PC0-1005

仕様
型式

GX-3R

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報

システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

表示

LCDデジタル（7セグメント）、バックライト付

Model

復帰動作：自己保持

復帰動作：自己保持

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

ブザー音圧

約95dB（30㎝）

データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

電源

リチウムイオン充電池

充電時間：約3時間

連続使用時間ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）
ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2-40～+60℃（急変無きこと）、0～95%RH（結露無きこと）

各種認証

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆）、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex、JG、MED、JIS T 8201
JIS T 8205、EN50104、EN45544-1、EN45544-2、EN45544-3、EN60079-29-1

防爆構造

国内防爆：本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当

外形寸法／質量約58（W）×65（H）×26（D）mm（突起部は除く）／約100g

※1※3
※3

作 業を妨げない小 型 設 計
従来機種から約30％のダウンサイジングを実現。
質量わずか約100gと軽量で、作業を邪魔しません。

※1 搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度：-20～+50℃（急変無きこと）／湿度：10～90%RH（結露無きこと）。
※3 仕様により適合する規格・認証が異なります。購入時にご指定ください。

検知対象ガス

高性能な新型Ｒセンサ搭載検知対象ガス

可燃性ガス（HCまたはCH4）

検知原理

ニューセラミック式

表示範囲

0～100%LEL

0～40.0vol%0～2000ppm

0～200.0ppm

検知範囲0～100%LEL

0～25.0vol％0～500ppm

0～30.0ppm

分解能1%LEL

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報 ： 10%LEL
第二警報 ： 50%LEL
第三警報 ： 50%LEL
OVER警報 ：100%LEL

酸素

一酸化炭素

硫化水素

定電位電解式

0.1vol%
L警報:
LL警報:
H警報:
OVER警報 :付属品

18.0vol%
18.0vol%
25.0vol%
40.0vol%

1ppm

0.1ppm

第一警報 :25ppm
第二警報 :50ppm
第三警報 :
50ppm
TWA警報 :25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 : 1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 : 1.0ppm
STEL警報 : 5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。
※
センサ保証期間は3年。
安心してお使いいただけます。

※年1回以上の点検が条件となります。

タイプ一覧● プロテクトカバー● その他付属品

AC アダプター（2594 0898 30）

ベルトクリップ（4777 9202 40）

プロテクトカバー（4777 4161 10）装着イメージ

ハンドストラップ（0888 0605 90）

接続イメージ

本社

タイプ名

検知対象ガスTYPE A

4成分【LEL、O2、H 2 S、CO】

TYPE B

3成分【LEL、O2、H2 S】

TYPE C

3成分【LEL、O2、CO】

TYPE CH

3成分【LEL、O2、CO※】※H 2 干渉低減COセンサ

TYPE D

2成分【LEL、O2】

TYPE E

2成分【O2、H 2 S】TYPE F

2成分【O2、CO】

TYPE FH

2成分【O2、CO※】※H 2 干渉低減COセンサ

TYPE I

2成分【LEL、CO】

TYPE IH

2成分【LEL、CO※】※H2 干渉低減COセンサ

TYPE K

1成分【H2 S】

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/

防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）

問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹

浜
名 古
四 日
金関
水広福熊大ポータブルガスモニター

松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹7m落下試験をクリア！

プロモーションビデオの再生はこちら※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1005-2402100 S

Webサイトにて公開中！

質量わずか100g！

約あ ら ゆ る 現 場 で 活 躍 !

充実のオプションラインナップ
1

2

耐熱ケース

革ケース

3Modelアリゲータークリップ
1

高温熱源からの一時的な筐体保護用。
安全ピンにて固定。

耐熱ケース※装着した場合、防爆の要求事項を満たさなくなります。

建設

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。

ガスプラント海運・造船

7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認も可能。

一目でわかる！ GX-3R

鉄鋼

45アーム/
アンクルベルト

保護フィルム

GX-3R

検知ガス種

1～4種類

電源

充電池式

検知方式

拡散式
ポンプユニットをオプションでラインナップ（次頁参照）

メタン
イソブタン

○

警報点

設定変更が可能水素○

可燃性ガス読替機能

27種類

メタノール

○

データロガ機能

最大3,600件記録可能

アセチレン

コンファメーションビープ機能

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

ランチブレーク機能

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

保護カバー

標準付属

エタノール

耐熱ケース、革ケースオプションでラインナップ

プロピレン

5成分検知

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

アセトン

7

CH 4 仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

ガス種一覧

CH4 仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

-×

ベンゼン

○

○

-n-ヘキサン

○

○

○

トルエン

○

○

○

n-ヘプタン

○

○

○

○

キシレン

○

○

エチレン

○

○

n-ノナン

○

○

エタン

○

×

酢酸エチル

○

○

○

○

イソプロピルアルコール

○

○

○○

メチルエチルケトン○○○○

メタクリル酸メチル

○

○

ガス種一覧

革ケース

汚れなどからの筐体保護用。

部品番号4777 4551 70

3アリゲータークリップ

360°回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

（採集棒付き）部品番号 4777 9302 80（浮子付8ｍチューブ付き）
部品番号 4777 9304 20（錘付30mチューブ付き）
部品番号 4777 9305 00※写真は採集棒付きの仕様

7

充電
クレードル

充電時に製品を置く台。
連結が可能で複数台整列させられます。

98

充電用
5股ケーブルACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

6

手動吸引ユニット（ 採集棒付き/
浮子付8ｍチューブ付き/
錘付30ｍチューブ付き）

採集棒

検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、27種類の可燃性ガスを直読できます。

型式

乾電池式

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

プロパン

○

×ジメチルエーテル

○

○

日本語表示

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

ブタジエン

○

○

メチルイソブチルケトン○○

Bluetooth⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

シクロペンタン○○

テトラヒドロフラン○○n-ペンタン○○

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます。※年1回以上の点検が条件となります。

8

充電クレードル

充電用5股ケーブル

データロガ
マネジメントプログラム※ACアダプターは付属されません。

910

データロガ
マネジメントプログラム

外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。

BC-3R 00（ケ―ブル長 22.5cm）
部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）
部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）
部品番号 4777 9333 20
部品番号9811 0860 70

ドッキングステーションで日常点検を効率化

使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

浮子式ガス採集器使用時

仕様

部品番号

測定データの閲覧、管理ソフト。

11

ポンプユニットで吸引式に対応

浮子式ガス採集器（オプション）

4777 4576 102

新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

可燃性ガス読み替えリスト

部品番号RP-3R（S）

仕様

型式

RP-3R（S）

型式

吸引流量

Highモード ：約0.5L/min
Lowモード ：約0.35L/min

電源（ACアダプター） AC100～240V ±10％ 50/60Hz
使用温湿度範囲
外形寸法/質量

可燃性ガス

O2

CO&H2S

CO

連続使用時間

耐被毒＆耐衝撃性に優れた
タフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

Highモード ：約10時間
Lowモード ：約16時間

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）
95%RH以下（結露無きこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

構造

防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

外形寸法/質量約93（W）×95（H）×29（D）mm（突起部を除く）/約130g

電源

単3形アルカリ乾電池×1本

吸引流量

SDM-3R
約0.25L/min
0～40℃（急変無きこと）、95％RH以下（結露無きこと）
約130（W）×約110（H）×約250（D）mm/
約800g

オプション（別売品） 連結用金具、壁掛け用金具、排気チューブ

浮子式
ガス採集器
（オプション）

オプション（別売品） 浮子式ガス採集器（8m）※GX-2009やGX-3R Proとの接続は不可。

安全のための多彩な機能可燃性ガス読み替え機能
面倒な換算は不要。27種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能
TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

ハイスペック版「GX-3R Pro」も合わせてご検討ください！
警報点の設定変更が可能
GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検漏れを防止し、より安全にお使いいただけます。

コンファメーションビープ機能① 5成分検知可能

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

② Bluetooth対応

可燃性ガス、O2、H2S、COの他、二酸化炭素や二酸化硫黄検知も。

スマホと連携可能。専用アプリを使用して各種警報をメール通知可能。

③ 乾電池/充電池併用可

2種類の電池ユニットが併用可能。

④ 日本語表示対応

日本語をはじめ11種類の言語に対応。

※BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Model※詳しくは「GX-3R Pro」のカタログを参照願います。

あ ら ゆ る 現 場 で 活 躍 !

充実のオプションラインナップ
1

2

耐熱ケース

革ケース

3

Model

アリゲータークリップ
1

高温熱源からの一時的な筐体保護用。
安全ピンにて固定。

耐熱ケース※装着した場合、防爆の要求事項を満たさなくなります。

建設

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。

ガスプラント海運・造船

7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認も可能。

一目でわかる！ GX-3R

鉄鋼

45

アーム/
アンクルベルト

保護フィルム

GX-3R

検知ガス種

1～4種類

電源

充電池式

検知方式

拡散式
ポンプユニットをオプションでラインナップ（次頁参照）

メタン
イソブタン

○

警報点

設定変更が可能水素○

可燃性ガス読替機能27種類

メタノール

○

データロガ機能

最大3,600件記録可能

アセチレン

コンファメーションビープ機能

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

ランチブレーク機能

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

保護カバー

標準付属

エタノール

耐熱ケース、革ケースオプションでラインナップ

プロピレン

5成分検知

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

アセトン

7

CH 4 仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

ガス種一覧

CH4 仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

-×

ベンゼン

○

○

-n-ヘキサン

○

○

○

トルエン

○

○

○

n-ヘプタン

○

○

○

○

キシレン

○

○

エチレン

○

○

n-ノナン

○

○

エタン

○

×

酢酸エチル

○

○

○

○

イソプロピルアルコール

○

○

○

○

メチルエチルケトン

○

○

○

○

メタクリル酸メチル

○

○

ガス種一覧

革ケース

汚れなどからの筐体保護用。

部品番号4777 4551 70

3アリゲータークリップ

360°回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

（採集棒付き）部品番号 4777 9302 80（浮子付8ｍチューブ付き）
部品番号 4777 9304 20（錘付30mチューブ付き）
部品番号 4777 9305 00※写真は採集棒付きの仕様

7

充電
クレードル

充電時に製品を置く台。
連結が可能で複数台整列させられます。

98

充電用
5股ケーブルACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

6

手動吸引ユニット（ 採集棒付き/浮子付8ｍチューブ付き/錘付30ｍチューブ付き）

採集棒

検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、27種類の可燃性ガスを直読できます。

型式

乾電池式

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

プロパン

○×

ジメチルエーテル

○

○

日本語表示

⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

ブタジエン

○

○

メチルイソブチルケトン○○

Bluetooth⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

シクロペンタン○○

テトラヒドロフラン○○n-ペンタン○○

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます。※年1回以上の点検が条件となります。

8

充電クレードル

充電用5股ケーブル

データロガ
マネジメントプログラム※ACアダプターは付属されません。

910

データロガ
マネジメントプログラム

外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。

BC-3R 00

（ケ―ブル長 22.5cm）
部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）
部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）
部品番号 4777 9333 20
部品番号9811 0860 70

ドッキングステーションで日常点検を効率化

使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

浮子式ガス採集器使用時

仕様

部品番号

測定データの閲覧、管理ソフト。

11

ポンプユニットで吸引式に対応

浮子式ガス採集器（オプション）

4777 4576 102

新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

可燃性ガス読み替えリスト

部品番号RP-3R（S）

仕様

型式

RP-3R（S）

型式

吸引流量

Highモード ：約0.5L/min
Lowモード ：約0.35L/min

電源（ACアダプター） AC100～240V ±10％ 50/60Hz
使用温湿度範囲
外形寸法/質量

可燃性ガス

O2

CO&H2S

CO

連続使用時間

耐被毒＆耐衝撃性に優れたタフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

Highモード ：約10時間
Lowモード ：約16時間

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）
95%RH以下（結露無きこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

構造

防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

外形寸法/質量約93（W）×95（H）×29（D）mm（突起部を除く）/約130g

電源

単3形アルカリ乾電池×1本

吸引流量

SDM-3R
約0.25L/min
0～40℃（急変無きこと）、
95％RH以下（結露無きこと）
約130（W）×約110（H）×約250（D）mm/
約800g

オプション（別売品） 連結用金具、壁掛け用金具、排気チューブ

浮子式
ガス採集器
（オプション）

オプション（別売品） 浮子式ガス採集器（8m）※GX-2009やGX-3R Proとの接続は不可。

安全のための多彩な機能
可燃性ガス読み替え機能
面倒な換算は不要。27種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能
TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

ハイスペック版「GX-3R Pro」も合わせてご検討ください！
警報点の設定変更が可能
GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検漏れを防止し、より安全にお使いいただけます。

コンファメーションビープ機能① 5成分検知可能

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

② Bluetooth対応

可燃性ガス、O2、H2S、COの他、二酸化炭素や二酸化硫黄検知も。

スマホと連携可能。専用アプリを使用して各種警報をメール通知可能。

③ 乾電池/充電池併用可

2種類の電池ユニットが併用可能。

④ 日本語表示対応

日本語をはじめ11種類の言語に対応。

※BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Model※詳しくは「GX-3R Pro」のカタログを参照願います。PC0-1005

仕様
型式

GX-3R

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報

システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

表示

LCDデジタル（7セグメント）、バックライト付

Model

復帰動作：自己保持

復帰動作：自己保持

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

ブザー音圧

約95dB（30㎝）

データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

電源

リチウムイオン充電池

充電時間：約3時間

連続使用時間ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）
ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2-40～+60℃（急変無きこと）、0～95%RH（結露無きこと）

各種認証

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆）、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex、JG、MED、JIS T 8201
JIS T 8205、EN50104、EN45544-1、EN45544-2、EN45544-3、EN60079-29-1

防爆構造

国内防爆：本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当

外形寸法／質量約58（W）×65（H）×26（D）mm（突起部は除く）／約100g

※1※3
※3

作 業を妨げない小 型 設 計
従来機種から約30％のダウンサイジングを実現。
質量わずか約100gと軽量で、作業を邪魔しません。

※1 搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度：-20～+50℃（急変無きこと）／湿度：10～90%RH（結露無きこと）。
※3 仕様により適合する規格・認証が異なります。購入時にご指定ください。

検知対象ガス

高性能な新型Ｒセンサ搭載検知対象ガス

可燃性ガス（HCまたはCH4）

検知原理

ニューセラミック式

表示範囲

0～100%LEL

0～40.0vol%0～2000ppm

0～200.0ppm

検知範囲0～100%LEL

0～25.0vol％0～500ppm

0～30.0ppm

分解能1%LEL

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報 ： 10%LEL
第二警報 ： 50%LEL
第三警報 ： 50%LEL
OVER警報 ：100%LEL

酸素

一酸化炭素

硫化水素

定電位電解式

0.1vol%
L警報:
LL警報:
H警報:
OVER警報 :付属品

18.0vol%
18.0vol%
25.0vol%
40.0vol%

1ppm

0.1ppm

第一警報 :25ppm
第二警報 :50ppm
第三警報 :
50ppm
TWA警報 :25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 : 1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 : 1.0ppm
STEL警報 : 5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。
※
センサ保証期間は3年。
安心してお使いいただけます。

※年1回以上の点検が条件となります。

タイプ一覧● プロテクトカバー● その他付属品

AC アダプター（2594 0898 30）

ベルトクリップ（4777 9202 40）

プロテクトカバー（4777 4161 10）装着イメージ

ハンドストラップ（0888 0605 90）

接続イメージ

本社

タイプ名

検知対象ガスTYPE A

4成分【LEL、O2、H 2 S、CO】

TYPE B

3成分【LEL、O2、H2 S】

TYPE C

3成分【LEL、O2、CO】

TYPE CH

3成分【LEL、O2、CO※】※H 2 干渉低減COセンサ

TYPE D

2成分【LEL、O2】

TYPE E

2成分【O2、H 2 S】TYPE F

2成分【O2、CO】

TYPE FH

2成分【O2、CO※】※H 2 干渉低減COセンサ

TYPE I

2成分【LEL、CO】

TYPE IH

2成分【LEL、CO※】※H2 干渉低減COセンサ

TYPE K

1成分【H2 S】

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）

0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/

防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）

問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹

浜
名 古
四 日
金関
水広福熊大ポータブルガスモニター

松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹7m落下試験をクリア！

プロモーションビデオの再生はこちら※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1005-2402100 S

Webサイトにて公開中！

質量わずか100g！

約