.0%LEL/100.0vol%IRF-4443

二氧化碳（CO2）

0.01vol%（0 ～ 5vol%）0.10vol%（5 ～ 20vol%）0.0vol%20.00vol%ESF-A24R2

硫化氢（H2S）
（高浓度）

1ppm

20ppm

1000ppm
75.0ppm

ESF-B242

氨（NH3）

0.5ppm10.0ppm

ESF-C930

氯（Cl2）

0.01ppm

0.09ppm

1.50ppm

ESF-B249

臭氧（O3）

0.005ppm

0.035ppm

0.600ppm

ESF-A24E2

氯化氢（HCl）

0.05ppm

0.35ppm

6.00ppm

ESF-A24D4

二氧化硫（SO2）

0.1ppm

0.4ppm100.0ppm

ESF-A24D（Japan Ex
规格）氰化氢（HCN）

0.1ppm

0.9ppm

15.0ppm

PIF-001

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）

1ppb（0 ～ 4000ppb）
10ppb（4000 ～
40000ppb）

0ppb

40000ppb

PIF-002

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）

0.1ppm（0 ～ 400.0ppm）
1ppm（400.0 ～4000ppm）

0.0ppm

4000ppm

PIF-003

挥发性有机化合物（VOC、10.0eV、
ppm）

0.01ppm（0 ～10.00ppm）
0.1ppm（10.00 ～100.0ppm）

0.00ppm

100.0ppm

130/203

8. 保养检查

1

8-2 进行气体调整在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［间距调整］，按 POWER/ENTER 按钮

基础气体调整
间距调整
返回
气体调整

3 按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［调整浓度设定］，
按 POWER/ENTER 按钮

调整浓度设定4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择传感器，
按 POWER/ENTER 按钮

5按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并设定间距调整时的
气体浓度，按 POWER/ENTER 按钮

返回步骤 4 的画面。

注记 设定间距调整的气体浓度时，如果按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，即可以分辨率为单位更改数值。
 设定间距调整的气体浓度时，如果长按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮（低于 7 秒）
，即可以分辨率的

10 倍为单位更改数值。此外，如果长按 7 秒以上，即可以分辨率的 10 倍以上为单位更改数值。
 如需取消设定，请在步骤 5 中按下 DISP/ESC 按钮。
 如为高低浓度可调整的双量程 IRF 传感器（甲烷（CH4）、异丁烷（HC(i-C4H10)）），选择传感器时可选

择［H］、［L］。
＜为高浓度时＞＜为低浓度时＞

 用于间距调整的气体浓度，推荐“8-2-1 气体调整的准备”中所述的调整气体浓度。

131/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整＜设定间距调整时的调整气体＞
设定用于间距调整的调整气体。
如果配备了 VOC 传感器或已设定替换气体的传感器（臭氧（O3）及氰化氢（HCN）），则可以设定调整气体。
在 VOC 传感器中可选择的气体包括在挥发性有机化合物（VOC）替换设定中已设定的气体和异丁烯（C4H8）。
关于挥发性有机化合物（VOC）的替换设定，请参阅“6-4-3 选择挥发性有机化合物（VOC）的替换气体
种类”
。

注记
 如果未配备 VOC 传感器或已设定替代气体的传感器（臭氧（O3）及氰化氢（HCN）），用户模式的［间距调整］的菜单中不会显示［选择调整气体］项目。

1在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［间距调整］，按 POWER/ENTER 按钮

基础气体调整
间距调整
返回
气体调整

3

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［选择调整气体］，按 POWER/ENTER 按钮

选择调整气体4

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择传感器，
按 POWER/ENTER 按钮

5按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择间距调整所用的气体，按 POWER/ENTER 按钮

选择调整气体显示［完成］，返回步骤 4 的画面。

132/203

8. 保养检查

8-2 进行气体调整

注记
 如需取消设定，请在步骤 5 中按下 DISP/ESC 按钮。

8-2-6 进行间距调整关于从气体钢瓶 A～F 中选择的气体种类，可以进行气体调整。请事先准备气体调整所用的气体。
（参阅“8-21 气体调整的准备”）

注意• 使用混合气体实施间距调整时，检测对象气体以外的成分可能会引起干扰，影响指示精度。请参阅
“12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览”，避免明显受干扰的气体组合。

注记 进行间距调整前，请务必进行空气调整。
 配备二氧化碳传感器时，间距调整前请务必进行 CO2 校零或空气调整（在“7-4-2 设定 CO2AIR 调整的

开启/关闭中选择启动时）。
 可以设定间距调整时的调整气体浓度、气体钢瓶和调整气体。
（参阅“8-2-5 进行间距调整的设定”）
 仅限调整成功后自动启动功能为启动，且气体钢瓶设定为 A 时，间距调整成功后自动开始测量。

调整成功后自动启动功能的设定可使用另售的设定程序进行更改。

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［气体调整］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

在［气体调整］的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［间距调整］，按 POWER/ENTER 按钮

基础气体调整
间距调整
返回
气体调整

3

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择要调整的气体钢
瓶，按 POWER/ENTER 按钮
每次按下按钮，均会按照［CYLINDER A］→［CYLINDER B］→・・・［CYLINDER F］的顺序进行
切换。
但是，不显示未设定的气体钢瓶。

133/203

8. 保养检查

4

8-2 进行气体调整导入间距调整所用的气体，60 秒后按 POWER/ENTER按钮执行间距调整。

调整中间距调整间距调整正常执行后显示结果，并继续显示间距调整后的浓度。

成功间距调整
返回步骤 3 的画面。

注记 间距调整失败时，调整失败的传感器的气体浓度显示部会显示［FAIL］。

请按▲/AIR 按钮以外的按钮以解除故障警报（调整不良）。间距调整失败的传感器未能完成间距调整，
显示当前的气体浓度值。
 余力值显示设定启用时，显示气体浓度值后显示余力值。
 要中止间距调整时，请在步骤 4 中按 DISP/ESC 按钮。

134/203

8. 保养检查

8-3 进行 BUMP 测试

8-3 进行 BUMP 测试本仪器具备进行 BUMP 测试的功能。
关于从气体钢瓶 A～F 中选择的气体种类，可以进行 BUMP 测试。
与气体调整相同，请准备 BUMP 测试所用的气体，连接到本仪器。（参阅“8-2-1 气体调整的准备”）
BUMP 测试在用户模式的［BUMP 测试］中进行。

注记 在切断电源的状态下同时按 POWER/ENTER 按钮和▲/AIR 按钮，即切换到用户模式。
（参阅“7-2 切换到用户模式”）
 退出［BUMP 测试］时，按数次▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［返回］，按 POWER/ENTER 按钮。
返回用户模式的菜单。
 可以从［BUMP 测试］转移到测量模式。在［BUMP 测试］中按数次▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［开始测量］，按 POWER/ENTER 按钮。退出用户模式，进行与接通电源时同样的动作，转移到测量
模式。
 请使用各传感器指定的调整气体进行 BUMP 测试。
VOC 传感器使用挥发性有机化合物（VOC）异丁烯（C4H8）。
 仅限通气成功后自动启动功能为启动，且气体钢瓶设定为 A 时，BUMP 测试成功后自动开始测量。
通气成功后自动启动功能的设定可使用另售的设定程序进行更改。
 BUMP 测试实施条件的初始设定如下。
· 测试时间：30 秒· 容差（%）：50%· 调整时间：90 秒· BUMP 调整：启动 BUMP 测试的以下实施条件可使用另售的设定程序进行更改。
· 容差（%）：针对测试气体的检查阈值· 氧气（O2）以外：调整浓度±（调整浓度 × 容差（%））· 氧气（O2）：调整浓度±（与调整浓度有 20.9%的差异 × 容差（%））· 测试失败后的调整时间：调整时间 - 测试时间

1

在用户模式的菜单中按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择［BUMP 测试］，按 POWER/ENTER 按钮

BUMP 测试
气体调整
警报设定
用户模式

2

按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮并选择要调整的气体钢瓶，
按 POWER/ENTER 按钮
每次按下按钮，均会按照［CYLINDER A］→［CYLINDER B］→
・・・［CYLINDER F］的顺序进行切换。
但是，不显示未设定的气体钢瓶。

3

导入 BUMP 测试所用的气体，按 POWER/ENTER 按钮执行 BUMP 测试。
在画面下方显示到 BUMP 测试的剩余时间。

135/203

8. 保养检查

8-3 进行 BUMP 测试

BUMP 调整功能启用时，如果 BUMP测试失败，将会自动执行气体调整。
在画面下方显示到气体调整的剩余时间。

调整中

BUMP 测试和气体调整结束后，显示以下结果。
按▲/AIR 按钮或 RESET/▼按钮，以切换显示的结果。

间距调整·BUMP 测试和气体调整的结果浓度显示部的左侧显示 BUMP 测试的结果，右侧显示气体调整的结果。
P：成功/F：失败·BUMP 测试时的气体浓度（显示例）·气体调整时的气体浓度（进行了气体调整时）

4

（显示例）

按 POWER/ENTER 按钮
显示［完成］，返回步骤 2 的画面。

注记
 BUMP 测试失败后，进行气体调整的设定禁用时（初始设定为启用），BUMP 测试一结束，即会显示

BUMP 测试的结果。此时仅显示 BUMP 测试的结果和 BUMP 测试时的气体浓度。
 要中止 BUMP 测试时，请在步骤 3 中按 DISP/ESC 按钮。
 BUMP 测试失败时，请进行气体调整。如果气体调整也失败了，请参阅“10 故障排除”。

警告• BUMP 测试结束后，请手动返回测量模式。在用户模式状态下不会自动返回测量模式。

136/203

8. 保养检查

8-4 进行警报测试

8-4 进行警报测试在显示器模式的警报点显示中，如果在显示各警报点时按 POWER/ENTER 按钮，就能进行该警报的动作测试。

1

在测量模式的画面中按数次 DISP/ESC 按钮，显示警报
点设定画面

2

按 POWER/ENTER 按钮

是：ENTER
不：DISP警报点设定

3

按▲/AIR 按钮数次，显示要进行警报测试的警报点
每次按下▲/AIR 按钮，警报点的显示均会切换。
按照［FULL SCALE］→［WARNING］→［ALARM］→［STEL］→［TWA］→［FULL SCALE］→......的
顺序显示。

4

按 POWER/ENTER 按钮
所选择的警报点的警报启动。
要解除警报，请按 RESET/▼按钮。

注记 请定期实施警报测试。

137/203

8. 保养检查

8-5 清扫方法

8-5 清扫方法
本仪器已明显脏污时，请进行清扫。清扫时，请务必在切断电源的状态下，用抹布或蘸水后用力拧干的布等擦拭污垢。
用水擦拭或使用有机溶剂、市售的清洁剂清扫会引起故障，请勿使用。

注意• 擦拭本仪器的污垢时，请勿洒水或者使用酒精、苯等有机溶剂或市售的清洁剂。否则会引起本仪器表面
变色、损伤及传感器故障。

注记 本仪器弄湿后，蜂鸣器出声口或槽部可能积水。

请按以下步骤进行排水。
① 用干毛巾、布等充分擦拭本仪器上附着的水分② 牢牢拿着本仪器，将蜂鸣器出声口朝下甩 10 次左右③ 用毛巾、布等充分擦拭从内部甩出的水分④ 用干毛巾、布等垫在下面，在常温下放置

138/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换

8-6 各部件的更换
8-6-1 定期更换部件
本仪器的耗材如下所示。请以推荐更换周期为标准更换耗材。

注记 推荐更换周期是大致标准，可能因使用条件而异。此外，该周期不代表保修期。更换时期可能根据定期

检查的结果而改变。

＜推荐更换部件列表＞
名称
干扰气体去除过滤器

推荐检查
时间

推荐更换
周期

数量
（部/台）

3 个月

6 个月

1个

配备一氧化碳传感器（ESR-A13P）时使用
内置过滤器部件编号：4777 9213 10※干扰气体去除过滤器※

备注

3 个月

6 个月

1个

配备硫化氢传感器
（ESR-A13i）时使用
内置过滤器部件编号：4777 9214 80

活性碳过滤器CF-8350

6 个月

1年

1个

配备 VOC 传感器时使用
外置过滤器部件编号：4383 9299 50

CO2 去除过滤器CF-284

6 个月

1年

1个

配备二氧化碳传感器时使用
外置过滤器部件编号：4383 0390 80

滤尘器（气体采集杆用 内有 10 片）

6 个月

6 个月～
1年

1个

内置过滤器
部件编号：4181 5452 30

滤尘器（脱脂棉过滤器 CF-8385 用内有
10 片）

6 个月

6 个月～
1年

1个

内置过滤器
部件编号：4775 5381 60

脱脂棉（脱脂棉过滤器 CF-8385 用内有
25g）

6 个月

6 个月～
1年

1.3 g

内置过滤器
部件编号：1879 0011 10

6 个月

6 个月～
1年

1个

内置过滤器
部件编号：4777 4495 90

管子（内部配管）※

-

3～ 8年

1套

垫圈类※

-

3～ 6年

1套

6 个月

1～ 2年

1 个或 2 个

-

充放电
500 次

1个

使用锂离子电池单元（BUL-9000）时
部件编号：2931 0884 50

-

-

6个

使用碱性干电池单元（BUD-9000）时
部件编号：2753 3007 80

滤尘器（内置过滤器）※泵组（RP-11）※锂离子电池单元
（BUL-9000）
5 号碱性干电池

139/203

GX-9000：1 个
GX-9000H：2 个

8. 保养检查

8-6 各部件的更换※更换部件后，需由专业维修人员进行动作确认。为了仪器的稳定运行与安全，请委托专业的维修人员。请联系经销商或就近的本公司营业网点。

＜传感器更换周期＞
传感器型号

检测对象气体

显示范围

传感器推荐
更换周期

NCF-6322P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）乙炔（C2H2）

0 ～ 100%LEL

3年

TEF-7520P

甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）

0 ～ 100.0vol%

3年

5年

IRF-4341

甲烷（CH4）

IRF-4345

异丁烷（HC(i-C4H10)）

0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%IRF-4443

二氧化碳（CO2）

0 ～ 20.00vol%

ESR-X13P

氧（O2）

0 ～ 40.0%

3年

ESR-A13i

硫化氢（H2S）低浓度

0 ～ 200.0ppm

3年

ESR-A13P

一氧化碳（CO）

0 ～ 2000ppm

3年

ESF-A24R2

硫化氢（H2S）高浓度

0 ～ 1000ppm

3年

ESF-B242

氨（NH3）

0 ～ 75.0ppm

2年

ESF-C930

氯（Cl2）

0 ～ 1.50ppm

3年

ESF-B249

臭氧（O3）

0 ～ 0.600ppm

1年

ESF-A24E2

氯化氢（HCl）

0 ～ 6.00ppm

3年

ESF-A24D4

二氧化硫（SO2）

0 ～ 100.0ppm

3年

ESF-A24D（Japan Ex 规格）

氰化氢（HCN）

0 ～ 15.0ppm

3年

PIF-001

挥发性有机化合物（VOC）

0 ～ 40000ppb

5 年※

PIF-002

挥发性有机化合物（VOC）

0 ～ 4000ppm

5 年※

PIF-003

挥发性有机化合物（VOC）

0 ～ 100.0ppm

5 年※※ 耗材（灯泡、托盘）除外。灯泡、托盘的建议更换周期为 1 年。根据使用频率和环境，也可能数月即需更换。

注记 更换传感器后，需由专业维修人员确认运行情况。为了仪器的稳定运行与安全，请委托专业的维修人员。

请联系经销商或就近的本公司营业网点。
 如因测量气体弄脏了 VOC 传感器内部，可能导致气体灵敏度降低。此时需更换托盘并清洁灯泡。
（参阅

“8-6-3 VOC 传感器的维护”）如果清洁后气体灵敏度仍未恢复，请更换灯泡和托盘。

140/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换

8-6-2 更换气体采集杆的滤尘器
气体采集杆的探针内置有滤尘器。滤尘器在使用期间可能会产生污垢或堵塞。请根据使用情况定期更换。
特别是吸入了水或流量降低时，产生明显的污垢时，请务必进行更换。
1

转动气体采集杆的探针部分将其拆下

探针

2

取出过滤器，换上新的过滤器3转动探针部分进行安装滤尘器

注记 请勿使用非本公司指定的过滤器。
 气体采集杆的滤尘器和过滤器管的滤尘器不同。请分别使用指定的过滤器。
 关于更换所需的过滤器，请参阅“8-6-1 定期更换部件”。

141/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换

8-6-3 VOC 传感器的维护如因测量气体弄脏了 VOC 传感器内部，可能导致气体灵敏度降低。此时需更换托盘并清洁灯泡。

注记 如果清洁后气体灵敏度仍未恢复，请更换灯泡和托盘。
 清洁后请务必进行气体调整。

＜拆卸 VOC 传感器＞
1

拆下固定主机上盖的螺丝（4 根）2拆下罩盖，拔出 VOC 传感器请握住传感器的圆筒部分，轻轻拔出。

142/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换＜拆下托盘和灯泡＞
使用托盘拆卸工具，将托盘和灯泡从 VOC 传感器主体上拆下。
1 将 VOC 传感器主体朝下放在清洁的表面上2 将托盘拆卸工具装入 VOC 传感器的侧面插槽
托盘拆卸工具托盘侧面插槽VOC 传感器主体

将这部分插入 VOC 传感器的侧面插槽

3

从两侧按入托盘拆卸工具，从 VOC 传感器主体上拆下托盘和灯泡将托盘拆卸工具插入 VOC 传感器主体的侧面插槽，托盘抬升即可拆下。
此时托盘可能会弹出，因此请用手从上方轻压取下。
如果灯泡留在了 VOC 传感器主体内，请使用镊子等物取下。

4将托盘和灯泡置于清洁的表面上，从 VOC 传感器上取下托盘拆卸工具指示灯托盘注记 从 VOC 传感器主体上拆下托盘和灯泡时，灯泡根部的小弹簧可能会偏位。此时请先将灯泡放回 VOC 传

感器主体内，再次使用镊子等物取下。

143/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换＜灯泡的清洁＞
注意• 请使用干净的棉签清洁灯泡。手指不可接触用于清洁灯泡的棉签。如果接触棉签的前端，指纹的油脂可能会污染灯泡。

1用干净的棉签少量采集氧化铝研磨剂的粉末2

使用棉签清洁灯窗，直至发出“吱吱”声（约 15 秒以内）
请轻轻用力划圆般地清洁灯窗。
此时，手指不可接触灯窗。

棉签

灯窗

3

使用干净的棉签清洁灯窗上残留的氧化铝研磨剂粉末

4

确认灯泡完全干燥，无目视可见的污垢

144/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换＜安装托盘和灯泡＞
为新托盘安装灯泡，插入 VOC 传感器主体。

注意• 破损的灯泡绝对不可再装回托盘。

1将新托盘置于干净平坦的表面上
Ｏ型密封圈

电极

2

将灯泡插入新托盘的 O 型密封圈中
将灯泡插入托盘时轻拧灯泡，灯窗即会紧贴在托盘的电极上

3

将灯泡拧入 O 型密封圈，使其牢固地贴合在托盘的电极
表面上请确认灯窗已紧贴托盘的电极表面。

4

将装好灯泡的托盘置于平坦的表面上，从上方覆盖 VOC
传感器主体并按入
请切实按入直至发出“咔哒”声。

145/203

8. 保养检查

8-6 各部件的更换＜安装 VOC 传感器＞
将 VOC 传感器安装到主机，进行气体调整。
1

拆下主机上面的罩盖，安装 VOC 传感器请握住传感器的圆筒部分，装入主机。

2用螺丝（4 根）固定主机上盖

3进行气体调整146/2039. 关于储存及废弃9-1 储存或长期不使用时的处理

9

关于储存及废弃
9-1 储存或长期不使用时的处理
本仪器请在以下环境条件下储存。
 常温、常湿、避免直射阳光的暗处 不产生气体、溶剂、蒸气等的场所有收纳本仪器的包装箱时，请放入其中储存。
没有包装箱时，储存时请避开尘埃、垃圾等。

注意• 请在将锂离子电池单元或干电池单元装入主机的状态下进行储存。
即使断开了本仪器的电源，传感器和时钟也保持通电状态。如果失去供电，传感器可能会损坏或无法显示准确的时间。
• 使用干电池单元时，请在装入干电池的状态下储存。即使断开了电源，本仪器的传感器也需要保持通电。
• 即使长期不使用，也应每隔 6 个月接通 1 次电源，花费 3 分钟确认泵是否具有吸入能力。如果不操作，
泵电机中的润滑脂可能会凝固导致无法运转。

注记 锂离子电池单元单独储存时，建议进行放电，使电池标志变为 1 格后储存。如果在充满电的状态下储存，

可能会加快电池劣化，例如缩短电池使用寿命。
 干电池单元单独储存时，请拆下干电池储存。

147/2039. 关于储存及废弃

9-2 重新使用时的处理

9-2 重新使用时的处理长期储存本仪器后重新使用时，请进行气体调整。

注意• 停止储存后重新使用时，请务必进行气体调整。包括气体调整在内，本仪器的重新调整请联系经销商或就近的本公司营业网点。
• 储存场所与使用场所的温度产生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下，在与使用场所相同的环境下适应 10 分钟左右，在新鲜的空气中进行空气调整后再使用。

9-3 产品的废弃废弃本仪器时，请作为工业废弃物（不燃物）根据地方法律法规等进行妥善处理。

警告• 切勿拆解传感器。尤其是恒电位电解式传感器内含有害的电解液。如果电解液接触皮肤，可能导致皮肤糜烂。另外，进入眼中可能导致失明。粘附在衣服上可能导致变色、破洞。
万一接触了电解液时，请立刻用水充分清洗接触的部分。
• 废弃处理电池时，请遵照每个地区规定的方式进行处理。

＜关于在欧盟各成员国内废弃＞
在欧盟各成员国内废弃本仪器时，请对电池进行分类。
关于从锂离子电池单元取出的电池、在干电池单元中使用的干电池，请根据欧盟各成员国的法律法规，按照各
地区的分类收集系统和回收利用制度进行妥善处理。

注记 关于封闭式回收垃圾箱标志 本标志显示在内置的电池执行欧盟电池指令 2006/66/EC 的产品上，需要用正确的

方法废弃电池。
 废弃处理电池时，必须与普通垃圾分类处理。

148/20310. 故障排除

10-1 仪器异常10

故障排除
本故障排除章节并未罗列全部故障。本章节简单描述了有助于查明常见故障原因的内容。
如果您对本章节所述的故障现象采取相应措施但仍未能恢复，请联系经销商或就近的本公司销售网点。

10-1 仪器异常＜电源相关异常＞
状况、显示

原因

对策

· 电池消耗过度

为锂离子电池单元时：请在安全的场所充电。
为干电池单元时：请在安全的场所换成新的干电池（6 节全部更换）。

· 按 POWER/ENTER 按钮的时间太短

按住 POWER/ENTER 按钮，直至蜂鸣器发出“滴”的鸣响为止。

无法接通电源· 电池单元安装不良请确认电池单元是否正确安装在主机上。

动作异常· 突发的静电噪声等引起的影响请断开电源后，再次接通电源重新启动。

无法操作· 突发的静电噪声等引起的影响请在安全的场所内先取下电池单元后再次
安装电池单元并接通电源。

无法充电（为锂离子电池单元时）· AC 适配器的连接不正确请正确插入 AC 适配器的 AC 插头和连接端子。

· 充电电路有异常请联系经销商或就近的本公司营业网点。

149/20310. 故障排除

10-1 仪器异常＜流量异常（FAIL FLOW）＞
原因对策

· 流路堵塞请修复故障位置，例如配管弯折或吸水等，按 RESET/▼按钮重新启
动泵。

· 泵劣化

需要更换泵。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

· 在低温下接通电源或长期未使用

请多次接通电源。泵可能会开始运转。

· 在低温状态下长期放置

泵阀变硬，抽吸流量降低。请按 RESET/▼按钮重新启动泵。
可能需多次重启才能恢复。

＜电池欠压异常（FAIL BATTERY）＞
原因对策· 电池余量用尽

为锂离子电池单元时：请在安全的场所进行充电。
为干电池单元时：请在安全的场所换成新的干电池（6 节全部更换）。

＜系统异常（FAIL SYSTEM）＞
故障编号

原因

对策

000

·本仪器内部 ROM 异常·异常噪音的影响请联系经销商或就近的本公司营业网点。

010·本仪器内部 RAM 异常·异常噪音的影响请联系经销商或就近的本公司营业网点。

021·本仪器内部 FRAM 异常·异常噪音的影响请联系经销商或就近的本公司营业网点。

031·本仪器内部 FLASH 异常·数据记录器写入失败·异常噪音的影响

在此状态下可测量气体浓度，但无法使用数据记录器
功能。
如果经常出现这种状况，需更换闪存。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

080·主电路板的基准电压异常或压力传感器 请断开电源后，再次接通电源重新启动。如果如此电源电压异常操作仍未能改善，请联系经销商或就近的本公司营业
网点。
·异常噪音的影响

081·传感器电路板的通信异常、或状态异 请断开电源后，再次接通电源重新启动。如果如此常、或基准电压异常操作仍未能改善，请联系经销商或就近的本公司营业
网点。
·异常噪音的影响

082·本仪器内部的热敏电阻异常·环境明显偏离使用温度范围请联系经销商或就近的本公司营业网点。

083

·蓝牙故障
·异常噪音的影响

在此状态下可测量气体浓度，但无法使用蓝牙功能。
修理后方可使用蓝牙功能。请联系经销商或就近的本公司营业网点。

150/20310. 故障排除

10-1 仪器异常＜时间异常（FAIL CLOCK）＞
故障编号
050

051

原因

对策

·内部时钟异常
·异常噪音的影响请进行时间设定。
如果经常出现这种状况，需更换内部时钟。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·备份电池电压降低为锂离子电池单元时：请在安全的场所充电，进行时间设定。
为干电池单元时：请在安全的场所换成新的干电池（6 节全部），并进行
时间设定。
如果如此处理后仍没有恢复，需更换备用电池。请联
系经销商或就近的本公司营业网点。

＜传感器异常（FAIL SENSOR）＞
故障现象

无法进行间距调整

原因对策请确认传感器是否已正确安装。
如果传感器发生了故障，需更换传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·传感器未正确安装·传感器发生故障·供应的调整气体浓度与设定的调整气 请确认供应的调整气体浓度与设定的调整体浓度值不同气体浓度值一致。

无法进行空气调整

无法进行 BUMP 测试

无法进行基础气体调整无法进行 CO2 校零显示传感器异常

·传感器未正确安装·传感器发生故障请确认传感器是否已正确安装。
如果传感器发生了故障，需更换传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·未向本仪器的周围供应新鲜的空气请供应新鲜空气。

·执行 BUMP 测试时未供应调整气体执行 BUMP 测试时请供应正确的调整气体。

·供应的调整气体浓度与设定的调整气 请确认供应的调整气体浓度与设定的调整浓度值不同气体浓度值一致。
·未执行气体调整请实施空气调整和间距调整。

·传感器未正确安装·传感器发生故障请确认传感器是否已正确安装。
如果传感器发生了故障，需更换传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·未供应基础气体（氮气（N2）或惰性气体）请供应已设定的基础气体。

·传感器未正确安装·传感器发生故障请确认传感器是否已正确安装。
如果传感器发生了故障，需更换传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·未供应调整气体（氮气（N2））

请供应调整气体（氮气（N2））
。

·传感器未正确安装请确认传感器是否已正确安装。

·传感器发生故障

如果传感器发生了故障，需更换传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

·与传感器的通信发生故障

请更换新的传感器。

·安装了不支持本仪器的 F 传感器

请更换成支持本仪器的 F 传感器。

·F 传感器安装位置（优先顺序）不正确请确认 F 传感器的安装顺序。

151/20310. 故障排除

10-1 仪器异常

＜其他＞
故障现象

原因

对策

显示［维护期已到］

通知从最后一次调整之日起已经过了
1 年以上。（仅限 Japan Ex 规格）请委托经销商或就近的营业网点进行维护。

显示［气体调整期满］

通知所设定的气体调整期限已过。
（仅限 ATEX/IECEx 规格）

客户可实施气体调整，或者委托经销商或就近的本公司营业网点实施维护。

显示［通气期满］

通知所设定的通气期限已过。

请进行 BUMP 测试。

152/20310. 故障排除

10-2 指示值异常10-2 指示值异常
故障现象

指示值上升（下降）后
不复原

响应迟缓

无法进行气体调整

原因

对策

传感器漂移

请进行空气调整。

存在干扰气体溶剂等的干扰气体的影响难以完全清除。
关于采用去除过滤器等措施，请联系经销
商或就近的本公司营业网点。

缓慢泄漏

可能是检测对象气体有微量泄漏（慢泄漏）。如果放置不管，可能发生危险的状态。请进行与气体警报同等的应对。

温湿度等环境变化请进行空气调整。

传感器结露请进行空气调整。
尤其是氧气传感器会因结露而导致指示值降低，因此需进行气体调整。

滤尘器堵塞请更换滤尘器。

气体采集管弯折、堵塞请修复故障位置。

本仪器内部发生结露请修复故障位置。

传感器灵敏度劣化

请更换新的传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

调整气体浓度不当请准备适当的调整气体。

传感器灵敏度劣化

请更换新的传感器。
请联系经销商或就近的本公司营业网点。

153/20311. 产品规格

11-1 主机规格

11

产品规格11-1 主机规格
11-1-1 GX-9000 的规格
项目

规格

浓度显示

LCD 数字（全点）检测对象气体、
可燃性气体（甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/氢（H2）/乙炔（C2H2））
氧（O2）、毒性气体（硫化氢（H2S）低浓度）/一氧化碳（CO）/氨（NH3）/※1
氯（Cl2）/臭氧（O3）/氯化氢（HCl）/二氧化硫（SO2）/氰化氢（HCN） /挥发性有机化合物（VOC）、二氧化碳（CO2）

检测方式

泵吸式

泵吸流量

0.75L/min 以上（开放流量）

各种显示时钟显示/电池余量显示/运行状态显示显示语言日语/英语/韩语/汉语（简）/汉语（繁）/越南语/意大利语/西班牙语/斯洛伐克语/捷克语/
德语/土耳其语/法语/葡萄牙语/波兰语/俄语蜂鸣器音量

约 95dB（距声源 30cm 的平均值）气体警报显示指示灯闪烁/蜂鸣器连续变调鸣响/气体浓度显示闪烁气体警报动作

自我保持/自动复归故障警报、自我诊断

流量异常/系统异常/传感器异常/电池电压异常/调整不良/时间异常故障警报显示指示灯闪烁、蜂鸣器断续鸣响、内容显示

故障警报动作自我保持通信规格

USB 2.0 Type-C（数据记录器/设定用）/蓝牙 4.2（Bluetooth Low Energy）

电源专用锂离子电池单元（BUL-9000）或专用干电池单元＜5 号碱性干电池 × 6 节＞
（BUD-9000）※2

连续使用时间

锂离子电池单元：约 25 小时干电池单元：约 12 小时
但条件是 25℃、无警报、无照明时
连续使用时间因配备的传感器类型而异。

使用温度范围

在约 15 分钟的临时环境中：-40℃～+60℃（无骤变）连续环境：-20℃～+50℃（无骤变）可能因配备的传感器而异。（参阅“11-2 传感器的规格”）

使用湿度范围

在约 15 分钟的临时环境中：0～+95%RH（无结露）连续环境：10～+90%RH（无结露）可能因配备的传感器而异。（参阅“11-2 传感器的规格”）

使用压力范围

80kPa～120kPa（防爆适用范围为 80kPa～110kPa）结构防尘防水结构 IP66/68 等效※3/耐跌落性能 1.5m

154/20311. 产品规格

11-1 主机规格

项目

规格

防爆结构

Japan Ex（防爆结构电气机械器具型号检验）规格：本质安全防爆结构及耐压防爆结构（包含新型陶瓷式传感器时）
本质安全防爆结构（不包含新型陶瓷式传感器时）
ATEX/IECEx 规格：
本质安全防爆结构及耐压防爆结构（包含新型陶瓷式传感器时）
本质安全防爆结构（不包含新型陶瓷式传感器时）防爆等级Japan Ex（防爆结构电气机械器具型号检验）规格：Ex da ia ⅡC T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ex ia ⅡC T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）
ATEX 规格※4：
Ⅱ 1 G Ex da ia ⅡC T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）
IECEx 规格※4：
Ex da ia ⅡC T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ex ia ⅡC T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）各种认证

JIS T 8201：2010（缺氧测量用氧气计）JIS T 8205：2018（硫化氢计）

外形尺寸

约 158（W） × 85（H） × 132（D）mm

重量约 1.1kg※1 不提供 ATEX/IECEx 规格的产品。此外，由于出口管制而无法出口到海外时不可配备。
※2 Japan Ex 规格可使用东芝制造的 LR6（6 节）。
ATEX/IECEx 规格可使用东芝制造的 LR6（6 节）或 DURACELL 制造的 MN1500（6 节）。
※3 IPx8：浸入水深 2m/1 小时，应无进水※4 使用 DURACELL 制造的（MN1500）干电池时如下所示-40℃ ～ +40℃：T4、 -40℃ ～ +60℃：T3

155/20311. 产品规格

11-1 主机规格

11-1-2 GX-9000H 的规格
项目

规格

浓度显示

LCD 数字（全点）检测对象气体

可燃性气体（甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)））、氧气（O2）、硫化氢（H2S）低浓
度/高浓度、一氧化碳（CO）

检测方式

泵吸式

泵吸流量

0.75 L/min 以上（开放流量）

各种显示时钟显示/电池余量显示/运行状态显示显示语言日语/英语/韩语/汉语（简）/汉语（繁）/越南语/意大利语/西班牙语/斯洛伐克语/捷克语/
德语/土耳其语/法语/葡萄牙语/波兰语/俄语蜂鸣器音量

约 95dB（距声源 30cm 的平均值）气体警报显示指示灯闪烁/蜂鸣器连续变调鸣响/气体浓度显示闪烁气体警报动作

自我保持/自动复归故障警报、自我诊断

流量异常/系统异常/传感器异常/电池电压异常/调整不良/时间异常故障警报显示指示灯闪烁、蜂鸣器断续鸣响、内容显示

故障警报动作自我保持通信规格

USB 2.0 Type-C（数据记录器/设定用）/蓝牙 4.2（Bluetooth Low Energy）

电源专用锂离子电池单元（BUL-9000）或专用干电池单元＜5 号碱性干电池 × 6 节＞
（BUD-9000）※1

连续使用时间

锂离子电池单元：约 35 小时
干电池单元：约 15 小时
但条件是 25℃、无警报、无照明时

使用温度范围

在约 15 分钟的临时环境中：-40℃～+60℃（无骤变）连续环境：-20℃～+50℃（无骤变）使用湿度范围

在约 15 分钟的临时环境中：0～+95%RH（无结露）连续环境：10～+90%RH（无结露）使用压力范围

80kPa～120kPa（防爆适用范围为 80kPa～110kPa）结构防尘防水结构 IP66/68 等效（配管除外）※2/耐跌落性能 1.5m

防爆结构Japan Ex（防爆结构电气机械器具型号检验）规格：本质安全防爆结构
ATEX/IECEx 规格：
本质安全防爆结构

防爆等级

Japan Ex（防爆结构电气机械器具型号检验）规格：Ex ia ⅡC T4 Ga
ATEX 规格※3：
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx 规格※3：
Ex ia ⅡC T4 Ga

各种认证

JIS T 8201：2010（缺氧测量用氧气计）JIS T 8205：2018（硫化氢计）

外形尺寸

约 158（W） × 85（H） × 132（D）mm

重量约 1.2kg※1 Japan Ex 规格可使用东芝制造的 LR6（6 节）。
ATEX/IECEx 规格可使用东芝制造的 LR6（6 节）或 DURACELL 制造的 MN1500（6 节）。
※2 IPx8：浸入水深 2m/1 小时，应无进水※3 使用 DURACELL 制造的（MN1500）干电池时如下所示-40℃ ～ +40℃：T4、 -40℃ ～ +60℃：T3

156/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

11-2 传感器的规格
11-2-1 可燃性气体传感器

注意• 使用可燃性气体传感器时，请勿配备不同气体种类的传感器。
新型陶瓷式传感器和热传导式传感器可以按照相同气体种类组合使用。
如果使用不同气体种类的传感器，无法保障质量。

＜新型陶瓷式＞
甲烷
CH4

异丁烷
HC(i-C4H10)

氢
H2

乙炔
C2H2

防爆规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx
规格

显示范围
检测量程

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL

0 ～ 100%LEL分辨率

0 ～ 100%LEL

1%LEL

1%LEL

1%LEL

1%LEL

第一警报

10%LEL

10%LEL

10%LEL

10%LEL

第二警报

检测对象
气体

项目

NCF-6322P

传感器型号

警报
设定值

使用温
度范围

50%LEL

50%LEL

50%LEL

50%LEL

TWA

-

-

-

-

STEL

-

-

-

-

OVER

100%LEL

100%LEL

100%LEL

100%LEL连续环境-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±5%LEL 以内±5%LEL 以内±5%LEL 以内±5%LEL 以内

30 秒以内30 秒以内30 秒以内30 秒以内使用湿度范围响应时间（T90）

注意• 检测对象气体在订购时指定。
• 硅气体（有机硅类气体）或各种卤素气体、硫化物气体、酸性气体的存在可能会导致传感器特性发生显
著劣化。
• 如果进行气体调整，请先在空气中暖机 10 分钟以上方可实施空气调整和间距调整。
• 如果在气体调整时接触了氮气（N2）或高浓度气体，请先排气 5 分钟以上，方可进行气体调整。
• 未配备氧气传感器时，如果接触了 100%LEL 以上的高浓度气体，将会发出 OVER 警报直至解除警报。
（参阅“4-3 气体警报的动作”）
157/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格• 即使是检测对象气体以外的可燃性气体，也会显示指示值。
• 如果在用户模式下接触了 100%LEL 以上的高浓度气体，传感器会受损。
• 如果氧气浓度低于 10%，NCF 传感器的可燃性气体浓度显示会变为［- - - -］，NCF/TEF 传感器的量程设
定为［自动量程］（初始设定）时，切换为 TEF 传感器的显示。设定为［LEL 固定］时不进行测量，因此请重新调整使用环境。（参阅“6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程”）• 如果未配备氧气传感器（ESR-X13P）或可燃性气体浓度固定在%LEL 量程内，当测量的可燃性气体浓度
超过 100%LEL 时，将会固定显示 OVER 警报。
要解除警报，请在新鲜的空气环境下按 RESET/▼按钮。按 RESET/▼按钮经过一段时间后，会重新显示浓度。
• 如果氧气浓度降低，指示值可能会降低。
• 氧气浓度在 10%以下无法使用。气体浓度显示为［- - - -］。
• 如果氧气浓度高，接触了 100%LEL 以上的高浓度气体，传感器可能会受损。零位波动时，请实施空气调
整和间距调整。
• 测量事先已知道存在高浓度可燃性气体的场所时，请在 NCF/TEF 传感器的量程设定中选择［VOL 固定］。
（参阅“6-4-1 设定 NCF/TEF 传感器的量程”）• 作为基础气体，如果同时存在高浓度的二氧化碳（CO2）、氩气（Ar）、氦气（He）等热传导率大的气体，
可能会受到干扰的影响。
• 如果使用抽吸法测量蒸气压低的气体，从高温侧吸入气体，在低温侧进行测量时，气体可能会雾化而在传感器内部结露，或发生烧结堵塞。使用时请注意蒸气压。
• 如果与进行空气调整、间距调整的环境温度相比，温度变化达到±40℃以上，则指示精度可能会降低。
此时请重新调整。
• 如果受到外部的强力冲击或振动，指示值可能会波动。此时请实施空气调整、间距调整。
• 更换传感器时，传感器可能会处于高温状态。更换传感器时请小心避免烫伤。如果传感器很烫，请断开电源，静置直至温度降下来。
• 传感器上面配有特氟龙膜。如果特氟龙膜损坏，可能会影响主机泵吸产生的流量特性。请勿强力按压或
以锐利的物体弄伤特氟龙膜。
• 如果从常温骤变为高温高湿环境，可能因结露导致指示值偏低。

注记
 上表中所述的警报设定值可以更改。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

158/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格＜热传导式＞
检测对象
气体

甲烷
CH4

异丁烷
HC(i-C4H10)※防爆规格Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%检测量程

0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%0 ～ 100.0vol%分辨率

0.1vol%0.1vol%0.1vol%第一警报

25.0vol%

25.0vol%

25.0vol%

第二警报项目

TEF-7520P

传感器型号

警报
设定值

氢
H2

50.0vol%

50.0vol%

50.0vol%

TWA

-

-

-

STEL

-

-

-

OVER

100.0vol%100.0vol%100.0vol%连续环境-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±5vol%以内±5vol%以内±5vol%以内

响应时间（T90）

30 秒以内30 秒以内30 秒以内

使用温度
范围
使用湿度
范围

※ 在低于约-10℃的温度环境下，异丁烷（HC(i-C4H10)）可能会液化。

注意• 检测对象气体在订购时指定。
• 如果存在高浓度的有机气体、酒精等物，可能导致传感器受损。
零位波动时，请重新调整。
• 除检测对象气体以外，还会对热导率与新鲜空气明显不同的气体产生反应。

注记
 上表中所述的警报设定值可以更改。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

159/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格＜非分散型红外线式（NDIR）＞
项目

甲烷
CH4

检测对象气体异丁烷HC(i-C4H10)※

传感器型号

IRF-4341

IRF-4345

防爆规格Japan Ex 规格及 ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格及 ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0%LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%检测量程

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0 %LEL/
100.0%LEL ～ 100.0vol%

0.5%LEL/0.1vol%

0.5%LEL/0.1vol%

分辨率

警报
设定值

使用温度
范围

第一警报

10.0%LEL

10.0%LEL

第二警报

50.0%LEL

50.0%LEL

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

100.0vol%100.0vol%连续环境-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±5%LEL 以内±5%LEL 以内

30 秒以内30 秒以内使用湿度范围响应时间（T90）※ 在低于约-10℃的温度环境下，异丁烷（HC(i-C4H10)）可能会液化。

注意• 如果进行气体调整，请先暖机 10 分钟以上方可实施空气调整和间距调整。
• 气体调整的环境和测量环境的温度、湿度、压力请保持相同。指示值因温度特性、湿度特性、压力特性而波动。
• 存在对象气体以外的烃的干扰。
• 如果基础气体的成分在气体调整时和测量时差异很大，例如气体调整时基于空气，测量时基于二氧化碳，由于红外线吸收特性，即使对象气体浓度相同，指示值也会有偏差。

注记
 上表中所述的警报设定值可以更改。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

160/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

11-2-2 二氧化碳传感器＜非分散型红外线式（NDIR）＞
项目

二氧化碳
CO2

检测对象气体传感器型号

IRF-4443

防爆规格Japan Ex 规格及 ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 20.00vol%检测量程

0 ～ 20.00vol%分辨率

0.01vol%（0 ～ 5vol%）0.10vol%（5 ～ 20vol%）

警报
设定值

第一警报

5.00vol%

第二警报

10.00vol%

TWA

使用温度
范围
使用湿度
范围

-

STEL

-

OVER

20.00vol%连续环境-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±1vol%以内
30 秒以内响应时间（T90）

注意• 如果进行气体调整，请先暖机 10 分钟以上方可实施 CO2 校零和间距调整。
• 气体调整的环境和测量环境的温度、湿度、压力请保持相同。指示值因温度特性、湿度特性、压力特性而波动。
• 如果基础气体的成分在气体调整时和测量时差异很大，例如气体调整时基于空气，测量时基于氩气，由于红外线吸收特性，即使对象气体浓度相同，指示值也会有偏差。

注记 本仪器中使用的传感器如果长时间持续使用，灵敏度可能会发生变化。

零位追踪功能是稳定零位的功能，修正零位（二氧化碳传感器为 400ppm）指示值随时间经过而产生的波动。
 零位追踪功能可使用另售的设定程序进行更改。
（初始设定为启动） 上表中所述的警报设定值可以更改。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

161/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

11-2-3 氧气传感器＜恒电位电解式＞
项目氧
O2检测对象气体ESR-X13P

传感器型号
防爆规格

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 40.0%

0 ～ 40.0%检测量程

0 ～ 25.0%

0 ～ 25.0%

分辨率

0.1%

0.1%

第一警报

18.0%

19.5%

第二警报
警报
设定值

使用温度
范围
使用湿度
范围

25.0%

23.5%

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

40.0%

40.0%

连续环境

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

95%RH 以下

±0.7vol%以内±0.7vol%以内

20 秒以内20 秒以内指示精度（相同条件下）
响应时间（T90）

注意• 电解液中使用硫酸。请勿进行拆解等处理。
• 各传感器均指定了安装到主机的位置。如果安装到错误的位置或朝向，就无法正常动作。如果强行安装，可能会损坏传感器、主机。也可能导致传感器故障。
• 标注有气体名称的标签也是重要的部件之一。请避免破损、污损。如果在损伤状态下使用，本仪器可能无法正常进行气体采样。
• 请勿按压或撕下贴在传感器上的银色贴纸。否则测量性能将无法满足规格要求。
• 进行气体调整时，请勿使用氮气（N2）以外的平衡气体。否则指示误差变大，无法准确测量。
• 请勿施加剧烈的压力变化。否则指示值会短时改变，无法准确测量。
• 请勿对采样管等配管施加正压或负压。一旦施加压力，可能引发指示值波动并发出警报。如果指示值发
生了更改，请在无压力状态下重新开始使用。

162/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

注记 检测气体的传感器在某些使用环境下受温湿度的影响。还在一定程度上受测量气体干扰的影响。

因此，受这些因素影响，也有可能在零位附近看到指示值波动。
零抑制功能是一种抑制零位附近指示值波动的功能。使用本功能，可以忽略（抑制）低于设定值（氧气传感器为 20.4 ～ 21.4%）的指示值变动，指示值显示为零（氧气浓度显示为 20.9%）。
 零抑制功能可使用另售的设定程序进行更改。
（初始设定为启动） 为氧气传感器时，即便使用另售的设定程序将零位追踪功能设为启动，也不会进行追踪。
 上表中所述的警报设定值可以更改。但是，标记有“-”的警报点无法变更。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

163/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

11-2-4 毒性气体传感器＜恒电位电解式（ESR 传感器）＞
检测对象
气体

项目

一氧化碳
CO

硫化氢 H2S（低浓度）ESR-A13i

传感器型号

ESR-A13P

防爆规格Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格

Japan Ex 规格

ATEX/IECEx 规格显示范围

0 ～ 200.0ppm

0 ～ 200.0ppm

0 ～ 2000ppm

0 ～ 2000ppm

检测量程

0 ～ 30.0ppm

0 ～ 100.0ppm

0 ～ 500ppm

0 ～ 500ppm

分辨率0.1ppm

0.1ppm

1ppm

1ppm

第一警报

1.0ppm

5.0ppm

25ppm

25ppm

第二警报

10.0ppm

30.0ppm

50ppm

50ppm

TWA

1.0ppm

1.0ppm

25ppm

25ppm

STEL

5.0ppm

5.0ppm200ppm200ppm

警报
设定值

使用温度
范围
使用湿度
范围

OVER

200.0ppm

200.0ppm

2000ppm

2000ppm

连续环境-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

-20℃ ～ +50℃

临时环境（约 15 分钟）-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

临时环境（约 15 分钟）95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±1.5ppm 以内（0 ～ 30ppm）

响应时间（T90）

30 秒以内±1.5ppm 以内±15ppm 以内（0 ～ 30ppm）（0 ～ 30ppm）
指示值±20%以内 指示值±20%以内（30 ～ 100.0ppm） （30 ～ 500ppm）
30 秒以内30 秒以内±15ppm 以内（0 ～ 30ppm）
指示值±20%以内（30 ～ 500ppm）
30 秒以内注意• 电解液中使用硫酸。请勿进行拆解等处理。
• 各传感器均指定了安装到主机的位置。如果安装到错误的位置或朝向，就无法正常动作。如果强行安装，可能会损坏传感器、主机。也可能导致传感器故障。
• 标注有气体名称的标签也是重要的部件之一。请避免破损、污损。如果在损伤状态下使用，本仪器可能无法正常进行气体采样。
＜ESR-A13i＞• 使用时请务必安装湿度调节过滤器。很可能因湿度影响而误发警报。
• 如果湿度调节过滤器由于结露等原因而含有大量水分，气体灵敏度会降得极低。如果内部配管可能结露，
例如吸入了超过使用温湿度范围的高温高湿空气，请吸入新鲜空气，确认气体灵敏度正常后再重新开始使用。
＜ESR-A13P＞• 使用时请务必安装活性碳过滤器。很可能因干扰气体而误发警报。
• 活性碳过滤器存在使用寿命。即使使用方法相同，如果指示值与新品时相比波动较大，可能是过滤器使
用寿命已尽。请更换过滤器。

164/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

注记 检测气体的传感器在某些使用环境下受温湿度的影响。还在一定程度上受测量气体干扰的影响。

因此，受这些因素影响，也有可能在零位附近看到指示值波动。
零抑制功能是一种抑制零位附近指示值波动的功能。使用本功能后，可以忽略（抑制）未达到设定值的指示变化，指示变为零。
※ 硫化氢传感器：0.3ppm、一氧化碳传感器：3ppm
 本仪器中使用的传感器如果长时间持续使用，灵敏度可能会发生变化。

零位追踪功能是稳定零位的功能，修正零位指示值随时间经过而产生的波动。
 零抑制功能可使用另售的设定程序进行更改。
（初始设定为启动） 零位追踪功能可使用另售的设定程序进行更改。
（初始设定为启动） 上表中所述的警报设定值可以更改。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

165/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格＜恒电位电解式（ESF 传感器）＞硫化氢 H2S
（高浓度）

氨
NH3

氯
Cl2

臭氧
O3

ESF-A24R2
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

ESF-B242
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

ESF-C930
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

ESF-B249
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

0 ～ 1000ppm
0 ～ 1000ppm
1ppm
1000ppm
1000ppm关闭关闭
1000ppm-20℃ ～ +50℃

0 ～ 75.0ppm
0 ～ 75.0ppm
0.5ppm
25.0ppm
50.0ppm
25.0ppm
35.0ppm
75.0ppm-20℃ ～ +50℃

0 ～ 1.50ppm
0 ～ 1.50ppm
0.01ppm
0.50ppm
1.00ppm
0.50ppm
1.00ppm
1.50ppm
0℃ ～ +50℃

0 ～ 0.600ppm
0 ～ 0.600ppm
0.005ppm
0.100ppm
0.200ppm
0.100ppm
关闭0.600ppm
10℃ ～ +40℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

10℃ ～ +40℃

连续环境
临时环境
（约 15 分钟）20 ～ 90%RH

30 ～ 80%RH

30 ～ 80%RH

30 ～ 80%RH

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）
响应时间（T90）

指示值±20%9 秒（typical）±7.5ppm 以内
19 秒（typical）±0.15ppm 以内
53 秒（typical）±0.06ppm 以内
10 秒（typical）

项目

检测对象
气体

传感器型号
防爆规格
显示范围
检测量程
分辨率

警报
设定值

使用温度
范围
使用湿度
范围

第一警报
第二警报
TWA
STEL
OVER
连续环境
临时环境
（约 15 分钟）

氯化氢
HCl

二氧化硫
SO2

氰化氢
HCN※

ESF-A24E2
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

ESF-A24D4
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

ESF-A24D

0 ～ 6.00ppm
0 ～ 6.00ppm
0.05ppm
2.00ppm
4.00ppm关闭关闭
6.00ppm
0℃ ～ +40℃

0 ～ 100.0ppm
0 ～ 100.0ppm
0.1ppm
2.0ppm
5.0ppm
2.0ppm
5.0ppm100.0ppm-20℃ ～ +50℃

0 ～ 15.0ppm
0 ～ 15.0ppm
0.1ppm
5.0ppm10.0ppm
关闭4.7ppm
15.0ppm-20℃ ～ +50℃

0℃ ～ +40℃-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

连续环境
临时环境
（约 15 分钟）20 ～ 90%RH

20 ～ 90%RH

20 ～ 90%RH

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

指示精度（相同条件下）±0.6ppm 以内±0.3ppm 以内（0 ～ 6ppm）
指示值±10%以内（6 ～ 100ppm）±1.5ppm 以内

响应时间（T90）

46 秒（typical）

21 秒（typical）

33 秒（typical）

项目

检测对象
气体

传感器型号
防爆规格
显示范围
检测量程
分辨率

警报
设定值

使用温度
范围
使用湿度
范围

第一警报
第二警报
TWA
STEL
OVER
连续环境
临时环境
（约 15 分钟）

※ 不提供 ATEX/IECEx 规格的产品。此外，由于出口管制而无法出口到海外时不可配备。

166/203

Japan Ex 规格

11. 产品规格

11-2 传感器的规格

注意• 电解液中使用硫酸。请勿进行拆解等处理。
• 安装朝向错误就无法运行。如果强行安装，可能会损坏传感器、主机。也可能导致传感器故障。
• 测量可能存在高浓度硫化氢（H2S）的场所时，请在 H2S 高浓度测量模式下测量。
• 测量硫化氢浓度时，请事先在 H2S 高浓度测量模式下确认硫化氢浓度低于 100ppm，然后在 H2S 低浓度测量模式下测量可燃性气体浓度及氧气浓度。
如果在 H2S 低浓度测量模式下吸入了高浓度硫化氢（H2S），可能会引发可燃性气体传感器（新型陶瓷式）、一氧化碳传感器和低浓度硫化氢传感器故障。
＜ESF-C930/ESF-B249＞• 如果接触了硫化氢（H2S），灵敏度会短时降低。

注记 上表中所述的警报设定值可以变更（也包括设定为“关闭”时）。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

167/20311. 产品规格

11-2 传感器的规格

11-2-5 VOC 传感器＜光电离式（PID）＞
项目

检测对象气体

传感器型号
光电离能
防爆规格
显示范围
检测量程
分辨率
第一警报
第二警报
警报
TWA
设定值
STEL
OVER
连续环境
使用温度
临时环境
范围
（约 15 分钟）
连续环境
使用湿度
临时环境
范围
（约 15 分钟）
指示精度（相同条件下）
响应时间（T90）

挥发性有机化合物
VOC

挥发性有机化合物
VOC

挥发性有机化合物
VOC

PIF-001
10.6eV
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

PIF-00210.6eV
Japan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

PIF-00310.0 eVJapan Ex 规格及
ATEX/IECEx 规格

0 ～ 40000ppb
0 ～ 4000ppm
0 ～ 100.0ppm
0 ～ 40000ppb
0 ～ 4000ppm
0 ～ 100.0ppm
1ppb（0 ～ 4000ppb） 0.1ppm（0 ～ 400.0ppm） 0.01ppm（0 ～ 10.00ppm）
10ppb（4000 ～1ppm（400.0 ～0.1ppm（10.00 ～40000ppb）
4000ppm）
100.0ppm）
5000ppb400.0ppm
5.00ppm
10000ppb
1000ppm
10.0ppm
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
40000ppb
4000ppm
100.0ppm-20℃ ～ +50℃
-20℃ ～ +50℃
-20℃ ～ +50℃
-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

-40℃ ～ +60℃

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

10 ～ 90%RH

95%RH 以下

95%RH 以下

95%RH 以下

±2500ppb 以内
30 秒以内±180ppm 以内
30 秒以内±5ppm 以内
30 秒以内注意• 如果 VOC 传感器吸入了高浓度的甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）等气体，浓度显示部会显示［- - - -］，指示灯闪烁且蜂鸣器鸣响，可能会短时无法测量。
请注意，在存在这些气体的环境中，即使浓度显示部没有显示［- - - -］，也可能无法准确测量 VOC 浓度。
此外，即使 VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］，VOC 传感器以外的不受影响的传感器仍然可以继续测量。
＜VOC 传感器的浓度显示部显示［- - - -］的干扰气体示例＞
干扰气体名称浓度甲烷（CH4）

6vol%以上

乙烷（C2H6）

80vol%以上

丙烷（C3H8）

90vol%以上

注记 上表中所述的警报设定值可以变更（也包括设定为“关闭”时）。
（参阅“7-3-1 设定警报点”）

168/20312. 附录12-1 数据记录器功能12附录
12-1 数据记录器功能本仪器具备数据记录器功能，可以记录测量结果，以及气体警报、故障警报、气体调整等各种事件。

注记 需要使用另售的数据记录器管理程序来确认用数据记录器功能记录的数据。详情请洽询本公司营业所。

数据记录器的功能有 5 种。

（1）间隔趋势
记录自开始测量至切断电源期间的测量浓度的变化。
警报类型为 H-HH 或 L-LL 时记录平均值、最大值、最大值发生时间，为 L-H 时记录平均值、最小值、最小值发生时间。
记录最新的 3600 条数据。
如果超过了 3600 条，将删除最旧的数据，记录最新的数据。
但是，即使不到 3600 条，超过最大记录时间时，也将删除最老的数据。
相对于间隔时间，最大记录时间如下所示。
间隔时间

10 秒

20 秒

30 秒

1 分钟

3 分钟

5 分钟

10 分钟

最大记录时间

10 小时

20 小时

30 小时

60 小时

180 小时

300 小时

600 小时

标准的间隔时间为 5 分钟。
间隔时间可以使用另售的数据记录器管理程序进行设定。

（2）警报趋势
发出警报的同时，以发报时间为中心记录前后 30 分钟（合计 1 小时）的测量浓度值的变化。
在警报趋势中，以 5 秒为周期获取 5 秒内的峰值（警报类型为 H-HH 时取最大值，为 L-H 或 L-LL 时取最小值）并进行记录。
记录最新的 8 条数据。
如果超过了 8 条，将删除最旧的数据，记录最新的数据。

（3）警报事件发出警报时作为事件进行记录。
记录警报发出时间、检测对象气体和警报事件的类型。
从最新的事件开始最多记录过去 100 个事件。
如果超过了 100 条，将删除最旧数据，记录最新的数据。

169/20312. 附录12-1 数据记录器功能（4）故障事件
发生故障时作为事件进行记录。
记录故障发生时间及检测对象气体、主机的仪器信息、故障事件的类型。
从最新的事件开始最多记录过去 100 个事件。
如果超过了 100 条，将删除最旧的数据，记录最新的数据。

(5)调整记录
记录实施调整时的数据。
记录调整时间及调整前后的浓度值。
从最新的调整记录开始记录过去 100 次的数据。
如果超过了 100 次，将删除最旧数据，记录最新的数据。

注记 接通电源后，如果在显示时间或电池电压时检测到 USB 连接，将会转移到通信模式。此外，在显示启动时的时间或电池电压时同时按下 RESET/▼按钮和 DISP/ESC 按钮，可以转移到通信模式。
 在通信模式下经过一定时间通信未连接成功时，发出故障警报。此时，请重新进行通信连接或切断本仪

器的电源。

170/20312. 附录12-2 100%LEL 换算表

12-2 100%LEL 换算表显示 100%LEL 值与 ppm 值的基准值换算表。Japan Ex 规格和 ATEX/IECEx 规格下，各种气体的 100%LEL值为标准值(STANDARD)。
STANDARD

IEC

ISO

甲烷

CH4

50000ppm※2

44000ppm

44000ppm

异丁烷HC(i-C4H10)

18000ppm※3

13000ppm

15000ppm

氢

H240000ppm※2

40000ppm

40000ppm

甲醇

CH3OH

55000ppm※1

60000ppm

60000ppm

乙炔

C2H2

15000ppm※1

23000ppm

23000ppm

乙烯

C2H4

27000ppm※2

23000ppm

24000ppm

乙烷

C2H6

30000ppm※2

24000ppm

24000ppm

乙醇

C2H5OH

33000ppm※2

31000ppm

31000ppm

丙烯

C3H6

20000ppm※2

20000ppm

18000ppm

丙酮

C3H6O

21500ppm※1

25000ppm

25000ppm

丙烷

C3H8

20000ppm※1

17000ppm

17000ppm

丁二烯

C4H6

11000ppm※1

14000ppm

14000ppm

环戊烷

C5H10

14000ppm※414000ppm

14000ppm

苯C6H6

12000ppm※1

12000ppm

12000ppm

正己烷

n-C6H1412000ppm※1

10000ppm

10000ppm

甲苯

C7H8

12000ppm※2

10000ppm

10000ppm

正庚烷n-C7H1611000ppm※2

8500ppm

8000ppm

二甲苯

C8H10

10000ppm※2

10000ppm

10000ppm

正壬烷

n-C9H20

7000ppm※57000ppm

7000ppm

醋酸乙酯

EtAc

21000ppm※1

20000ppm

20000ppm

异丙醇

IPA

20000ppm※2

20000ppm

20000ppm

甲乙酮MEK

18000ppm※2

15000ppm

15000ppm

甲基丙烯酸甲酯

MMA

17000ppm※2

17000ppm

17000ppm

二甲醚

DME

30000ppm※1

27000ppm

27000ppm

甲基异丁基酮

MIBK

12000ppm※312000ppm

12000ppm

四氢呋喃

THF

20000ppm※2

15000ppm

15000ppm

正戊烷n-C5H1215000ppm※211000ppm

11000ppm

气体种类※1 工厂电气防爆指南（NIIS/1985）※2 工厂电气防爆指南（NIIS/2006）※3 工业安全研究所技术指南（NIIS/1994）※4 化学品安全管理数据手册（化学工业日报社）※5 产品安全数据表（荣进化学株式会社）

171/20312. 附录12-3 零抑制功能12-3 零抑制功能
气体传感器在某些使用环境下受温湿度的影响。此外，还在一定程度上受检测对象气体干扰的影响。由于环境、干扰对本仪器的影响，指示值可能会在零附近波动。
零抑制功能是一种抑制零附近指示值波动通知的功能。忽略（抑制）低于设定值的指示值波动，显示为零（氧气传感器为 20.9%）。

注记 初始设定为启动。设定为关闭时，请参阅另售的设定程序 MT-9000Series 和操作说明书实施。如已设定

为关闭，由于传感器特性引发的输出波动，可能会出现指示值摆动。
 即使零抑制的设定为启动，在测量模式、显示器模式以外，零抑制功能不启用。
 从零到下表所示的负抑制值的指示值将被忽略。从负抑制值到 M OVER 值的真值会显示，但在此状态下无法进行准确测量，因此请实施空气调整。关于 M OVER 值，请参阅“4-2 气体警报点”。

零抑制值的设定值如下所示。
＜R 传感器＞传感器检测对象气体ESR-X13P

氧（O2）ESR-A13i
ESR-A13P＜F 传感器＞
传感器
NCF-6322P

TEF-7520P
IRF-4341
IRF-4345
IRF-4443
ESF-A24R2
ESF-B242
ESF-C930
ESF-B249
ESF-A24E2
ESF-A24D4
ESF-A24D（Japan Ex 规格）
PIF-001

抑制值
20.9% ± 0.5%
（20.4 ～ 21.4%）

抑制类型

负抑制值

负抑制类型

切断空气

-0.5 ％

切断

0.3ppm切断-1.5ppm

切断

2ppm

切断

-25ppm

切断

抑制值

抑制类型

负抑制值

负抑制类型

2 ～ 5%LEL

平滑-5%LEL

切断

0.9vol%切断-5.0vol%

切断

无
无
无

无
无
无

-5%LEL-5%LEL-1vol%

切断
切断
切断

20ppm

切断

- 50ppm

切断10.0ppm
0.09ppm
0.035ppm
0.35ppm
0.4ppm

切断
切断
切断
切断
切断

- 5.0ppm- 0.08ppm- 0.030ppm- 0.30ppm- 5.0ppm

切断
切断
切断
切断
切断

氰化氢（HCN）

0.9ppm切断- 0.8ppm

切断

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）

无无-20ppm

切断

硫化氢（H2S）（低浓度）
一氧化碳（CO）

检测对象气体甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）乙炔（C2H2）
甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
氢（H2）甲烷（CH4）
异丁烷（HC(i-C4H10)）
二氧化碳（CO2）
硫化氢（H2S）（高浓度）
氨（NH3）
氯（Cl2）
臭氧（O3）
氯化氢（HCl）
二氧化硫（SO2）

172/20312. 附录12-4 零位跟踪功能传感器
PIF-002
PIF-003检测对象气体挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）
挥发性有机化合物（VOC、10.0eV、ppm）

抑制值

抑制类型

负抑制值

负抑制类型

无

无

-2000ppm

切断无无-50ppm

切断12-4 零位跟踪功能在本仪器中使用的传感器，可能因长期使用而产生零点波动。
零位追踪功能是稳定零点的功能，调整零点指示值随时间经过而产生的波动。
可燃性气体传感器

接通电源时如果发生了低于规定值的输出波动，将会追踪传感器输出，将该值视为零位。

可燃性气体传感器以外的传感器

接通电源时如果传感器输出连续低于零位，将会追踪传感器输出，将该值视为零位。

※ 接通电源后，零位追踪功能启用。

注记 初始设定为启动。设定为关闭时，请参阅另售的设定程序 MT-9000Series 和操作说明书实施。如已设定

为关闭，由于传感器特性引发的输出波动，可能会出现零点摆动。
 如为氧气传感器，则零位追踪功能禁用。

173/20312. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
挥发性有机化合物（VOC）的浓度显示通常为异丁烷（C4H8），但是可以替换为事先登记的气体并显示浓度。
关于设定方法，请参阅“6-4-3 选择挥发性有机化合物（VOC）的替换气体种类”。
换算系数（10.6eV/10.0eV）栏内标记有“-”的气体种类，使用 VOC 传感器（10.6eV/10.0eV）无法测量。
气体名称（显示名称）
Acetaldehyde
Acetamide
Acetic acidAcetic anhydride
Acetoin
AcetoneAcetone cyanohydrin
Acetophenone
Acetyl bromide
Acetylene
Acetylglycine, NAcrolein
Acrylic Acid
Acrylonitrile
Alkanes, n-, C6+
Allyl acetoacetate
Allyl alcohol
Allyl bromide
Allyl chloride
Allyl glycidyl ether
Allyl propyl disulfide
Ammonia
Amyl acetate
Amyl alcohol
Amyl alcohol, tertAnethole
AnilineAnisoleAnisyl aldehyde

气体名称（日文名）

分子式
C2H4O
C2H5NOC2H4O2C4H6O3C4H8O2C3H6O
C4H7NO
C8H8O
C2H3BrO
C2H2
C4H7NO3C3H4O
C3H4O2C3H3N
CnH2n+2
C7H10O3C3H6O
C3H5BrC3H5Cl
C6H10O2
C6H12S2NH3
C7H14O2
C5H12OC5H12OC10H12O
C6H7N
C7H8O
C8H8O2

乙醛
乙酰胺
乙酸
乙酸酐
乙偶姻
丙酮
苯乙酮
乙酰溴
N-乙酰甘氨酸丙烯醛丙烯酸
正构烷烃（C6 以上）
乙酰乙酸烯丙酯
丙烯醇
烯丙基溴
烯丙基氯
烯丙基缩水甘油醚
烯丙基丙基二硫醚
氨
乙酸戊酯
戊醇
叔戊醇
茴香烯
苯胺
苯甲醚
大茴香醇
174 / 203

CAS 编号
75-07-060-35-5
64-19-7
108-24-7
513-86-0
67-64-1
98-86-2
506-96-7
543-24-8
107-02-8
79-10-71118-84-9
107-18-6
106-95-6
107-05-1
106-92-3
2179-59-1
7664-41-7
628-63-7
71-41-075-85-4
104-46-1
62-53-3
100-66-3
123-11-5

换算系数（10.6eV）
3.4
2
36.2
4
1
0.7
0.6
3
2
3.2
2.7
1
1.5
2.1
3
4.5
0.8
0.4
8.5
1.8
3.5
1.5
0.4
0.48
0.5
0.4

换算系数
（10.0 eV）
1.20
4
9
10
2.8
0.8
0.59
-

12. 附录气体名称（显示名称）
ArsineAsphalt, petroleum fumes
Benzaldehyde
BenzeneBenzene thiol
Benzoic acid
Benzonitrile
Benzoquinone, oBenzoquinone, pBenzoyl bromide
Benzyl 2-phenylacetate
Benzyl acetate
Benzyl alcohol
Benzyl chloride
Benzyl formate
Benzyl isobutyrate
Benzyl nitrile
Benzyl propionate
Benzylamine
Biphenyl
BorneolBromineBromo-2,2-dimethylpropane, 1Bromo-2-chloroethane, 1Bromo-2-methylpentane, 1Bromoacetone
Bromoacetylene
Bromobenzene
Bromobutane, 1Bromobutane, 2Bromocyclohexane
Bromoethane
Bromoethanol, 2Bromoethyl methyl ether, 2-

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
AsH3

砷化氢
天然石油烟雾
苯甲醛
苯
苯硫酚
苯甲酸
苯甲腈
邻苯醌
对苯醌
苯甲酰溴
苯乙酸苄酯
乙酸苄酯
苯甲醇
氯化苄
甲酸苄酯
异丁酸苄酯
苄基腈
丙酸苄酯
苄胺
联苯
冰片
溴
1-溴-2,2-二甲基丙烷
1-溴-2-氯乙烷
1-溴-2-甲基戊烷
溴丙酮
溴乙炔
溴苯
1-溴丁烷
2-溴丁烷
溴环己烷
溴乙烷
溴乙醇
2-溴乙基甲基醚

C7H6O
C6H6
C6H5SHC7H6O2C7H5N
C6H4O2C6H4O2
C7H5BrO
C15H14O2
C9H10O2C7H8O
C7H7ClC8H8O2
C11H14O2
C8H7N
C10H12O2
C7H9N
C12H10
C10H18O
Br2
C5H11BrC2H4BrCl
C6H13BrC3H5BrO
C2HBr
C6H5BrC4H9BrC4H9BrC6H11BrC2H5BrC2H5BrO
C3H7BrO
175 / 203

CAS 编号
7784-42-1
8052-42-4
100-52-7
71-43-2
108-98-5
65-85-0
100-47-0
583-63-1
106-51-4
618-32-6
102-16-9
140-11-4
100-51-6
100-44-7
104-57-4
103-28-6
140-29-4
122-63-4
100-46-9
92-52-4
507-70-07726-95-6
630-17-1
107-04-025346-33-2
598-31-2
593-61-3
108-86-1
109-65-9
78-76-2
108-85-0
74-96-4
540-51-2
6482-24-2

换算系数（10.6eV）
2.5
1
0.9
0.46
0.7
0.7
0.7
1
1
2
0.5
0.6
1.3
0.48
0.8
0.5
1
0.5
0.6
0.4
0.8
15
2
8
2
1
4
0.3
1
1.5
3
5
2
2.5

换算系数
（10.0 eV）
0.9
0.54
0.8
0.8
1.6
0.7
0.6
0.32
14
1.6
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Bromoform
Bromopentane, 1Bromopropane, 1Bromopyridine, 3Bromopyridine, 4Bromotrimethylsilane
But-2-ynal
But-3-ynal
Butadiene diepoxide, 1,3Butadiene, 1,3Butane, nButanedione, 2,3Butanoic acid
Butanol, 1Butanol, 2Buten-3-ol, 1Butene, 1Butene, 2Butene, cis-2Butene, trans-2Butenoic acid, 3Butoxyethanol, 2Butoxyethoxyethanol
Butoxyethylacetate, 2Butyl acetate
Butyl acetate, secButyl acetate, tertButyl acrylate
Butyl butyrate
Butyl chloroformate
Butyl cyclohexan-1-ol, 4- tertButyl cyclohexyl acetate, 2- tertButyl ether, nButyl glycidyl ether

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
CHBr3
C5H11BrC3H7BrC5H4BrN
C5H4BrN
C3H9BrSi
C4H4O
C4H4O
C4H6O2C4H6
C4H10
C4H6O2C4H8O2
C4H10OC4H10O
C4H8O
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H6O2
C6H14O2
C8H18O3
C8H16O3
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C7H12O2
C8H16O2
C5H9ClO2
C10H20OC12H22O2
C8H18OC7H14O2

三溴甲烷
1-溴戊烷
1-溴丙烷
3-溴吡啶
4-溴吡啶
溴三甲基硅烷
2-布丁醛
3-布丁醛
1,3-丁二烯二环氧化合物丁二烯正丁烷
2,3-丁二酮丁酸
正丁醇2-丁醇1-丁烯-3-醇1-丁烯
2-丁烯
顺-2-丁烯
反式 2-丁烯丁烯酸
乙二醇一丁醚
二乙二醇丁醚
乙二醇丁醚醋酸酯
乙酸丁酯
醋酸仲丁酯
乙酸叔丁酯
丙烯酸正丁酯
丁酸丁酯氯甲酸丁酯
4-叔丁基环己醇
2-叔丁基环己基乙酸酯
正丁基醚
丁基缩水甘油醚
176 / 203

CAS 编号
75-25-2
110-53-2
106-94-5
626-55-1
1120-87-2
2857-97-8
1119-19-3
52844-23-2
1464-53-5
106-99-0
106-97-8
431-03-8
107-92-6
71-36-3
78-92-2
598-32-3
106-98-9
107-01-7
590-18-1
624-64-6
107-93-7
111-76-2
112-34-5
112-07-2
123-86-4
105-46-4
540-88-5
141-32-2
109-21-7
592-34-7
98-52-2
88-41-5
142-96-1
2426-08-6

换算系数（10.6eV）
2.8
2
1.3
2
2
2
3
1.5
4
0.8
44
0.4
5
4
3.0
1.2
1.5
1.3
1.3
1.3
2
1.1
1.0
3
2.4
2.4
2
1.5
1.8
3.2
1.4
0.8
0.7
2

换算系数
（10.0 eV）
3.5
70
0.8
0.87
25
8
3
12
5.5
1.65
1.10
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）

气体名称（日文名）

Butyl iodide
Butyl isocyanate
Butyl lactate
Butyl mercaptan, nButyl mercaptan, tertButyl methacrylate
Butyl propionate, nButylamine, nButylamine, secButylamine, tertButylbenzene
Butylbenzene, secButylbenzene, tertButylene carbonate, 1,2Butylphenol, o-secButyn-1-ol, 2Butyn-2-one
Butyraldehyde
Butyrolactone, gammaButyronitrile
Butyryl chloride
Camphene
Camphor
Carbon disulfide
Carbon suboxide
Carbon tetrabromide
Carbon tetrachloride
Carbonyl sulfide
CareneCarvacrol丁基碘异氰酸正丁酯
乳酸丁酯
正丁基硫醇
叔丁基硫醇
甲基丙烯酸正丁酯
丙酸丁酯
一丁胺
仲丁胺
叔丁胺
丁基苯
仲丁基苯
叔丁基苯
1,2-碳酸丁酯邻仲丁基苯酚
2-丁炔-1-醇3-丁炔-2-酮
正丁醛
γ-丁内酯

分子式

CAS 编号

换算系数（10.6eV）
1
2.5
2.5
0.5
0.4
1
1.8
1
0.9
0.9
0.5
0.4
0.4
2
0.9
1.5
3
1.6
15
3
0.5
0.4
1.4
10
3
0.5
0.8

换算系数
（10.0 eV）
4
1.5
0.45
0.4
0.4
1.9
0.4
1.3
-

542-69-8
111-36-4
138-22-7
109-79-5
75-66-1
97-88-1
590-01-2
109-73-9
513-49-5
75-64-9
104-51-8
135-98-8
98-06-64437-85-8
89-72-5
764-01-2
1423-60-5
123-72-8
96-48-0(+)-3-蒈烯香芹酚

C4H9I
C5H9NOC7H14O3
C4H10S
C4H10SC8H14O2
C7H14O2
C4H11N
C4H11N
C4H11N
C10H14
C10H14
C10H14C5H8O3
C10H14O
C4H6O
C4H4O
C4H8O
C4H6O2C4H7N
C4H7ClO
C10H16
C10H16O
CS2
C3O2
CBr4
CCl4
COS
C10H16
C10H14O

Carvone, R-ℓ-香芹酮

C10H14O

6485-40-1

1

1.5

Caryophyllene
Chloramine
Chlorine

石竹烯氯胺

C15H24ClH2N
Cl213877-93-5
10599-90-3

0.4
2
-

-

丁酰氯
(±) 莰烯
(±) 樟脑
二硫化碳
低氧化碳
四溴化碳

177 / 203

141-75-3
565-00-4
76-22-2
75-15-0504-64-3
558-13-4

13466-78-9
499-75-2

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Chloro-1,1-difluoroethene, 2Chloro-1-fluoroethane, 1Chloro-2-fluoroethane, 1Chloro-2-propanone, 1Chloroacetaldehyde
Chlorobenzene
Chlorobutane, 1Chlorobutane, 2Chlorocyclohexane
Chloroethyl methyl ether, 2Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Chloromethoxyethane
Chloroprene
Chloropyridine, 2Chlorostyrene, oChlorotoluene, mChlorotoluene, oChlorotoluene, pChlorotrifluoroethylene
Cinnamic aldehyde
Cinnamyl acetate
Cinnamyl alcohol
CitralCitronellal
Citronellol
Citronellol acetate
Citronellol formate
Citronellyl isobutyrate
Coumarin
Creosote
Cresol, mCresol, oCresol, p-气体名称（日文名）

分子式
C2HClF2C2H4ClF
C2H4ClF
C3H5ClO
C2H3ClO
C6H5ClC4H9ClC4H9Cl
C6H11Cl
C3H7ClO
C2H5ClCHCl3
CH3Cl
C3H7ClO
C4H5ClC5H4ClN
C8H7ClC7H7ClC7H7ClC7H7ClC2ClF3
C9H8O
C11H12O2
C9H10OC10H16O
C10H18O
C10H20OC12H22O2
C11H20O2
C14H26O2
C9H6O22-氯-1,1-二氟乙烯

氯丙酮
氯乙醛
氯苯
正氯丁烷
2-氯丁烷
氯环己烷
2-氯乙基甲基醚氯甲氧基乙烷
氯丁二烯
2-氯吡啶
邻氯苯乙烯
间氯甲苯
邻氯甲苯
对氯甲苯
三氟氯乙烯
肉桂醛
乙酸肉桂酯
肉桂醇
柠檬醛
香茅醛
(±)香茅醇
醋酸香茅醇
甲酸香茅醇
异丁酸香茅酯
香豆素
杂酚油
间甲酚
邻甲酚
对甲酚

C7H8O
C7H8O
C7H8O
178 / 203

CAS 编号
359-10-4

78-95-5
107-20-0
108-90-7
109-69-3
78-86-4
542-18-7
627-42-9

3188-13-4
126-99-8
109-09-1
2039-87-4
108-41-8
95-49-8
106-43-4
79-38-9
104-55-2
21040-45-9
104-54-1
5392-40-5
106-23-026489-01-0
150-84-5
105-85-1
97-89-2
91-64-58021-39-4
108-39-4
95-48-7
106-44-5

换算系数（10.6eV）
1.5
1
3
0.36
10
8
4
2.6
4
1.3
1
0.4
0.5
0.5
0.39
1
0.4
0.4
0.4
1
0.9
1
1.5
1.5
0.9
0.4
1.0
2.2
1.1
1.1

换算系数
（10.0 eV）
0.5
20
0.3
3.4
1.5
1.5
1.5

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Cresyl acetate, pCresyl ethyl ether, pCresyl methyl ether
Crotonaldehyde
Crotonyl alcohol
CumeneCycloalkanes
Cyclobutanone
Cyclobutene
Cycloheptane
Cyclohex-2-enedione, 1,4Cyclohexane
Cyclohexanethiol
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Cyclohexene
Cyclohexyl acetate
Cyclohexylamine
Cyclooctadiene
Cyclopentadiene
Cyclopentane
Cyclopentanone
Cyclopentene
Cyclopentene-1,3-dione, 4Cyclopropylamine
Cymene, pDecahydronaphthalene
DecanalDecaneDecyne, 1Desfluorane
Diacetone alcohol
Diazine, 1,2Diazine, 1,3-

气体名称（日文名）

分子式乙酸对甲苯酯
对甲苯基乙醚
对甲苯基甲基醚
巴豆醛
巴豆醇
异丙苯
环烷烃
环丁酮
环丁烯
环庚烷
2-环己烯-1,4-二酮
环己烷
环己硫醇
环己醇
环己酮
环己烯
乙酸环己酯
环己胺
环辛二烯
环戊二烯
环戊烷
环戊酮
环戊烯
1,4-环戊烯-1,3-二酮
环丙胺
对伞花烯
十氢萘
正癸醛
正癸烷
1-癸炔
双丙酮醇
1,2-二嗪
1,3-二嗪
179 / 203

CAS 编号

C9H10O2
C9H12OC8H10O
C4H6O
C4H8O
C9H12

140-39-6
622-60-6
104-93-8
4170-30-3
6117-91-5
98-82-8

C4H6O
C4H6
C7H14
C6H6O2
C6H12
C6H12SC6H12OC6H10O
C6H10
C8H14O2
C6H13N
C8H12
C5H6
C5H10
C5H8O
C5H8
C5H4O2C3H7N
C10H14
C10H18
C10H20OC10H22
C10H18C3H2F6O
C6H12O2C4H4N2C4H4N21191-95-3
822-35-5
291-64-5
4505-38-8
110-82-7
1569-69-3
108-93-0
108-94-1
110-83-8
622-45-7
108-91-829965-97-7
542-92-7
287-92-3
120-92-3
142-29-0
930-60-9765-30-0
99-87-6
91-17-8
112-31-2
124-18-5
764-93-2
123-42-2
289-80-5
289-95-2

换算系数（10.6eV）
1
0.8
0.8
1
0.8
0.32
1.5
1.2
3
1.1
1
1.2
0.5
2.9
1.1
0.8
1.2
1
1
0.8
12.0
0.7
1.5
1
0.8
0.35
0.9
0.9
0.9
1.3
0.8
3
3

换算系数
（10.0 eV）
3.3
2.7
1.20
1.4
0.9
1.0
140
1.7
4.2
0.83
0.84
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Dibromoacetylene
Dibromochloromethane
Dibromocyclohexane, 1,2Dibromocyclopentane
Dibromodichloromethane
Dibromoethane, 1,2Dibromoethene, 1,1Dibromoethene, 1,2Dibromomethane
Dichloro-1,1-difluoroethane, 1,2Dichloro-1,2-difluoroethane, 1,2Dichloro-1,2-difluoroethene, 1,2Dichloro-1-fluoroethane, 1,1Dichloro-1-fluoroethane, 1,2Dichloro-1-propene, 2,3Dichloro-2,2,-difluoroethene, 1,1Dichloroacetylene
Dichlorobenzene, oDichlorobenzene, pDichloroethane, 1,1Dichloroethane, 1,2Dichloroethene, 1,1Dichloroethene, 1,2Dichloroethene, cis-1,2Dichloroethene, trans-1,2Dichloromethane
Dichloromethylamine
Dichloropropane, 1,2Dicyclohexylamine
Dicyclopentadiene
Diesel fuelDiethoxyethane, 1,1Diethyl carbonate
Diethyl ether
Diethyl maleate

气体名称（日文名）

分子式
C2Br2
CHBr2Cl
C6H10Br2C5H8Br2
CBr2Cl2
C2H4Br2
C2H2Br2
C2H2Br2
CH2Br2C2H2Cl2F2
C2H2Cl2F2
C2Cl2F2C2H3Cl2F
C2H3Cl2F
C3H4Cl2
C2Cl2F2
C2Cl2
C6H4Cl2
C6H4Cl2
C2H4Cl2
C2H4Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
CH2Cl2CH3Cl2N
C3H6Cl2
C12H23N
C10H12二溴乙炔
二溴氯甲烷
1,2-二溴环己烷
1,2-二溴环戊烷
二溴二氯甲烷
二溴乙烷
1,1-二溴乙烯
1,2-二溴乙烯
二溴甲烷

1,2-二氯-1,2-二氟乙烯

2,3-二氯-1-丙烯
1,1-二氯-2,2-二氟乙烯
二氯乙炔
邻二氯苯
对二氯苯

1,1-二氯乙烯
1,2-二氯乙烯
顺式 1,2-二氯乙烯
反式-1,2-二氯乙烯
二氯甲烷
二氯甲胺
二环己胺
双环戊二烯
柴油
乙缩醛
碳酸二乙酯
乙醚
马来酸二乙酯

C6H14O2
C5H10O3
C4H10OC8H12O4
180 / 203

CAS 编号
624-61-3
124-48-1
5401-62-7
33547-17-0
594-18-3
106-93-4
593-92-0
540-49-8
74-95-3

598-88-9

78-88-6
79-35-67572-29-4
95-50-1
106-46-7

75-35-4
540-59-0
156-59-2
156-60-5
75-09-2
7651-91-4
101-83-7
77-73-668334-30-5
105-57-7
105-58-8
60-29-7
141-05-9

换算系数（10.6eV）
1.5
10
3
3
4
2
1.5
1.5
1.2
2
1.4
1
5
0.5
0.5
1
0.36
0.8
0.36
39
2
0.8
0.9
0.8
0.9
1.5
0.9
2

换算系数
（10.0 eV）
0.5
0.5
0.29
1.0
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Diethyl malonate
Diethyl phthalate
Diethyl sulfate
Diethyl sulfide
Diethyl sulfone
Diethylacetylene
Diethylaminopropylamine, 3Diethylene glycol monoethyl ether
Diethylenetriamine
Diethylhydroxylamine
Diethylsilane
Diglycidyl ether
Dihydroeugenol
Dihydrojasmone
Dihydromyrcenol
Dihydroxybenzene, 1,2Dihydroxybenzene, 1,3Diiodomethane
Diisobutyl ketone
Diisobutylene
Diisopropyl ether
Diisopropylbenzene
Diketene
Dimethoxybenzene, 1,4Dimethoxyethane, 1,2Dimethoxymethane
Dimethyl carbonate
Dimethyl disulfide
Dimethyl ether
Dimethyl phthalate
Dimethyl sulfate
Dimethyl sulfoxide
Dimethylacetamide N,NDimethylacetylene

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
C7H12O4
C12H14O4
C4H10SO4
C4H10S
C4H10O2S
C6H10
C7H18N2
C6H14O3
C4H13N3
C4H11NOC4H12Si
C6H10O3
C10H14O2
C11H18O
C10H20OC6H6O2C6H6O2
CH2I2
C9H18O
C8H16
C6H14OC12H18C4H4O2
C8H10O2
C4H10O2C3H8O2C3H6O3C2H6S2C2H6O
C10H10O4
C2H6O4S
C2H6OS
C4H9NO
C4H6

丙二酸二乙酯
邻苯二甲酸二乙酯
硫酸二乙酯
二乙硫醚
二乙基砜
二乙基乙炔
3-二乙氨基丙胺
二甘醇单乙醚
二乙烯三胺
二乙基羟胺
二乙基硅烷
二缩水甘油醚
二氢丁香酚
二氢茉莉酮
二氢月桂烯醇
儿茶酚
间苯二酚
二碘甲烷
二异丁基酮
2,4,4-三甲基戊烯-1
异丙醚
二异丙苯
双烯酮
对二甲氧基苯
乙二醇二甲醚
二甲氧基甲烷
碳酸二甲酯
二甲基二硫醚
二甲醚
邻苯二甲酸二甲酯
二甲基亚砜
N,N-二甲基乙酰胺
2-丁炔
181 / 203

CAS 编号
105-53-3
84-66-2
64-67-5352-93-2
597-35-3
928-49-4
104-78-9
111-90-0
111-40-03710-84-7
542-91-6
2238-07-5
2785-87-7
1128-08-1
18479-58-8
120-80-9
108-46-3
75-11-6
108-83-8
107-39-1
108-20-3
25321-09-9
674-82-8
150-78-7
110-71-4
109-87-5
616-38-6
624-92-0
115-10-6
131-11-3
67-68-5
127-19-5
503-17-3

换算系数（10.6eV）
4.0
1
3
0.6
2
2
1.2
0.6
0.9
2
2
3
0.4
0.6
0.8
1
1
1.2
0.8
0.6
0.7
0.4
2.2
1.3
1.2
1.4
2.0
0.2
1.3
1
1
1.3
1

换算系数
（10.0 eV）
0.5
3
1.5
0.7
0.9
0.95
1.2
13
32
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Dimethylaminoethanol, 2Dimethylaniline, NNDimethylboron bromide
Dimethylbutyl acetate
Dimethylbutyl acetate, 1,3Dimethylcycloheptane, 1,2Dimethylcyclohexane,1,2Dimethylcyclopentane
Dimethylethylamine, NNDimethylformamide
Dimethylhydrazine, 1,1Dimethyloctan-1-ol, 3,7Dimethyloctan-3-ol, 3,7Dimethylpentane, 2,4Dimethylsilane
Dimethylthiophosphoryl chloride
Di-n-butylamine
Di-n-propylamine
Dioxane, 1,4Dioxolane
Dipentene
Diphenyl ether
Dipropyl ether
Dipropylene glycol
Disilane
Disulfur dibromide
Di-tert-butyl-p-cresol
Divinylbenzene
Divinylbenzene, 1,3Dodecene
Epichlorohydrin
Epoxypropyl isopropyl ether, 2,3Estagole
Ethane12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
C4H11NO
C8H11NC2H6BBr
C8H16O2
C8H16O2
C9H18
C8H16
C7H14
C4H11NC3H7NOC2H8N2
C10H22O
C10H22O
C7H16
C2H8SiC2H6ClO2PS
C8H19N
C6H15NC4H8O2C3H6O2
C10H16
C12H10OC6H14OC6H14O3Si2H6
Br2S2
C15H24O
C10H10
C10H10C12H26C3H5ClO
C6H12O2
C10H12OC2H6N,N-二甲基乙醇胺
N,N-二甲基苯胺溴二甲基硼烷
乙酸 4-甲基-2-戊酯
反式 1,2-二甲基环庚烷
二甲基环己烷
1,2-二甲基环戊烷N,N-二甲基乙胺N,N-二甲基甲酰胺
二甲基肼
3,7-二甲基-1-辛醇
四氢芳樟醇
2,4-二甲基戊烷
二甲基硅烷
二甲硫基磷酰氯
二丁胺
二正丙胺
二恶烷
1,3-二氧戊环
d-柠檬烯
二苯醚
二丙醚
二丙二醇
乙硅烷
二溴化二硫
2,6-二叔丁基对甲酚
二乙烯基苯
1,3-二乙烯基苯
正十二烯
环氧氯丙烷
异丙基缩水甘油醚
4-烯丙苯甲醚

182 / 203

CAS 编号
108-01-0
121-69-7
5158-50-9
108-84-913151-50-3
583-57-3
1192-18-3
598-56-1
68-12-2
57-14-7
106-21-8
78-69-3
108-08-7
1111-74-6
2524-03-0
111-92-2
142-84-7
123-91-1
646-06-0
138-86-3
101-84-8
111-43-3
110-98-5
1590-87-0
13172-31-1
128-37-0
1321-74-0
108-57-6
112-40-3
106-89-8
4016-14-2
140-67-0

换算系数（10.6eV）
1.5
0.6
4
1.6
1.3
0.8
1.2
3
0.8
1
1.2
1.2
1.0
2
1
0.9
1
1.5
1.8
0.9
0.8
0.8
4
2
1.5
0.3
0.4
0.3
0.8
3.4
1.1
0.7
-

换算系数
（10.0 eV）
0.5
0.9
1.7
1.1
4
1.5
1.7
4.5
0.8
1.7
0.4
0.25
30
1.1
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Ethanol
Ethanolamine
Ethoxy-2-methylpropane, 1Ethoxy-2-propanol, 1Ethoxy-butane, 2Ethoxyethanol, 2Ethoxyethyl acetate, 2Ethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Ethyl 2-methylbutyrate
Ethyl acetate
Ethyl acetoacetate
Ethyl acrylate
Ethyl benzoate
Ethyl butyrate
Ethyl chloroformate
Ethyl cyanoacrylate
Ethyl decanoate
Ethyl formate
Ethyl hexanoate
Ethyl hexanol, 2Ethyl hexyl acrylate, 2Ethyl iodide
Ethyl isopropyl ketone
Ethyl lactate
Ethyl mercaptan
Ethyl methacrylate
Ethyl methyl carbonate
Ethyl morpholine, 4Ethyl octanoate
Ethyl perfluorobutyl ether
Ethyl phenyl acetate
Ethyl propanoate
Ethyl propionate
Ethyl tert-butyl ether

气体名称（日文名）

分子式
C2H6O
C2H7NOC6H14OC5H12O2
C6H14OC4H10O2
C6H12O3C4H7F3OC7H14O2C4H8O2
C6H10O3C5H8O2
C9H10O2
C6H12O2C3H5O2Cl
C6H7O2N
C12H24O2
C3H6O2
C8H16O2
C8H18OC11H20O2
C2H5I
C6H12OC5H10O3C2H6S
C6H10O2C4H8O3
C6H13NO
C10H20O2
C6H5F9O
C10H12O2
C5H10O2
C5H10O2
C6H14O乙醇单乙醇胺
1-乙氧基-2-甲基丙烷丙二醇单乙醚
2-乙氧基丁烷乙二醇单乙醚
乙二醇单乙醚乙酸酯
2,2,2-三氟乙基乙基醚
DL-2-甲基丁酸乙酯醋酸乙酯
乙酰乙酸乙酯
丙烯酸乙酯
苯甲酸乙酯
丁酸乙酯
氯碳酸乙酯
2-氰基丙烯酸乙酯
癸酸乙酯
甲酸乙酯
己酸乙酯
2-乙基己醇
丙烯酸-2-乙基己酯
乙基碘
2-甲基-3-戊酮
乳酸乙酯乙硫醇
甲基丙烯酸乙酯碳酸甲乙酯
N-乙基吗啉
辛酸乙酯
苯乙酸乙酯
丙酸乙酯
乙基叔丁基醚
183 / 203

CAS 编号
64-17-5
141-43-5
627-02-1
1569-02-4
19316-73-5
110-80-5
111-15-9461-24-5
7452-79-1
141-78-6
141-97-9
140-88-5
93-89-0
105-54-4
541-41-3
7085-85-0
110-38-3
109-94-4
123-66-0
104-76-7
103-11-7
75-03-6565-69-5
97-64-3
75-08-1
97-63-2
623-53-0
100-74-3
106-32-1
101-97-3
105-37-3
637-92-3

换算系数（10.6eV）
8.7
3
0.8
2
0.8
2
3
5
2
3.6
3
2
0.9
1
83
1.5
1.8
29.8
2.6
1.5
1
1.2
0.8
3
0.56
1.5
1.5
0.6
2.3
1.2
2
0.6

换算系数
（10.0 eV）
5
1.8
40
15
3.3
3.3
0.30
5
0.55
1.6
6
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Ethyl-2-methyl benzene, 1Ethyl-3-ethoxypropionate
Ethylacetylene
Ethylamine
Ethylbenzene
Ethylcyclohexane
Ethylene
Ethylene carbonate
Ethylene cyanohydrin
Ethylene glycol
Ethylene glycol diacetate
Ethylene glycol monopropyl ether
Ethylene oxide
Ethylenediamine
Ethyleneimine
Ethylhexanal, 2Ethylhexanoic acid, 2Ethylhexenal, 2Eucalyptol
Eugenol
Eugenol methyl ether
Fenchol
Ferrocene
Fluoro-2-propanone, 1Fluorobenzene
Fluorobenzoic acid, 4Formamide
Formaldehyde
Formic acid
Furan
FurfuralFurfuryl alcohol
Furfuryl mercaptan
Gasoline

气体名称（日文名）

分子式
C9H12
C7H14O3
C4H6
C2H7N
C8H10
C8H16
C2H4
C3H4O3C3H5NOC2H6O2
C6H10O4
C5H12O2
C2H4O
C2H8N2C2H5N
C8H16OC8H16O2
C8H14OC10H18O
C10H12O2
C11H14O2
C10H18O
C10H10Fe
C3H5FO
C6H5F
C7H5FO2
CH3ON
CH2O
CH2O2
C4H4O
C5H4O2C5H6O2C5H6OS

2-乙基甲苯
3-乙氧基丙酸乙酯
乙基乙炔
单乙胺
乙苯
乙基环己烷
乙烯
碳酸亚乙酯
乙二醇
乙二醇二乙酸酯2-丙氧基乙醇
氧化乙烯
乙二胺
乙烯亚胺
2-乙基己醛
2-乙基己酸
2-乙基己醇
1,8-桉树脑
丁子香酚
甲基丁子香酚
苯甲醇二茂铁
氟苯
4-氟苯甲酸
甲酰胺

呋喃
糠醛
糠醇
糠硫醇
汽油

184 / 203

CAS 编号
611-14-3
763-69-9
107-00-6
75-04-7
100-41-4
1678-91-7
74-85-1
96-49-1
107-21-1
111-55-7
2807-30-9
75-21-8
107-15-3
151-56-4
123-05-7
149-57-5
645-62-5
470-82-6
97-53-0
93-15-2
1632-73-1
102-54-5
462-06-6
456-22-4
75-12-7

110-00-9
98-01-1
98-00-0
98-02-2
8006-61-9

换算系数（10.6eV）
0.45
3
3
1
0.5
1
8
3
20
4
3
15
0.8
2
1.5
2.0
1.3
0.6
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
2
2
0.4
0.82
2
0.5
0.8

换算系数
（10.0 eV）
0.5
0.6
1.3
9
10
16
0.83
1

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Geranial
Geraniol
Geranyl acetate
GermaneGlutaraldehyde
GlycidolGlycidyl methacrylate
Glycolaldehyde
GlyoxalGuaiacolHalothane
Heptan-2-one
Heptan-3-one
HeptaneHeptanol
Heptene, 1Heptylcyclopentan-1-one, 2Heptyne, 1Hex-1-en-3-ol
Hexachlorodisilane
Hexachloroethane
Hexafluoropropylene
Hexamethyldisilazane, 1,1,1,3,3,3-.
Hexamethyldisiloxane
Hexamethylene diisocyanate
Hexan-2-one
HexaneHexanoic acid
Hexanol
Hexene, 1Hexenyl acetate, cis-3Hexenyl butyrate, cis-3Hexylaldehyde
Hydrazine

气体名称（日文名）

分子式
C10H16O
C10H18OC12H20O2
GeH4
C5H8O2C3H6O2
C7H10O3C2H4O2C2H2O2C7H8O2
CF3CHBrCl
C7H14OC7H14O
C7H16
C7H16O
C7H14
C12H22O
C7H12
C6H12O
Cl6Si2C2Cl6
C3F6
C6H19NSi2
C6H18OSi2
C8H12N2O2
C6H12O
C6H14
C6H12O2
C6H14O
C6H12
C8H14O2
C10H18O2
C6H12O
H4N2

香叶草
香叶醇
乙酸香叶酯
锗烷
戊二醛
甲基丙烯酸缩水甘油酯
羟基乙醛
乙二醛
愈创木酚
2-庚酮
3-庚酮
正庚烷
庚醇
1-庚烯
2-庚基环戊酮1-庚烷1-己烯-3-醇六氯乙硅烷

六甲基二硅氮烷
六甲基二硅氧烷
六亚甲基二异氰酸酯
甲基正丁基酮
正己烷
正己酸
正己醇
1-己烯
顺乙酸-3-己烯酯顺式-丁酸-3-己烯酯己醛联氨185 / 203

CAS 编号
141-27-5
106-24-1
105-87-3
7782-65-2
111-30-8
106-91-2
141-46-8
107-22-2
90-05-1
110-43-0
106-35-4
142-82-553535-33-4
592-76-7
137-03-1
628-71-7
4798-44-1
13465-77-5

999-97-3
107-46-0
822-06-0
591-78-6
110-54-3
142-62-1
111-27-3
592-41-6
3681-71-8
16491-36-4
66-25-1
302-01-2

换算系数（10.6eV）
0.6
0.7
1.2
10
0.9
1.2
5.0
1
0.8
0.7
0.8
1.6
1.7
0.9
0.8
2
0.9
8
1
0.3
1.5
0.8
2.6
3
2
0.9
1.5
1.5
0.6
3

换算系数
（10.0 eV）
0.97
0.81
11
1.1
0.7
13
7
1.1
1.2
1.8
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Hydrogen iodide
Hydrogen selenide
Hydrogen sulfide
Hydrogen telluride
Hydroxybutanal, 3Hydroxycitronellal
Hydroxyethyl acrylate
Hydroxylamine
Hydroxypropyl acrylate, 2Indene
IndoleIodineIodobenzene
Iodoethene
Iodoform
Iodomethane
Isoalkanes, C10-C13
Isoamyl acetate
Isoamyl salicilate
Isoamylene
Isobornyl acetate
Isobutane
Isobutanol
Isobutyl acetate
Isobutyl acrylate
Isobutylbenzene
Isobutylene
Isobutylene epoxide
Isobutyraldehyde
Isobutyric acid
Isodecanol
Isoeugenol
Isoflurane
Isoheptane

气体名称（日文名）

分子式
HI
H2Se
H2S
H2Te
C4H8O2
C10H20O2
C5H8O3
H3NO
C6H10O3
C9H8
C8H7N
I2
C6H5I
C2H3I
CHI3
CH3I

碘化氢
硒化氢
硫化氢
碲化氢
3-羟基丁醛羟基香茅醛
2-丙烯酸羟乙酯
羟胺
2-丙烯酸羟丙酯
茚
吲哚
碘
碘苯
碘乙烯
碘仿
甲基碘
异烷烃 (C10-C13)
乙酸异戊酯
水杨酸异戊酯
异戊烯
乙酸异冰片酯
异丁烷
异丁醇
乙酸异丁酯
丙烯酸异丁酯
异丁基苯
异丁烯
环氧异丁烯
异丁醛
异丁酸
异癸醇
异丁子香酚

C7H14O2
C12H16O3
C5H10
C12H20O2
C4H10
C4H10OC6H12O2
C7H12O2
C10H14
C4H8
C4H8O
C4H8O
C4H8O2
C10H22O
C10H12O2
C3H2ClF5O
C7H16

2-甲基己烷
186 / 203

CAS 编号
10034-85-2
7783-07-5
7783-06-4
7783-09-7
107-89-1
107-75-5
818-61-1
7803-49-8
999-61-1
95-13-6
120-72-97553-56-2
591-50-4
593-66-8
75-47-8
74-88-4
68551-17-7
123-92-2
87-20-7
513-35-9
125-12-2
75-28-5
78-83-1
110-19-0
106-63-8
538-93-2
115-11-7
558-30-5
78-84-2
79-31-225339-17-7
97-54-1
591-76-4

换算系数（10.6eV）
5
2
4
1.5
2.0
1
1.2
2
1.5
0.5
0.4
0.2
0.2
1.2
1.5
0.4
1
1.6
1
1
0.4
8
3.5
2.3
1.3
0.4
1
3
1.2
4
0.9
0.4
1.2

换算系数
（10.0 eV）
0.4
0.1
6
0.86
13
10
5
0.4
1
15
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Isojasmone
Isomenthone
Isononanal
Isononanol
Isooctane
Isooctanol
Isopentane
Isopentene
Isopentanol
Isophorone
Isophorone diisocyanate
Isoprene
Isopropanol
Isopropanolamine
Isopropoxyethanol, 2Isopropyl acetate
Isopropyl chloroformate
Isopropyl mercaptan
Isopropyl nitrite
Isopropylamine
Isopropylaminoethanol, 2Isopropylcyclohexane
Isothiazole
Isovaleraldehyde
Isovaleric acid
Isoxazole
JasmalJasmone, cisJet Fuel JP-4
Jet Fuel JP-5
Jet Fuel JP-8
Kerosene
KeteneLinalool oxide12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式

二氢异茉莉酮
(+)-异薄荷酮
3,5,5-三甲基己醛
3,5,5-三甲基-1-己醇
2,3,4-三甲基戊烷异辛醇异戊烷
2-甲基-1-丁烯异佛尔酮异佛尔酮二异氰酸酯
异戊二烯
异丙醇
单异丙醇胺
2-异丙氧基乙醇
乙酸异丙酯氯碳酸异丙酯
2-丙乙醇亚硝酸异丙酯
异丙胺
2-异丙氨基乙醇异丙基环己烷
异噻唑
异戊醛
异戊酸
异恶唑
1,3-壬二醇乙酸酯
顺茉莉酮
JP-4
JP-5
JP-8
煤油
乙烯酮
2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇
187 / 203

C11H18O
C10H18O
C9H18O
C9H20O
C8H18
C8H18O
C5H12
C5H10
C5H12OC9H14OC12H18N2O2
C5H8
C3H8O
C3H9NOC5H12O2
C5H10O2C4H7O2Cl
C3H8S
C3H7NO2
C3H9N
C5H13NO
C9H18
C3H3NS
C5H10OC5H10O2C3H3NOC11H22O3
C11H16O

C2H2O
C10H18O2

CAS 编号
95-41-01196-31-2
5435-64-3
3452-97-9
565-75-3
26952-21-6
78-78-4
563-46-2
78-59-1
4098-71-9
78-79-5
67-63-0
78-96-6
109-59-1
108-21-4
108-23-6
75-33-2
541-42-4
75-31-0
109-56-8
696-29-7
288-16-4
590-86-3
503-74-2
288-14-2
1322-17-4
488-10-8

8008-20-6
463-51-4
14049-11-7

换算系数（10.6eV）
0.7
0.6
9.0
1.5
0.74
1.7
4.0
0.8
0.8
0.6
0.8
4.4
1.5
1.5
2.2
1.6
0.56
4
1.2
2
0.9
3
1.3
3.0
6
1.4
0.5
0.8
0.7
0.7
0.8
3
0.6

换算系数
（10.0 eV）
1.4
3.2
1.0
25
1.5
8
1
1.1
1.5
25
0.7
0.6
0.6
0.7
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Linalyl acetate
Maleic anhydride
MethanolMentholMenthone
Mercaptoacetic acid
Metaldehyde
Methacrylamide
Methacrylic acid
Methacrylonitrile
Methanol
Methoxy-1-butanol, 3Methoxy-1-propanol, 2Methoxy-2,2-dimethylpropane
Methoxybutyl acetate, 3Methoxyethane
Methoxyethanol, 2Methoxyethene
Methoxyethoxyethanol, 2Methoxyethyl acetate
Methoxyethyl acetate, 2Methoxyethyl ether, 2Methoxymethylethoxy-2-propanol
Methoxypropan-2-ol, 1Methoxypropane, 2Methoxypropyl acetate
Methyl 2-methylpropanoate
Methyl acetate
Methyl acetoacetate
Methyl acrylate
Methyl anthranilate
Methyl benzoate
Methyl bromide
Methyl cyanoacrylate气体名称（日文名）

分子式
C12H20O2
C4H2O3
CH4O
C10H20OC10H18O
C2H4O2S
C8H16O4C4H7NOC4H6O2
C4H5N
CH4O
C5H12O2
C4H10O2
C6H14OC7H14O3C3H8O
C3H8O2C3H6O
C5H12O3
C5H10O3
C5H10O3
C6H14O3
C7H16O3
C4H10O2
C4H10OC6H12O3
C5H10O2C3H6O2C5H8O3C4H6O2C8H9NO2C8H8O2CH3Br
C5H5O2N

乙酸芳樟酯
马来酸酐
薄荷醇
薄荷酮
巯基乙酸
四聚乙醛
甲基丙烯酰胺
甲基丙烯酸
甲基丙烯腈
甲醇
3-甲氧基-1-丁醇
2-甲氧基-1-丙醇
1-甲氧基-2,2-二甲基丙烷
乙酸甲氧基丁酯甲氧基乙烷乙二醇单甲醚
乙烯基甲基醚
二乙二醇单甲醚
乙二醇甲醚乙酸酯
二乙二醇二甲醚
二丙二醇单甲醚
丙二醇单甲醚
2-甲氧基丙烷
丙二醇甲醚醋酸酯异丁酸甲酯
乙酸甲酯
乙酰乙酸甲酯
丙烯酸甲酯邻氨基苯甲酸甲酯
苯甲酸甲酯甲基溴

188 / 203

CAS 编号
115-95-7
108-31-6
1490-04-6
89-80-5
68-11-1
108-62-3
79-39-0
79-41-4
126-98-7
67-56-1
2517-43-3
1589-47-5
1118-00-94435-53-4
540-67-0
109-86-4
107-25-5
111-77-3
110-49-6
111-96-634590-94-8
107-98-2
598-53-8
108-65-6
547-63-7
79-20-9
105-45-3
96-33-3
134-20-3
93-58-3
74-83-9

换算系数（10.6eV）
0.9
2
0.5
0.4
1
2.0
2.0
2.3
5
200
3
2
0.7
2
1.0
2.7
1
1.4
2.7
0.8
1.3
2
0.9
1.2
2
5.2
3
3.4
0.4
1.2
1.9
-

换算系数
（10.0 eV）
2.7
2.1
80
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Methyl dimethylacrylate
Methyl ethyl ketone
Methyl ethyl ketone peroxides
Methyl heptyne carbonate
Methyl ionone
Methyl isobutyl ketone
Methyl isocyanate
Methyl isopropyl ketone
Methyl isothiocyanate
Methyl mercaptan
Methyl methacrylate
Methyl perfluorobutyl ether
Methyl phenyl acetate
Methyl propargyl ether
Methyl propionate
Methyl propynoate
Methyl salicylate
Methyl sulfide
Methyl tert-butyl ether
Methyl thiocyanate
Methyl thioglyconate
Methyl undecanal, 2Methyl vinyl ketone
Methyl-1-butene, 3Methyl-2-butanol, 3Methyl-2-hexenoic acid, trans-3Methyl-2-propen-1-ol, 2Methyl-2-pyrrolidinone, NMethyl-5-hepten-2-one, 6Methylamine
Methylbutan-1-ol, 3Methylbutanal, 2Methylbutanol
Methylbutyric acid, 2-

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
C6H10O2
C4H8O
C8H18O6
C9H14O2
C14H22OC6H12OC2H3NOC5H10OC2H3NSCH4S
C5H8O2C5H3F9O
C9H10O2
C4H6O
C4H8O2C4H4O2C8H8O3C2H6S
C5H12OC2H3NSC3H6O2S
C12H24O
C4H6O
C5H10
C5H12OC7H12O2
C4H8O
C5H9NOC8H14O
CH5N
C5H12OC5H10OC5H12OC5H10O2

3,3-二甲基丙烯酸甲酯
甲乙酮过氧化甲乙酮
2-辛炔酸甲酯
甲基紫罗兰酮
甲基异丁基酮
异氰酸甲酯
甲基异丙基酮
异硫氰酸甲酯
甲硫醇
甲基丙烯酸甲酯
苯乙酸甲酯
甲基炔丙基醚
丙酸甲酯
丙炔酸甲酯
水杨酸甲酯
二甲硫醚
甲基叔丁基醚
硫氰酸甲酯
巯基乙酸甲酯
2-甲基十一醛
甲基乙烯基酮
3-甲基-1-丁烯
3-甲基-2-丁醇
反式 3-甲基-2-己烯酸
β-甲基烯丙醇N-甲基-2-吡咯烷酮
6-甲基-5-庚烯-2-酮甲胺
异戊醇
2-甲基丁醛
2-甲基丁醇
DL-2-甲基丁酸
189 / 203

CAS 编号
924-50-5
78-93-3
1338-23-4
111-12-6
1335-46-2
108-10-1
624-83-9
563-80-4
556-61-6
74-93-1
80-62-6
101-41-7
627-41-8
554-12-1
922-67-8
119-36-8
75-18-3
1634-04-4
556-64-92365-48-2
110-41-8
78-94-4
563-45-1
598-75-4
27960-21-0
513-42-8
872-50-4
110-93-0
74-89-5
123-51-3
96-17-3
137-32-6
116-53-0

换算系数（10.6eV）
2.5
0.8
0.8
1.3
0.4
0.8
5
0.8
0.6
0.7
1.6
0.4
2
1.5
10
0.8
0.5
0.8
2
1
1.1
0.6
0.8
3.3
1.5
1.1
0.9
0.8
1.4
3
1.5
1.5
3.5

换算系数
（10.0 eV）
2
1.01
0.96
0.6
2.1
36
0.7
1.02
1.6
0.76
10
1.3
20

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Methylchloroformate
Methylcyclohexane
Methylcyclohexanol
Methylcyclohexanol, 4Methylcyclohexanone, 2Methylcyclopentane
Methylenepentane, 3Methylheptan-3-one, 5Methylhexan-2-one, 5Methylhydrazine
Methylpent-3-en-2-one, 4Methylpentan-2-ol, 4Methylpentane, 2Methylpentane, 3Methylpentane-2,4-diol, 2Methylpropanoyl chloride, 2Methylpyrrole, NMethylstyrene
Methylthiopropional, 3Mineral oil
Mineral spirits
Monoisobutanolamine
Morpholine
MyrceneNaphtha, hydrotrated heavy
Naphthalene
Naphthol methyl ether, 2Neopentane
Neopentyl alcohol
Nitric oxide
Nitrobenzene
Nitroethane
Nitrogen dioxide
Nitromethane
Nitropropane, 2-

气体名称（日文名）

分子式
C2H3O2Cl
C7H14
C7H14OC7H14OC7H12O
C6H12
C6H12
C8H16OC7H14O
CH6N2
C6H10OC6H14O
C6H14
C6H14
C6H14O2C4H7ClO
C5H7N
C9H10
C4H8OS

甲基环己烷
甲基环己醇
4-甲基环己醇2-甲基环己酮甲基环戊烷
2-乙基-1-丁烯
5-甲基-3-庚酮
甲基异戊酮
甲肼
异丙叉丙酮
4-甲基-2-戊醇
2-甲基戊烷
3-甲基戊烷
2-甲基戊烷-2,4-二醇异丁酰氯
1-甲基吡咯
乙烯基甲苯
3-甲硫基丙醛矿物油矿物油精2-氨基-2-甲基-1-丙醇吗啉月桂烯加氢精制重石脑油萘
β-萘基甲基醚新戊烷
2,2-二甲基-1-丙醇
一氧化氮
硝基苯

C4H11NOC4H9NOC10H16
CnH(2n+2)
C10H8
C11H10O
C5H12
C5H12ONO
C6H5NO2C2H5NO2
NO2
CH3NO2C3H7NO2二氧化氮

190 / 203

CAS 编号
108-87-2
25639-42-3
589-91-3
583-60-8
96-37-7760-21-4
541-85-5
110-12-3
60-34-4
141-79-7
108-11-2
107-83-5
96-14-0
107-41-5
79-30-1
96-54-8
25013-15-4
3268-49-3
8042-47-5
64475-85-0
124-68-5
110-91-8
123-35-3
64742-48-9
91-20-3
93-04-9463-82-1
75-84-3
10102-43-9
98-95-3
10102-44-0

换算系数（10.6eV）
1.1
2.4
2.4
1
1.5
0.8
0.8
0.8
1.3
0.7
2.8
1.5
1.5
4
6
0.5
0.5
2
0.8
0.8
1.6
2
0.5
1.0
0.4
0.5
3.0
2.0
8
1.7
10
-

换算系数
（10.0 eV）
1
0.88
0.91
0.66
3
34
24
0.8
0.5
0.7
0.7
2
0.4
-

12. 附录气体名称（显示名称）
N-Methylolacrylamide
NonaneNonanol (mixed isomers)
Nonene (mixed isomers)
Nonene, 1Norbornadiene, 2,5Octamethyltrisiloxane
OctaneOctanol (mixed isomers)
Octene (mixed isomers)
Octene, 1Oxalyl bromide
Oxydiethanol, 2,2Paraffin wax, fume
Paraffins, normal
Paraldehyde
Pentacarbonyl iron
Pentan-2-one
Pentan-3-one
Pentanal
Pentandione, 2,4Pentane
Pentanoic acidPentanol, 2Pentanol, 3Pentene, 1Pentylcyclopentan-1-one, 2Pentylcyclopentane
Pentyne, 1Peracetic acid
Perfluorobutadiene
Perfluoro-tert-butylamine
Petroleum ether
Phellandrene

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
C4H7NO2
C9H20
C9H20O
C9H18
C9H18
C7H8
C8H24O2Si3
C8H18
C8H18O
C8H16
C8H16
C2Br2O2
C4H10O3

N-(羟甲基)丙烯酰胺
壬烷
正壬醇
壬烯
1-壬烯
二环庚二烯
八甲基三硅氧烷
正辛烷
1-辛醇
辛烯
1-辛烯
草酰溴
二乙二醇
石蜡
普通石蜡
三聚乙醛
五羰基铁
2-戊酮
3-戊酮
戊醛
2,4-戊二酮
正戊烷
戊酸
2-戊醇
3-戊醇
1-戊烯
2-戊基环戊酮
戊基环戊烷
1-戊炔
过氧乙酸
六氟-1,3-丁二烯
全氟叔丁胺
石油醚
水芹烯

C6H12O3FeC5O5C5H10OC5H10OC5H10OC5H8O2
C5H12
C5H10O2
C5H12OC5H12O
C5H10
C10H18O
C10H20
C5H8
C2H4O3
C4F6
C4H2F9N
C10H16
191 / 203

CAS 编号
924-42-5
111-84-2
143-08-827215-95-8
124-11-8
121-46-0
107-51-7
111-65-9
111-87-525377-83-7
111-66-0
15219-34-8
111-46-6
8002-74-2
64771-72-8
123-63-7
13463-40-6
107-87-9
96-22-0
110-62-3
123-54-6
109-66-0
109-52-4
6032-29-7
584-02-1
109-67-1
4819-67-4
3741-00-2
627-19-0
79-21-0685-63-2
2809-92-9
8032-32-4
99-83-2

换算系数（10.6eV）
2.0
1.3
1.2
0.8
0.55
0.6
0.3
1.3
1.5
0.9
0.58
5
2.0
1
1
2.0
1
0.8
0.8
1.2
0.8
5
4
1.5
1.5
1.3
1
1.1
3
2
3
5
0.9
0.8

换算系数
（10.0 eV）
4.7
0.70
7
1.1
4.8
1.03
0.75
1.75
0.85
52
16
3.5
1.00
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Phenethyl methyl ether, 2Phenol
Phenoxyethanol, 2Phenyl chloroformate
Phenyl ethyl isobutyrate, 2Phenyl propene, 2Phenyl-2,3-epoxypropyl ether
Phenylacetaldehyde
Phenylacetic acidPhenylcyclohexane
Phenylethyl acetate, 1Phenylethyl alcohol, 2Phosphine
Picoline, 3Pine oil
Pinene, αPinene, βPiperazine
Piperidine
Piperylene
Prop-2-yn-1-ol
Propadiene
Propan-1-ol
Propanamide
PropanePropane-1,2-diol
Propanolamine
Propargyl chloride
Propen-1-imine, 2Propene
Propiolic acid
Propionaldehyde
Propionic acid
Propionitrile

气体名称（日文名）

分子式
C9H12O
C6H6O
C8H10O2C7H5ClO2
C12H16O2
C9H10
C9H10O2
C8H8O
C8H8O2
C12H16
C10H12O2
C8H10O
PH3
C6H7N

2-苯乙基甲基醚苯酚2-苯氧基乙醇氯甲酸苯酯异丁酸 2-苯乙酯α-甲基苯乙烯苯基缩水甘油醚
苯乙醛
苯乙酸
苯基环己烷
乙酸苏合香酯
β-苯乙醇
膦
β-甲基吡啶
松油
α-蒎烯
β-蒎烯
无水哌嗪
哌啶
1,3-戊二烯2-丙炔-1-醇
丙二烯
正丙醇
丙酰胺

C10H16
C10H16
C4H10N2
C5H11N
C5H8
C3H4O
C3H4
C3H8O
C3H7NO
C3H8
C3H8O2C3H9NOC3H3ClC3H5N
C3H6C3H2O2C3H6O
C3H6O2C3H5NO丙二醇
3-氨基-1-丙醇炔丙基氯
2-丙烯-1-亚胺
丙烯
丙炔酸
丙醛
丙酸

192 / 203

CAS 编号
3558-60-9
108-95-2
122-99-6
1885-14-9
103-48-0
98-83-9
122-60-1
122-78-1
103-82-2
827-52-1
93-92-5
60-12-87803-51-2
108-99-6
8002-09-3
80-56-8
127-91-3
110-85-0
110-89-4
504-60-9
107-19-7
463-49-0
71-23-8
79-05-0
57-55-6
156-87-6
624-65-7
73311-40-7
115-07-1
471-25-0
123-38-6
79-09-4

换算系数（10.6eV）
0.6
1.2
0.5
1.1
1.5
0.4
0.8
0.7
1
0.4
0.7
1.2
2
0.9
1
0.27
0.27
0.8
0.9
0.7
2.9
1
4.8
2
3
1.5
2
2
1.4
8
1.7
8
-

换算系数
（10.0 eV）
1.1
10
0.4
0.8
0.48
0.59
0.8
1.0
40
2
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Propoxy-2-propanol, 1Propyl acetate, nPropyl benzene
Propyl benzene, 2Propyl butanoate
Propyl formate
Propyl iodide
Propylamine, n-12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

C6H14O2
C5H10O2C9H12C9H12C7H14O2C4H8O2
C3H7I
C3H9N

105-66-8
110-74-7
107-08-4
107-10-8

换算系数（10.6eV）
1.1
2.5
0.5
2.3
10
1
1

C9H12

74296-31-4

0.45

-

C4H6O3
C7H14O3C3H6O
C3H7N
C3H7NO3C3H4
C4H4N2C5H5N
C5H5NOC5H6N2C4H5N
C4H9N
C3H4O2
C10H18O
C7H14O2C3H3F7O
SbH3
C8H8
SO2
C10H18O
C10H16
C12H20O2
C6H14OC4H10OC4H9Br108-32-7
98516-30-4
75-56-975-55-8

2
1.2
2.7
1.3
4
3
0.8
3
0.8
0.6
0.4
0.7
0.8
2
1.5
0.35
0.8
0.59
1.2
0.8
2.6
1.5

0.87
20
0.52
0.9
2.8
1.6

分子式

1-丙氧基-2-丙醇
乙酸正丙酯
1-苯基丙烷

丁酸丙酯
甲酸丙酯
1-碘代丙烷
正丙胺
正丙苯
Propylbenzene (all isomers)（所有异构体）Propylene carbonate碳酸丙烯酯Propylene glycol ethyl ether acetate 丙二醇单乙醚醋酸酯Propylene oxide氧化丙烯Propyleneimine丙烯亚胺
Propylnitrate, nPropyne
甲基乙炔
Pyrazine吡嗪
Pyridine吡啶
Pyridinol, 44-羟基吡啶
Pyridylamine, 22-氨基吡啶
Pyrrole吡咯
Pyrrolidine
吡咯烷Pyruvaldehyde
甲基乙二醛
Rose oxide, cis玫瑰醚Sec-amyl acetate
乙酸仲戊酯Sevoflurane
Stibine锑化氢
Styrene苯乙烯Sulfur dioxide
Terpineol, αα-松油醇
Terpinolene
松油烯Terpinyl acetate, α乙酸松油酯
Tert-amyl methyl ether
2-甲基-2-甲氧基丁烷
Tert-butanol
叔丁醇
Tert-butyl bromide
2-溴-2-甲基丙烷
193 / 203

CAS 编号
1569-01-3
109-60-4
103-65-1

74-99-7
290-37-9
110-86-1
626-64-2
504-29-0
109-97-7
123-75-1
78-98-8
16409-43-1
626-38-0
7803-52-3
100-42-5
98-55-5
586-62-9
80-26-2
994-05-8
75-65-0507-19-7

换算系数（10.0 eV）
1.6
17
0.55
2.7
-

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Tert-butyl formate
Tetrachloroethane, 1,1,1,2Tetrachloroethane, 1,1,2,2Tetrabromoethane, 1,1,2,2Tetracarbonylnickel
Tetrachloroethylene
Tetrachloropyridine, 2,3,5,6Tetraethyl orthosilicate
Tetraethyllead
Tetrafluoroethylene
Tetrahydrofuran
Tetrahydronaphthalene
Tetrahydropyran
Tetrahydrothiophene
Tetramethyl orthosilicate
Tetramethyl succinonitrile
Tetramethylbenzene (all isomers)
Tetramethylbutane, 2,2,3,3Tetramethylgermane
Tetramethylguanidine, N,N,N',N'
Tetramethylsilane
Thioacetic acidThiocarbonyl fluoride
Thiocyanogen
Thioformaldehyde trimer
Thiophene
Thiophosgene
ThymolTitanium-n-propoxide
TolueneToluene-2,4-diisocyanate
Toluenesulfonyl chloride, pToluidine, oTolylaldehyde, p-气体名称（日文名）

分子式
C5H10O2C2H2Cl4
C2H2Cl4
C2H2Br4
NiC4O4
C2Cl4
C5HCl4N
C8H20O4Si
C8H20Pb
C2F4
C4H8O
C10H12
C5H10O
C4H8S
C4H12O4Si
C8H12N2
C10H14
C8H18
C4H12Ge
C5H13N3
C4H12SiC2H4OSCSF2
C2S2N2C3H6S3
C4H4S
CSCl2
C10H14O
C12H28O4Ti
C7H8
C9H6N2O2
C7H7SO2Cl
C7H9N
C8H8O

甲酸叔丁酯

1,1,2,2-四溴乙烷
四羰基镍
全氯乙烯
2,3,5,6-四氯吡啶
四乙氧基硅烷
四氟乙烯
四氢呋喃
四氢萘
四氢吡喃
四氢噻吩
四甲氧基硅烷
四甲基丁二腈
1,2,4,5-四甲苯
2,2,3,3-四甲基丁烷
四甲基锗
1,1,3,3-四甲基胍
四甲基硅烷
硫代乙酸
二氟甲烷硫酮
硫氰酸
1,3,5-三噻烷
噻吩
硫光气
百里酚
钛酸四正丙酯
甲苯
2,4-甲苯二异氰酸酯对甲苯磺酰氯邻甲苯胺对甲苯醛194 / 203

79-27-6
13463-39-3
127-18-4
2402-79-1
78-10-4

换算系数（10.6eV）
8
2
1
0.44
1
2

换算系数
（10.0 eV）
0.33
3116-14-3
109-99-9
119-64-2
142-68-7
110-01-0
681-84-5
3333-52-6
95-93-2
594-82-1
865-52-1
80-70-6
75-76-3
507-09-5
420-32-6
505-14-6
291-21-4
110-02-1
463-71-8
89-83-83087-37-4
108-88-3
584-84-9
98-59-995-53-4
104-87-0

15
0.8
0.4
3
0.6
2.0
1
0.3
1
2
0.6
2
2
6
8
1.5
0.4
1
0.7
3
0.5
1.6
3
0.5
0.8

0.5
0.5
0.60
-

CAS 编号
762-75-4

12. 附录12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单

气体名称（显示名称）
Triazine, 1,3,5Tributyl phosphate
Tributylamine
Trichlorobenzene, 1,2,4Trichloro-2-fluoroethane, 1,1,2Trichloroethane, 1,1,1Trichloroethane, 1,1,2Trichloroethylene
Trichloropropane 1,2,3Trichlorotrifluoroethane, 1,1,1Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2Triethyl phosphate
Triethyl silane
Triethylamine
Triethylbenzene
Triethylene aluminum
Trifluoroethane, 1,1,2Trifluoroethanol, 2,2,2Trifluoroethene
Trifluoroethyl methyl ether, 2,2,2Trifluoroiodomethane
Trimethoxymethane
Trimethoxyvinylsilane
Trimethylamine
Trimethylbenzene mixtures
Trimethylbenzene, 1,3,5Trimethylborate
Trimethylcyclohexane, 1,2,4Trimethylene oxide
Trimethylsilane
Trioxane
Turpentine
TVOC
Undecane
Vanillin气体名称（日文名）

分子式

1,3,5-三嗪磷酸三丁酯
三丁胺
1,2,4-三氯苯

三氯乙烯

磷酸三乙酯
三乙基硅烷
三乙胺
三乙苯
三乙烯铝

三氟乙烯
2,2,2-三氟乙基甲基醚
三氟碘甲烷
原甲酸三甲酯
乙烯基三甲氧基硅烷
三甲胺
三甲苯（异构体混合物）
三甲苯
硼酸三甲酯
1,2,4-三甲基环己烷
环氧丙烷
三甲基硅烷
1,3,5-三恶烷松节油总挥发性有机化合物
正十一烷香草醛
195 / 203

CAS 编号

C3H3N3
C12H27O4P
C12H27N
C6H3Cl3
C2H2Cl3F
C2H3Cl3
C2H3Cl3
C2HCl3C3H5Cl3
C2Cl3F3
C2Cl3F3
C6H15O4P
C6H16Si
C6H15NC12H18
C6H15AlC2H3F3C2H3F3O
C2HF3C3H5F3O
CF3I
C4H10O3
C5H12O3Si
C3H9N
C9H12
C9H12
C3H9BO3C9H18
C3H6O
C3H10SiC3H6O3
C10H16290-87-9
126-73-8
102-82-9
120-82-1

359-11-5
460-43-5
2314-97-8
149-73-5
2768-02-7
75-50-3
25551-13-7
108-67-8
121-43-7
2234-75-5
503-30-0
993-07-7
110-88-3
9005-90-7

C11H24C8H8O31120-21-4
121-33-5

79-01-6

78-40-0
617-86-7
121-44-8
25340-18-5
97-93-8

换算系数（10.6eV）
6
5
1.2
0.6
0.7
3.5
2
0.9
0.35
1
5
10
2
1
1.0
0.5
0.3
0.4
1
1
1.5
1
2
0.6
1
0.9
1

换算系数
（10.0 eV）
0.6
0.5
0.8
1.1
10
0.5
0.3
0.5
1
3.1
-

12. 附录气体名称（显示名称）
Vinyl acetate
Vinyl bromide
Vinyl chloride
Vinyl ethyl ether
Vinyl fluoride
Vinyl-2-pyrrolidinone, 1Vinylcyclohexene
Vinylene carbonate
Vinylidene difluoride
Vinylsilane
Xylene mixed isomers
Xylene, mXylene, oXylene, pXylidine, all

12-5 挥发性有机化合物（VOC）替换气体清单
气体名称（日文名）

分子式
C4H6O2C2H3BrC2H3Cl
C4H8O
C2H3F
C6H9NO
C8H12
C3H2O3C2H2F2C2H6Si
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H11N

醋酸乙烯酯
溴乙烯
氯乙烯
乙基乙烯基醚
氟乙烯N-乙烯基-2-吡咯烷酮乙烯基环己烯
碳酸亚乙烯酯
偏二氟乙烯单体
乙烯基硅烷
二甲苯
间二甲苯
邻二甲苯
对二甲苯
二甲苯胺（混合物）

196 / 203

CAS 编号
108-05-4
593-60-2
75-01-4
109-92-2
75-02-5
88-12-0
100-40-3
872-36-6
75-38-77291-09-0
1330-20-7
108-38-3
95-47-6
106-42-3
1300-73-8

换算系数（10.6eV）
1.1
1.5
2.1
0.6
2
0.9
0.7
1
5
1.5
0.40
0.4
0.6
0.4
0.7

换算系数
（10.0 eV）
1.77
0.9
1.9
0.95
3.3
0.7
5
0.59
0.53
0.6
0.59
0.6

12. 附录12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览
以下是恒电位电解式氧气传感器和毒性气体传感器的干扰一览。
此处所列的值是使用新品传感器和过滤器在实验室环境中测量的代表值。干扰的影响因传感器和过滤器的磨损状态以及温度、湿度等现场环境而波动，因此可能与实际值有所不同。请将其作为判断有无干扰及影响程度的参考。

注意• 如果在存在严重干扰气体的环境中进行测量，可能会误发警报。

＜ESR-X13P（O2）＞
气体名称

化学式

气体浓度

指示值

氢
一氧化碳
二氧化硫
硫化氢

H2
CO
SO2
H2S

2vol%
2980ppm
1010ppm
292ppm-2.8 % O2
0.2 % O2
0.3 % O2
0.1 % O2

甲烷
异丁烷

CH4
HC(i-C4H10)

50vol%
50vol%-0.03 % O2
-0.14 % O2

＜ESR-A13i（H2S）＞
气体名称

化学式

气体浓度

指示值

二氧化硫

SO2

25.0ppm

0.0ppm氯化氢HCl

3.2ppm

0.0ppm氨NH3

38.6ppm

0.0ppm臭氧O30.48ppm

0.0ppm氯Cl2

2.0ppm

0.0ppm甲烷

CH4

1.26vol%

0.0ppm异丁烷HC(i-C4H10)

0.45vol%

0.0ppm异丁烯

C4H81000ppm

0.1ppm

气体名称

化学式

气体浓度

指示值

氢

H2

100ppm

11ppm

二氧化硫

SO2

30ppm

0ppm

硫化氢

H2S

30ppm

0ppm

氯化氢

HCl

11.7ppm

-1ppm

氰化氢

HCN

1.8ppm

-1ppm

氨

NH3

255ppm

1ppm

臭氧

O3

1.8ppm0ppm＜ESR-A13P（CO）＞

氯Cl2

0.8ppm

0ppm

甲烷

CH3

1.25vol%

0ppm

异丁烷

HC(i-C4H10)

0.45vol%-1ppm

197 / 203

12. 附录12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览＜ESF-A24R2（H2S）＞
气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

3020ppm

182ppm二氧化碳

CO2

20vol%

-1ppm

二氧化硫

SO2

100ppm

20ppm
-2ppm

氯化氢

HCl

15ppm

氨

NH3

400ppm

1ppm

臭氧

O3

1.1ppm

-1ppm

氯

Cl2

5.0ppm

1ppm

气体名称

化学式

气体浓度

二氧化碳

CO2

2500ppm

1.8ppm

二氧化硫

SO2

10ppm

-5.3ppm

硫化氢

H2S

3.0ppm

-2.5ppm氯化氢HCl3.2ppm-2.6ppm

臭氧O32.2ppm

4.5ppm氯Cl2

1.6ppm-0.8ppm

气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

2970ppm

0.00ppm

二氧化碳CO2

2500ppm

0.01ppm

硫化氢

H2S

8.0ppm-0.04ppm

氯化氢

HCl

15ppm

0.02ppm

氰化氢HCN

7.8ppm-0.01ppm-0.02ppm＜ESF-B242（NH3）＞
指示值

＜ESF-C930（Cl2）＞

氨

NH3

75ppm

臭氧

O3

2.4ppm0.24ppm甲烷

CH4

100vol%-0.02ppm

气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

2950ppm

0.00ppm

二氧化碳CO2

2500ppm

0.02ppm

二氧化硫SO20.50ppm

0.01ppm

硫化氢

H2S

1.0ppm-0.04ppm＜ESF-B249（O3）＞

氯化氢

HCl

15ppm

0.58ppm

氨

NH3

75ppm

-0.06ppm

氯Cl2

1.5ppm2.01ppm甲烷

CH450000ppm

0.00ppm

气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

2950ppm

0.07ppm

二氧化碳

CO250000ppm-0.02ppm

二氧化硫

SO2

10ppm

0.34ppm＜ESF-A24E2（HCl）＞

198 / 203

12. 附录12-6 恒电位电解式传感器的干扰一览

硫化氢

H2S

1.6ppm

1.14ppm氨NH3

400ppm-0.19ppm-0.05ppm

臭氧O32.4ppm氯Cl2

2.5ppm

0.40ppm

甲烷

CH425000ppm-0.01ppm

气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

3020ppm

16.4ppm

二氧化碳

CO2

20vol%

0.1ppm

硫化氢

H2S

1010ppm

0.7ppm

氯化氢

HCl

15ppm

0.1ppm氨

NH3

400ppm-0.1ppm-0.8ppm＜ESF-A24D4（SO2）＞

臭氧O3

1.1ppm氯Cl2

5.0ppm

0.1ppm甲烷

CH4100vol%-0.1ppm＜ESF-A24D（HCN）Japan Ex 规格＞
气体名称

化学式

气体浓度

指示值

一氧化碳

CO

3040ppm

15.5ppm

二氧化碳

CO2

20vol%

0.3ppm二氧化硫

SO2

6.0ppm

20.4ppm

硫化氢

H2S

1.0ppm

3.6ppm

氯化氢

HCl

15ppm

16.1ppm氨NH3

400ppm

0.3ppm臭氧O31.8ppm

-8.5ppm

氯Cl2

1.5ppm-2.9ppm甲烷

CH4

100vol%0.4ppm199 / 203

12. 附录12-7 关于电波法认证

12-7 关于电波法认证
如下表所示，本仪器符合各国/各地区的电波法并通过了认证。
电波法禁止以下行为。如果实施了禁止行为，用户或销售商将被处罚。
 在电波法不许可的国家或地区使用 销往电波法不许可的国家或地区
 拆解或改造本仪器 剥离本仪器的认证标签
此外，在海洋上的船舶内使用本仪器时，电波法适用于该地区的沿海国家。此时，禁止在未取得电波法许可的
国家或地区使用。
请确认本仪器的使用频带(2.4GHz)除工业、科学、医疗器械（微波炉等）以外，也没有运用于工厂生产线等处
使用的用于识别移动对象的厂内无线基站（需要许可的无线基站）及特定小功率无线基站。万一本仪器对用于
识别移动对象的无线基站发生了电波干扰，请实施防止电波串扰的措施，例如变更使用场所或停止电波发射等。
无线规格
无线通信

通信协议：Bluetooth Low Energy
版本：Ver 4.2
频率：2402MHz～2480MHz
调制：FSK
功率：最大6dBm

电波法认证（国家或地区）内容电波法(Japan)本仪器内置依据电波法获得技术标准符合性证明的无线设备。因此，使用本仪器时不需要无线基站的许可。

施工设计认证批准号：001-A07864 无线电频率：2402MHz ～ 2480MHz 最大无线电输出：6dBm
RE Directive (EUCountries)

FCC compliance(United States)

We declare that this equipment complies with the basic requirements of Directive
2014/53/EU and other relevant provisions. Connect to the network with radio waves offrequency 2.4 GHz band and maximum output 6dBm.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user’s authority to operate the equipment.

200 / 203

12. 附录12-7 关于电波法认证Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassA digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed toprovide reasonable protection against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and canradiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interferencein which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

IC compliance(Canada)This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed tocomply without testing of specific absorption rate (SAR).
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is
subject to the following two conditions:This device may not cause interference; andThis device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes :l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si lebrouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolledenvironment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. Thisequipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without testingof specific absorption rate (SAR).
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées
pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d’exposition auxfréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie
RF très faible qui est considérée comme conforme sans évaluation du débit
d’absorption spécifique (DAS).

ACMA(AUSTRALIA)

MODEL：GX-9000,GX-9000H

201 / 203

12. 附录12-8 有限保修和责任限制

12-8 有限保修和责任限制
RIKEN KEIKI CO., LTD.（RIKEN）保证，自发货至买方之日起三年内，在正常使用和服务下，产品不会出现材料
和工艺缺陷。本保修仅适用于向最初买方出售全新且未使用过的产品。对于在保修期内退回到位于日本的 RIKEN
KEIKI 质量控制中心的缺陷产品，RIKEN 的保修义务是有限的，由 RIKEN 选择进行维修或更换。在任何情况
下,RIKEN 在本保修协议下的赔偿责任均不得超过买方实际支付的产品购买价格。
本保修不包括：a)保险丝、一次性电池，或因产品使用过程中的正常磨损而进行的部件常规更换；b)在 RIKEN 看来，由于意外或异常操作、处理或使用情况而被误用、更改、疏忽或损坏的任何产品；c)由授权经销商以外的任何人员维修产品或在产品上安装未经批准的部件造成的任何损坏或缺陷；或本保修中规定的义务以下列要求为条件：a)正确存储、安装、校准、使用、维护产品，并遵守产品使用说明和 RIKEN 的任何其他适用建议；b)买方及时将产品缺陷通知 RIKEN，并在需要时及时提供产品以进行纠正。买方在收到 RIKEN 提供的装运说明之前，不得将货物退还给 RIKEN；c)RIKEN 有权要求买方提供购买凭证，如原始发票、销售单或装箱单，以证明产品在保修期内。
买方同意，本保修是买方的唯一排他性补救措施，并取代所有其他明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性或特定用途适用性的任何暗示保证。RIKEN 对任何特殊、间接、附带或基于合同、侵权、信赖或任何其他理论的损
害概不负责。
由于某些国家/地区或州不允许限制暗示保证条款，或不允许排除或限制附带或间接损害，因此本保修的限制和排除条款不适用于所有买方。如果本保修的任何条款被有管辖权的法院裁定为无效或不可执行，则此类裁定不会影响任何其他条款的有效性或可执行性。
请联系 RIKEN KEIKI
请发送电子邮件至：intdept@rikenkeiki.co.jp
请访问 RIKEN KEIKI 网站：https://www.rikenkeiki.com/
日本：+81-3-3966-1113

202 / 203

12. 附录12-8 有限保修和责任限制

表： 保修年限一览表
产品保修
3年
传感器保修
传感器型号

检测对象气体保修年数

NCF-6322P

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/
氢（H2）/乙炔（C2H2）

3年

TEF-7520P

甲烷（CH4）/异丁烷（HC(i-C4H10)）/氢（H2）3年

IRF-4341

甲烷（CH4）

3年

IRF-4345

异丁烷（HC(i-C4H10)）

3年

IRF-4443

二氧化碳（CO2）

3年

ESR-X13P

氧（O2）

3年

ESR-A13i

硫化氢（H2S）低浓度

3年

ESR-A13P

一氧化碳（CO）

3年

ESF-A24R2

硫化氢（H2S）高浓度

3年

ESF-B242

氨（NH3）

2年

ESF-C930

氯（Cl2）

3年

ESF-B249

臭氧（O3）

1年

ESF-A24E2

氯化氢（HCl）

3年

ESF-A24D4

二氧化硫（SO2）

3年

ESF-A24D（Japan Ex 规格）

氰化氢（HCN）

3年

PIF-001

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppb）

1年

PIF-002

挥发性有机化合物（VOC、10.6eV、ppm）

1年

PIF-003

挥发性有机化合物（VOC、10.0eV、ppm）

1年

203 / 203

修订记录
版次

修订内容

发行日期

0

初版 (PT0E-2111)

2024/3/7

1

CE 符合性声明书

2024/5/31