¨

ＩＴ化を支える通信機器、情報システムの開発、テスト、メンテナンスをフルサポート
V-UP!

マルチプロトコルアナライザー

LINE EYE

V-UP!

NEW

LE-3100/2100/1100

オンラインモニター機能、シミュレーション機能、ＢＥＲＴ機能を装備する
高性能ポータブル通信アナライザーシリーズ

LE-3100/LE-2100/LE-1100
LE-3100/2100/1000

マルチプロ
マルチプロトコルアナライザー
トコルアナライザー

LINE EYE

産業界のＩＴ化により、高速で複雑な通信システムへ迅速、簡単かつ効率的に対応できる通信計測器が求められています。豊富な実績をもつマルチプロトコル解析技術と小型化技術に加え、高速通信データ処理技術により生まれたラインアイ シリーズ。通信システム機器の開発テストから通信ネットワークの保守メンテナンスまで利用できるIT時代の必携ツールです。
充実の基本性能●モニター中データの外部出力機能搭載
最大１１５．
２Ｋｂｐｓまで送受信別々の通 信 速 度でもモニター可 能 。
大型ＬＣＤにリアルタイム表示しながら確実にメモリーに記録します。
さらに、モニターと並 行して測 定データをパソコン等の 外 部 機 器に本 機ＡＵＸポート経 由で出 力する機能を新搭載しました。

●大容量192ＫＢバッファメモリー［モニター時の接続例］*1:モニターケーブル

通信ネットワーク

DTE

DCE

RDSDSDRD*2:AUXケーブル●メモリーカード インターフェース装備PC
AUXポート

長時間測定に対応する大容量メモリーを内蔵。測定データの比較に便利な２分割リングバッファや貴重な測定データを誤操作から守るプロテクト機
能も装備しています。
また、メモリーは、内蔵電池でバックアップ。測定デー
タや設定条件を長期間保持できます。

モニターポート

測定データ*1：DSUB25ピンコネクタ用を付属（DSUB9ピン用は別売）*2：別売●RS-232C（V.24）や各種通信インターフェースに対応
RS-232Cおよび、インターフェース拡張用ポートを用意。拡張用ポートに別売アダプタを接続することで、カレントループ、RS-422、RS-485、ＴＴＬ、および赤外線通信など、各種インターフェースにも対応可能です。

専用メモリーカードはファイルモードとバッファモードの２ｗａｙ。ファイルモード
では、測定データや設定条件を最大100個まで保存可能。保存日付やファイル名も同時記録され、データ管理も簡単です。
また、バッファモードで使用すれば、本体バッファメモリーの拡張メモリーとなり、最大１．
２Ｍバイト（記録可能データ数：約300K〜600Kデータ*1）までバッファメモリーを拡張できます。
*1)： 通信データ、アイドルタイム、タイムスタンプのキャプチャー毎にバッファメモリーを4バイト使用します。全二重通信方式では、送受信の2データが同時にキャプチャーされるのでバッファメモリーの記録効率が最大となります。

［ファイル管理画面］

別売アダプタ（OP-5B）の接続例

オンラインモニタ ー機 能●インターネット時代のマルチプロトコル対応●トリガー機能

インターネット通信システムの解析に有効なＰＰＰ翻訳機能を搭載。上位モデルは、ＨＤＬＣやパケット通信（ITU-T X.25）まで、ビット送出順序や極性、変調方式（NRZ/NRZI）の異なる多くのプロトコルに対応可能です。
また、連続SYNコードの［インターフェース信号線タイミング表示画面］
省略指定やSDLC/HDLC
特 定アドレスフレームの選 択 記 録などメモリー効率も大幅アップ。HEX［X.25翻訳表示画面］
コードや各種データコード、プロトコル 翻 訳 表 示 や信号線タイミング表示へのワンタッチ切換など多面的に解析作業を支援［PPP翻訳表示画面］
します。

特定の通信状態をトリガー条件に指定して、その条件が成立したとき指定の計測動作を実行できるトリガー ［トリガー設定画面］機能。条件と動作は４組まで指定でき、通信システムに多い間欠障害の解明に威力を発揮します。

●タイムスタンプ／アイドルタイム計測●通信条件自動設定機能
通信ライン上のデータを解析して、通信速度やデータフレミングなどを自動設定。通信条件が不明な回線をモニターする時に有効です。
注記:通信ライン上にデータが少ない場合は、自動設定できない場合があります。

●統計解析機能（LE-3100のみ）
計測対象事象（特定データやパケット、指定エラーなど）の発生回数を単位時間毎に統計をとりグラフ表示。時間帯毎のトラフィック（回線使用頻度）変化やエラー発生状況の時間分布を ［統計解析グラフ画面］
的確に把握できます。単位時
間は10分，1時間，4時間から選択でき、最高200回分の統計が可能です。

●インターフェース信号線の解析機能

通信データフレームが送受信された日付時刻をタイムスタンプ記録。
２色発光LEDで、各信号線のHレベル、Lレベル、未結線測定開始と終了の時刻を指定した自動RUN・STOP機能を利用しを赤、緑、消灯で常時表示。ケーブル結線確認も容易でて無人測定しても後から容易に障害発生時刻を確認できます。また、
す。
また、
ディレータイム測定機能を使用すれば、各信号通信データフレーム間のアイドルタイム（ 無通信時間 ）を計測でき、線の変化遅延時間も0.1mS分解能で計測できます。
送 受 信レスポンスや通［タイムスタンプ、アイドルタイム画面］［ディレータイム測定画面］
信タイムアウトの状況を詳細に計測可能です。

LE-2100/LE-3100※）LE-1100はST1,ST2,RTのLEDはありません。

ＢＥＲＴ（ビットエラ ーレイトテスト ）機 能
ITU-T G.821勧告に準拠するBERT機能を標準装備。疑似ランダムパターンによるループバックテストや対向テストで、モデムやターミナルアダプタ等を含む通信回線の品質評価や障害点の切り分けが可能です 。キー操作によるビットエラー強制挿入や長時間連続測定、測定結果の印字出力など、その機能は専用機に匹敵します。

［BERT時の接続例］［BERT実行中画面］

モデム/TA通信
ネットワーク

エラー率
測定

モデム/TAル ー プ
バック点

疑似ランダムパターン送信シミュレ ーション 機 能通信システムの開発テスト段階で有 ［シミュレーションの接続例］
DTE or DCE
効なシミュレーション機能を標準搭載。
テスト送信データ
応答データ
本機が開発機器の通信相手となり、シミュレーション効率的に送受信手順を検証できます。
ポート
1 6 種 類の送 信 用データをコピー、ペースト、フィル、キャプチャーデータ
コピー 等 が 可 能な 専 用 ［送信テーブル設定画面］
エディタで送 信テーブルに 登 録 でき、各 モードで使用できます。

■MANUALモード
操作キー［０］〜［Ｆ］に対応する送信テーブルの登録データを、各キーを押す毎にワンタッチ送信。開発機器からの応答をモニター機能で確認しながら、簡単に通信手順をテストできます。
また、［ＳＨＩＦＴ］と［０］〜［Ｄ］
キーで対応する固定データを送信したり、［ＳＨＩＦＴ］と［Ｅ］、［Ｆ］で、それぞれＲＳとＥＲの信号線をon/offすることも可能です。

■MATCHモード
トリガー動作として「SEND」を選ぶと、トリガー条件成立後、指定応答時間経過後に登録データを送信。特定データやエラーの受信をトリガー条件として応答送信を行うことで、タイムアウト処理やエラー応答動作を簡単に確認できます。

■FLOWモード
送信側または受信側となり、X-on/offフロー制御や制御線ハンドシェークによるフロー制御をシミュレーション。送信モードでは送信開始から中断要求までの送信データ数を１６回分表示でき、受信モード
では送信中断要求を出すまで ［FLOWモード（SEND）設定画面］の受信データ数と送信再開要求を出すまでの時間指定が可能です。

■ECHOモード
ビット単位、バイト単位、フレーム（文字列）単位で受信データを本機内部で折り返して返送。ディスプレイ端末や通信ターミナルのテスト、BERT機能利用時のループバック点の設定に利用します。

■POLLINGモード（LE-2100，LE-3100のみ）
マルチドロップ（１：Ｎ接続）のポーリング通信手順におけるスレーブ側またはマスター側をシミュレーション。スレーブモードでは自局アドレスのフレーム受信回数とエラーの有無をチェックし指定データを応答し、マスターモードでは32種類のスレーブアドレス局に対してポーリングメッセージを送信し返信されるデータを各スレーブ局毎に検査して表示することが可能です。

■BUFFERモード（LE-3100のみ）
モニター機能でキャプチャーメモリーに取り込んだ送受信データから、送信側または受信側を選択して、そのデータをそのままシミュレーションデータとして送信。現場でモニターした通信状態と同じデータでの再現テストに有効です。

■ＰＲＯＧＲＡＭモード（LE-3100のみ）
メニュー選択式の専用コマンドでプログラムを作成することで柔軟に通信プロトコルをシミュレーション。各種の送信指定が可能なSEND命令、特定受信データや制御線状態および指定時間を待つWAIT命令、いろいろな条件判定が可能なIF命令など32種類の専用コマンドが利用可能。CALL命令や分岐命令の飛び先にラベルを使用できるのでプログラムの修正や追加も簡単です。だれにでも、すぐにプログラムをマスターできます。
［ＰＲＯＧＲＡＭモード専用コマンドの例］
コマンド
SEND CHR □□□□□□□□SEND REG □WAIT CHR □□□□□□□□WAIT FRM
WAIT TM □□□□GOTO L□□□CALL L□□□IFCHR □□□□□□□□ L□□□IF
LN □＝□ L□□□SETREG □ □□□□□□SETTM □ □□□□□□
INTTRG 0 L□□□動作

最大8データの送信
REG番号の送信テーブル登録データの送信
指定データ（最大8）受信まで待機
1フレーム受信まで待機
指定時間の待機指定ラベル番号にジャンプ
指定ラベル番号のサブルーチンにジャンプ
受信バッファに指定データがあれば分岐
インターフェース線が指定論理であれば分岐指定REGの値をセット、または増減指定タイマーの制御、または指定値セット
トリガー0条件一致で指定ラベルの割込処理

使 い や すく便 利 な 機 能を満 載●メニュー方式の簡単操作●印刷機能やパソコン記録でデータ活用

メニュー方式の採用で、多彩な機能も簡単選択。シリーズ間で統一された操作により上位モデルに ［トップメニュー画面］
買い換えても安心してご利用いただけます。

指定範囲の測定データを連続フォーマット印字可能。
また、専用プリンター
なら画面表示の見たままをハードコピー印字もできます。別売のパソコンソフト（型番：LE-PC100）を使えば、AUX（RS-232C）
ポート経由で印字データをパソコンに取り込め、印字出力フォーマット形式のテキストファイルやハードコピー形式のビットマップファイルを作成、保存できるため、パソコンでの解析や報告書作成がより簡単になります。

●検索と計数が可能なオフライン解析機能
バッファメモリー内の記録データは、１文字，１行，１画面ページ単位でスクロール、ページングして任意の範囲を表示可能。また、強力な検索機能で、特定データやエラー、任意のタイプスタンプデータなどを検索頭出しができるほか、それらのデータがバッファメモリー内に何個あるかも調べることができます。

●リモ ートコントロール
シリーズで統一されたリモートコントロールコマンドを採用。別売のパソコンソ
フト（型番：ＬＥ−ＰＣ２００）を使えば、パソコンからの操作で測定を開始し、モニターデータをパソコンで連続記録することができます。

●パソコンソフト画面

製品仕様
LE-3100

仕様項目

LE-2100

インターフェース（標準）インターフェース（オプション）

対 応 プ ロ ト コ ル

LE-1100LE-3100

仕様項目
タイマ ー / カウンタ

カレントループ,RS-422,RS-485,X.20/21,V.35,TTL,IrDA（インターフェース拡張ポートに専用アダプタを接続することで対応）

統 計 解 析 機 能調歩同期: ASYNC
キャラクター同期 : SYNC,BSC
ビット同期: HDLC,SDLC,X.25（NRZ/NRZI）

デ ー タ 伝 送 速 度

キャラクタ・フレミング

全プロトコル,全モードで最高115.2Kbps

ト リ ガ

ー機能調 歩 同 期 : データビット｢5,6,7,8｣ ＋パリティビット｢0,1｣ ＋ストップビット｢1,1.5,2｣
LE-1100はストップビット1.5不可
キャラクター同期 : データビット ＋パリティビット ｢トータル6,8ビット｣−

ビ ッ ト 同 期 : データビット ＋パリティビット｢トータル8ビット｣−

NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE

ビ ッ ト 送 出 順 序

LSBファースト,MSBファースト切替可能性反転

エ ラ ー チ ェッ ク 機 能ビットエラーレイトテスト機能

ASCII，EBCDIC，
JIS7，JIS8，
Baudot，Transcode，
IPARS，EBCD，
EBCDIK，HEX

パ リ テ ィ ビ ッ ト

極NORMALのみ

パリティ（ODD,EVEN,MARK,SPACE）,フレミング,アボート,
ショートフレーム,BCC（LRC,CRC-6,CRC-12,CRC-16,CRC-ITU-T）

パリティ（ODD，EVEN）,フレ
ミング,BCC（NONE，LRC）

内蔵リチウム電池で約5年間指定のデータを送信して通信手順の確認テストが可能

マニュアル モード

通信状況を画面で確認しながら操作キーに割り付けた送信データをキー押下毎に送信トリガー機能と併用してトリガー条件が成立した時に指定データを送信
X-on/X-off制御データ，
RTS/CTS制御線のフロー制御手順をシミュレーション（送信側，受信側を選択可）

オンラインモニター機能

半二重，
全二重通信に対応
アイドル時間記録表示（最大999.9秒：分解能：10ms，100ms），
タイムスタンプ記録表示（日時分，時分秒で時刻を記録表示）,キャプチャ中の表示一時停止

ビ ット シ フト 表 示

キャラクター同期モード時,1ビット単位でビットシフト表示可能

プロトコル翻訳表示機能

SDLC翻訳,ITU-X.25 フレーム・パケット翻訳，BSC翻訳，PPP翻訳

受信データをビット単位，１データ単位，フレーム単位で折り返し送信

マルチポーリング モード

マルチポーリング通信手順をシミュレーション（スレーブ，マスター選択可）

バッファ送信 モード

モニターデータのSD側,RD側を送信−−プログラム モード

専用コマンドによるシミュレー
ションコマンド数（32種類），ス
テップ数（最大512），送信データ列（最大8192文字）,信号線をコマンド制御可能−−

モノクロLCD バックライト付き（最大30文字×8行相当）

モノクロLCD 反射型バックライトなし（最大30文字×8行相当）

内蔵ニカド電池で約30日間

デ ィ ス

プ レイ

メ モ リ ー カ ード 対 応

消灯：未接続）SD，RD，RS，CS，ER，DR，CD，SQD，CI

キャプチャーメモリーから条件一致データを検索して表示または計数
検索条件 ：文字列（ドントケア，ビットマスク指定可 最大8文字），指定時間以上アイドルタイム，指定時刻タイムスタンプ（ドントケア指定可），エラー（パリティ，フレミング，BCC，ブレーク/アボート，ショートフレーム個別指定可），
トリガー一致データ

モニター条件自動設定

プロトコル，伝送速度（50〜115.2Kbps），データコード，同期キャラクタ，BCC等の測定条件を自動設定可能

時刻指定RUN・STOP

各測定テスト動作を指定時刻に自動的に開始および終了の指定可能

デ ィレ ー タ イ ム 測 定

インターフェース信号線の変化間隔時間を測定表示（分解能0.1ms）

各 部 名 称

RS-232C（ミニ DIN8 ピンコネクタ）設定条件,シミュレーション用データ，モニターデータを外部機器との間で入出力可能 最高速度115.2Kbps

プ リ ン タ ポ ー ト

セントロニクス準拠パラレル（アンフェノール型14ピンコネクタ），LCD 表示のハードコピー，モニターデータ連続フォーマット印字

電内蔵ニカド電池，
または付属ＡＣアダプタ（ワイド入力対応：AC100〜240V,50/60Hz）

源

電 池 動 作 時 間

6時間（LCDバックライトoff時）

寸法39（H）×240（W）×170（D）mm,約980g

使用付

・6時間
39（H）×240（W）×170（D）mm,約950g

39（H）×240（W）×170（D）mm,約940g

重量環境

動作温度 : 0〜40℃ 保存温度 : −10〜50℃ 湿度 : 90%RH以下（結露なきこと）

品

RS-232C/V.24用モニターケーブル 1本,ACアダプター 1個,キャリングバッグ 1個,取扱説明書
1部,保証書（ユーザー登録ハガキ付き）1部

属

オ プ ション 一 覧 表名
インターフェース拡張用ポート

AUXシリアルポート
ACアダプタージャック

RS-232C（V.24）
MONITOR/SIMULATIONポート

DC3

RS

ERC

DE

FTTD

FOX

MSG1

MSG2

89A

EOT

ACK0ACK1BRV14567ENQ

ACK

NAK

WACK

0123MENUTOPDISPLAY

TIME

MODE

COUNT

DATA

PAGE

CODE

DEL

BOTTOM

STOP

UP

ENTER

X

HEX

PAGE

COAD

DOWN

番

仕様、 備考20/60mA電流ループ対応（端子台）

RS-422/RS-485用アダプタ

OP−2B

非同期のRS-422/485対応（DSUB9pin）

X . 2 0 / X . 2 1 用 ア ダプ タ

OP−3B

X.20/X.21規格、同期のRS-422/485対応（DSUB15pin）
V.35規格対応（M型34pin）

V . 3 5 用 ア ダ プ タ

OP−4B

T T L 用 プ ロ ー ブ ポ ッド

OP−5B

TTLレベル通信対応（テストクリップ）

ラインステート表示LED
動作表示LED

赤 外 線 通 信 用アダプタ

OP−6B

ＩrＤＡ 1.0規格、ASK方式対応（速度切換手動）

RUN

LOAD
SAVE

コントラスト
調整ボリューム

FIND

NEXT

SHIFT

型

OP−1B

LCD表示画面

電源スイッチDC1

称カレントル ープ用アダプタ

PRINTERポート

メモリーカード
スロット

ファイルモード ：設定条件,シミュレーション用データ，モニターデータのセーブ/ロード（最大100ファイル）バッファモード ：キャプチャ用バッファメモリーの拡張メモリーとして利用可能

A U X シリ ア ル ポ ート

LCD（送受信データと共にタイミング波形表示）RS，CS，ER，DR，CD，SQD，CI，外部入力から4信号選択可

デ ー タ 検 索 機 能−

最大1Mバイトの専用SRAMカードを使用可能−，
BSC翻訳，PPP翻訳

SD，RD，RS，CS，ER，DR，CD，SQD，CI，
ST1，
ST2，
RT

ITU-T勧告G.821に準拠するエラー率測定テストが可能
パターン ：26−1，
29−1，
211−1，MARK，
SPACE（キー操作によりエラービット挿入可）
測定範囲 ：ビットエラー計数，ブロックエラー計数（0〜9999999〜9.99E9），ビットエラー率，ブロックエラー率，SYNCロス回数，Savail（ 稼働時間），%EFS（%正常動作率）

マッチ モード

メモリー・時計バックアップ

緑：Lレベル論理−「条件」：文字列ドントケア，ビットマスク指定可（最大8文字），エラー（エラー種別を個別指定可），タイマー/カウンタ値の一致，インターフェース信号線の論理状態，外部トリガー入力，メモリーフル「動作」：測定テストの停止（オフセット指定可能），タイマー制御（スタート･ストップ･リスタート），カウンタ制御（カウント･クリア），ブザー鳴動，外部信号出力，メモリーカードにモニターデータをセーブ，指定文字列送信（シミュレーション時）

エコー モードNORMAL,INVERTED切替可能

2色LED（赤：Hレベル論理−

シ ミュレ ー ション 機 能

フロー制御 モード

モニター用キャプチャーメモリー ：192Kバイト（96Kデータ相当）
メ モ リ ー 容 量「1系統，2分割2系統利用，誤消去防止プロテクト可能」「 デ ー タ 保 持 可 能 」 シミュレーション用送信データメモリー：8192データ（最大１６分割登録可能）

インターフェース信号線表示

送信･受信データ数カウンタ(最大4294967295)
送信･受信データ数，フレーム数，トリガー条件成立回数をグラフ表示「条件」と条件成立時の「動作」を4組指定可能※1 : [ ]のスピードはASYNCモードで測定できません。
※2 : *のスピードはAR同期モード（受信データから同期クロックを抽出するモード）で測定できません

ー タ コ ー ドLE-1100

調歩同期：ASYNC

50,75,100,110,134.5,150,200,300,600,1200,1800,2000,2400,3200,3600,
4800,7200,8000,9600,12000,12800,14400,16000*,16800*,19200,28800,
内 部 ク ロ ッ ク（ b p s ） 32000*,38400,46000,[48000]*,[50000]*,[56000]*,57600,64000*,[72000]*,「送受信別々に速度設定可」 76800,115200

デLE-2100

インターバルタイマー2種（最大65535 分解能100ms 10msを選択可）汎用カウンタ2種（最大65535）

RS-232C/V.24

電池カバー

メ モ リ ー カ ー ド

MC−256S

容量256Kバイト

MC−512S

容量512Kバイト

MC−1MS
DPU−414−CA

モ ニ タ ー ケ ー ブ ル 5

LE-259M1

DSUB9pin オス・メス各1−DSUB25pin モニター用Yケーブル1.5m

A U X ケ ー ブ ル 1

LE2−8CミニDIN8pin−DSUB25pin コネクタ付き1.5m、対DTE用A U X ケ ー ブ ル 2

LE2−8M

ミニDIN8pin−DSUB25pin コネクタ付き1.5m、対DCE用

A U X ケ ー ブ ル 3

LE2−8V印 刷 デ ー タ 取 込 ソ フト

LE−PC100

ＰＣバッファリン グ ソフト

LE−PC200

ミニＤＩＮ8ｐｉｎ−ＤＳＵＢ9ｐｉ
ｎ コネクタ付き2.5ｍ、対ＤＴＥ用
Ｗｉｎｄｏｗｓ¨ ２０００/Ｍｅ/９８/９５用パソコンソフト ＡＵＸケーブル3 付属
印刷データをTXT形式・BMP形式で保存、再生
Ｗｉｎｄｏｗｓ¨ ２０００/Ｍｅ/９８/９５用パソコンソフト ＡＵＸケーブル3 付属
モニターデータの連続保存、TXT形式・CSV形式に変換

PRINT

メモリーカード
イジェクトボタン

容量1Mバイト小 型 サ ー マ ル プリン タ

電池駆動、専用ACアダプタ・接続ケーブル・ロール紙付

操作キー部

小型サーマルプリンター
DPU-414-CA

製品標準セット●RS-232C/V.24用モニターケーブル 1本●ACアダプタ １個

最高1.54Mbpsの最高任意通信速度対応
高性能ポータブル
通信アナライザー

LE-7000●キャリングバック １個●取扱説明書 １部●保証書（ユーザー登録ハガキ付き）１部

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、安全上のご注意 改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は 2001年10月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2001 by LINE EYE CO., LTD.

本社・営業部
技術センター● URL〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル5Ｆ
T E L . 0 7 5−6 93−0161 F AX.075−693−0163〒526−0817 滋賀県長浜市七条町305−1
T E L . 0 7 4 9−63−7762 F AX.0749−63−4489

http://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立したベンチャー企業です。2000年10月よりセキスイ電子株式会社の電子機器事業は株式会社ラインアイが事業継承しました。
［本製品は積水グル ープのISO9001認証工場に製造委託しております］
Printed in Japan

L-01901Ｊ/LE G