電力品質記録装置

PQR-1000
パネル取付型

ポータブル型

電力品質の監視／記録・波形記録を1台に集約！
工場、電鉄、大型ビル(官公庁や劇場など)の電力需要家の電気設備において、発生原因の特定が困難な異常(コンデンサやリアクトルのパンク、発電機や電動機の過熱損傷など)は、瞬低・高調波・不平衡などの電力品質の悪化が原因と言われています。
省エネルギーを考慮した照明や動力へのインバータ導入、情報機器の停電保護を目的とした無停電電源装置(UPS)の導入によって高調波が電力系統に発生しています。また、設備増設による負荷の不平衡も発生しています。これらの現象は電気設備に悪影響を及ぼす場合がありますが、電力系統システムが複雑なため、原因の特定は困難な状況にあります。
このような異常現象を未然に防ぐためには、電力系統全体の電力品質を常時監視し、いつ／どこで／どのような電力品質の変化があったかを把握することが必要です。常時記録することで兆候をつかみ予防保全が可能になります。
PQR-1000は、瞬低、高調波、不平衡などの電力品質を常時監視／記録、異常時にデータ／波形記録することができる装置です。

特長

電力品質の異常を逃さず監視記録

複数台の同期測定

瞬時電圧低下 ( ディップ ) は 0.5 サイクルごと、電圧サグ／スウェル
および過電流は 1 サイクルごとの高速監視を行っています。異常が発生した時に無電圧接点による警報出力と波形記録ができます。

受電部からフィーダー部までの電力系統全体を総合的に監視する
場合、本装置を複数台設置する必要があります。このような場合に適応するため、1 台をマスター装置として時刻同期ができます。
また、GPS を実装すればサンプリング同期ができます。

電力品質を長時間ロギング
電圧 / 電流 / 周波数 / 有効電力 / 無効電力 / 力率 / 不平衡率 /高調波 / フリッカのデータを最大１年分保存できます。

設備異常で波形記録
4ch のデジタル信号 (ON/OFF 信号 ) を監視できますので、UPS 異常や保護継電器の動作を検出して波形記録ができます。

専用ソフトなしで電力品質の監視／記録／解析
LAN I/F を標準実装、web サーバを内蔵しました。パソコンの標準
ブラウザを使用して、記録データのダウンロード、モニタ表示、動作モードの設定変更ができます。ダウンロードしたデータは、CSV 形式で保存されますので Microsoft EXCEL 等の帳票ソフトで表示や解析ができます。

専用表示ソフト(オプション)でさらに詳細な事故解析
多チャンネル、高耐環境性能な測定回路
最大 12ch の A/C 電圧／電流を入力できます。
入力回路は保護継電器同等の耐環境性能がありますので、電気設備に組み込んで使用できます。

記録した波形データから詳細な事故解析を行うツールです。
波形表示、数値 ( 実効値、瞬時値、周波数など ) 解析ができます。

システム構成図

イントラネット

ブラウザによる画面表示
・モニタ数値表示
電力品質データの数値、ベクトル、波形を表示できます。
現在の電源状態を目視確認するために使用できます。

瞬低データを表示できます。
データは、 パソコンにダウンロードできます。

電力品質データを表示できます。
データは、パソコンにダウンロードできます。

ロギングデータの表示例

瞬低データの表示例-2-

波形表示ソフト(オプション)
内部メモリに記録した波形・数値データを、パソコンで表示するための専用ソフトウェアです。
装置に本体に記録した波形データをパソコンから手動でダウンロードし、波形・数値を表示できます。

波形表示例

瞬低自動表示ソフト(オプション)
瞬低検出時にパソコン画面上に瞬低情報を自動ポップアップ表示できるソフトです。
2 つの検出レベルを設定でき、画面表示色とブザー音で区別できます。
本装置を最大 4 台まで接続できます。

裏面パネル

ハードウェア仕様

912345678用 途

番号
1 電源ヒューズ
2 制御電源入力端子 (M4)3 電源スイッチ
4 F.G( フレームグランド ) 端子
5 装置間同期信号入出力コネクタ
6 GSP アンテナコネクタ ( オプション )7 アナログユニット ( 実装置 )8 接点入出力ユニット
9 LAN コネクタ

解 説！

アナログ入力 (AC 電圧 / 電流 )チャンネル数 最大 12ch( 下記のユニットのいずれかを選択 )
電圧入力
定格 100V( フルスケール 150V)
電流入力
クランプ CT 入力 5A( フルスケール 10A)
種類
回路構成
電圧 ( 三相 )×2 回路
V6(100V) タイプ
電圧 ( 三相 )×4 回路
V12(100V) タイプ
ユニット種類 V6(100V)I6(5A) タイプ 電圧 ( 三相 )×2 回路＋電流 ( 三相 )×2 回路
V6(100V)I6(1A) タイプ 電圧 ( 三相 )×2 回路＋電流 ( 三相 )×2 回路
V6(100V)I6C(5A) タイプ 電圧 ( 三相 )×2 回路＋電流 ( 三相 )×2 回路
クランプ CT 入力
デジタル入力（ON/OFF 信号）
チャンネル数 最大 4ch
入力回路
電圧入力 ( フォトカプラ絶縁 )定格電圧DC110V 5mA 以下
警報出力
ALM
装置異常時に出力
OSC OPE
異常検出 ( 波形記録 ) 時に出力
V DIP
瞬低検出時に出力
FLICKER OVER フリッカ検出時に出力◆電力品質を悪化させる現象◆
瞬時電圧低下 (ディップ) 電力会社の系統で発生した落雷等による事故が原因で、瞬時的に電源供給が停止する現象
モーターなどの大きい負荷の開閉操作時に電圧が降下 ( サグ )、上昇 ( スウェル ) する現象
電圧サグ、スウェルインバータ等の高速で電源をスイッチング ( 半導体制御 ) している電子機器が発生するノイズ
高調波
溶鉱炉やアーク炉などが原因で低周波のインパルスが発生する現象
フリッカ (△V10)

-3-

機能仕様
・ロギング機能
1 測定値を指定間隔 (1 ～ 3600 秒 ) で記録
瞬時データ
記録開始（時間設定）から 50000 データを保存
1 分間隔で記録
短時間平均データ 平均値 ・ 最大値 ・ 最小値を記録
装置内保存期間 ： 最新 3 ヶ月
1 時間間隔で記録
長時間平均データ 平均値 ・ 最大値 ・ 最小値を記録
装置内保存期間 ： 最新 1 年

・異常検出(波形記録)機能
アナログ (AC 電圧 / 電流 ) ： 12CH

監視チャンネル数 デジタル (ON/OFF 信号 ) ： 4CH

監視要素

記録容量
記録件数

用 途 ： 電力系統の事故を検出
保護継電器の動作感度以下の事故も検出
周 期 ： 1 サイクル毎
電 圧 ： 相 UVR( 相電圧レベル OVER,UNDER 起動 )レベル起動
線間 UVR( 線間電圧レベル UNDER 起動 )設定範囲 ： 30 ～ 120V(150V FS 時 ) 0.1V Step
電 流 ： 相 OCR( 相電流レベル OVER 起動 )設定範囲 ： 0.1 ～ 10.0A(10A FS 時 ) 0.1A Step
0.1 ～ 2.0A(2A FS 時 ) 0.1A Step
用 途 ： 電圧サグやスウェルを検出
周 期 ： 1 サイクル毎
電 圧 ： 相 DVR( 相電圧変動起動 )変動率起動
線間 DVR( 線間電圧変動起動 )2 サイクル前の値と比較して起動
設定範囲 ： 1.0 ～ 20.0% 0.1% Step
用 途 ： UPS や保護継電器等の設備の状態変化を検出
ON/OFF 起動 周 期 ： 1 サイクル毎
検 出： エッジ、レベル検出
瞬低検出時に起動連動起動
Web ブラウザ操作による手動起動
サンプリング周波数 7680Hz(60Hz 地域 ) / 6400Hz(50Hz 地域 )0.2 秒固定
起動前記録時間
オフディレイ(復帰後)
1.0 ～ 10.0 秒、0.1 秒 Step
記録時間
最大記録時間 5.0 ～ 10.0 秒、0.1 秒 Step
6 件 ( 外部メモリに書込みしだい消去 )内部メモリ
100 件 ( 最古のデータを自動消去して上書き )外部メモリ

・瞬低検出機能
検出周期 0.5サイクル毎
数値記録

記録機能
実効値記録

記録件数

内部メモリ
外部メモリ

・測定機能
測定要素

測定精度

実入力時 ±(0.2%FS＋0.1%rdg)
電圧実効値
演算時 ±(0.4%FS＋0.1%rdg)
電流実効値
0 ～ 10Arms、0～ 2Arms 実入力時 ±(0.2%FS＋0.1%rdg)(端子台入力)演算時 ±(0.4%FS＋0.1%rdg)
実入力時 ±(0.4%FS+0.1%rdg)
電流実効値
0 ～ 10Arms(クランプCT 入力)
演算時 ±(0.9%FS+0.1%rdg)
実入力時 ±0.2°
0 ～ 360°
電圧位相
演算時 ±0.4°
0.5A 以上 3A 未満 ±0.4°
電流位相0 ～ 360°
3A 以上 ±0.2°(端子台入力)0.5A 以上 1A 未満 ±1.4°
電流位相0 ～ 360°
1A 以上 3A 未満 ±1.0°(クランプCT 入力)
3A 以上 ±0.5°±10Hz±0.01Hz
正相周波数
有効電力、無効電力 電圧、電流 FS に順ずる 実効値、位相精度に順ずる－1 ～ 1
実効値、位相精度に順ずる
力率
0 ～ 100%
実効値、位相精度に順ずる
電圧不平衡率

電流不平衡率(端子台入力)電流不平衡率(クランプCT 入力)
高調波電圧
高調波電流
高調波位相
(端子台入力)0 ～ 100%

実効値、位相精度に順ずる

0 ～ 100%

実効値、位相精度に順ずる

1 ～ 23 次
1 ～ 23 次±0.5%FS±1.0%FS

1 ～ 23 次 0 ～ 360°±n°(n ： 次数 )高調波位相(クランプCT※入力) 1 ～ 23 次 0 ～ 360°

±2×n°(n ： 次数 )瞬時データロギングのみ

瞬時データロギングのみ

ΔV10 フリッカ

0 ～ 3V

4%FS

精度条件：周波数 (50 または 60)±0.5Hz、電圧 20 ～ 100%FS、電流 5 ～ 100%/FS において温度条件：23±5℃時 (0 ～ 40℃時は FS の ±0.2% 加算 )FS= フルスケール

・時計機能
計時機能
修正機能

年 ( 西暦 ) ～秒、24 時制、オートカレンダ、週差 4 秒 ( 内部時計精度 )装置間同期、GPS 同期、リモート ( パソコン )

・通信機能
通信形態
物理層
プロトコル

LAN
10/100base-T(RJ-45 型 )TCP-IP

・環境仕様
検出時間、事故前実効値、最小電圧値、低下率、継続時間
位相 90°間隔で最大 2 秒までのトレンド記録
起動前記録時間 0.2 秒固定
オフディレイ ( 復帰後 ) 記録時間 0.2 秒固定
50 件 ( 外部メモリに書込み次第消去 )1000件(最古のデータを自動消去して上書き )定格 DC110V(88～143V)、AC100V(85～115V)
消費電力 50W(70VA) 以下
商用周波耐電圧 入力回路、電源－ケース間、および相互間 AC2000V 1 分間
入力回路、電源－ケース間、および相互間 DC500V メガー 10MΩ以上
絶縁耐圧電源・付属品その他
標準付属品

・解析用パソコン環境
OS
日本語版 Microsoft Windows8.1/10
ブラウザ
InternetExplorer11,Microsoft Edge(Chromium 版 )
216.9

別売品
297

パネル取付型

パネルカット寸法267

4-M8*25

228
1704-*1011307323295・寸法図

電源ヒューズ2個
取扱説明書1部
試験成績書
1部
CSV 変換ソフト
AC100V 電源ケーブル
波形表示ソフト瞬低自動表示ソフト
GPS 同期機能 ( アンテナ含む )装置間同期ケーブル (RS-485 タイプ ケーブル長 3m)
クランプ CT( ケーブル長 5m)

345

ポータブル型

オプション品

20324.7295

測定範囲
0～ 150Vrms

側面図

正面図

側面図

正面図
お問い合わせは…

電力システム事業部 : 〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ https://www.kinkei.co.jp/

仙台営業所 : TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福岡営業所 : TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
近計サービス : TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
★本資料に記載されている会社名･商品名は各社の商標または登録商標です。

DD00516-013