高性能と使いやすさで安全・快適な作業環境を創出します。

A2タイプ（室内排気）

A2タイプ（室外排気）B2タイプ

YS-B-A200Ⅱタイプ

ユヤマバイオハザード対策用キャビネットは、米国NSF49、ヨーロッパEN12469、日本
JIS K3800といった各国の標準規格準拠の確かな品質。高性能と高い操作性で、調製者の作業精度と効率アップに貢献し、調製者の安全を守ります。
クラスⅡA2タイプ（約30％室内排気／室外排 気 、約 70 ％循 環 ）とクラスⅡB2タイプ（100％室外排気）をご用意。使用目的や設置環境に応じて、ご選択いただけます。
YS-B-A200Ⅱタイプ

YS-B-A70Ⅱタイプ

YS-B-A110Ⅱタイプ

YS-B-A140Ⅱタイプ

H i g h - P e r f o r m a n c e

High-Performance

作業の精度と効率UPと安全面を重視したハイパフォーマンス機能。
人間工学に基づいた10°の前面傾斜が作業性を高める。

外装２重構造＆陰圧維持で汚染エア漏れ対策も万全。
キャビネット内の汚染エアの経路部

フレームレスで視界遮断が起きない前10°面ガラス扉。10度の傾斜がついており、分の外装は2重構造。加えて、経路庫内の奥部まで無理のない姿勢で作業内が陰圧に保たれているため、汚染を行うことができます。

物質が外部に漏れる危険を抑制し、さらに、前面ガラスは強化ガラスをラミ安全性を高めています。

ネートフィルムでコーティングしている

陰圧保持区域ため、衝撃などで破損した際のガラス飛汚染エア区域散を防止し、防音性にも優れています。

※図はB2タイプ

高清浄度を実現する高性能ＵＬＰＡフィルターを搭載。

作業の安全と正確さをもたらすアームレスト。
吸込口よりも一段高く配置※Ｂ2タイプの排気フィルターはＨＥＰＡフィルターになります。

されたアーム

給気・排気フィルターには、ＨＥＰＡよりもさらに高性能なＵＬＰＡレスト。作 業（Ultra low Penetration Air）
フィルターを搭載。0.1〜0.3μm

者の腕で吸粒子を99.999％の効率で捕集し、ISOクラス3（クラス１）の高清込口を塞いで庫内気流を乱す浄度を実現しています。

危険性もなく、腕の疲れ軽減と慎重・正確さが要求される作業●Ｉ
ＳＯ規格と米国連邦規格 比較表
Ｉ
ＳＯ規格
ISO 14644.1

Class1

当キャビネット
従来品など

1m3体積中の粒子数
基準粒子
0.1μm

米国連邦規格FED.STD.209D

103１ft（立法フィート）中の粒子数

基準粒子0.5μm以上−−Class2100−−

Class3

1,000

Class11Class4

10,000Class1010Class5

100,000

Class100

100

Class61,000,000

Class1,000

1,000Class7

10,000,000

Class10,000

10,000屋外排気風量監視による本体給気ファンのオートストップ機能。
※Ｂ2タイプのみ
屋外排気設備側の排気風量が規定の範囲外になると、本体側の給気ファンが自動停止。万一のトラブル時に汚染物質がルーム内に流出するのを防止する安全機能です。にも貢献します。アームレストは可倒式で前面ガラスを下に降ろすことで、今まで手が届きにくかった背面の上部も清掃・お手入れがしやすくなっています。

フィルターの圧損に対しても性能維持で安心・安全。
JIS K3800規格に基づき、フィルターに110％の圧損が発生した状態でも風量ダウンを起こさないので、安心・安全にご使用いただけます。A2タイプでは、110％を超える圧損に対しても手動風量調整を行うことでフィルター寿命を最大限にまで延長させることが可能です。

&

H i g h - Q u a l i t y

B i o

S a f e t y

C a b i n e t

H i g h - Q u a l i t y

作業後のメンテナンス面までをフルに考慮したハイクオリティ設計。
コーナー部分Ｒ仕上げ庫内パネルで清掃等もラクラク。

吸込口一体型のステン製作業台と1枚物ステン製ドレンパンで簡単清掃。

作業庫内のサイド・バックパ

作業台パネルは、前面吸込ネ ル は１枚 の ス テ ンレス

口部分までの一体型で、吸込（SUS304）パネルを使用。
コーナー部が角のないR仕

R 仕上げ

R 仕上げ

口部分はＲ状に湾曲させた設計になっています。これは上げになっています。その物を置いて吸込口を塞いでため、清掃や消毒作業も容しまい、気流の乱れを起こさ易に行っていただけます。

せない配慮です。
さらに、作業台パネル下のド前面パネルを跳ね上げるだけのイージーメンテナンス設計。

レンパンは、1枚物のステンレス（SUS304）パネルづくりで、コーナー部Ｒ仕上げ前面パネルを跳ね上げるだにより、清掃がカンタンに行けで、電気系をはじめとするえます。

メンテナンスも簡単に行えますので、メンテナンスの度に本体を移動させたり、ダクトを外すといった手間がありません。

銀粉入りの抗菌塗装を施した
本体スチール部は騒音、振動をも抑制。
本体スチール部は全て1.5ｍｍ厚の素材を使用。銀粉入りの抗菌塗装（ISOCIDE）が施されており、菌の繁殖を防止し、ファンの騒音や振動を低減・抑制します。

各種情報をモニタ表示する操作パネル部
中央部の液晶モニタ＆操作パネルは下向きに配置してあるため、作業中の運転状態の確認やボタン操作も容易です。
4桁の暗証番号登録により、関係者以外の不正アクセスや不当な設定を防止することができます。

●モニタ表示項目時刻

殺菌灯点灯
積算時間

インフロー
風速

ダウンフロー
風速

庫内温度ストップ
ウォッチ

ファン稼動
積算時間

High-Performance & High-Quality Bio Safety Cabinet■仕様
YS-B-A70ⅡA2 N/D YS-B-A110ⅡA2 N/D YS-B-A140ⅡA2 N/D YS-B-A170ⅡA2 N/D YS-B-A200ⅡA2 N/D

集塵

効

循環用ULPAフィルタ ： 0.1〜0.3μm粒子にて99.999％以上の捕集率

率

排気用ULPAフィルタ ： 0.3μm粒子にて99.99％以上の捕集率

平均吹出（給気）風速0.30m/s

0.35m/s

平 均 流 入 風 速
排0.35m/s

0.35m/s

0.33m/s

0.53m/s

気約70％循環・約30%排気（Ｎ ： 室内排気Ｄ ： 室外排気）

吹 出（ 給 気 ）風 量

369m /h

709m /h

928m /h

1147m3/h

1289m3/h

流量204m3/h

424m3/h

555m3/h

686m3/h

724m3/h

排気風量（Nタイプ）

204m /h

424m /h555m /h

686m /h

724m3/h

必要排気風量（Dタイプ）

370m3/h

529m3/h

764m3/h

1116m3/h

1164m3/h

入風騒
作

業

面

照

3

3

3

3

3

3

3

音

58dBA以下

61dBA以下

61dBA以下

62.5dBA以下

63dBA以下

度

900Lux以上

1230Lux以上

1400Lux以上1070Lux以上

1230Lux以上

蛍光灯

24W×2灯32W×2灯40W×2灯40W×2灯40W×2灯殺菌灯

15W×1灯

15W×1灯

15W×2灯

15W×2灯

15W×2灯消費電力（50Hz/60Hz）

157/213W

517.5/650W

673/875W

793/930W

900/950W

電源

単相100Ｖ

50／60Hz

外形寸法（Nタイプ）※1 幅730×奥行810×高さ2,045mm 幅1,115×奥行852×高さ2,190mm 幅1,420×奥行852×高さ2,190mm 幅1,725×奥行852×高さ2,190mm 幅2,030×奥行852×高さ2,190mm
外形寸法（Dタイプ）※1 幅730×奥行810×高さ2,195mm 幅1,115×奥行852×高さ2,316mm 幅1,420×奥行852×高さ2,318mm 幅1,725×奥行852×高さ2,327mm 幅2,030×奥行852×高さ2,329mm
庫内寸

法

幅610×奥行580×高さ660mm 幅970×奥行623×高さ670mm 幅1,270×奥行623×高さ670mm 幅1,570×奥行623×高さ670mm 幅1,870×奥行623×高さ670mm

作 業 エリア 寸 法

0.27m20.45m20.6m20.75m2

0.9m2

質量

170kg

243kg

283kg

350kg

426kg

品

フック付IVバー，庫内コンセント（両側面3P×2口），ドレインバルブ，排気ダンパー及び排気カラー（Dタイプのみ）

付

属

YS-B-A70ⅡB2
集塵

効

YS-B-A110ⅡB2YS-B-A170ⅡB2

YS-B-A200ⅡB2

給気用ULPAフィルタ ： 0.1〜0.3μm粒子にて99.999％以上の捕集率

率

排気用HEPAフィルタ ： 0.3μm粒子にて99.99％以上の捕集率

平均吹出（給気）風速0.30m/s

0.31m/s

平 均 流 入 風 速排YS-B-A140ⅡB2

0.31m/s

0.31m/s

0.31m/s

0.53m/s気B2 ：100％室外排気

吹 出（ 給 気 ）風 量

369m3/h

628m3/h

822m3/h

1016m3/h

1210m3/h

流入風量192m3/h

376m3/h

497m3/h

608m3/h

724m3/h

排気風量561m /h

1004m /h1314m /h

1624m /h

1934m3/h

必 要 排 気 風 量

628m3/h

1127m3/h

1476m3/h

1853m3/h

2173m3/h

392Pa

400Pa

375Pa

375Pa

400Pa

本体

静騒
作業面照圧

3

初期

最終※2 567Pa

333575Pa

550Pa

550Pa

575Pa

音

58dBA以下

57dBA以下

58dBA以下

59dBA以下

60dBA以下

度

900Lux以上

1250Lux以上

1400Lux以上

1200Lux以上

1200Lux以上

蛍光灯

24W×2灯32W×2灯40W×2灯40W×2灯40W×2灯殺菌灯

15W×1灯

15W×1灯

15W×2灯

15W×2灯

15W×2灯消費電力（50Hz/60Hz）

110/165W

276/547W

376/577W

413/588W

522/737W

電

源

外形

寸

庫

内寸

単相100Ｖ

50／60Hz

法 ※1 幅730×奥行810×高さ2,115mm 幅1,115×奥行852×高さ2,260mm 幅1,420×奥行852×高さ2,260mm 幅1,720×奥行852×高さ2,260mm 幅2,030×奥行852×高さ2,260mm
法

幅610×奥行580×高さ660mm 幅970×奥行623×高さ715mm 幅1,270×奥行623×高さ715mm 幅1,570×奥行623×高さ715mm 幅1,870×奥行623×高さ715mm

作 業 エリア 寸 法

0.25m20.45m2

0.6m2

0.75m20.9m2

質170kg

279kg

317kg

359kg

438kg

付量属品

フック付IVバー，庫内コンセント（両側面各3P×2口），ドレインバルブ，（全量）排気カラー※1 奥行はアームレストを含む。
※2 最終本体静圧は、排気フィルターが初期圧損の50％増の状態。

■ 外 観 図（単位はmm）
A2タイプ（室内排気）

B2タイプ

1400

610

50

753
810

730

580

645
52550660

2115

580

2045

660
525

610

645

290
φ25070●YS-B-A70ⅡB21400●YS-B-A70ⅡA2 N

5050753
810730●YS-B-A110/140/170/200ⅡB2●YS-B-A110/140/170/200ⅡA2 N
1115/1420/1725/2030

251
φ3001115/1420/1725/2030 ※170※1本体

650550

架台6462364※11115/1420/1725/2030※1 110/140/170/200ⅡB2の各ワイドサイズの寸法。
※ アームレストを留めているラッチはサイズにより取り付け数が異なります。

A2タイプ（室内排気）の上部に排気ダンパー及び排気カラーが付きます。
■側面図596※711※

φ250●YS-B-A70ⅡA2 D ●YS-B-A110〜200ⅡA2 D
334139358※

φ250●YS-B-A200ⅡA2 D
137387※

φ250●YS-B-A170ⅡA2 D128

φ250126150●YS-B-A70ⅡA2 D ●YS-B-A110ⅡA2 D ●YS-B-A140ⅡA2 D233※715開口部最大
高480780813852※1■正面図φ25064987/1292/1597/1902※1※1 110/140/170/200ⅡA2の各ワイドサイズの寸法。
※ アームレストを留めているラッチはサイズにより取り付け数が異なります。

A2タイプ（室外排気）

623

架台
64780
813
852

987/1292/1597/1902※11115/1420/1725/2030（庫内）
970/1270/1570/1870 ※1650
550

（庫内）
970/1270/1370/1870※1670

開口部最大高4621540

1610
1540

本体288

※本体左側面からダンパー口中心までの寸法。

【設置にあたっての注意事項】¡室外排気タイプでは、排気ファン、ダクトなどの設備工事が別途必要です。複数台設置の場合も屋外排気設備は必ず1台ごとに単独で設けてください。また、風量調節弁、逆流防止弁も必ず設けてください。
¡A2タイプ Dでは、本体側の機外圧が0のため、ダクトの圧損等を考慮し、必要排気風量を満たすよう排気設備工事を行ってください。
¡B2タイプでは、本体側に排気ファンが内蔵されていませんので、本体静圧にダクトの圧損等を加えた静圧を考慮し、必要風量・必要静圧を本体との接続口で満たすよう排気設備工事を行ってください。
¡本体と設備側ファンを連動する場合は、別途工事が必要です。
¡機器の設置は、機器使用条件である室温10℃〜35℃の環境設定にて行ってください。
¡設置した室内に排気量と同量の空気を供給する必要があります。
また供給する空気は外気をそのまま入れることは避け、空調処理された空気を供給するようにしてください。
¡本体と架台は分離式のため、納品時の分離搬入が可能です。ただし、設置場所での油圧ジャッキによる組み上げのための十分な天井高と作業スペースが必要です。
¡その他、詳細は弊社営業マンまでお問い合わせください。

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製作所の登録商標です。
カタログの掲載内容は2024年7月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

大 阪 本 社〒 5 61 - 0 8 41 大 阪 府 豊 中 市 名 神 口 1 丁 目 4 番 3 0 号
TEL.（ 06 ）6868-5155（代） FAX.（ 06 ）6868-5154（代）

東 京 本 社〒1 3 0 - 0 012 東 京 都 墨 田 区 太 平 2 丁 目 1 0 番 1 0 号
TEL.（ 03 ）3829 -9511（代） FAX.（ 03 ）5 611- 2 011（代）
ユヤマのホームページはこちら！
！

無償プレゼント実施中！
「開局でお手伝いできること」「無菌製剤室を作ろう！」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

世界各国のユーザー様の活用事例はこちら！
！

（株）
ユヤマ

JQA-QM5424

（株）
湯山製作所

240700