デジタル・フォスファ・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ
ミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ

データ・シート

■

■

■

特長
■



■



高速シリアル規格、ワイドバンドRF、電源、メモリなどのアプリケーションに対応し、規格独自の適合性、自動測定、
優れた操作性を実現
P6717A型、P6750型、さらに最高周波数帯域2.5GHzのP6780型差動ロジック・プローブにより、高速のデジタ
ル信号にプロービング可能（MSO70000Cシリーズのみ）

アプリケーション
シグナル・インテグリティ／ジッタ／タイミング解析を含む
デザイン検証− 最高波形取込レート： 300,000波形／秒以上■

広帯域－最高20GHzの周波数帯域（全チャンネル同時）により、最新の高速シリアル規格にも対応

■



■



■



■



■



■





優れたシグナル・インテグリティとS/N（信号対ノイズ）比により、優れた波形再現性を実現■

業界トップクラスのサンプル・レートと時間分解能− 100GS/s（2ch）（20、16、12.5GHz機種）

■

■



■

■

P7500シリーズTriMode™プローブ－4GHzから20GHzまでのさまざまな信号接続に対応■− 最 大レコード長：250Mサンプル・ポイント（ロング･
メモリの観測を容易にするMultiView Zoom™機能付）■

自 動 シ リ ア ル・ ト リ ガ ／ デ コ ー ド・ オ プ シ ョ ン －I2C、
SPI、RS-232/422/485/UART、MIPI® D-PHY

4チャンネル同時− 最高リアルタイム・サンプル・レート： 50GS/s

サーチ＆マーク－波形またはシリアル・バス・パターンを検出し、重要なイベントにソフトウェア・トリガ■− 周 波 数 帯 域： 20GHz、16GHz、12.5GHz、8GHz、6GHz、4GHz

6.25Gbpsのリアルタイム・シリアル・トリガ－設定したNRZまたは8B/10Bパターンにトリガし、パターン特有の影響を特定デジタル／アナログ信号のデバッグ用に16のロジック・チャンネルと80psのタイミング分解能（MSO70000Cシリーズのみ）

高速、最先端の回路設計の特性評価
業界規格のシリアル・データ・ストリームの適合性試験
メモリ・バスの解析とデバッグ
プロトタイプの電源投入と電源検証
過渡現象の研究／調査
複雑なシステムの製造テスト
トランジェント信号またはワイドバンドRF信号のスペクト
ラム解析

Pinpoint ®トリガにより、問題となっている信号をすばやく取込むことができ、効率的なトラブルシューティング、デバッ
グ時間の短縮が可能


www.tektronix.com/ja

データ・シート

常に高速な信号の振幅／位相を正確に再現します。さらに、テクトロニクスのみの機能として、高速の測定スループットが要求されるアプリケーションへの対応として帯域拡張機能をオフにすることができます。
■

すべてのチャンネルで同時に高いサンプル・レートを実現し、トランジェント、異常信号、高速エッジなどの信号の細部まで取込むことが可能です。
− 12.5GHz、16GHz、20GHzの機種では、最高100GS/s（2チャンネル同時）、最高50GS/s（4チャンネル同時）のアナログ・サンプル・レート− 4GHz、6GHz、8GHzの機種では、最高25GS/sのアナ
ログ・サンプル・レート（4チャンネル同時）− MSO70000Cシ リ ー ズ で は12.5GS/sの デ ジ タ ル・チャンネル・サンプル・レート
P7500シリーズTriModeプローブの使用により、複雑な測定セットアップが簡単になる

低ジッタ・ノイズ・フロアと優れた垂直軸精度により、測定のマージンが大きくなります。

■



■



長いレコード長により、高分解能で長い時間の取込みが可能です。
− DPO70000C/MSO70000Cシ リ ー ズ で は 標 準 で
10Mポイント／チャンネル、DSA70000Cシリーズでは標準で31Mポイント／チャンネル− 4GHz、6GHz、8GHzの機種では、オプションで最大
125Mポイント／チャンネル（4チャンネル同時）− 12.5GHz、16GHz、20GHzの機種では、オプション
で最大250Mポイント／チャンネル（4チャンネル同時）− MSO70000Cシリーズのデジタル・チャンネルはアナ
ログ・チャンネルと同じメモリ長があり、アナログとデジタルの優れた信号取込みが可能です。

P6780型差動ロジック・プローブは、最高16チャンネルのロジック信号を広帯域に取込むことができる

設計サイクルにおける優れたツール
プロトタイプの電源投入から製造テストまでの設計サイクルにおいて、多くのエンジニアはオシロスコープをツールとして使用しています。MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ・オシロ
スコープの優れた機能、信号取込性能、解析機能は、エンジニ
アの迅速な測定作業を支援します。
優れた信号取込性能とS/N性能
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズには優れたシグナル・
インテグリティとS/N（信号対ノイズ）比があり、確実な測定結果が得られます。
4チャンネル同時、最高20GHzの広帯域性能

■



■



2

帯域拡張機能により、プローブ先端から優れた周波数応答を実現しています。チャンネルごとにフィルタを設定でき、非www.tektronix.com/ja− MultiView Zoom機能により、ロング・メモリを容易にコントロールでき、複数の波形の比較、解析が容易に行えます。
■

高いS/N比と低い内部ノイズ・フロアにより、精度の高い特性評価測定が可能になります。DUTのデバッグにおいては、
低いノイズ・フロアと優れた信号忠実度により、DUTの性能に影響を及ぼすような小さな異常信号でも検出することができます。RF信号の検証では、低いノイズ・フロアは広い
ダ イ ナ ミ ッ ク・ レ ン ジ と な る た め、MSO/DSA/DPO
70000Cシリーズをさまざまなアプリケーションで利用することが可能になります。


豊富なプローブ・ソリューション－8Gbpsのシリアル・デー
タ測定、高速なデジタル・ロジック測定、電源回路設計におけるスイッチング電流測定などに対して、アクティブ・シングル
エンド・プローブ、差動プローブ、ロジック・プローブ、高電圧プローブ、電流プローブ、光プローブなど、さまざまなプロー
ブを用意しています。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
機種一覧表
型名

アナログ帯域

アナログ・サンプル・レート
2/4チャンネル

標準メモリ長－アナログ＋デジタル

アナログ・チャンネル数 ロジック・チャンネル数

MSO70404C型

4GHz

25GS/s

10MS

4DSA70404C型

4GHz

25GS/s

31MS

4

DPO70404C型

4GHz

25GS/s

10MS

4

MSO70604C型

6GHz

25GS/s

10MS

4DSA70604C型

6GHz

25GS/s

31MS

4

DPO70604C型

6GHz

25GS/s

10MS

4

MSO70804C型

8GHz

25GS/s

10MS

4DSA70804C型

8GHz

25GS/s

31MS

4

DPO70804C型

8GHz

25GS/s

10MS

4

MSO71254C型

12.5GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

DSA71254C型

12.5GHz

100GS/s／50GS/s

31MS

4

DPO71254C型

12.5GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

MSO71604C型

16GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

DSA71604C型

16GHz

100GS/s／50GS/s

31MS

4

DPO71604C型

16GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

MSO72004C型

20GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

DSA72004C型

20GHz

100GS/s／50GS/s

31MS

4

DPO72004C型

20GHz

100GS/s／50GS/s

10MS

4

システムの電源投入と検証
最初の電源投入から初期の機能チェックまで、MSO/DSA/
DPO70000Cシリーズには必要とされる機能が装備されています。
4チャンネルによる優れた信号取込性能
DPO70000Cシリーズには業界トップクラスの低ノイズ性能と最高50GS/sのサンプル・レート（4チャンネル同時）があり、オシロスコープによるノイズやジッタの影響を気にすることなく、シグナル・インテグリティのチェック、タイミング解析を行うことができます。4チャンネル同時に最高20GHzのシングルショット帯域があるため、3チャンネル以上を使用した場合でもサンプリング不足を気にすることなく必要な信号を取込むことができます。
低 い 内 部 ノ イ ズ、 ジ ッ タ が 必 要 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン で は、100GS/sのサンプリング性能によりさらにノイズ、ジッタが低減されるため、更なる測定マージンが生まれます。

16

16

16

16

16

16

16チャンネルのデジタル信号取込み（MSO70000Cシリーズのみ）
検 証 す べ き イ ン タ フ ェ ー ス が 数 多 く あ る 場 合 で も、MSO
70000Cシリーズには4つのアナログ・チャンネルと16のデジタル・チャンネルが装備されており、チャンネル間のタイミングも効率的にチェックできます。MSO70000Cシリーズのデジタル・アクイジション・システムのタイミング分解能は80psであり、最高20チャンネル同時に正確なタイミング測定を行うことができます。
iCapture－1回の接続でアナログとデジタルの両方が取込み可能（MSO70000Cシリーズのみ）
検証すべき信号の数が多くなると、設計にかかる時間が長くなることがあります。iCaptureデジタル・アナログ・マルチプ
レクサ機能を使用すると、MSO70000Cシリーズに接続した
任意の16デジタル・チャンネルのアナログ特性を簡単に検証することができます。iCaptureを使用すると、任意の入力
チャンネルのアナログ特性をすばやく観測することができます。信号が正しく動作しているのであれば、デジタル表示のままにして、続けて次の信号線をテストできます。

www.tektronix.com/ja

3データ・シート

シンボル表示によるバス表示により、システムの状態の確認やバス・トリガの設定が簡単になる同期のある高速信号と低速信号を25GS/sのサンプル・レートで10ms間取込ん
だ例

バス・デコードとバス・トリガ
DDR SDRAMインタフェースなどでは、システムの動作を検証するために特定のステートを観測しなければならないことがあります。MSO/DSA/DPO70000Cシリーズには、パラレ
ル・バスおよびロー・スピード・シリアル・バスのデコード機
能 が あ り、 シ ス テ ム の 動 作 を 詳 細 に 観 測 で き ま す。MSO/
DSA/DPO70000Cシリーズのバス・トリガ機能を使用すると、バスを指定し、ビット・パターンまたはシンボル・ワードを設定するだけで必要なステートを分離したり、無効なバス・
シーケンスを検出することができます。さらに、I2C、SPI、
RS-232/422/485/UART、USB、MIPI® DSI／CSI2バスのシリア・バス・デコード機能により、どこでコントロール・
パケットが始まり、どこで終わるのか、またアドレス、データ、CRCなどのサブパケット・コンポーネントを確認することもできます。
全チャンネルでロング・メモリが使用可能
DSA/DPO70000Cシリーズは4チャンネル同時に、MSO
70000Cシリーズでは16のデジタル・チャンネルでロング・メモリを使用できるためタイミング分解能を犠牲にすることな
く、電源シーケンスやシステム・ステータスなどの長時間のイベントを解析することができます。4、6、8GHz機種では、
オ プ シ ョ ン（Opt. 10XL） で125Mポ イ ン ト ま で、12.5、16、20GHz機種ではオプション（Opt. 20XL）で250Mポ
イントまで拡張できます。
どのシステムにおいても、電源は障害が発生しやすいポイントで す。 電 源 シ ス テ ム の テ ス ト は、 時 間 が か か る も の で す。
MSO70000Cシリーズはデジタル・チャンネルごとに独立したスレッショルドを設定できるため、複数のロジック電圧が設
定でき、システムの電源を同時に、すばやく観測することができます。

4

www.tektronix.com/ja

プロトコル・トリガとシリアル・パターン・トリガ
シリアル・アーキテクチャの検証では、NRZシリアル・データ・
ストリームに対し内蔵のクロック・リカバリ機能付きNRZシ
リアル・パターン・トリガを使用して、物理レイヤ、リンク・
レイヤにおいてイベントを関連付けることができます。オシロ
スコープでクロック信号を抽出し、トランジションを識別し、エンコード・ワードを設定してシリアル・パターン・トリガを設定します。この機能は、DSA70000Cシリーズでは標準で装備されています。DPO70000Cシリーズ、MSO70000CシリーズではOpt. ST6Gで装備できます。USB 3.0などの高速ビット・レート規格では、8B/10Bのシリアル・パターン・
トリガ／デコードは6.25Gbpsまでサポートします。
パターン･ロック･トリガはNRZシリアル･パターン・トリガの機能拡張で、ロング･シリアル･テスト･パターンの取込みをパターン長に同期させることにより、優れた時間軸精度での取込みが可能になります。パターン･ロック･トリガでは、ロング・
シリアル･データ･パターンのランダム･ジッタを除去することができます。特定のビット･トランジションの影響を調べたり、マスク･テストでアベレージングを使用することもできます。
DSA70000Cシリーズでは標準で、DPO70000Cシリーズ、MSO70000CシリーズではOpt. ST6Gの一部として、6.25
GbpsまでのNRZシリアル･データ･ストリームをサポートします。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
システムの特性評価とマージン・テスト
設計どおりに動作したならば、次のステップとしてその性能をしっかりと評価します。DSA70000Cシリーズには、演算式、
波形マスク・テスト、パス／フェイル・テスト、イベント・サー
チ、イベント・マークなど、優れた解析／評価ツールが装備されています。自動化ツールにより、数百という特性評価測定の作業時間を大幅に短縮することができます。
拡張波形解析
システムの電力、電圧、温度を解析する作業は、非常に時間のかかる作業です。MSO/DSA/DPO70000Cシリーズには、豊富な拡張波形解析ツールが内蔵されています。
波形カーソルにより、波形間のタイミング特性が容易に測定できます。カーソルはYT波形、XY表示波形間でリンクし、位相関係やSOA（安全動作領域）違反のチェックも簡単に行えます。
53種類の自動測定項目は、振幅、時間、ヒストグラムおよび
コミュニケーションの各カテゴリ別に配置されたグラフィカ
ル・パレットから選択できます。さらに、平均値、最小値、最大値、標準偏差、母集団などの統計値も同時測定できます。
波形データを被演算子として定義することもできます。通常の波形演算関数は、スクリーン上のボタンから選択できます。さらに、ライブ波形、リファレンス波形、関数、測定値、定数およびユーザ定義の変数まで演算式に組込むことができ、電卓ス
タイルの編集が可能です。
ロング・メモリにより、膨大なサイクルにおけるマージン・テ
ストや、長時間におけるトレンドを観測することができます。
さらに、オシロスコープで取込んだデータはExcelツールバーを使ってMicrosoft Excelに送ることができ、Wordツールバー
を使って独自のフォーマットでレポートを作成することもできます。
自動化ツールにより測定スループットが向上
高性能オシロスコープで数多くの測定を実行する場合、オシロ
スコープの操作性と測定のスループットが重要になります。
DSA70000Cシリーズに標準で装備されるDPOJETジッタ／

DPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析−シグナル・インテグリティ問題
やジッタなどを簡単に特定することが可能。DPOJETを使用することで、リア
ルタイム・オシロスコープを高感度、高精度で使用することが可能になる

アイ・ダイアグラム解析ソフトウェアは、膨大な数の測定を迅速に実行し、統計値を収集することができます。DPOJET
EssentialsはDPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリー
ズには標準で装備されています。DPOJET Advancedはオプションで用意されています。DPOJETの他にも、アプリケー
ションに特化した測定ソフトウェアが用意されており、業界独
自の規格に応じたテストを実行することができます。
RF／ベクトル・シグナル解析
RFまたはベースバンド信号のベクトル・シグナル解析が必要な場合は、オプションのSignalVuソフトウェアを使用することで、周波数、時間、位相、変調などのさまざまなドメインを同時に測定することができます。SignalVuによる測定結果は、オシロスコープの時間ドメイン、トリガと完全に相関がとれます。RFサブシステムへのコマンドなどの時間ドメインのイベン
トは、トリガ・イベントとして使用でき、サブシステムのRF
信号は周波数ドメインで観測できます。

www.tektronix.com/ja

5データ・シート

TekExpress USB 3.0自動テスト・ソフトウェア－SuperSpeed Universal
Serial Bus Electrical Compliance Test Specification対応のUSB 3.0ホス
トとデバイスのトランスミッタ／レシーバを自動で簡単にテストできる。デバイ
スの種類、テストの種類、テスト・ポイント、選択されるプローブに応じて最適なCTLE、リファレンス・チャンネル・エミュレーション・フィルタ、測定項目が自動的に選択される。さらに、DPOJETを使ってUSB 3.0ソリューションのデバッグと拡張特性評価が可能

SDLAシリアル・データ・リンク解析（Opt. SLE、Opt. SLA）－シリアル・
データ・チャンネルのエミュレーション、フィクスチャまたは他のインターコネ
クトのディエンベデッド、イコライゼーションの追加、削除が可能。Opt. SLA
では、さらにFFEやDFEによるイコライゼーションと自動イコライザ・トレーニン
グによる波形処理機能が追加される。DPOJETとの組み合せで、取込まれた波形の拡張測定とジッタ解析を実行する

TekExpressの他に、MATLAB®などのアプリケーション開発
環境を使用することで独自のアプリケーションが開発でき、MSO/DSA/DPO70000Cシリーズをさらに拡張することができます。
特性評価の測定では、確度と再現性が重要になります。MSO/
DSA/DPO70000Cシリーズの優れたアナログ・フロント
エンドによる広帯域と優れた信号忠実性により、確度の高い立
上り時間測定、±0.5dBのパスバンド・フラットネスによる振幅など、優れた信号品質測定が可能になります。
独自のフィルタ、ディエンベデッド機能

TekExpress SATA自 動コンプライアンス・テスト・ソフトウェア －SATA Gen1、Gen2およびGen3で規定されているトランスミッタ／レシーバのテストを自動的に実行するソフトウェアで、簡単で効率的なテストおよび自動化により、コンプライアンス・テストに要する時間を約70%も短縮することが可能。必要なテスト機器の自動認識もでき、正確なDUT／ホスト制御、ワンボタン
によるテストが実行可能

TekExpress® ソフトウェアによる自動化フレームワーク
TekExpressソフトウェアによる自動化フレームワークは、ワンボ
タン操作による高速シリアル・データ規格の自動化テストのために開発されています。National Instruments社製Test Stand上で実行し、SATA、SAS、MIPI D-PHY、USB 3.0、DisplayPort、
10GBASE-T Ethernetなど、さまざまなシリアル規格で必要となるテストを効率よく実行することができます。Windows
PC上でも実行でき、計測器のセットアップや制御シーケンスを実行でき、設計検証において正確な測定結果が得られます。

6

www.tektronix.com/ja

独自のフィルタを作成したり、MSO/DSA/DPO70000Cシ
リーズに標準で添付されているフィルタを使用することにより、ノイズや特定の高調波成分を分離したり、除去したりする
ことかできます。カスタマイズ可能なFIRフィルタにより、プ
リエンファシスを除去したり、DUTに接続されたフィクスチャ
やケーブルなどによる影響を最小にすることができます。オプションのシリアル・データ・リンク解析（SDLA）を使用すると、Sパラメータからシリアル・データ・チャンネルのエミュレー
ト、フィクスチャや他のネットワークのディエンベデッド、伝送イコライゼーション（ディエンファシス／プリエンファシス）の付加または除去などにより、シリアル・データ・リンクを詳細に評価することができます。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
認証製品を市場に出荷する前に、業界規格の高速シリアル・バスの認証試験を受ける必要がある場合があります。この試験には、フィクスチャとの接続に時間がかかったり、認証ドキュメントを読んだり、必要なテストに合格するために十分なデータを用意したりする必要があります。
アプリケーションに特化したソリューション－
規格特有の認証、測定の自動化、拡張解析
正確、簡単、カストマイズ可能な物理レイヤの適合性試験－
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズには、オプションで合否判定用の波形マスクやリミット・テスト機能が装備でき、規格特有の適合性を検証することができます。PCI Express、DDR
メモリ、Serial ATA/SAS、InfiniBand、HDMI、Ethernet、
DisplayPort、DVI、UWB、MIPI® D-PHY/M-PHY、パワー
解析、USBなどの専用モジュールが用意されています。
アプリケーションに特化したソリューションについては、次のページ以降でご紹介しています。

DDRメモリ・バス解析（Opt. DDRA）－DDR1、LP-DDR1、LP-DDR2、
DDR2、DDR3、GDDR3のリード／ライトを自動的に識別し、すべてのリード／
ライト・バーストにおいてJEDEC適合性測定を行い、パス／フェイル結果を表示する。また、クロック、アドレス、コントロール信号も測定できる。さらに、
DPOJETでDDRAの適合性試験を実行することで、複雑なメモリ信号問題をす
ばやく解決する。16チャンネルのデジタル・ロジック・プロービングが可能な
MSO70000Cシリーズ・ミックスド・シグナル・オシロスコープでは、コマン
ド／アドレス・ラインを使って特定のリード／ライト・ステートにトリガしたり、
リード／ライト識別にも利用したりすることができる

USB 3.0トランスミッタ・テスト・ソリューション（Opt. USB3）－USB
3.0デバイスの検証、特性評価、デバッグを行う。測定はDPOJETで実行され、USB 3.0仕様に準拠する。コンプライアンスと自動化はTekExpress Opt.
USB-TXで実行する

PCI Expressコンプライアンス・テスト・ソリューション（Opt. PCE/
PCE3） －総合的なテスト・サポートにより、PCI-Express Rev 1.0、
2.0、3.0（ドラフト仕様）の設計性能を解析する。DPOJETの使用により、
PCI-SIGの適合性をテストできる

www.tektronix.com/ja

7データ・シート

Ethernetコンプライアンス・テスト・ソリューション（Opt. ET3）－10
Base-T、100Base-TX、1000Base-T信号の物理レイヤに対応。アナログ検証、自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアの実行、デバイスの特性評価が行える

MIPI ® D-PHY特性評価、コンプライアンス・テスト・ソリューション（Opt.
D-PHY）－使いやすく、カスタム化が可能なテスト・セットアップにより
D-PHY仕様を検証し、ジッタ／シグナル・インテグリティ問題の特性評価と原因特定を行う。DPOJETを併用することで、トランスミッタの高速データ・クロッ
ク・タイミング測定、ハイスピードまたはローパワー・モードにおけるすべてのレンジにおける電気特性を測定することができる

8

www.tektronix.com/ja

MIPI® M-PHYデバッグ、解析、特性評価、コンフォーマンス・テスト・ソリュー
ション（Opt. M-PHY）－M-PHY仕様を検証し、ジッタ、シグナル・インテ
グリティ問題の評価と原因を特定する。DPOJETを併用することで、差動伝送のアイ・ダイアグラムなどのトランスミッタのシグナリング／タイミング測定、
立上り／立下り時間、スルー・レート、振幅パラメータ、大きい振幅、小さい振幅の両方、および終端、非終端の設定における各レーンのコモン・モード電圧を測定することができる

TekExpress 10GBASE-T自動コンプライアンス・ソフトウェア（Opt.
XGbT）－シンプルな機器設定だけでパワー・スペクトラム密度（PSD）、パワー・レベル、リニアリティを含むIEEE 802.3an-2006、10GBASE-Tの測定をすばやく実行することができる。XGbTはテスト・セットアップ、解析パラメータが簡単に設定でき、デバイスの特性を詳細に評価することができる

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ

DVIコンプライアンス・テスト・ソリューション（Opt. DVI）－アイ・ダイ
ア グ ラ ム の 自 動 生 成 と パ ラ メ ー タ・ テ ス ト に よ る、DVI (Digital VisualInterface) の物理レイヤの検証とコンプライアンス・テストが実行できる。パス／フェイル検出による自動テストにより、生産性が大幅に向上する

HDMIコンプライアンス・テスト・ソフトウェア（Opt. HT3）－ソース機器、
ケーブル、シンク機器において、HDMIのコンプライアンス測定をすばやく、効率的に実行できる。品質とインターオペラビリティ（相互運用性）を確認するためのすべてのHDMIコンプライアンス・テストが実施できる

DisplayPortトランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューション（Opt.
DSPT）－当社P73xxSMA型差動SMAプローブ、DisplayPortソフトウェ
ア、DPOJETを使用することで、DisplayPortコンプライアンス・テスト規格（CTS）のソース・テストを4レーン同時に実行することができる。波形表示、
パス／フェイル、マージン解析などの詳細なテスト・レポートも生成される

ウルトラワイド・バンドWi-Media解析ソフトウェア（Opt. UWB）－ユーザ・インタフェースで調整することなく、数百にも及ぶパケット、TFC、データ・レー
トの組合せを解析する。さらに、WiMedia変調解析の自動設定では、20GHzス
パンのリアルタイム・スペクトログラムにより、時間と共に変化する周波数と振幅を観測することができる

www.tektronix.com/ja

9データ・シート

パワー測定／解析ソフトウェア（Opt. PWR）－電力密度を高めることでス
イッチング電源の効率を改善する。スイッチング電源のデバイスと磁気コンポー
ネントの電力損失を測定、解析し、定義可能なフォーマットにより詳細なテスト
結果を生成する

コミュニケーション・マスク・テスト

トコル・データをデコードします。デコードされた8B/10Bビッ
ト・シーケンスを観測したり、エンコードされたワードをシリアル・
パターン・トリガ条件として設定することができます。また、パターン・ロック・トリガにより6.25Gbpsまでの長いシリアル・
テスト・パターンに同期することができ、ランダム・ジッタを除去することができます。DSA70000Cシリーズは、6.25Gbps
までのシリアル規格をサポートします。
DPOJET ジッタ／タイミング／アイ・ダイアグラム解析 －DSA70000Cシリーズは、最も精度の高いジッタ／タイミング測定機能があり、優れた解析アルゴリズムを持っています。厳しいタイミング・マージンでは、安定した、ジッタの少ない設計が要求されます。この機能では、連続する多数のクロック・サイク
ルを単発で取込み、すべてのパルスについてのジッタ測定を行います。さまざまな条件において、ランダム・ジッタ、デターミニ
スティック・ジッタなどのシステム・タイミングをすばやくトレン
ド・プロットとして表示します。

SignalVu ®ベクトル・シグナル解析ソフトウェア－ワイドバンド・レーダ、
ワイドバンド高速データ通信、周波数ホッピングによる通信などのワイドバンド
設計の検証やワイドバンド・スペクトラム・イベントを簡単に検証することができる。ベクトル・シグナル・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、MSO/
DSA/DPO70000Cシリーズの強力なトリガ機能が、１つのパッケージで実現される

DSA70000Cシリーズ－最新の高速シリアル回路設計のための専用ソリューション

コミュニケーション・マスク･テスト－豊富なマスクが用意されており、シリアル通信規格に対する適合性を検証することができます。以下の規格を含む、150種類以上のマスクが用意されています：
PCI Express、ITU-T/ANSI T1.102、Ethernet IEEE 802.3、
ANSI X3.263、Sonet/SDH、Fibre Channel、InfiniBand、
USB、Serial ATA、Serial Attached SCSI、IEEE 1394b、RapidIO、OIF Standard、Open Base Station Architecture
Initiative（OBSAI）、Common Public Radio Interface（CPRI）

DSA70000Cシリーズ・デジタル・シリアル・アナライザは、
高速シリアルの検証と特性評価のための数多くのシリアル・ドメイン機能を搭載した、高速シリアル・データ回路設計に最適な計測器です。DSA70000Cシリーズに標準で搭載されている機能は、MSO/DPO70000Cシリーズではオプションとして用意されています。

31Mポイントのレコード長 －4チャンネルすべてで20Mポ
イントのレコード長を装備しており、高い分解能で長時間の連続取込みが可能です。4GHz、6GHz、8GHz機種ではオプションで125Mポイントに、12.5GHz、16GHz、20GHz機種ではオプ
ションで250Mポイントにすることができ、さらに長時間の取込みが可能になります。

シリアル・パターン・トリガ－内蔵のクロック・リカバリ機能付きリアルタイム・シリアル・パターン・トリガによりクロック
信号を抽出し、トランジションを検出し、キャラクタや他のプロ

DPO70000Cシ リ ー ズ、MSO70000Cシ リ ー ズ で は、 オ プ
ションで高速シリアル信号の解析と検証のための機能が装備でき、DSA70000Cシリーズでは設計の問題点を効率的に解決するための機能が標準で装備されています。

10

www.tektronix.com/jaミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
MSO70000Cシリーズに搭載されるDSAの機能
DSA70000CシリーズとMSO70000Cシリーズの機能を組み合わせる場合、MSO70000Cシリーズ用のDSAオプションが用意されており、MSOシリーズでDSAシリーズの高速シリ
アル・テスト機能を使用することができます。（オプションについては、発注情報のページをご参照ください。）
選択可能な帯域制限フィルタ
高速シリアル設計の特性評価には広帯域が必要になる一方、認証テストではさまざまなテスト・ラボ間におけるテスト結果の相関をとるために、信号のデータ・レートにおいて計測器の帯域を設定しなければならないことがあります。MSO/DSA/
DPO70000Cシリーズには、周波数帯域を制限するためのフィルタを選択する機能があります。この帯域制限フィルタは、帯域を500MHzから20GHzまで選択でき、業界規格によって規定されている周波数帯域で計測器を使用することが可能になります。

Bイベント・スキャンで特定のイベントを検出し、アイ・ダイアグラムを作成

デバッギング
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズは、デザイン・サイクル
におけるサブシステムの障害をデバッグし、原因を特定することができます。FastAcqの高速波形取込レートにより、間欠的に発生する異常信号をすばやく検出できるため、何日もかかる作業が大幅に短縮できます。さらに、最新のトリガ・モード
により原因をすばやく特定することもできます。Pinpointトリ
ガにより、バスの衝突やシグナル・インテグリティ問題によって生ずるグリッチやラントなどの間欠イベントを取込み、解析することで問題を解決することが可能になります。
FastAcq－問題点がはっきりと確認でき、迅速なデバッグが可能
テクトロニクス特許であるDPXによって実現されたFastAcq
取込機能は、単なるカラー・グレーディング、イベント・スキャンとは異なり、毎秒300,000波形以上（4ch同時）の波形更新
レートを持ち、間欠的に発生する異常信号を検出する能力が大幅に向上しています。さらに、輝度調整ノブを回すことで発生頻度が少ない波形も明確に表示でき、今まで見えなかった信号を観測することができます。短時間における高速波形取込レートを実現しているオシロスコープもありますが、DPX技術によってこれほどの高速の波形取込レートを実現しているオシロ
スコープはMSO/DSA/DPO70000Cシリーズだけです。
Pinpoint® トリガ
テクトロニクスのPinpointトリガは、システム・エラーを検出したり、DDRのリード／ライト・バーストのような複雑な信号の要素を分離するのに適しています。Pinpointトリガ・シ
ステムは、SiGe（シリコン・ゲルマニウム）技術により非常に高いトリガ感度と低いトリガ・ジッタを実現しており、非常に幅の狭いグリッチも捕らえることができます。Pinpointト
リガはAトリガ、Bトリガの両方でほとんどすべてのトリガ・タイプを設定できるため、シーケンシャルなトリガ・イベントの検出が可能になります。Pinpointトリガにはトリガ・リセッ

DDR DQSでBイベント・スキャン・トリガし、DQバーストのすべてのビットのアイ・ダイアグラムを作成

ト機能があり、設定した時間、ステート、トランジションの後に再度トリガ・シーケンスを開始することができるため、複雑な信号におけるイベントであっても取込むことができます。従来のオシロスコープで提供されるトリガは20種類以下ですが、
Pinpointトリガでは1400種類以上の組合せが可能です。
エンハンスト・トリガではトリガ・ジッタは100fs未満まで低減されるため、トリガ・ポイントを測定の基準点として使用することができます。
Bイベント・スキャン・トリガ
同期したデータ・バーストから、あるいはAイベントからアイ・
ダイアグラムを作成したいと考えるユーザにとって、Bイベン
ト・スキャン・トリガ機能は非常に便利な機能です。Bイベント・
スキャンはA-Bトリガ・シーケンスであり、Bイベント設定メ
ニューで設定したバースト・イベント・データにトリガし、取込むことができます。取込んだビットはシーケンシャルまたは
ランダムにスキャンできます。また、トリガは2つの連続したBトリガ・イベントを切り替えることができます。

www.tektronix.com/ja

11データ・シート

デジタルA→アナログBトリガ（MSO70000Cシリーズのみ）
拡張トリガ機能としてデジタルA→アナログBトリガがあります。これは、特定のデジタル・パターンまたはシステム・ステー
トを検出し、ラント・パルスなどのアナログ・イベントを待ってからトリガします。
統合されるロジック・チャンネル（MSO70000Cシリーズのみ）

ロジック・チャンネルの統合－システム・デバッグにおけるアナログとデジタルの相関関係がとれる

ロジック・パターン・トリガ
ロジック・パターン・トリガは、障害を検出するタイミングを
コントロールしたり、目的のステートにおいて発生しないイ
ベ ン ト を 無 視 し た り す る よ う な ロ ジ ッ ク 設 定 が で き ま す。
MSO70000Cシリーズでは、最大20ビットのロジック・パ
ターンによるトリガが可能で、Pinpointトリガを強化することができ、特定のシステム・ステートやシステム障害で発生するアナログ・イベントを分離することができます。

12

www.tektronix.com/ja

MSO70000Cシリーズは、4チャンネル・オシロスコープの機能の他に、16のデジタル・チャンネルが装備されており、障害発生時におけるシステム・レベルでのコンテキスト検証が可能になります。イリーガル・システム・ステート／エラーな
どのコンテキストは、障害の根本原因となることがあります。
デバッグにおいてデジタル・データを観測する場合、多くのオシロスコープではロジック・アナライザも使わなければなりま
せん。MSO70000Cシリーズであれば、システムのデジタル・
タイミング問題をすばやく、簡単に、効率的にデバッグし、検証することができます。80psのタイミング分解能、250psのチャンネル間スキューの性能があり、ロジック・チャンネルを統合することで、1つのディスプレイ・ウィンドウに時間相関のとれたデジタル・データとアナログ・データを観測、測定することができます。
iCapture（MSO70000Cシリーズのみ）
デジタル・ラインに異常が見つかった場合、iCaptureによってデジタル信号のアナログ的な振る舞いを詳細に観測することができます。16のデジタル・チャンネルから任意の4つのチャン
ネルをMSO70000Cシリーズのアナログ・アクイジション・
システムに送ることができるため、より詳細に観測できます。
iCapture独自のマルチプレクサ回路により、ロジック・プロー
ブをつなぎ換えたり、アナログ・プローブとロジック・プロー
ブのダブル・プロービングの必要なしにデジタルとアナログの信号を同時に観測することができます。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ

P7500シリーズTriModeプローブでは低コストのソルダ・チップが使用でき、半田付けポイントへのプローブの移動がすばやく簡単に行える
拡張イベント・サーチ／マーク－重要なイベントをハイライト表示し、そうでないイベントをスキップすることができ、重要なイベントには簡単に移動できる

FastFrame
バスのバーストなどの重要なイベントが時間的に離れている場
合、MSO/DSA/DPO70000Cシリーズに搭載されている
FastFrameセグメント・メモリ機能を使用すると、アクイジ
ション・メモリの内容を観測しながらこのようなイベントを取込むことができます。マルチ・トリガ・イベントを使用すると、FastFrameは短いバースト信号を取込み、フレームとして保存するため、後から詳細に観測、解析することができます。
MSO70000Cシリーズでは、FastFrameとバス／ロジツク・
トリガ機能により、高速で、バースト状の信号をアナログ・チャンネルの高速サンプル・レートで取込みながら、デジタル・チャンネルのトリガで特定のバス・サイクルを検出することもできます。数千というフレームを取込むことができるため、バー
スト信号の長時間におけるトレンド、変化を解析することができます。
拡張イベント・サーチ／マーク
システム障害の原因となる重要なイベントの検出は、時間のかかる作業です。拡張イベント・サーチ／マーク機能は、データを調べ、重要なイベントにはマークを付け、不要なイベントはスキップし、イベント間の関係が容易に理解できます。この機能により、特定のイベント間を簡単に移動でき、検出が難しいイベントを検出することができます。
組込みシリアル・バス（I2C、SPI、RS-232/422/485/
UART、USB）のデコードとトリガ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズは、I2C、SPI、RS-232
/422/485/UART、USBなど、広範囲なシリアル・バスをサポートしています。最大16のシリアル・バスがサポートできるため、サブシステム、あるいはシリアル・コントロール・バスで制御、モニタされる周波数シンセサイザ、DAコンバータ、フラッシュ・メモリなどのコンポーネントのモニタまたはデバッグが可能になります。シリアル・バス単体のモニタまたは
デバッグは比較的容易ですが、シリアル・バスのイベントのデコードができると、より複雑なシステム・レベルのデバッグが可能になります。シリアル・インタフェースで問題が発生した

P6780型差動ロジック・プローブ用の半田付けチップ・アダプタは、スペースの厳しいビアや微細ピッチの部品への接続性に優れている

場合、バス・デコード機能でI2C、SPI、RS-232/422/485/
UART、USBインタフェースのデータを観測することで、原因を特定することができます。
プロービング－アナログとデジタルシステムのデバッグでは、信号にどのように接続するかが大きな問題となることがあります。テクトロニクスは、P7500シ
リーズTriModeプローブなど、MSO/DSA/DPO70000Cシ
リーズとマッチングのとれた、豊富なプロービング・ソリュー
ションを用意しています。P7500シリーズTriModeプローブ
独自の機能により、プローブの接続ポイントをつなぎ変えることなく、差動測定、シングルエンド測定、コモン・モード測定を行うことができます。P7500シリーズは4～20GHzの周波数帯域があり、低コストの半田付けチップも用意されており、数多くの半田付けポイントにすばやく、簡単に切り替えることができます。
MSO70000Cシリーズでは、P6780型差動、P6750型高実装密度D-Max、P6717型汎用のロジック・プローブが用意されており、低負荷、小型であり、半田付け／ブラウジングの豊富なアクセサリにより、ロー・スピードおよびハイ・スピー
ドのデジタル信号に接続できます。
www.tektronix.com/ja

13データ・シート

製造テスト

研究分野

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズは、設計エンジニアの作業だけでなく、製造テストのエンジニアにおいても、さまざまなクロック・スピード、データ・レートのアナログ信号、デジ
タル信号の観測が可能になります。EIA規格の487mm（19インチ）ラックにマウントするためのラックマウントもオプ
ションで用意されています。IEEE 488.2規格のGPIBインタ
フェースも、全機種に標準で装備されています。

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズには、業界トップクラスのアクイジション・スピード、S/N比性能があり、研究エンジ
ニアにとっても優れた精度で高速のトランジェント信号を取込
み、表示し、解析することができます。

LXIクラスCLXIウェブ・インタフェースを使用すると、ウェブ・ブラウザのアドレス・バーにオシロスコープのIPアドレスを入力するだ
けで、一般的なブラウザ経由でMSO/DSA/DPO70000Cシ
リーズに接続できます。ウェブ・インタフェースにより、オシロスコープの状態や設定、ネットワーク設定のステータスが確認、変更できます。すべてのウェブ操作は、LXIクラスC仕様に準拠しています。
OpenChoice®解析ツール
OpenChoiceソフトウェアは、使い慣れた解析ツールで計測シ
ステムをカスタマイズすることができます。OpenChoiceの解析／ネットワーク機能により、テクトロニクスのオシロスコー
プはさらに使い易くなります。高速な内部バスを使用することで、従来のGPIB転送に比べて極めて高速に、取込んだ波形デー
タを解析アプリケーションに直接転送することができます。
当社が実現した業界標準のプロトコルであるTekVISA™イン
タフェースとActiveXコントロールが含まれており、データ解析やドキュメンテーションなどのWindowsアプリケーションの使用のみならず、拡張も可能です。IVI機器ドライバが含まれていますので、オシロスコープ上または外部PCのプログラムによってGPIB、RS-232、シリアル、LAN経由でオシロス
コープと容易にコミュニケーションをとることができます。あるいは、ソフトウェア・デベロッパーズ・キット（SDK）を使 用 す る こ と で、VisualBASIC、C、C＋ ＋、MATLAB ®、LabView®、LabWindows/CVI、その他のアプリケーション
開発環境（ADE）を用い、波形取込や解析などの自動プログ
ラムを作成することもできます。外部PCや非Windows系のホスト・コンピュータも、簡単にオシロスコープと接続できます。

14

www.tektronix.com/ja

アクイジション、ディスプレイ・パラメータ
アクイジション・モードは変更することができ、オートマチック（Automatic）、コンスタント・サンプル・レート（Constant
Sample Rate）、マニュアル（Manual）という3種類の水平軸モードから選択できます。次々と測定ポイントを移動し、変化の激しい波形を観測する場合はオートマチック（Automatic）
モード（デフォルトのモード）を選択します。このモードでは、波形は高速な更新レートで表示されます。正確な測定のために高速なリアルタイム･サンプル･レートが必要な場合は、コンスタント･サンプル･レート（Constant Sample Rate）モード
を選択します。最速のサンプル･レートが維持され、最良のリ
アルタイム分解能が得られます。もう1つのモードはマニュア
ル（Manual）モードであり、サンプル･レートとレコード長を個別に直接設定することができます。
TekLink®
数多くの信号を同時に取込む必要がある場合、TekLinkを使用することで複数台のMSO/DSA/DPO70000Cシリーズを同期させ、4チャンネル以上の信号を取込むことが可能になります。TekLinkでは、1つのトリガ・イベントで4台までのオシ
ロスコープを同期させて信号を取込むことができます。
ドキュメント・ツール
OpenChoiceアーキテクチャにより、高速で汎用性のある包括的なソフトウェア環境を構築することができます。Excel
ツールバー・プラグイン、Wordツールバー・プラグインと呼ばれるデータ転送ユーティリティも使用でき、Windowsデス
クトップまたは外部PCでの解析、ドキュメンテーションが容易に行えます。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
トロール・ウィンドウの数に制限はありませんので、オシロス
コープを共有する場合でも、使用する人ごとに独自のコント
ロール・ウィンドウを作成することができます。MyScopeコン
トロール・ウィンドウは、すべてのオシロスコープ・ユーザにとって使いやすいユーザ・インタフェースです。オシロスコー
プをしばらく使っていなかったユーザにとっては、操作を思い出すまでの時間を短縮でき、使い慣れているユーザは、より効率的な使い方が可能になります。必要な操作、機能は一つのコン
トロール・ウィンドウにまとめることができますので、複数のメニューで同じような操作を繰り返す必要がありません。
オプションの資産管理：フローティングまたは固定
フローティング・ライセンス・システムではライセンスの現状のユーザと場所がわかるため、フローティング・ライセンスが容易に管理できる

優れた操作性
タッチ・スクリーン、階層の浅いメニュー構造、直感的なグラ
フィック・アイコン、チャンネルごとに独立した垂直軸操作ノ
ブ、マウスの右クリック・メニューのサポート、マウス・ホイー
ル、エクスポート／保存／呼出メニューなど、数多くの優れた操作性を実現しています。
リモート・デスクトップ
オ シ ロ ス コ ー プ を ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る と、Windows
Remote Desktopユーティリティを使用することで実験室または世界各地からオシロスコープを操作することができます。
MyScope®－独自のコントロール・ウィンドウの作成
ドラッグ&ドロップにより、簡単にオシロスコープの機能を独自のツールボックスとして作成することができます。一度作成すれば、専用のMyScopeボタンおよびオシロスコープのボタン／メニュー・バーから、他のコントロール・ウィンドウと同じように簡単にアクセスできます。作成できるカスタム・コン

テクトロニクスの多くのアプリケーション・ソリューション、
ハードウェア・オプションは、暗号化されたライセンス・ファ
イルをオシロスコープのユーティリティ・メニューに入力することで利用できるようになります。オプションは、2つの方法で指定することができます。一つは、特定のオシロスコープの製造番号に対応する固定ライセンスであり、永久に利用できます。固定ライセンスは、別のオシロスコープに移動することはできません。
もう一つが、
フローティング・ライセンスです。フローティング・
ライセンスでは、オプションをオシロスコープから別のオシロスコープに移動することができます。分散した複数のチーム、
複数台のテクトロニクスMSO/DSA/DPO70000Cシリー
ズ、DPO7000シリーズ、MSO/DPO5000シリーズ・オシ
ロスコープ間でアプリケーション・ソフトウェアや拡張メモリなどのオプションを必要に応じて必要なところに適用できます。
フローティング・ライセンスの管理は、操作が簡単なオンラ
イン・ライセンス管理システムで行います。すべてのフロー
ティング・ライセンスの管理機能は、テクトロニクスのセキュア・サーバ上で行うため、お客様がインフラを用意したり、お客様のIT部門を巻き込む必要はありません。オシロスコープのフローティング・ライセンス、利用可能なオプションへのアク
セスについては、当社のmyTekアカウントから利用します。

信頼性の高い性能
当社製品は、お客様待望の保証を提供します。業界トップクラスのサービス／サポートに加え、この製品には標準で3年間の保証期間が設定されています。

www.tektronix.com/ja

15データ・シート性能
垂直軸システム
項目

MSO70404C型
DPO70404C型
DSA70404C型

MSO70604C型
DPO70604C型
DSA70604C型

MSO70804C型
DPO70804C型
DSA70804C型

MSO71254C型
DPO71254C型
DSA71254C型

MSO71604C型
DPO71604C型
DSA71604C型

MSO72004C型
DPO72004C型
DSA72004C型

周波数帯域
（DSPをオンにした場合）

4GHz

6GHz

8GHz

12.5GHz16GHz

20GHz

ハードウェアによるアナログ周波数帯域（－3dB）

4GHz


6GHz


8GHz


12.5GHz

16GHz（代表値）


16GHz（代表値）


入力チャンネル数

4

4

4

4

4

4

ロジック・チャンネル数

16


16


16


16


16


16


立上り時間
（10～90%、代表値）

98ps

65ps

49ps

32ps

24.5ps

18ps

立上り時間
（20～80%、代表値）

68ps

45ps

34ps

22ps

17ps

14ps

垂直軸ノイズ（フル・スケールに対する%）（代表値）＊1

0.28%


0.32%


0.35%


0.36%


0.36%


0.56%


（MSO70000Cシリー
ズのみ）

帯域制限

機種によって異なる： 19GHz、18GHz、17GHz、16GHz、15GHz、14GHz、13GHz、12GHz、11GHz、10GHz、
9GHz、8GHz、7GHz、6GHz、5GHz、4GHz、3GHz、2GHz、1GHz、500MHz

チャンネル間
アイソレーション
（同一垂直軸感度の任意の
2チャンネルにおいて）

120：1以上（入力周波数：0～10GHz）
80：1以上（入力周波数：10～12GHz）
50：1以上（入力周波数：12～15GHz）
25：1以上（入力周波数：15GHz以上）

DCゲイン確度

読み値の±2%

任意の2チャンネル間の遅延時間（代表値）

10ps以下（V/divとカップリングの設定が等しい場合）


有効ビット数（代表値）

5.5ビット＊2

入力カップリングDC（50Ω）、GND

入力インピーダンス

50Ω±2%、1MΩ（TCA-1MEG型アダプタ使用時）

入力感度18GHz以下

10～500mV/div（100mV～5Vフル・スケール）

20GHz、19GHz

20～500mV/div（200mV～5Vフル・スケール）

最大入力電圧（50Ω）

100mV/div以上の設定において5.0V rms未満、または接続されたTekConnectアクセサリによる
100mV/div以下の設定において1.0V rms

オフセット確度
10mV/div～
99.5mV/div
100mV/div～
500mV/div
オフセット・レンジ±（（オフセット値－ポジション値）の0.35%＋1.5mV＋フル・スケールの1%）
±（（オフセット値－ポジション値）の0.35%＋7.5mV＋フル・スケールの1%）
10mV/div： ±450mV
20mV/div： ±400mV
50mV/div： ±250mV
100mV/div： ±2.0V
200mV/div： ±1.5V
500mV/div： ±0.0V

パスバンド・フラットネス（20、50、100、250mV/div）（代表値）±0.5dB（25℃における公称帯域の50%まで）


ポジション・レンジ
垂直分解能

±5div
8ビット（アベレージングで11ビット）＊1

感度：50mV/div、帯域フィルタ：オン＊2

感度：50mV/div、帯域フィルタ：オン、最高周波数帯域：13GHzまで、最高サンプル・レートによる

16

www.tektronix.com/jaミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
ロジック・チャンネル（MSO70000Cシリーズのみ）
項目

MSO70404C型

MSO70604C型

MSO70804C型 MSO71254C型 MSO71604C型 MSO72004C型

入力チャンネル数

16

トリガ・クロック／
クオリファイヤ入力

1

アナログ帯域
P6780型ロジック・プローブの場合

2.5GHzP6750型またはP6717A型
ロジック・プローブの場合

1GHz

入力インピーダンス
P6780型ロジック・プローブの場合

20kΩ（片側）、40kΩ（差動モード）±2.0%、0.5pF

P6750型またはP6717A型
ロジック・プローブの場合

20kΩ±1.0%、3pF

垂直分解能

1ビット

スレッショルド・レベル

1チャンネルに1設定、独立して設定可能

スレッショルド確度±（75mV＋スレッショルド設定の3%）スレッショルド分解能

5mV

ロジック・スレッショルド・レンジ
P6780型ロジック・プローブの場合－2～＋4.5V

P6750型またはP6717A型
ロジック・プローブの場合－1.5～＋4.0V

動作入力電圧－2.5～＋5V

最小電圧スイング

300mV p-p

最大入力電圧±15V（非破壊）

時間軸システム
型名

MSO70404C型 MSO70604C型 MSO70804C型 MSO71254C型 MSO71604C型 MSO72004C型
DPO70404C型 DPO70604C型 DPO70804C型 DPO71254C型 DPO71604C型 DPO72004C型
DSA70404C型 DSA70604C型 DSA70804C型 DSA71254C型 DSA71604C型 DSA72004C型

時間軸レンジ

20ps/div～1000s/div

時間軸分解能（等価時間モード）

10ps/div～1000s/div

200fs

チャンネル間デスキュー

100fs
レンジ：±75ns

デルタ時間測定確度（実効値）（100ns未満の時間間隔、
シングルショット、
信号の立上り時間＝1.2×
＊3
オシロスコープの立上り時間）

1.48ps

1.33ps

1.24ps

1.23ps

1.15ps

1.43ps

ジッタ・ノイズ・フロア（代表値）

340fs

300fs

300fs

270fs

270fs

290fs

（帯域拡張がオンの場合）
時間軸確度
遅延時間レンジ
トリガ・ジッタ（実効値）±1.5ppm（初期確度。経年変化として1ppm/年未満）－5.0ks～1.0ks
1ps rms（代表値）、エンハンスト・トリガ：オフ
100fs rms未満、エンハンスト・トリガ：オン＊3100mV/div、帯域フィルタ：オン、最高のサンプル・レート

www.tektronix.com/ja

17データ・シート

アクイジション・システム
型名

MSO70404C型 MSO70604C型 MSO70804C型 MSO71254C型 MSO71604C型 MSO72004C型
DPO70404C型 DPO70604C型 DPO70804C型 DPO71254C型 DPO71604C型 DPO72004C型
DSA70404C型 DSA70604C型 DSA70804C型 DSA71254C型 DSA71604C型 DSA72004C型

サンプル・レート
リアルタイム・モード

100GS/s＊4

1、2チャンネル（最高）リアルタイム・モード

25GS/s

50GS/s5TS/s10TS/s

1、2、3、4チャンネル（最高）等価時間モード（最高）チャンネルあたりの最大レコード長（ポイント）標準

10M（4チャンネル時、DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）
31.25M（4チャンネル時、DSA70000Cシリーズのみ）

Opt. 2XL

31.25M（4チャンネル時、DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）

Opt. 5XL

62.5M（4チャンネル時）

Opt. 10XL

125M（4チャンネル時）

Opt. 20XL－

250M（4チャンネル時）

最高リアルタイム・サンプル・レートにおける最長記録時間
最高サンプル・レート

40ps（25GS/s）

10ps（100GS/s）

最長記録時間（標準）

0.4ms（DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）

0.1ms（DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）

1.25ms（DSA70000Cシリーズ）

0.31ms（DSA70000Cシリーズ）

最長記録時間（Opt. 2XL）

1.25ms（DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）

0.31ms（DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ）

最長記録時間（Opt. 5XL）

2.5ms

0.63ms

最長記録時間（Opt. 10XL）

5.0ms

1.3ms

最長記録時間（Opt. 20XL）

－

2.5ms

＊4

iCaptureアナログ・マルチプレクスでアナログ・チャンネルにルーティングされるデジタル・チャンネルの最高サンプル・レートは50GS/s。

ロジック・チャンネル（MSO70000Cシリーズのみ）
項目

MSO70404C型 MSO70604C型 MSO70804C型 MSO71254C型 MSO71604C型 MSO72004C型

サンプル・レート（全チャンネル、最高）12.5GS/s

タイミング分解能

80ps

最大表示チャンネル間スキュー
チャンネルあたりの最大レコード長（ポイント）
最小検出パルス幅
最大バス数
バスあたりのチャンネル数18

www.tektronix.com/ja

160ps未満125M（4チャンネル時、Opt. 10XL）

250M（4チャンネル時、Opt. 20XL）
400ps未満16

最大24（デジタル：16、アナログ：4、演算：4）

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
アクイジション・モード
モード

概要

アベレージング

2～10,000波形の平均

エンベロープ

1～2×109波形の最小－最大エンベロープ

FastAcq

FastAcqは、動的に変化する信号の解析や間欠的なイベントの取込みに最適

最大FastAcq波形取込レート

300,000波形／秒以上（4チャンネル同時）

FastFrame™

アクイジション・メモリをセグメントに分割、最大トリガ・レートは310,000波形／秒以上。
各イベントの取込時刻は記録される。フレーム･ファインダにより、トランジションを目視で確認できる

ハイレゾ

リアルタイム・ボックスカー・アベレージングにより、ランダム・ノイズを低減して分解能を向上

ピーク・ディテクト

幅の狭いグリッチをリアルタイム・サンプリングで捕捉して表示。
グリッチ幅：125MS/s以下のサンプル・レートでは1ns、250MS/s以上のサンプル・レートでは1／サンプル・レート

ロール・モード

画面の右から左に波形をスクロール表示。最大レコード長40Mポイントで最高サンプル・レート10MS/sまで動作可能

サンプル

サンプル値を取込んで表示

波形データベース

振幅、時間および頻度の三次元データとして波形データを蓄積

www.tektronix.com/ja

19データ・シート

Pinpointトリガ・システム
感度

MSO/DPOモデル

内部DCカップリング

DSAモデルDC～50MHzではフル・スケールの4%
4GHzではフル・スケールの10%
8GHzではフル・スケールの20%
11GHzではフル・スケールの50%

外部トリガ（Auxiliary）入力、50Ω

DC～50MHzでは250mV、1.0GHzでは350mV

トリガ特性
Aイベントおよび遅延Bイベントのトリガ・タイプ


エッジ、グリッチ、ラント、パルス幅、トランジション時間、タイムアウト、パターン、ステート、セットアップ／ホールド、ウィンドウ。
エッジ、パターンとステートを除くすべてのトリガ・タイプに対し、
2チャンネルまでのロジック・ステート・クオリファイが可能

メイン・トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル

トリガ・シーケンス

メイン、時間遅延、イベント遅延、時間によりリセット、ステートによりリセット、
トランジションによりリセット。すべてのトリガ・シーケンスで、
アクイジション・ウィンドウ位置を最適とするために、
トリガ・イベント発生後の時間軸遅延を個別に設定することが可能

トリガ・カップリング

DC、AC（100Hz以下で減衰）
HF除去（20kHz以上で減衰）
LF除去（200kHz以下で減衰）
ノイズ除去（感度を減衰）

トリガ・ホールドオフ・レンジ

250ns～12s

トリガ・レベル・レンジ
クロック・リカバリ・システム

スクリーンの中心からフル・スケールの±120%
Opt. ST6GまたはOpt. MTHが必要

クロック・リカバリPLL帯域

標準

Fbaud/1600に固定

クロック・リカバリ・ジッタ（実効値）

PRBSデータ・パターンの場合：（ビット周期の0.25%＋2ps rms）未満
＂0011＂データ・パターンが繰り返す場合：（ビット周期の0.25%＋1.5ps rms）未満

クロック・リカバリに必要な最小信号振幅

1.25Gbaud以下で1div p-p
1.25Gbaudより上で1.5div p-p

トラッキング／アクイジション・レンジ

設定したBaudの±2%クロック・リカバリ周波数レンジ

1.5Mbaud～3.125Gbaud

シリアル・パターン・トリガ

Opt. ST6Gが必要

標準

64ビットまでのシリアル・ワード・リコグナイザ。ビットはバイナリ（High、Low、Don't Care）
またはHEXフォーマットで指定。1.25GbaudまでのNRZエンコード・データにトリガ
1.25Gbaudから6.25Gbaudまでの8B/10Bエンコードに対応（40ビット）
Opt. ST6Gが必要

8B/10Bの最高転送速度

標準6.25Gbaud

パターン長1～4が有効、10ビット・キャラクタ

アライメント・キャラクタ

K28.5（またはディスパリティ）

コミュニケーション関連トリガ

Opt. MTHが必要

標準

AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3、およびNRZで符号化されたコミュニケーション信号をサポート。
規格に合わせて、正または負の孤立パルス、ゼロ・パルス、アイ・パターンから選択
ロジック・パターン・トリガ（MSO70000Cシリーズ）
スレッショルド範囲
P6780型
P6717型
スレッショルド確度－2～＋4.5V－1.5～＋4V±（100mV＋スレッショルド設定の3%）

バス・トリガ最大トグル・レート
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART
USB
エンハンスト・トリガ
ライン（電源）20

www.tektronix.com/ja

10Mbps
ロースピード、フルスピード
選択可能、トリガ経路とデータ取込み経路間の時間差を補正（パターン・トリガ以外のAイベント、
Bイベント両方のすべてのPinpointトリガ・タイプをサポート、FastAcqモードでは利用不可）
電源ラインの信号にトリガ。0Vに固定

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
トリガ・モード
アナログ・
チャンネル
○


MSOのロジック・
チャンネル

○
○

○
○

○
○

○
○

USB


○


○


ロースピードまたはフルスピード：シンク、リセット、サスペンド、レジューム、パケットの終了、トークン（アドレス）パケット、データ・ パケット、ハンドシェイク・パケット、スペシャル・
パケッ ト、エラーにトリガ

エッジ

○

○

任意のチャンネルまたは前面パネルの外部トリガ入力の立上りまたは立下りスロープ。
カップリング：DC、AC、ノイズ除去、HF除去、LF除去

Bイベント・スキャン




○






グリッチ

○

○

正の極性、負の極性、またはいずれかの極性のグリッチにトリガ。
最小グリッチ幅は150ps（代表値）、リアーム時間は300ps

パターン


○


○


選択した論理パターンとの一致または不一致を指定時間内に検出するとトリガ。
論理パターンは4チャンネル（MSO70000Cシリーズでは16のロジック・チャンネル）の論理ステート（HIGH、LOW、Don't Care）をAND、OR、NAND、NORから選択可能

ラント


○


2つのスレッショルド・レベルのうち、1つ目のスレッショルドを横切り、
2つ目のスレッショルドを横切ることなく、再び1つ目のスレッショルド・レベルを横切る
場合にトリガ。イベントは、時間または多チャンネルの論理の状態で設定可能

シリアル・パターン○

6.25GbaudまでのNRZエンコード・データにトリガ。1.25Gbaud以上では
8B/10Bエンコード・データに対応。パターン･ロック･トリガにより、

6.25Gbpsまでのロング･シリアル･テスト･パターンの繰り返し取込み

セットアップ／ホールド○

任意の2つの入力チャンネルで、クロックとデータの間にセットアップ時間とホールド時間の違反がある場合にトリガ

ステート

○

○

チャンネル1、2、3（およびMSO70000Cシリーズでは16のロジック・チャンネル）で
選択した論理ステートを、チャンネル4のクロックの立上りまたは立下りエッジで検出するとトリガ

タイムアウト○○

指定した時間にわたって、イベントがハイ、ロー、いずれかのままである場合にトリガ。
最小時間： 300ps

トランジション○

モード
コミュニケーション

バス
I C
2

SPI
RS-232/422/
485/UART

概要
DSA70000Cシリーズでは標準機能、DPO70000Cシリーズ、
MSO70000CシリーズではOpt. MTHが必要。AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3、
およびNRZで符号化されたコミュニケーション信号をサポート設定されたバス値の検出でパラレル、
I2C、
またはSPIバスにトリガ（MSO70000Cシリーズのみ）
スタート、リピーテッ ド・スタート、ストップ、ミッシング・アクノレッ ジ、アドレス（7または10ビット）、データ、ま たはアドレスとデータにトリガ
SSまたはデータにトリガスタート・ビット、EOP、データ、パリティ・エラーにトリガ

Bイベント・スキャンはA-Bトリガ・シーケンスであり、Bイベント・スキャン設定
メニューで設定したバースト・イベント・データにトリガし、取込むことができる。
取込んだビットはシーケンシャルまたはランダムにスキャンできる。また、トリガは2つの連続したBトリガ・イベントを切り替えることができる。Bイベント・スキャンで取込んだバースト・データを使ってアイ・ダイアグラムを構築することもできる

指定したパルス・エッジ・レートよりも速いまたは遅い場合にトリガ。
スロープは正、負またはいずれかが選択可能

イベント遅延トリガ○○

時間遅延トリガ
幅

○
○

○
○

ウィンドウ

○

1～2Gイベント
3.2ns～3Ms
指定した時間範囲内または範囲外で、正または負のパルスでトリガ。
最小パルス幅は150ps
ユーザが調整可能な2つのスレッショルドと時間軸によって定義されているウィンドウに、
イベントが出入りしたときにトリガ。イベントは、時間または多チャンネルの論理の状態で設定可能

イベントのサーチとマーク

波形解析

グリッチ、ラント、トランジション・レート、パルス幅、セットアップ／ホー
ルド、タイムアウト、ウィンドウ違反、または任意のチャンネル数における任意のロジック／ステート・パターンを検索します。サーチ条件で検出されたイベントにはマークが付き、イベント・テーブルに表示されます。
任意のチャンネルの正、負またはいずれかのスロープを検索します。

波形測定

Opt. DDRAでは、DDRのライトまたはバーストを検索します。
検出されたイベントはイベント･テーブルで表示され、すべてのイベントはトリガ･ポジションを基準にタイム･スタンプが付きます。イベント検出時に、波形取込みの停止を選択することもできます。

測定項目
自動測定


概要

振幅測定


振幅、ハイ、ロー、最大値、最小値、P-P、平均値、
サイクル平均値、実効値、サイクル実効値、
正のオーバシュート、負のオーバシュート

53項目。8項目が一度にスクリーン上に表示。統計値、
ユーザ定義可能なリファレンス・レベル、
範囲を指定して測定するゲーティングが可能

その他
面積、サイクル面積、位相、バースト幅
アイ・パターン 消光比（絶対値、%、dB）、アイ高さ、アイ幅、
関連
アイ・トップ、アイ・ベース、アイ・クロス%、
ジッタ（P-P、実効値、6σ）、ノイズ（P-P、実効値）、

S/N比、サイクル歪み、Qファクタ
ヒストグラム 波形数カウント、ボックス内のヒット数、ピーク・ヒット数、関連
中央値、最大値、最小値、P-P、平均値（μ）、標準偏差（σ）、
μ＋1σ、μ＋2σ、μ＋3σ
時間測定
立上り時間、立下り時間、正のパルス幅、負のパルス幅、
正のデューティ・サイクル、負のデューティ・サイクル、周期、周波数、遅延

www.tektronix.com/ja

21データ・シート

バス・デコード

コンピュータ・システムと周辺機器

項目

項目

概要

選択したチャンネルのデータをパラレルとしてグループ化し、1つのバス値として表示。表示はバイナリ、16進、シンボル
I2C
I2C（Inter-Integrated Circuit）規格のバスとしてSCLK
およびSDAチャンネルを表示
SPI
SPI（Serial Peripheral Interface）規格のバスとして
MOSI、MISO、SCLK、SSチャンネルを表示
RS-232/422/ チャンネルはバスとして表示
485/UART
USB
チャンネルはUSB仕様のバスとして表示
パラレル

MIPI D-PHY

DSIまたはCSI2チャンネルはMIPI規格のバスとして表示

CPU

Intel Core 2 Duo2プロセッサ、3GHz

PCシステム・メモリ

8GB

ハード・ディスク・ドライブ

後部パネル、リムーバブル・ハード・
ディスク・ドライブ、160Gバイト

オプションの半導体
ドライブ（Opt. SSD）

概要

代数式


波形、スカラ、任意の変数、波形測定結果などを含めた
広範な代数式を定義可能。
例：(Integral（CH1－Mean（CH1））×1.414×VAR1)

演算
フィルタ関数

波形およびスカラの加算、減算、乗算、除算
ユーザによる定義が可能。フィルタ係数を含むファイルを指定。フィルタのファイルも装備
周波数領域関数 スペクトラム（振幅、位相、実数および虚数）マスク関数
サンプル波形からピクセル・マップの波形データベースを生成する関数。サンプル数も定義可能
平均、反転、積分、微分、平方根、指数、Log10、Loge、
Abs、Ceiling、Floor、Min、Max、Sin、Cos、Tan、
ASin、ACos、ATan、Sinh、Cosh、Tanh

関係式＞、＜、≧、≦、＝、≠のブール値の結果
振幅： リニア、dB、dBm
垂直軸単位

位相： degree、radian、グループ遅延
IREとmV
ウィンドウ関数 矩形、ハミング、ハニング、カイザーベッセル、ブラックマン
ハリス、ガウシャン、フラットトップ2、Tek指数関数

ディスプレイ、コンピュータ、I/O
ディスプレイ
項目

概要

カラー・パレット

ノーマル、グリーン、グレイ、色温度、
スペクトラル、ユーザ定義

表示フォーマット

YT、XY

ディスプレイ解像度

XGA 1024×768ピクセル

ディスプレイ・サイズ

対角307.3mm（12.1型）

ディスプレイ・タイプ

液晶カラー・ディスプレイ

水平目盛数

10

垂直目盛数

10

波形スタイル

ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、
無限パーシスタンス

www.tektronix.com/ja

リムーバブル、容量：160GB
前面パネル、CD-R/W、DVD-Rドライブ

マウス

項目

22

Microsoft Windows XP

CD/DVDドライブ

波形処理／演算機能

演算機能


オペレーティング・システム（OS）

光学式ホイール・マウス、USBインタフェース

キーボード

USBインタフェース

入出力ポート前面パネル
ポート
外部トリガ入力

トリガの項を参照

DCプローブ校正出力

BNCコネクタ、DCプローブ校正用：±10VDC
（プローブ校正時のみ利用可能）

高速エッジ出力

SMAコネクタによる高速エッジ信号。
1kHz±20%、810mV（ベース・トップ間）
±20%（10kΩ以上の負荷）、
440mV±20%（50Ω負荷）

リカバリ・クロック SMAコネクタ、1.25Gbps以下、出力スイング：
130mV p-p以上（1.25Gbps、50Ω）、
DPO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズで
はOpt. ST6GまたはOpt. MTHが必要、

DSA70000Cシリーズでは標準装備
リカバリ・データ

SMAコネクタ、1.25Gbps以下、出力スイング：
1010の繰り返しパターンで200mV（50Ω）、
DPO70000Cシリーズ、MSO70000CシリーズではOpt. ST6GまたはOpt. MTHが必要。
DSA70000Cシリーズでは標準装備

USB2.0ポート

USBキーボード、マウス、ストレージ・デバイスを接続

LXI（LAN eXtensions for Instrumentation）
クラス
バージョン

LXIクラスC
1.3

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
後部パネル

寸法／質量
ベンチトップ・タイプ

mm

オーディオ・ポート

ミニチュア・フォン・ジャック、ステレオ・
マイクロフォン入力とステレオ・ライン出力

高さ

298

幅

451

外部トリガ出力

BNCコネクタ、0～3V、デフォルトの出力は
Aイベント・トリガ、ローで真奥行

489.97

質量kg

BNCコネクタ、時間軸システムは
外部10/100MHzリファレンスに対して
位相ロック可能。安定したクロックまたはトラッキング･モードのどちらかに最適化（ソフトウェア・スイッチによる）

本体

24

ポート

外部時間軸リファレンス入力
GPIBポート
キーボード・ポート
LANポートIEEE 488.2規格
PS/2互換出荷梱包時

34

ラックマウント・タイプ

mm

高さ

311

幅

480.1

奥行（ラックマウントの取っ手から機器の後端まで）

546.1

RJ-45コネクタ、10Base-T、100Base-T、
1000Base-Tをサポート

質量kg

マウス・ポート

PS/2互換本体

22

パラレル・ポート

IEEE 1284、DB-25コネクタ

キット

2.7

eSATA
電源

DVI-Iビデオ・ポート






シリアル・ポート
TekLink

eSATAストレージ・デバイス用外部
SATAインタフェース

冷却に必要なスペース

mm

100～240V rms、±10%、50/60Hz、
115V rms±10%、870W未満、
400Hz、CATⅡ、1100VA未満

上部

0外部モニタまたはプロジェクタに接続してライブ波形
などを表示。プライマリWindowsデスクトップも、
これらのポートを使用して外部モニタに表示可能。
DVI-Iポートは、セカンダリのWindowsデスクトップ
（拡張デスクトップまたはデュアル・モニタ表示とも呼ばれる）として設定することも可能。
DVIコネクタ（Fe）、DVI-VGA 15ピンD-Sub
コネクタ・アダプタが付属

底部

0

左側面

76

右側面

76

前面

0

後部

0

環境条件
項目

複数の当社オシロスコープと同期して、
4チャンネル以上の同時取込みが可能

4個、USBキーボード、マウス、
ストレージ・デバイスを接続

概要

温度DB-9 COM1ポート×2

時間軸リファレンス出力 BNCコネクタより、内部10MHzリファレンス・
オシレータの信号を出力、TTL互換
USB2.0ポート

機械的特性

動作時

＋5～＋45℃

非動作時－20～＋60℃

湿度
動作時


32℃までは相対湿度8～80%＋32～＋45℃までは
湿球温度29.4℃に制限される

非動作時


相対湿度5～95%＋32～＋60℃までは
湿球温度29.4℃に制限される

高度
動作時

3,000m

非動作時

12,000m

規制



EMC

2004/108/EC; 
EN 61326-2-1:2006

安全基準

UL 61010-1、CSA 61010-1-04、
LVD 2006/95/EC、EN61010-1、IEC 61010-1

www.tektronix.com/ja

23データ・シート

ご発注の際は以下の型名をご使用ください。
型名
型名

概要

MSO70404C

4GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO70604C

6GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO70804C

8GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO71254C

12.5GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO71604C

16GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSO72004C

20GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ

DSA70404C

4GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DSA70604C

6GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DSA70804C

8GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DSA71254C

12.5GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DSA71604C

16GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DSA72004C

20GHzデジタル・シリアル・アナライザ

DPO70404C

4GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO70604C

6GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO70804C

8GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO71254C

12.5GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO71604C

16GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

DPO72004C

20GHzデジタル・フォスファ・オシロスコープ

24

www.tektronix.com/ja

共通のスタンダード・アクセサリ：アクセサリ・ポーチ、前面カバー、マウス、キーボード、クイック・スタート・ユーザ・マニュアル（071-173x-xx)、TekConnect ®-2.92mmア ダ プ タ（TCA-292MM型 ） ×4、Tek
Connect-BNCアダプタ（TCA-BNC型）×1、DVI-VGA変換アダプタ、
静電気保護リスト・ストラップ、MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ・プ
ロダクト・ソフトウェアCD/DVD-ROM、パフォーマンス検証手順PDFファイル、GPIBプログラマ・リファレンス（プロダクト・ソフトウェアCD/
DVD-ROM内）、校正証明書（NISTトレーサビリティ、Z540-1コンプラ
イアンスおよびISO9001）、電源ケーブル、3年保証

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
オプション
機器オプション
オプション

MSO70000C
シリーズ

DSA70000C
シリーズ

DPO70000C
シリーズ

概要

レコード長オプション
Opt. 2XL○

標準○31.25Mポイント／チャンネル

Opt. 5XL○○○

62.5Mポイント／チャンネル

Opt. 10XL○○○

125Mポイント／チャンネル

Opt. 20XL＊9

○

○

○

250Mポイント／チャンネル

MSO70000Cシリーズ・ミックスド・シグナル・オシロスコープ用オプション
Opt. DSAH○（MSO70404C型、
MSO70604型、
またはMSO70804C型）

MSOデジタル・シリアル解析バンドル
（Opt. 2XL、Opt. DJA、Opt. MTH、Opt. ST6Gを含む）


Opt. DSAU○（MSO71254C型、
MSO71604C型、
またはMSO72004C型）

MSOデジタル・シリアル解析バンドル
（Opt. 2XL、Opt. DJA、Opt. MTH、Opt. ST6Gを含む）


トリガ・オプション
Opt. LT○○○

波形リミット・テスト

Opt. MTH

○

標準

○

シリアル規格のマスク・テスト、
3.125Gbpsまでのハードウェアによるクロック・リカバリを含む

Opt. ST6G


○


標準


○


6.25Gbps までの8B/10Bエンコード・シリアル信号のプロトコル・
トリガ／デコード、ハードウェアによるクロック・
リカバリとパターン・ロック・トリガを含む

Opt. D-PHY＊10

○

○

○

MIPI® D-PHY Essentials－特性評価／
コンプライアンス・テスト・ソリューション

Opt. DDRA＊10

○

○

○

DDRメモリ・バス解析

Opt. DJA○標準○

DPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析ソフトウェア

Opt. DSPT＊12、13

○

○

○

DisplayPortコンプライアンス・テスト・ソリューション

拡張解析オプション

Opt. DVI○○○

DVIコンプライアンス・テスト・ソリューション

Opt. ERRDT*14

○

○

○

高速シリアル規格用フレーム／ビット・エラー・レート検出（プログラム・インタフェース経由のみで利用可能）

Opt. ET3＊5

○

○

○

Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Opt. HT3○○○

HDMIコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Opt. HT3DS

○

○

○

HDMI 1.4用HDMIダイレクト・シンセシス

Opt. M-PHY＊10

○

○

○

MIPI M-PHY Essentials－特性評価／解析ソリューション

Opt. PCE＊10

○

○

○

PCI Expressコンプライアンス・モジュール

Opt. PCE3＊10

○

○

○

PCI Express Gen3 Essentials

Opt. PWR＊7

○

○

○

パワー測定／解析ソフトウェア

Opt. QPI○○○Intel Quick Path Interconnect自動テスト・ソフトウェア

Opt. SLA○○○

シリアル・データ・リンク解析Advanced（イコライゼーション機能付）

Opt. SLE○○○

シリアル・データ・リンク解析Essential（イコライゼーション機能なし）

Opt. SR-COMP

○

○

○

コンピュータ・シリアル・トリガ／解析（RS-232/422/485/UART）

Opt. SR-DPHY

○

○

○

MIPI D-PHY（DSI/CSI2）シリアル解析

Opt. SR-EMBD

○

○

○

組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI）

Opt. SR-USB

○

○

○

USBシリアル・トリ／解析

Opt. SVE○○○

SignalVu™ Essential－ベクトル信号解析ソフトウェア

Opt. SVM＊11

○

○

○

デジタル変調解析機能

Opt. SVP＊11

○

○

○

パルス解析機能

Opt. SVT＊11

○

○

○

周波数／位相セトリング時間測定機能

Opt. USB＊6

○

○

○

USB2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

Opt. USB3＊10、12

○

○

○

USB 3.0 Essentialsl－USB 3.0トランスミッタ・テスト＊10

www.tektronix.com/ja

25データ・シート

オプション

MSO70000Cシリーズ

DSA70000Cシリーズ

DPO70000Cシリーズ

概要

フローティング・オプション・ライセンス
テクトロニクス製品を管理するためのもう1つの方法です。ライセンス・キーにより、MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ、DPO7000シリーズ、MSO/DPO5000シリーズ・オシロスコープのオプションを簡単に移動することができます。オプションは、次のオプションで発行されるライセンス・キー
によってご利用になれます。
フローティング・ライセンス・オプションの詳細については、当社ウェブ・サイト（www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/floatinglicenses）をご参照ください。
DPOFL-CP2

○

○

○

ANSI/ITUテレコム・パルス・コンプライアンス・
テスト・ソフトウェア

DPOFL-D-PHY＊10

○

○

○

MIPI® D-PHYトランスミッタのデバッグ／特性評価／
コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

DPOFL-DDRA＊10

○

○

○

DDRメモリ・バス解析

DPOFL-DJA

○

○＊16

○

DPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析ソフトウェア（Advanced）

DSAFL-DSAU

○

○＊16

○

デジタル・シリアル解析バンドル（12.5GHz以上の機種）

DPOFL-DSA

○

○＊16

○

デジタル・シリアル解析バンドル

DPOFL-DSPT＊12、13

○

○

○

DisplyPortトランスミッタ・コンプライアンス・
テスト・ソフトウェア

DPOFL-DVI○○○

DVIコンプライアンス・テスト

DPOFL-ERRDT＊14

○

○

○

高速シリアル規格用フレーム／ビット・エラー・レート検出
Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

DPOFL-ET3＊5

○

○

○

DPOFL-HT3○○○

HDMIコンプライアンス・テスト

DPOFL-HT3DS

○

○

○

HDMI 1.4用HDMIダイレクト・シンセシス

DPOFL-LT○○○

波形リミット・テスト

DPOFL-MPHY

○

○

○

MIPI M-PHY Essentials－特性評価／解析ソリューションDPOFL-MTH

○

○＊16

○

マスク・テスト機能（ハードウェア・クロック・リカバリを含む）

DPOFL-PCE○○○

PCI Express測定

DPOFL-PTD

○

○＊16

○

8B/10Bプロトコル・トリガとデコード

DPOFL-PWR＊7

○

○

○

パワー測定／解析

DPOFL-QPI＊10

○

○

○

Intel Quick Path Interconnect自動テスト・ソフトウェア

DPOFL-SLA

○

○

○

シリアル・データ・リンク解析－
Advanced（イコライゼーション機能付）

DPOFL-SLE

○

○

○

シリアル・データ・リンク解析－
Essentials（イコライゼーション機能なし）

DPOFL-SR-COMP

○

○

○

コンピュータ・シリアル・トリガ／解析
（RS-232/422/485/UART）

DPOFL-SR-DPHY

○

○

○

MIPI D-PHY (DSI/CSI2) シリアル解析

DPOFL-SR-EMBD

○

○

○

組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI）

DPOFL-SR-USB

○

○

○

USBシリアル・トリガ／解析

DPOFL-ST6G

○

○＊16

○

8B/10Bシリアル・プロトコル・トリガ／デコード
（最高6.25Gbps）

DPOFL-SVE○○○

SignalVu Essentials － ベクトル・シグナル解析ソフトウェア

DPOFL-SVM＊11

○

○

○

SignalVu汎用変調解析＊11＊11

DPOFL-SVO○○○

OFDM解析＊11＊11

DPOFL-SVP○○○

SignalVu Pulse － 拡張信号解析ソフトウェア＊11＊11

DPOFL-SVT○○○

セトリング時間測定（周波数、位相）

DPOFL-USB＊6

○

○

○

USB 2.0コンプライアンス・テスト

DPOFL-USB3＊10、12

○

○

○

USB 3.0 Essentials

DPOFL-XL02

○

○＊16

○

レコード長拡張（31.25Mポイント／ch）

DPOFL-XL05

○

○

○

レコード長拡張（62.5Mポイント／ch）

DPOFL-XL010

○

○

○

レコード長拡張（125Mポイント／ch）

DPOFL-XL020＊9

○

○

○

レコード長拡張（250Mポイント／ch）

26

＊10

www.tektronix.com/jaミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
オプション

MSO70000Cシリーズ

DSA70000Cシリーズ

DPO70000Cシリーズ

概要○

TekExpress自動化フレームワーク
D-PHY自動化ソリューション

TekExpressアプリケーション・フレームワーク
TEKEXP○○

Opt. D-PHYTX

○

○

○

Opt. DIIVA

○

○

○

DiiVA自動化ソリューション

Opt. DP-SINK

○

○

○

DisplayPortシンク・コンプライアンス自動化ソリューション

Opt. HEAC○○○HEAC自動化ソリューション

Opt. SAS-RSG

○

○

○

スタンドアロンSASレシーバ測定

Opt. SAS-RXTX

○

○

○

スタンドアロンSASチャンネル測定

Opt. SAS-TSG

○

○

○

スタンドアロンSASトランスミッタ測定

Opt. SAS-DHB

○

○

○

スタンドアロンSASバンドル・ソリューション

Opt. SATA-TSG

○

○

○

SATA PHY/TSG/OOBトランスミッタ・テスト

Opt. SATA-RSG

○

○

○

SATA RSG/RMTレシーバ・テスト

Opt. SATA-RXTX

○

○

○

SATA Rx/Txチャンネル・テスト

Opt. SATA-DHB

○

○

○

SATAソフトウェア・バンドル
（ホストまたはデバイス用TSG、RSG、RXTX）

Opt. SATA-SI

○

○

○

SATA SIケーブル・テスト

Opt. USB-RMT

○

○

○

TekExpress USB 3.0レシーバ・テスト自動化ソリューション

Opt. USB-TX＊10、12

○

○

○

TekExpress USB 3.0トランスミッタ・テスト自動化ソリューション

Opt. XGbT○○○10GBASE-T自動化ソリューション

＊5

Ethernetテスト・フィクスチャが必要＊6

TDSUSBF（USBテスト・フィクスチャ）が必要＊7

Opt. 2XL以上のメモリ長とTCA-1MEG型ハイ・インピーダンス・バッファ・アンプの使用を推奨＊8Opt. RTEが必要＊9周波数帯域が12.5GHz以上の機種のみ＊10

Opt. DJAが必要＊11

Opt. SVEが必要＊12周波数帯域が8GHz以上の機種のみ＊13

Opt. DJAとOpt. 5XLが必要＊14

Opt. ST6Gが必要＊15

Opt. MTHが必要＊16

DSA70000Cシリーズでは標準、フローティング・ライセンスは互換性がありますが、必要ではありません。

サービス・オプション
オプション

概要

Opt. CA1

標準校正（校正期限後、1回実施）

Opt. C3

3年標準校正（納品後2回実施）

Opt. C5

5年標準校正（納品後4回実施）

Opt. D3

3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）

Opt. D55年試験成績書（Opt. C5と同時発注）

Opt. G3

3年間ゴールド・サービス・プラン

Opt. G5

5年間ゴールド・サービス・プラン

Opt. R5

5年保証期間Opt. IF

アップグレードのインストレーション・サービス

www.tektronix.com/ja

27データ・シート

推奨アクセサリ

ケーブル

プローブ

ケーブル名

部品番号
012-1214-xx

プローブ型名概要

セントロニクス・
ケーブル

P7520

20GHz TriModeプローブ

GPIBケーブル（1m）012-0991-01

P7516

16GHz TriModeプローブ

GPIBケーブル（2m）012-0991-00

P7513A

13GHz TriModeプローブ

P7313SMA

13GHz TekConnect差動SMAプローブ

P6780型ロジック・プローブのスタンダード・アクセサリ

P7508

8GHz TriModeプローブ

アクセサリ

部品番号

P7380SMA

8GHz TekConnect差動SMAプローブ

NEX-P6960PIN

P7506

6GHz TriModeプローブ

D-Maxプローブ・プットプリント－
スクエア・ピン・ヘッダ・アダプタ

P7504

4GHz TriModeプローブ

Mictor－スクエア・ピン・ヘッダ・アダプタ

NEX-HD2HEADER

P6780

差動ロジック・プローブ

デスキュー・フィクスチャ

067-2083-xx

P6750

D-Maxテクノロジー・ロジック・プローブ

標準アダプタ020-3035-xx

P6717A

汎用ロジック・プローブ

ワイド・ボディ・アダプタ

020-3036-xx

P6251

DC～1GHz、42V、差動プローブ
（TCA-BNC型変換アダプタが必要）

25°/55°ホルダ

020-3032-00

ヒート・ストリップ・ワイヤ（4.57m）

020-3021-00

P6250

DC～500MHz、42V、差動プローブ
（TCA-BNC型変換アダプタが必要）

ハンド・ブラウジング・アダプタ

202-3031-xx

フレックス・アダプタ

020-3033-xx

TCPA300/
AC/DC電流測定システム
TCPA400シリーズ

リード・セット・グランド

020-3038-xx

P5200/P5205/
P5210

高電圧差動プローブ

フェライト・ビーズ

020-3034-xx

ワイヤ・チューブ（4.57m）

020-3037-xx

067-0484-xx

アナログ・プローブ校正／
デスキュー・フィクスチャ（4GHz）

P6717型ロジック・プローブのスタンダード・アクセサリ

067-1586-xx

アナログ・プローブ・デスキュー・フィクスチャ
（4GHz以上）

067-1686-xx

パワー・デスキュー・フィクスチャ

アダプタ

プローブ・グルーパ（ヘッダ・ピンを含む） 020-3042-xx

アクセサリ

部品番号

D-Maxプローブ・プットプリント－
スクエア・ピン・ヘッダ・アダプタ

NEX-P6960PIN

Mictor－スクエア・ピン・ヘッダ・アダプタ

NEX-HD2HEADER

デスキュー・フィクスチャ

067-2083-xx
206-0559-xx

アダプタ型名概要

延長グランド・チップ

TCA-1MEG

ハイ・インピーダンス・バッファ・アンプ
（P6139A型受動電圧プローブを含む）

プローブ・チップ131-5638-xx

ICグラバ

206-0569-xx

TCA-292MM

TekConnect−2.92mm変換アダプタ

プローブ・グルーパ

352-1115-xx

TCA-BNC

TekConnect−BNC変換アダプタ

リード・セット

196-3501-xx

TCA-N

TekConnect−N変換アダプタ

グランド・リード・セット

196-3497-xx

TCA-SMA

TekConnect−SMA変換アダプタ

TCA75

8GHz精密TekConnect 75Ω-50Ω変換アダプタ、
75ΩBNC入力コネクタ

28

www.tektronix.com/jaミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
アクセサリ
アクセサリ

型名

メモリ・テスト
DDR3 ×4/×8
ソルダ・チップ・インターポーザ

NEX-DDR3MP78BSC

DDR3 ×4/×8
ソケット・チップ・インターポーザ

NEX-DDR3MP78BSCSK

DDR3 ×16
ソルダ・チップ・インターポーザ

NEX-DDR3MP96BSC

DDR3 ×16
ソケット・チップ・インターポーザ

NEX-DDR3MP96BSCSK

DDR2 ×4/×8
ソルダ・チップ・インターポーザ

NEX-DDR2MP60BSC

DDR2 ×4/×8
ソケット・チップ・インターポーザ

NEX-DDR2MP60BSCSK

DDR2 ×16
ソルダ・チップ・インターポーザ

NEX-DDR2MP84BSC

DDR2 ×16
ソケット・チップ・インターポーザ

NEX-DDR2MP84BSCSK

DDR3用インスツルメントDIMM

UDIMMロー・カードE用Scope
NEXVuカード
（www.nexustechnology.comを参照）

システム・テスト
Opt. USB用テスト・フィクスチャTDSUSBF

Opt. XGbTソフトウェア用
10GBASE-TフィクスチャTF-XGbT

10BASE-Te テスト・フィクスチャ

TF-GBE-EE
Crescent Heart Software社まで
お問合せください。
国内代理店：
日本ザイラテックス株式会社
（TEL：03-6278-8201 
E-mail : sales@xyratex.com）

Serial ATA ZPテスト・フィクスチャ・セット TF-SATA-SET-IV-ZP（ホスト、デバイス、ケーブル・テスト用）
ESerial ATA ZPテスト・フィクスチャ・セットTF-ESATA-SET-IV-ZP（ホスト、デバイス、ケーブル・テスト用）
HDMIタイプＡソース、シンクおよび TF-HDMI-TPA-S
ケーブル・テスト・フィクスチャ・キットHDMIタイプＡプラグ×1、
HDMIタイプＡレセプタクル×2、
HDMIタイプＡキャリブレーション・モジュール×1、HDMI E-EDID PCB×1、HDMI E-EDID EPROM×1
TF-HDMI-TPA-STX
HDMIタイプＡソース、

シンクHDMIフィクスチャ・サブキット
HDMIタイプＡプラグ×1、HDMI E-EDID
PCB×1、HDMI E-EDID EPROM×1
HDMI EDIDフィクスチャ・キット

TF-HDMI-TPA-CE

HDMI EDID PCB×1、E-EDID EEPROM×1（PCBに実装）、アダプタ・ケーブル×1
HEAC TPA-KIT（メイン・ボード、Plug Aタイプ・ボード、Plug Cタイプ・ボード、TDRボード
（Aレセプタクル）×2、
TDR（Cレセプタクル）×2）

TF-HEAC-TPA-KIT

Rx/Tx用HDMIタイプC
フィクスチャ・セット

TF-HDMI-TPA-S/STX

トランジット・ケース（カーボン・ファイバ）

アクセサリ

型名

Keithley Instruments社製、

RF／マイクロ波スイッチ・システム、
32チャンネル、終端なし、

アジア仕様の電源ケーブル

S46-6666-A-ASIAP

Keithley Instruments社製、

RF／マイクロ波スイッチ・システム、
32チャンネル、終端なし、
ヨーロッパ／アフリカ仕様の電源ケーブル

S46-6666-A-EURAF

USB 3.0 A/Bフィクスチャ／ケーブル・キット TF-USB3-AB-KIT
USB 3.0 Type A プラグ・フィクスチャ

TF-USB3-A-P

USB 3.0 Type Aリセプタクル・
フィクスチャ・キット

TF-USB3-A-R

USB 3.0 Type Bリセプタクル・
フィクスチャ・キット

TF-USB3-B-R

1000/100/10Base-Tアドバンスト・
テスト・パッケージ
（テスト・フィクスチャPCBセット、
RJ45インターコネクト・ケーブル、
1000Base-Tジッタ・テスト・チャンネル・ケーブル）

TF-GBE-ATP

1000/100/10Base-Tベーシック・
テスト・パッケージ
（テスト・フィクスチャPCBセット、
RJ45インターコネクト・ケーブル）

TF-GBE-BTP

103m、1000BASE-Tジッタ・テスト・チャンネル・ケーブル

TF-GBE-JTC

ショート（0.1m）RJ45インターコネクト・
ケーブル

TF-GBE-SIC

TekEXP-XGbTソリューション適合のテスト・
フィクスチャTF-XGbT

その他

Keithley Instruments社製、
S46-6666-A-AMER
RF／マイクロ波スイッチ・システム、32チャンネル、終端なし、
米国仕様の電源ケーブル

台車

K4000

ラックマウント・キット

016-1985-xx

サービス・マニュアル（英語）071-1740-xx

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ用予備HDD 065-0834-xx
トランジット・ケース
（メタル・フレーム、木製パネル）

016-2039-xx

トランジット・ケース（カーボン・ファイバ）

016-2043-xx

www.tektronix.com/ja

29データ・シート

アップグレード・オプション

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズをご購入後、製品を簡単にアップグレードすることができます。
DPO-UPの後に、以下のオプション型名を付けてください（例：DPO-UP
DDRA）。
オプション

概要

メモリ
DPO70000CシリーズまたはMSO70000Cシリーズからのレコード長
アップグレードオプション

概要

ERRDTU＊9、14 フレーム／ビット・エラー・レート検出（DPO71254C/
71604C/72004C型、DSA71254C/71604C/
72004CB型、またはMSO71254C/71604C/72004C型）
ET3

Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

HT3

HDMIコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

HT3DS

HDMI 1.4用HDMIダイレクト・シンセシス

IBA＊8

RT-Eye解析ソフトウェア用InfiniBandコンプライアンス・
モジュール

J2

TDSDDM2ディスク・ドライブ解析ソフトウェア

標準のレコード長からOpt. 2XLにアップグレード

M-PHY＊10

MIPI® M-PHYコンプライアンス・テスト・ソリューション

XL05

標準のレコード長からOpt. 5XLにアップグレード

PCE

PCI Express解析ソフトウェア

XL010

標準のレコード長からOpt. 10XLにアップグレード

PCE3＊10PCI Express Gen3 Essentials

XL02

XL020

＊9

標準のレコード長からOpt. 20XLにアップグレード

DPO70000Cシリーズ、DSA70000Cシリーズ、
またはMSO70000Cシリーズからのレコード長アップグレード
XL25

Opt. 2XLからOpt. 5XLにアップグレード

XL210
XL220

Opt. 2XLからOpt. 10XLにアップグレード＊9Opt. 2XLからOpt. 20XLにアップグレード

XL510

Opt. 5XLからOpt. 10XLのレコード長にアップグレード

XL520＊9

Opt. 5XLからOpt. 20XLのレコード長にアップグレード

XL1020＊9

Opt. 10XLからOpt. 20XLのレコード長にアップグレード

＊19

PTD

8B/10Bエンコード・シリアル信号用プロトコル・デコード

PWR

パワー測定／解析ソフトウェア

QPI＊10Intel Quick Path Interconnect 1.1自動化テスト

SLA

シリアル・データ・リンク解析Advanced
（イコライゼーション機能付）

SLE

シリアル・データ・リンク解析Essential
（イコライゼーション機能なし）

SR-COMP

コンピュータ・シリアル・トリガ／解析
（RS-232/422/485/UART）

SR-DPHYMIPI D-PHY (DSI/CSI2)シリアル解析

トリガ／サーチ

SR-EMBD

組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI）

DPO70000Cシリーズ、DSA70000Cシリーズ、またはMSO70000C
シリーズのアップグレード

SR-USB

USBシリアル・トリガ／解析

SSD

リムーバブル・ディスクの追加－SSD

LT

波形リミット・テスト

SVEH＊20SignalVu™ Essential－ベクトル信号解析ソフトウェア

MTH

ハードウェア・クロック・リカバリによるシリアル規格の
マスク・テスト

SVEU＊9SignalVu™ Essential－ベクトル信号解析ソフトウェア

SVM＊22

デジタル変調解析機能、Opt. SVEが必要

SVO＊22

OFDM解析

SVP＊22拡張パルス・シグナル解析／測定機能、Opt. SVEが必要

ST6G

6.25Gbpsまでの8B/10Bエンコード・シリアル信号のプロトコル・トリガ／デコード

拡張解析
DPO70000Cシリーズ、DSA70000Cシリーズ、またはMSO70000C
シリーズのアップグレード
CP2＊15ANSI/ITUテレコム・パルス・コンプライアンス・テスト・
ソフトウェアD-PHY＊10

MIPI® D-PHYコンプライアンス・テスト・ソリューション

DDRA＊17

Opt. DDRAにアップグレード

DJAH＊20DPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析（DPO70404B/
70604B/70804B型、またはMSO70404/70604/70804型）

DJAU＊9DSAH＊20DSAU＊9DPOJETジッタ／アイ・ダイアグラム解析（DPO71254C/
71604C/72004C型、またはMSO71254C/71604C/72004C型）
デジタル・シリアル解析バンドル（DPO70404B/70604B/
70804B型、またはMSO70404/70604/70804型）
MSOデジタル・シリアル解析バンドル（DPO71254C/71604C/
72004C型、またはMSO71254C/71604C/72004C型）

DSPT

DisplayPortコンプライアンス・テスト・ソリューション

DVI

DVIコンプライアンス・テスト・ソリューション

EQ

Opt. SLEからOpt. SLAへのイコライゼーション・アップ
グレード＊12、13＊18

ERRDTH＊14、20 フレーム／ビット・エラー・レート検出（DPO70404B/70604B/
70804B型、DSA70404B/70604B/70804B型、またはMSO70404/70604/70804型）

30

www.tektronix.com/ja

SVT＊22

セトリング時間測定（周波数、位相）機能、Opt. SVEが必要

USB

USB2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

USB3＊10、12 USB 3.0コンプライアンス／解析ソフトウェア
UWB

ウルトラワイド・バンドWi-Media解析ソフトウェア（Wi-MediaアライアンスPHYインタフェース・テストを含む）

VNM＊21TDSVNM CAN/LINタイミング＆プロトコル・デコード
（トリガは含まれていません）

その他
IF

アップグレードのインストレーション・サービス＊8

Opt. RTEが必要＊9周波数帯域が12.5GHz以上の機種のみ＊10

Opt. DJAが必要＊12周波数帯域が8GHz以上の機種のみ＊13

Opt. DJA、5XLが必要＊14

Opt. ST6Gが必要＊15

Opt. MTHが必要＊17

Opt. ASMとOpt. DJAが必要＊18

Opt. SLEが必要＊19

Opt. RTEあるいはOpt. DJAが必要＊20

周波数帯域が8GHz以下の機種のみ＊21

ATM1型トリガ・モジュールが必要です。Crescent Heart Software社までお問合せください。
国内代理店：日本ザイラテックス株式会社（TEL：03-6278-8201 E-mail：sales@xyratex.com）＊22

Opt. SVE、SVEHまたはSVEUが必要

ミックスド・シグナル・オシロスコープ／デジタル・シリアル・アナライザ／デジタル・フォスファ・オシロスコープ
MSO/DSA/DPO70000Cシリーズ
周波数帯域アップグレード

MSO/DSA/DPO70000Cシリーズをご購入後、アナログ周波数帯域を簡単にアップグレードすることができます。以下の型名でご発注いただけます。
現状の帯域アップグレード後の帯域

型名

DPO70000Cシリーズ、DSA70000Cシリーズ
4GHz

6GHz

BWU4T6

4GHz

8GHz

BWU4T84GHz

12.5GHz

BWU4T12

4GHz

16GHz

BWU4T16

4GHz

20GHz

BWU4T20

6GHz

8GHz

BWU6T86GHz

12.5GHzBWU6T12

6GHz

16GHz

BWU6T16

6GHz

20GHz

BWU6T208GHz

12.5GHzBWU8T12

8GHz

16GHz

BWU8T16

8GHz

20GHz

BWU8T20

12.5GHz

16GHz

BWU12T16

12.5GHz20GHz

BWU12T20

16GHz

20GHz

BWU16T20

DPO70000Cシリーズ、DSA70000Cシリーズ
4GHz

6GHz

CBWU4T6

4GHz

8GHz

CBWU4T8

4GHz

12.5GHzCBWU4T12

4GHz

16GHz

CBWU4T16

4GHz

20GHz

CBWU4T20

6GHz

8GHz

CBWU6T8

6GHz

12.5GHzCBWU6T12

6GHz

16GHz

CBWU6T16

6GHz

20GHz

CBWU6T20

8GHz

12.5GHzCBWU8T12

8GHz

16GHz

CBWU8T16

8GHz

20GHz

CBWU8T20

12.5GHz16GHz

CBWU12T16

12.5GHz20GHz

CBWU12T20

16GHz

20GHz

CBWU16T20

MSO70000Cシリーズ、MSO70000Cシリーズ
4GHz

6GHz

MBWU4T6

4GHz

8GHz

MBWU4T8

4GHz

12.5GHzMBWU4T12

4GHz

16GHz

MBWU4T16

4GHz

20GHz

MBWU4T20

6GHz

8GHz

MBWU6T8

6GHz

12.5GHzMBWU6T12

6GHz

16GHz

MBWU6T16

6GHz

20GHz

MBWU6T20

8GHz

12.5GHzMBWU8T12

8GHz

16GHz

MBWU8T16

8GHz

20GHz

MBWU8T20

12.5GHz16GHz

MBWU12T16

12.5GHz20GHz

MBWU12T20

16GHz

20GHz

MBWU16T20

www.tektronix.com/ja

31

Tektronix お問い合わせ先：
日本
お客様コールセンター
0120-441-046

地域拠点
米国

1-800-426-2200

中南米

52-55-54247900

東南アジア諸国／豪州

65-6356-3900

中国

86-10-6235-1230

インド

91-80-42922600

欧州／中近東／北アフリカ

41-52-675-3777
他 30 カ国

Updated 9 October 2009

詳細について当社は、最先端テクノロジに携わるエンジニアのために、資料を用意しています。当社ホームページ（www.tektronix.com/ja）
をご参照ください。

TEKTRONIX および TEK は、Tektronix, Inc. の登録商標です。Microsoft、Windows は、
米国 Microsoft Corporation の登録商標です。記載された商品名はすべて各社の商標
あるいは登録商標です。

04/11〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階

テクトロニクス お客様コールセンター

ヨッ！良 い オ シ ロ

TEL : 0120-441-046

電話受付時間／ 9：00〜12：00・13：00〜19：00（土・日・祝・弊社休業日を除く）

www.tektronix.com/ja■

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

© Tektronix

55Z-23446-8