PC0-090③

製品仕 様型式

警 報 の 種 類

ガス警報：2段警報、TWA、STEL、OVER警報
故障警報：システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下
その他：パニック警報、マンダウン警報※1

警 報 の 表 示

ガス警報時：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動
故障警報時：ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
その他：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動

ブ ザ ー 音 量

95dB（A）以上、30cmにて（プロテクトカバー装着時）

サンプリング方 式

ポンプ吸引式

吸引流

表表示

言

電量

0.45L/min以上（オープン流量）LCDデジタル（フルドットディスプレイ）

語

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語

源

リチウムイオン電池ユニット または 乾電池ユニット＜単3形アルカリ乾電池※2×3本＞

連続使用時間使用温度範囲-20～+50℃（急変なきこと）

使用湿度範囲

95%RH以下（結露なきこと）

外法

約70（W）×201（H）×54（D）mm（突起部は除く）

量約500g（リチウムイオン電池ユニット使用時）/ 約450g（乾電池ユニット使用時）
IP67相当寸質ポータブルマルチガスモニター

示

リチウムイオン電池ユニット ：約14時間（25℃、満充電時、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約 8 時間（25℃、新品乾電池、無警報、無照明時）

形

国内メーカー初 1台で最大6種類のガスを同時検知可能
光イオン化式センサ（PID）搭載でVOC検知も可能！

GX-6000

保護等級

防爆構

造ModelJapan Ex
（防爆構造電気機械器具型式検定）
合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）合格品
JG（国土交通省）型式承認合格品
CE Marking 適合品

本質安全防爆構造（防爆構造電気機械器具型式検定）Ex ia ⅡC T4X（ATEX）Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4/T3 Ga
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡB T4/T3 Ga（IECEx）Ex ia ⅡC T4/T3 Ga
Ex ia ⅡB T4/T3 Ga

防爆等級

各種

認証

防爆構造電気機械器具型式検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、JG型式承認合格品、CE marking

能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト

機
※1
※2

GX-6000

VOC

マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。
防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。

付属品

または乾電池ユニット＆単3形
アルカリ乾電池×3本

リチウムイオン電池
ユニット＆充電器

プロテクト
カバー

ベルトクリップ

テーパー
ノズル

ストラップ

保護フィルム(LCD画面用)

各種フィルター※※ VOCセンサまたはCO2センサ購入時のみ付属

オプション
（別売品）
ベンゼン選択測定用オプション※2・データロガマネジメントプログラム
ガス採集棒及びガス採集チューブ ・PIDリスト設定プログラム（0.75m/5m/10m/20m/30m）
・赤外線通信アダプター（IR001）※1・チューブホルダー ・プレフィルターチューブ(10本)・リチウムイオン電池ユニット
・充電器・乾電池ユニット
・単3形アルカリ乾電池×3本

HCCH4※１ 「データロガマネジメントプログラム」、「PIDリスト設定プログラム」をご使用になるには、「赤外線通信アダプター（IR001）」が別途必要となります。
※２ P3センサ搭載時に使用

本社

O2H2SCO● 最大6種のガスを検知可能

可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素、その他毒性ガス、揮発性有機溶剤ガス（VOC）などのうち最大で6種類のガスを1台で同時検知可能です。

● 有害な化学物質の自主管理に！

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/

リスクアセスメント実施義務化の対象となる化学物質の安全管理に最適。
1台で数種類のガスを測定でき、作業効率UPに効果的です。

問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜
名 古四 日金関
水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹● 日本語表示可能

日本語を含む多言語表示可能で、設定変更などの操作を容易に行えます。
フルドットディスプレイにより文字も数字も見やすく表示します。

● パニック警報＆マンダウン警報※

作業者の安全を守る2つの新機能を搭載しました。
◆ パニック警報：手動で警報を発し、周囲に現場の異常を知らせる機能。
◆ マンダウン警報※：一定時間動作を感知しない場合に自動で警報を発し、周囲に携帯者の異常を知らせる機能。

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

※マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。
PC0-090②-240430Ⓢ

SO2NO2HCN

NH3Cl2CO2

豊富なガスラインナップ !
1台で最大6種類のガスを検知可能 !!

さらに使いやすく、よりスマートに❶ 可燃性ガス（HC or CH4）

❷ 酸素（O2）

ニューセラミック式

隔膜ガルバニ電池式

爆発事故防止対策に！

酸欠防止対策に！

● 検知範囲：0～100%LEL

フルドット表示

多言語表示

フルドットディスプレイ表示となり、従来のセグメント表示と比べてより鮮明に、多彩な表示が可能となりました。

日本語/英語表示が可能
その他言語についても対応● 検知範囲：0～25.0vol%（サービスレンジ：～40.0vol%）● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL

フランス

スペイン

イタリア

ロシア

❸ 硫化水素（H2S）❹ 一酸化炭素（CO）

定電位電解式

定電位電解式H2S中毒防止対策に！
作業環境測定基準（管理濃度1ppm）対応。

不完全燃焼により発生するCOの中毒防止対策に！
● 検知範囲：0～150ppm（サービスレンジ：～500ppm）● 検知範囲：0～30.0ppm● 1st：25ppm / 2nd：50ppm● 1st：1.0ppm / 2nd：10.0ppm

TWA：25ppm / STEL：200ppm

TWA：1.0ppm / STEL：5.0ppm

パニック警報機能

マンダウン警報機能

パニック警報機能とは、トラブルが発生した場合に周囲に助けを求めたり、異常を知らせるため、携帯者が手動で警報を鳴らすことができる機能です。

GX-6000は動きを感知するためのモーションセンサを搭載しています。マンダウン警報とは、モーションセンサが一定時間動きを感知しない場合に自動で警報を発報し、周囲に携帯者の異常を知らせることができる機能です。

❻ 例：可燃性ガス（HC）❺ 例：揮発性有機化合物（VOC）

赤外線式

PID式

イナートガス中の可燃性ガス
検知に！
%LELからvol%まで検知可能。

VOCをはじめ約700種のガスを直読可能。
各種ガスの安全管理に！

ドイツ

韓国

日

動きに合わせて画面の上下が反転
動きに合わせて自動で画面を180度反転！
ON/OFF
切 替 式 で、固 定 することも可能です。

本アメリカ

前方を照らすLEDライト付き
暗い場所でもLEDライトを点ければ安心！
LEDライトはボタン長押しで簡単に点灯させることができます。
画面もバックライト付
きで暗い場所での作業効率UP！

※マンダウン警報は通常OFF設定です。
ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。

● 検知範囲：0～100%LEL● 検知範囲：0～4000ppm（サービスレンジ：〜30.0vol%）● 1st：400.0ppm / 2nd：1000ppm● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL● センサコード：P2● センサコード：D2

化学物質の安全管理に12種類のガスラインナップからお選びいただけます！※1 ▶（最大2種類）
検知対象ガス

検知範囲（サービスレンジ）

1デジット● 揮発性有機化合物（VOC）

0～40000ppb● 揮発性有機化合物（VOC）

0～4000ppm
VOC：0～100ppm

警報設定値
1st2ndTWA

STEL

センサコード⑤～⑥～4000：1ppb
4000～：10ppb

5000ppb

10000ppb－－

P1～400.0：0.1ppm
400～：1ppm

400.0ppm

1000ppm

－－

P2

5ppm

10ppm

－－

－

－

－

－

ベンゼン：0～50ppm※2～10ppm：0.01ppm
10ppm～：0.1ppm● 二酸化硫黄（SO2）0～99.90ppm

0.05ppm

2.00ppm

5.00ppm

2.00ppm

5.00ppm

E1● 二酸化窒素（NO2）0～20.00ppm

0.05ppm

3.00ppm

6.00ppm

3.00ppm－

E2● 揮発性有機化合物
（VOC)

ポルトガル

● High：19.5vol% / Low：18.0vol%P3● シアン化水素（HCN）

0～15.0ppm

0.1ppm

5.0ppm10.0ppm－4.7ppm

E3● アンモニア（NH3）0～400.0ppm

0.5ppm

25.0ppm

50.0ppm

25.0ppm

35.0ppm

E4● 塩素（Cl2）

0～10.00ppm

0.05ppm

0.50ppm

1.00ppm

0.50ppm

1.00ppm

E5● ホスフィン
（PH3）

0～20.00ppm

0.01ppm

0.30ppm

1.00ppm

0.30ppm

1.00ppm

E6● 可燃性ガス（HC）※30～100%LEL（～30.0vol%）1%LEL（0.5vol%）

10%LEL

50%LEL－－

D2● 可燃性ガス（CH4）0～100%LEL/～100.0vol%※3

1%LEL/0.5vol%

10%LEL

50%LEL－－D3● 二酸化炭素（CO2）0～10.00vol%0.02vol%

0.50vol%

3.00vol%

0.50vol%

3.00vol%

D1● 二酸化炭素（CO2）0～10000ppm

20ppm

5000ppm－5000ppm－D4!

平成28年6月1日より改正労働安全衛生法が施行され、事業所規模に関わらず、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント※の実施が義務付けられました。
※化学物質を取り扱う際の危険性や有害性を調査し、労働災害を未然に防止するために対策を検討すること。

従来は･･･
（例）
トルエン用

（例）
キシレン用

（例）酢酸エチル用約200種類の対象ガスに対応※2018年7月1日現在

低濃度1ppb～測定可能

高い性能を実証されているPIDで低濃度測定が可能
有害ガスの許容濃度監視が可能

製品コード選択したガス種は、下記のように製品コードに反映されます。
センサ

センサコード

ありなし

1
（①はH
（HC）
またはM
（CH4）
0A ① ② ③ ④⑤ ⑥⑦
上表のセンサコードより選択（最大2種類）

GX-6000があれば･･･

リスクアセスメント実施の対象となる化学物質を約200種類（673物質中）測定／濃度直読可能※1 組み合わせによっては使用上注意が必要な場合があります。詳細については弊社営業部までお問い合わせください。
※2 VOCの他に、専用のプレフィルター（別売品）を使用した、ベンゼンの選択的な測定が可能です。
※3 100%LEL以上のガスを検知すると、自動で表示がvol%に切り替わります。

センサのあり/なしを選択

光イオン化式センサ（PID）搭載の電源を選択
電源

電源コード

リチウムイオン電池
乾電池

L
D

・ガス種ごとに検知管を管理、使い分けをしなければならず、使用後の廃棄にも手間がかかる。

測定作業工数を大幅削減

検知器を使い分ける必要がないため作業時間を大幅に短縮可能1台でOK！

豊富なガスラインナップ !
1台で最大6種類のガスを検知可能 !!

さらに使いやすく、よりスマートに❶ 可燃性ガス（HC or CH4）

❷ 酸素（O2）

ニューセラミック式

隔膜ガルバニ電池式

爆発事故防止対策に！

酸欠防止対策に！

● 検知範囲：0～100%LEL

フルドット表示

多言語表示

フルドットディスプレイ表示となり、従来のセグメント表示と比べてより鮮明に、多彩な表示が可能となりました。

日本語/英語表示が可能
その他言語についても対応● 検知範囲：0～25.0vol%（サービスレンジ：～40.0vol%）● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL

フランス

スペイン

イタリア

ロシア

❸ 硫化水素（H2S）❹ 一酸化炭素（CO）

定電位電解式

定電位電解式H2S中毒防止対策に！
作業環境測定基準（管理濃度1ppm）対応。

不完全燃焼により発生するCOの中毒防止対策に！
● 検知範囲：0～150ppm（サービスレンジ：～500ppm）● 検知範囲：0～30.0ppm● 1st：25ppm / 2nd：50ppm● 1st：1.0ppm / 2nd：10.0ppm

TWA：25ppm / STEL：200ppm

TWA：1.0ppm / STEL：5.0ppm

パニック警報機能

マンダウン警報機能

パニック警報機能とは、トラブルが発生した場合に周囲に助けを求めたり、異常を知らせるため、携帯者が手動で警報を鳴らすことができる機能です。

GX-6000は動きを感知するためのモーションセンサを搭載しています。マンダウン警報とは、モーションセンサが一定時間動きを感知しない場合に自動で警報を発報し、周囲に携帯者の異常を知らせることができる機能です。

❻ 例：可燃性ガス（HC）❺ 例：揮発性有機化合物
（VOC）

赤外線式

PID式

イナートガス中の可燃性ガス検知に！
%LELからvol%まで検知可能。

VOCをはじめ約700種のガスを直読可能。
各種ガスの安全管理に！

ドイツ

韓国

日

動きに合わせて画面の上下が反転
動きに合わせて自動で画面を180度反転！
ON/OFF
切 替 式 で、固 定 することも可能です。

本

アメリカ

前方を照らすLEDライト付き
暗い場所でもLEDライトを点ければ安心！
LEDライトはボタン長押しで簡単に点灯させることができます。
画面もバックライト付
きで暗い場所での作業効率UP！

※マンダウン警報は通常OFF設定です。
ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。

● 検知範囲：0～100%LEL● 検知範囲：0～4000ppm（サービスレンジ：〜30.0vol%）● 1st：400.0ppm / 2nd：1000ppm● 1st：10%LEL / 2nd：50%LEL● センサコード：P2● センサコード：D2

化学物質の安全管理に12種類のガスラインナップからお選びいただけます！※1 ▶（最大2種類）
検知対象ガス

検知範囲（サービスレンジ）

1デジット● 揮発性有機化合物（VOC）

0～40000ppb● 揮発性有機化合物（VOC）

0～4000ppm
VOC：0～100ppm

警報設定値
1st2ndTWA

STEL

センサコード⑤～⑥～4000：1ppb
4000～：10ppb

5000ppb

10000ppb－－

P1～400.0：0.1ppm
400～：1ppm

400.0ppm

1000ppm－－

P25ppm10ppm－－－－－－

ベンゼン：0～50ppm※2～10ppm：0.01ppm
10ppm～：0.1ppm● 二酸化硫黄（SO2）0～99.90ppm

0.05ppm

2.00ppm

5.00ppm

2.00ppm

5.00ppm

E1● 二酸化窒素（NO2）0～20.00ppm

0.05ppm

3.00ppm

6.00ppm

3.00ppm－E2● 揮発性有機化合物
（VOC)

ポルトガル

● High：19.5vol% / Low：18.0vol%P3● シアン化水素（HCN）

0～15.0ppm

0.1ppm

5.0ppm10.0ppm－4.7ppm

E3● アンモニア（NH3）0～400.0ppm

0.5ppm

25.0ppm

50.0ppm

25.0ppm

35.0ppm

E4

● 塩素
（Cl2）

0～10.00ppm

0.05ppm

0.50ppm

1.00ppm

0.50ppm

1.00ppm

E5● ホスフィン
（PH3）

0～20.00ppm

0.01ppm

0.30ppm

1.00ppm

0.30ppm

1.00ppm

E6● 可燃性ガス（HC）※30～100%LEL（～30.0vol%）1%LEL（0.5vol%）

10%LEL

50%LEL－－

D2● 可燃性ガス（CH4）0～100%LEL/～100.0vol%※3

1%LEL/0.5vol%

10%LEL

50%LEL－－D3● 二酸化炭素（CO2）0～10.00vol%0.02vol%

0.50vol%

3.00vol%

0.50vol%

3.00vol%

D1● 二酸化炭素（CO2）0～10000ppm

20ppm

5000ppm－5000ppm－D4!

平成28年6月1日より改正労働安全衛生法が施行され、事業所規模に関わらず、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント※の実施が義務付けられました。
※化学物質を取り扱う際の危険性や有害性を調査し、労働災害を未然に防止するために対策を検討すること。

従来は･･･
（例）
トルエン用

（例）
キシレン用

（例）酢酸エチル用約200種類の対象ガスに対応※2018年7月1日現在

低濃度1ppb～測定可能

高い性能を実証されているPIDで低濃度測定が可能
有害ガスの許容濃度監視が可能

製品コード選択したガス種は、下記のように製品コードに反映されます。
センサ

センサコードありなし

1（①はH（HC）
またはM
（CH4）
0

A ① ② ③ ④⑤ ⑥⑦
上表のセンサコードより選択（最大2種類）

GX-6000があれば･･･

リスクアセスメント実施の対象となる化学物質を約200種類（673物質中）測定／濃度直読可能※1 組み合わせによっては使用上注意が必要な場合があります。詳細については弊社営業部までお問い合わせください。
※2 VOCの他に、専用のプレフィルター（別売品）を使用した、ベンゼンの選択的な測定が可能です。
※3 100%LEL以上のガスを検知すると、自動で表示がvol%に切り替わります。

センサのあり/なしを選択

光イオン化式センサ（PID）搭載の電源を選択
電源

電源コード

リチウムイオン電池
乾電池

L
D

・ガス種ごとに検知管を管理、使い分けをしなければならず、使用後の廃棄にも手間がかかる。

測定作業工数を大幅削減

検知器を使い分ける必要がないため作業時間を大幅に短縮可能1台でOK！

PC0-090②

製品仕 様型式

国内メーカー初 1台で最大6種類のガスを同時検知可能
光イオン化式センサ（PID）搭載でVOC検知も可能！

GX-6000

警 報 の 種 類

ガス警報：2段警報、TWA、STEL、OVER警報
故障警報：システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下
その他：パニック警報、マンダウン警報※1

警 報 の 表 示

ガス警報時：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動
故障警報時：ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
その他：ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動

ブ ザ ー 音 量

95dB（A）以上、30cmにて（プロテクトカバー装着時）

サンプリング方 式

ポンプ吸引式

吸引流表表

示

言

電量

0.45L/min以上（オープン流量）示

LCDデジタル（フルドットディスプレイ）

語

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語

源

リチウムイオン電池ユニット または 乾電池ユニット＜単3形アルカリ乾電池※2×3本＞

連続使用時間リチウムイオン電池ユニット ：約14時間（25℃、満充電時、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約 8 時間（25℃、新品乾電池、無警報、無照明時）

使用温度範囲-20～+50℃（急変なきこと）

使用湿度範囲

95%RH以下（結露なきこと）

外法

約70（W）×201（H）×54（D）mm（突起部は除く）

量

約500g（リチウムイオン電池ユニット使用時）/ 約450g（乾電池ユニット使用時）
IP67相当形

寸質ポータブルマルチガスモニター

保護等

級

防爆

構

造

本質安全防爆構造
ATEX
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡB T4...T3 Ga

Model

Japan Ex
（防爆構造電気機械器具型式検定）
合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）合格品
JG（国土交通省）型式承認合格品
CE Marking 適合品

IECEx
Ex ia ⅡB T4...T3 Ga

防爆等級

防爆構造電気機械器具型式検定
Ex ia ⅡC T4 X

各種

認証

防爆構造電気機械器具型式検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、JG型式承認合格品、CE marking

能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト機
※1
※2

VOC

マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。
防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。

付属品

または乾電池ユニット＆単3形
アルカリ乾電池×3本

リチウムイオン電池
ユニット＆充電器

プロテクト
カバー

ベルトクリップ

テーパー
ノズル

ストラップ

保護フィルム(LCD画面用)

各種フィルター※※ VOCセンサまたはCO2センサ購入時のみ付属

オプション
（別売品）
ベンゼン選択測定用オプション※2

・データロガマネジメントプログラム
ガス採集棒及びガス採集チューブ ・PIDリスト設定プログラム（0.75m/5m/10m/20m/30m）
・赤外線通信アダプター（IR001）※1・チューブホルダー ・プレフィルターチューブ(10本)・リチウムイオン電池ユニット
・充電器・乾電池ユニット
・単3形アルカリ乾電池×3本

HCCH4※１ 「データロガマネジメントプログラム」、「PIDリスト設定プログラム」をご使用になるには、「赤外線通信アダプター（IR001）」が別途必要となります。
※２ P3センサ搭載時に使用

本社

O2H2SCO● 最大6種のガスを検知可能

可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素、その他毒性ガス、揮発性有機溶剤ガス（VOC）などのうち最大で6種類のガスを1台で同時検知可能です。

● 有害な化学物質の自主管理に！

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/

リスクアセスメント実施義務化の対象となる化学物質の安全管理に最適。
1台で数種類のガスを測定でき、作業効率UPに効果的です。

問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹

浜名 古四 日金関水広福熊大GX-6000

松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹● 日本語表示可能

日本語を含む多言語表示可能で、設定変更などの操作を容易に行えます。
フルドットディスプレイにより文字も数字も見やすく表示します。

● パニック警報＆マンダウン警報※

作業者の安全を守る2つの新機能を搭載しました。
◆ パニック警報：手動で警報を発し、周囲に現場の異常を知らせる機能。
◆ マンダウン警報※：一定時間動作を感知しない場合に自動で警報を発し、周囲に携帯者の異常を知らせる機能。

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

※マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合には弊社営業部までご連絡ください。
PC0-090③-240700Ⓢ

SO2NO2

HCNNH3Cl2CO2