PT2-2920

SDWL-1 シリーズ
DTM 操作説明書〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ http://www.rikenkeiki.co.jp/

目次
1． はじめに................................................................................................................... 4
2． 対応 FDT フレームアプリケーション ............................................................................... 4
3． PC 動作環境 .......................................................................................................... 5
4． DTM のインストール方法 ........................................................................................... 55． 各 FDT フレームアプリケーションでの DTM 起動方法 ..................................................... 6
5-1． FieldMate Lite 操作手順 ................................................................................ 7
5-1-1． DTM の登録確認 ...................................................................................... 7
5-1-2． オンラインでの起動...................................................................................... 9
5-1-3． オフラインでの起動 .................................................................................... 14
5-2． Pactware 操作手順 ...................................................................................... 15
5-2-1． DTM の登録確認 .................................................................................... 15
5-2-2． オンラインでの起動.................................................................................... 18
5-2-3． オフラインでの起動 .................................................................................... 25
5-3． fdtCONTAINER 操作手順 ............................................................................ 26
5-3-1． DTM の登録確認 .................................................................................... 26
5-3-2． オンラインでの起動.................................................................................... 27
5-3-3． オフラインでの起動 .................................................................................... 35
6． パラメータの確認及び設定方法 ................................................................................ 36
6-1． パラメータ確認方法 ......................................................................................... 36
6-2． オンラインでのパラメータ設定方法....................................................................... 37
6-3． オフラインでのパラメータ一括設定方法 ................................................................ 40
6-3-1． FieldMate 操作手順 .............................................................................. 40
6-3-2． Pactware 操作手順 ............................................................................... 43
6-3-3． fdtCONTAINER 操作手順 ..................................................................... 45
7． パラメータ一覧 ........................................................................................................ 47
7-1． UAPMO (User Application Process Management Object) ...................... 48
7-1-1． Information メニュー .............................................................................. 48
7-1-2． Diag (Diagnostic) Status メニュー ........................................................ 49
7-1-3． Battery Health メニュー ......................................................................... 54
7-2． CO (Concentrator Object)......................................................................... 55
7-3． TB (Transducer Block) .............................................................................. 57
2/74

7-4． Concentration............................................................................................. 58
7-4-1． Concentration メニュー .......................................................................... 58
7-4-2． Trend メニュー ........................................................................................ 59
7-5． RIKEN Status.............................................................................................. 60
7-6． Battery ........................................................................................................ 61
7-6-1． Battery メニュー...................................................................................... 61
7-6-2． Trend メニュー ........................................................................................ 62
7-7． SDWL-1 Maintenance................................................................................ 63
7-7-1． Main Menu メニュー................................................................................ 63
7-7-2． Detector Info.メニュー ........................................................................... 64
7-7-3． Gas Info.メニュー ................................................................................... 66
7-7-4． Alarm Test メニュー ............................................................................... 67
7-7-5． Settings メニュー .................................................................................... 69
7-7-6． Calibration メニュー ................................................................................ 71
8． DTM のアップグレード方法 ....................................................................................... 74
9． DTM のアンインストール方法 .................................................................................... 74
10． 注意事項............................................................................................................ 74

3/74

1．はじめに
本書は、SDWL-1 対応 DTM（Device Type Manager）の使用方法及び検知器パラメータについて説明
しています。DTM を正しくご使用していただくために必要な事項が記載されています。

弊社では、本 DTM に対して、以下の行為を禁止しています。
（１） 改変および修正（２） 分解や解析（３） 逆アセンブルおよび逆コンパイルなど、すべての解析（４） 第三者への譲渡、販売および担保提供（５） 貸与、再使用許諾その他名目の如何を問わず、第三者に使用させること
なお、製品改良のために、この説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。また、この説明書の全部または一部を無断で複写または転載することを禁じます。保証期間の内外を問わず本器を使用することによって生じたいかなる事故および損害の補償は致しません。
保証書に記載されている保証規定を必ずご確認ください。

2．対応 FDT フレームアプリケーション
本 DTM は FDT1.2 に準拠しており、下記の FDT フレームアプリケーションでの動作をサポートしています。
・FieldMate Lite Edition 3.02

・

Pactware 5.0

・

fdtCONTAINER 4.2※FDT(Field Device Tool)とは、フィールドデバイス機器の接続や設定のための技術です。
FDT フレームアプリケーションはデバイスメーカーが提供する DTM(Device Type Manager)を通してフィールドデバイス機器と通信することが可能になります。

4/74

3．PC 動作環境
FDT フレームアプリケーション及び本 DTM をインストールする PC の推奨動作環境を表 3-1 に示します。
表 3-1 以外の環境でご利用になる場合は、必ず動作確認を実施して下さい。
表 3-1 推奨 PC 動作環境
動作 OS

Windows 7 Professional Service Pack1 64bit
Windows10 Pro 32bit / 64bit

RAM

512MB 以上

HDD

1GB 以上の空き容量

4．DTM のインストール方法
SDWL-1_Device_DTM_X.X.X フォルダ内（図 4-1）にある SDWL-1 Device DTM.exe を実行してインストールを行って下さい。

図 4-1 SDWL-1_Device_DTM_X.X.X フォルダ

5/74

尚、インストールが完了すると下図 4-2 の様に DTM のフォルダが生成されます。

図 4-2 DTM フォルダ

5．各 FDT フレームアプリケーションでの DTM 起動方法
本 DTM が対応する FDT フレームアプリケーションについて、DTM の起動方法（オンライン起動及びオフライン起動※1）を説明します。
尚、下記では簡易的な手順を説明していますので、詳細につきましては各 FDT フレームアプリケーションの取扱説明書にて確認して下さい。また、下記は YFGW410/YFGW510 の ISA100.11a 無線上位システムを使用した場合の説明となっています。
※1 オフライン︓SDWL-1 のパラメータを一括設定する場合に使用します。
オンライン︓SDWL-1 のパラメータを個別設定及び確認する場合に使用します。

6/74

5-1-2．オンラインでの起動① FieldMate Lite を起動します。

② 図 5-5 の赤枠（セグメントビューワ）をクリックし、ツリーメニューの「ISA100(ゲートウェイ)」を選択します。

図 5-5 セグメントビューワ（メイン画面）③ メインメニュー⇒ツールの「ISA100 ゲートウェイ通信設定」を選択します。（図 5-6）

図 5-6 セグメントビューワ（ISA100 ゲートウェイ通信設定メニュー）

9/74

④ 管理ステーションの IP アドレスを入力後、「接続テスト」を選択し正常に接続が出来ていることを確認します。（図 5-7）

図 5-7 セグメントビューワ（ISA100 ゲートウェイ通信接続確認）⑤ セグメントビューワのメイン画面に戻り、「更新」を選択します。
接続中の SDWL-1 が表示されます。（図 5-8）

図 5-8 セグメントビューワ（接続無線デバイス一覧）

10/74

⑥ DTM 起動したい SDWL-1 を右クリックで選択し、「DTM 選択」を選択します。（図 5-9）

図 5-9 セグメントビューワ（DTM 選択メニューの選択）
選択された SDWL-1 の機器情報が取得されます。（図 5-10）

図 5-10 セグメントビューワ（機器情報取得）

11/74

5-1-3．オフラインでの起動① 前項（オンラインでの起動）にて DTM Works を起動後に SDWL-1 との通信を切断します。
（図 5-15）

図 5-15 SDWL-1 との通信切断② 機器メニューの「Offline Parameter」を選択します。（図 5-16）

図 5-16 Offline Parameter 選択

14/74

③ 下図 5-17 の画面が表示され、オフラインでのパラメータ設定が可能となります。

図 5-17 オフラインパラメータ設定画面
5-2．PACTware 操作手順
5-2-1．DTM の登録確認① PACTware を起動します。

② メインメニュー⇒View の「Device catalog」を選択します。（図 5-18）

図 5-18

PACTware メイン画面（Device catalog メニューの選択）

15/74

③ 下図の登録済 DTM 一覧表が表示されますので、「Update device catalog」を選択し、一覧表を更新します。（図 5-19、図 5-20）

図 5-19 Update device catalog 選択

16/74

図 5-20

DTM 一覧表更新中④ 更新後、一覧表に「SDWL-1 Device DTM」と「YFGW710」があることを確認して下さい。
（図 5-21）※「YFGW710」がない場合は、製造元 HP より DTM をダウンロードし入手して下さい。

17/74

図 5-21 更新後の DTM 一覧表
5-2-2．オンラインでの起動① 最初に ISA100.11a 無線上位システムの DTM を起動します。メイン画面左のツリーメニュー⇒
HOST PC を右クリックし、「Add device」を選択します。（図 5-22）

図 5-22Add device メニューの選択

18/74

② デバイス一覧表から ISA100.11a 無線上位システム「YFGW710」を選択します。（図 5-23）※YFGW410 使用の場合も「YFGW710」を選択して下さい。

図 5-23

ISA100.11a 無線上位システムの選択③ メイン画面左のツリーメニュー⇒HOST PC に「ISA100GW」が追加されますので右クリックにて「Connect」を選択し、ISA100.11a 無線上位システムに接続します。（図 5-24）

図 5-24

ISA100.11a 無線上位システムに接続

19/74

④ 次に PACTware と ISA100.11a 無線上位システムが正常に接続されていることを確認します。メイ
ン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW を右クリックし、「ライブリスト」を選択します。（図 5-25）

図 5-25 ライブリストメニューの選択⑤ ライブリストが表示されますので「ライブリスト更新」を選択し、ライブリストを更新します。
正しくシステムに接続できている場合は SDWL-1 がリストに表示されます。（図 5-26）

図 5-26 ライブリスト更新

20/74

⑥ 次に SDWL-1 の DTM を起動します。
メイン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW を右クリックし、「Add device」を選択します。（図 5-27）

図 5-27 Add device メニューの選択⑦ デバイス一覧表から SDWL-1 の DTM「SDWL-1 Device DTM」を選択します。（図 5-28）

図 5-28SDWL-1 DTM の選択

21/74

⑧ メイン画面左のツリーメニューに「SDWL-1 Device DTM」が追加されます。（図 5-29）

図 5-29 SDWL-1 DTM 追加⑨ 次にメイン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW で右クリックにて「機器タグ設定」を選択します。
（図 5-30）

図 5-30 機器タグ設定メニューの選択

22/74

⑩ 「ISA100GW # 機器タグ設定」タブの DTM 一覧から該当する SDWL-1 を選択し、「機器タグの変更」を選択します。（図 5-31）

図 5-31 DTM 一覧（機器タグを変更する DTM の選択）
⑪ 機器一覧から接続したい SDWL-1 を選択し、「OK」を選択します。（図 5-32）※機器を選択すると機器タグ欄にタグ名が自動入力されます。
※「機器一覧更新」を選択すると機器一覧が更新され、現在システムに接続中の機器が表示されます。

図 5-32 機器タグ変更（SWL-1RI-DTM を選択した場合）

23/74

⑫ メイン画面左のツリーメニューに機器タグ変更した SDWL-1 が追加されますので、右クリックにて「Connect」を選択し、SDWL-1 に接続します。（図 5-33）

図 5-33 SDWL-1 に接続⑬ メイン画面左のツリーメニュー⇒SDWL-1（タグ名）を右クリックし、「Online parameterization」
を選択します。（図 5-34）

図 5-34

Online parameterization メニューの選択

24/74

⑭ DTM の起動が完了すると、下図 5-35 の画面が表示され自動でパラメータ読み込みが開始されます。
以後、パラメータの確認や設定等が行える様になります。

図 5-35 オンライン画面
5-2-3．オフラインでの起動① 前項（オンラインでの起動）の⑪までの操作を行います。
② メイン画面左のツリーメニュー⇒SDWL-1（タグ名）を右クリックし、「Offline Parameterize」を選択します。（図 5-36）

図 5-36

Offline Parameterize メニューの選択

25/74

図 5-38

fdtCONTAINER メイン画面（カタログの更新メニューの選択）

5-3-2．オンラインでの起動①

最初に ISA100.11a 無線上位システムの DTM を起動します。fdtCONTAINER メイン画面左のツリーメニュー⇒【無題】ネットワークを右クリックし、「追加」を選択します。
（図 5-39）

図 5-39 追加メニューの選択

27/74

②

デバイス一覧表から ISA100.11a 無線上位システム「YFGW710」を選択します。（図 5-40）※YFGW410 使用の場合も「YFGW710」を選択して下さい。
また、「YFGW710」がない場合は、製造元 HP より DTM をダウンロードし入手して下さい。

図 5-40③

ISA100.11a 無線上位システムの選択

メイン画面左のツリーメニュー⇒【無題】ネットワークに「ISA100GW YFGW710」が追加されますので右クリックにて「接続」を選択し、ISA100.11a 無線上位システムに接続します。（図 5-41）

図 5-41

ISA100.11a 無線上位システムに接続

28/74

④

次に fdtCONTAINER と ISA100.11a 無線上位システムが正常に接続されていることを確認します。
メイン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW を右クリックし、「ライブリスト」を選択します。（図 5-42）

図 5-42 ライブリストメニューの選択⑤ ライブリストが表示されますので「ライブリスト更新」を選択し、ライブリストを更新します。
正しくシステムに接続できている場合は SDWL-1 がリストに表示されます。（図 5-43）

図 5-43 ライブリスト更新

29/74

⑥ 次に SDWL-1 の DTM を起動します。メイン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW を右クリックし、「追加」を選択します。（図 5-44）

図 5-44 追加メニューの選択⑦ デバイス一覧表から SDWL-1 の DTM「SDWL-1 Device DTM」を選択します。
（図 5-45、図 5-28）

図 5-45SDWL-1 DTM の選択

30/74

⑧ メイン画面左のツリーメニューに「SDWL-1 Device DTM」が追加されます。（図 5-46）

図 5-46 SDWL-1 DTM 追加⑨ 次にメイン画面左のツリーメニュー⇒ISA100GW で右クリックにて「機器タグ設定」を選択します。
（図 5-47）

図 5-47 機器タグ設定メニューの選択

31/74

⑩ 「ISA100GW # 機器タグ設定」タブの DTM 一覧から該当する SDWL-1 を選択し、「機器タグの変更」を選択します。（図 5-48）

図 5-48 DTM 一覧（機器タグを変更する DTM の選択）
⑪ 機器一覧から接続したい SDWL-1 を選択し、「OK」を選択します。（図 5-49）※機器を選択すると機器タグ欄にタグ名が自動入力されます。
※「機器一覧更新」を選択すると機器一覧が更新され、現在システムに接続中の機器が表示されます。

図 5-49 機器タグ変更（SWL-1RI-DTM を選択した場合）

32/74

⑫ メイン画面左のツリーメニューに機器タグ変更した SDWL-1 が追加されますので、右クリックにて「接続」を選択し、SDWL-1 に接続します。（図 5-50）

図 5-50 SDWL-1 に接続⑬ メイン画面左のツリーメニュー⇒SDWL-1（タグ名）を右クリックし、「オンラインパラメータ設定」を選択します。（図 5-51）

図 5-51

オンラインパラメータ設定メニューの選択

33/74

⑭ DTM の起動が完了しますと、下図 5-52 の画面が表示されパラメータ読み込みが開始されます。
以後、パラメータの確認や設定等が行える様になります。

図 5-52 オンライン画面

34/74

6．パラメータの確認及び設定方法
SDWL-1 では、「測定ガス情報、アンテナ情報の確認」、「検知器設定」、「ガス警報テスト」、「自己診断結果確認」等を無線通信経由で行うことが可能です。
6-1．パラメータ確認方法
DTM 起動後、ツリーメニュー及びタブを選択しますと表示パラメータの読み込み動作を開始します。
読み込み中は「 」が表示され、完了すると読み込んだパラメータ値が表示され確認が可能となります。
定期的に自動読み込み動作を行うパラメータにつきましては「」が表示されます。（図 6-1、図 6-2）

図 6-1 パラメータ読み込み中

図 6-2 パラメータ読み込み完了（パラメータ確認可能状態）
尚、各 FDT フレームアプリケーション内メニューにて全パラメータを一括で読み込むことも可能です。

36/74

6-2．オンラインでのパラメータ設定方法① ツリーメニュー及びタブより設定を行うパラメータを表示します。設定可能なパラメータはテキストボックスがア
クティブ状態、設定不可能（確認専用）なパラメータは非アクティブ状態になっています。（図 6-3 青
枠 設定可能パラメータ、赤枠 確認専用パラメータ）

図 6-3 設定可能パラメータと確認専用パラメータ② パラメータの値を直接入力やドロップダウンリスト選択等で変更します。
現在設定中の値を変更した場合は黄色塗り状態となります。（図 6-4）
※この時点では変更は反映されませんので注意して下さい。

図 6-4 パラメータ値変更

37/74

③ 変更後、「Apply」を選択します。変更が正常に完了しますと黄色塗り状態が解除されます。（図 6-5）

図 6-5 パラメータ値変更完了

38/74

尚、異なるタブの複数のパラメータをまとめて変更することも可能です。（図 6-6）

図 6-6 パラメータ値複数（タブ跨ぎ）変更

39/74

6-3．オフラインでのパラメータ一括設定方法
各 FDT フレームアプリケーションのオフライン機能を使用することで、一部のパラメータを一括で設定することが可能です。下記では各 FDT フレームアプリケーションでの操作方法を説明します。
6-3-1．FieldMate 操作手順
① SDWL-1 との通信を切断し、「Offline Setting Parameter」ツリーメニュー内のパラメータ値を変更し、「Apply」を選択します。（図 6-7）
※テキストボックスが空となっているパラメータは変更されません。

図 6-7 オフライン パラメータ値変更

40/74

② 再び、SDWL-1 に接続します。（図 6-8）

図 6-8 SDWL-1 に接続

41/74

③ ダウンロードボタンを選択します。ダウンロード実行の確認メッセージが表示されますので「はい」を選択します。（図 6-9）ダウンロード中の表示が消えますとパラメータ設定が完了となります。

図 6-9 パラメータ設定値を SDWL-1 へダウンロード

42/74

6-3-2．PACTware 操作手順
① 「Offline Setting Parameter」ツリーメニュー内のパラメータ値を変更し、「Apply」を選択します。
（図 6-10）※テキストボックスが空となっているパラメータは変更されません。

図 6-10 オフライン パラメータ値変更

43/74

② ツリーメニュー⇒SDWL-1（タグ名）を右クリックし、「Store to device」を選択します。ダウンロード
実行の確認メッセージが表示されますので「はい」を選択します。実行中の表示が消えるとパラメータ設
定が完了となります。（図 6-11）

図 6-11

パラメータ設定値を SDWL-1 へダウンロード

44/74

6-3-3．fdtCONTAINER 操作手順
① 「Offline Setting Parameter」ツリーメニュー内のパラメータ値を変更し、「Apply」を選択します。
（図 6-12）※テキストボックスが空となっているパラメータは変更されません。

図 6-12 オフライン パラメータ値変更

45/74

② ツリーメニュー⇒SDWL-1（タグ名）を右クリックし、「デバイスに格納」を選択します。ダウンロードが開始され、ダウンロード実行中の表示が消えるとパラメータ設定が完了となります。（図 6-13）

図 6-13 パラメータ設定値を SDWL-1 へダウンロード

46/74

7．パラメータ一覧
確認及び設定可能なパラメータの一覧を表 7-1 に示します。パラメータの詳細につきましては 7-1 UAPMO(User Application Process Management Object)以降で説明します。
表 7-1 パラメータ一覧
オンラインメニュー

項目

UAPMO

・Infomation
・Diag Status
・Battery Health

CO

・CO

TB

・TB

Concentration

・Concentration

RIKEN Status

・RIKEN Status

Battery

・Battery

SDWL-1・Main Menu
・Detector Info.
・Gas Info.
・Alarm Test
・Settings

Maintenance

・Trend・Trend・Calibration

47/74

7-1．UAPMO (User Application Process Management Object)
このメニューでは、SDWL-1 のバージョン情報や診断情報、電源の状態等を確認することが可能です。
メニュー一覧


Information

Diag Status

Battery Health

7-1-1．Information メニュー
SDWL-1 の製造元 ID や各バージョン等を確認することが可能です。（図 7-1、表 7-2）

図 7-1 Information 画面
表 7-2 Information メニュー一覧
項目

内容

属性

Vender_ID

SDWL-1 製造者番号

Read only

Model_ID

モデル番号

Read only

Device_Revision

SDWL-1 リビジョン

Read only

FW Revision

SDWL-1 プログラム番号

Read only

Revision Level

UAP の設定リビジョン

Read only

STK Version

スタック認証のバージョン

Read only

DTK Version

デバイス認証のバージョン

Read only

48/74

7-1-2．Diag (Diagnostic) Status メニュー
SDWL-1 の診断情報の表示及び各診断項目に対するアラート設定の確認が可能です。
（図 7-2、図 7-4、図 7-5、表 7-3、表 7-5）

図 7-2 Diag Status 画面

表 7-3 Diag Status メニュー一覧
項目

内容

属性

機器診断情報・Failue Status
Diag Status※

・Function Check Status
・Out Of Specification Status

Read only・Maintenance Required Status
・Others
Diag Status Detail

機器診断情報詳細

Read only

Selected Alert Status

アラート設定情報

Read only※Diag Status の項目は全部で 15 項目あり、それらを 5 つの大項目に集約しています。（表 7-4）
15 項目のうちいずれかが有効になった場合は、該当する大項目がアクティブ状態に変化しますので、詳細が確認可能となります。（図 7-3）

49/74

表 7-4 DiagStatus 項目一覧
項目

内容
Faults in Electronics

Failue Status

Faults in Sensor or Actuator
Element

Function Check Status

Out Of Specification
Status

ガスセンサー故障

Installation, Calibration Problem

ガス調整失敗Out of Service（非対応）

Software Update Incomplete（非対応）

Simulation is Active

IO シミュレーションモード有効

Outside Sensor Limits（非対応）

Environmental Conditions Out ofDevice Specification
Fault Prediction: MaintenanceRequired

Maintenance Required

Power is Critical Low:

Status

Maintenance Need Short-term
Power is Low: Maintenance Need
Mid-term
Detail Information Available

OthersH/W 故障アンテナ温度異常（非対応）

電池残量低下警告

電池交換警告Diag Status Detail 有効（常に有効）

1st Alarm

1st ガス警報

2nd Alarm

2nd ガス警報

Pressure Failure

気圧センサー異常警告50/74

図 7-3 例）Installation, Calibration Problem／tail Information Available 有効時

51/74

表 7-5 Diag Status Detail 項目一覧
項目

内容
Antenna failアンテナ故障アンテナ⇔ガス検知器間Bus fail

ANTENNA1

ANTENNA2

SDWL-1

通信異常

Stale limit over

Stale limit の検出

Low battery alarm

電池交換警告Critical low battery

電池残量低下警告

Antenna temp HI

アンテナ温度 85℃越え

Antenna temp LO

アンテナ温度 -40℃下回り

O/S Mode 1 ～ O/S Mode 8（非対応）

S-Mode 1 ～ S-Mode 1（非対応）

E-Zero

ゼロ調整失敗E-Span

スパン調整失敗

E-Pressure

気圧センサー異常警告

2nd Alarm

2nd ガス警報

1st Alarm

1st ガス警報

E-90

ROM 故障E-91

RAM 故障E-92

EEPROM 故障

E-93

外部 A/D 故障

E-10

センサー未接続E-18

ゼロ追尾故障

E-28

サーミスタ故障

E-30

RI センサー未接続

E-31

RI センサー故障

53/74

図 7-5 Selected Alert Status 画面（アラート設定確認）
7-1-3．Battery Health メニュー
SDWL-1 の電池情報の確認および電池残日数初期化の実行が可能です。
（図 7-6、表 7-6、表 7-7）

図 7-6

Battery Health 画面

54/74

表 7-6 Battery Health メニュー一覧
項目

内容

属性

Battery Voltage

電池電圧

Read only

Battery Status

電池残容量(表 7-7 参照)

Read only

Battery Remaining

残日数

Read only

Reset Battery Life

残日数初期化Write only

EXT Energy Memo

外部電源用メモ

Read / Write

表 7-7 Battery Status 詳細
項目

Battery Status

表示

内容

External

外部電使用中Over 75 %

電池残容量 75%以上

25 % ～ 75 %

電池残容量 25%～75%

Under 25 %

電池残容量 25%以下

7-2．CO (Concentrator Object)
このメニューでは、アクセスポイントの情報と送信（Publish）条件の確認が可能です。
（図 7-7、表 7-8）

図 7-7 CO 画面

55/74

表 7-8 CO メニュー一覧
項目

内容

属性

CO Revision

Concentrator Object のリビジョン

Read only

Network_Adress_1

通信相手のネットワークアドレス 1/4

Read only

Network_Adress_2

通信相手のネットワークアドレス 2/4

Read only

Network_Adress_3

通信相手のネットワークアドレス 3/4

Read only

Network_Adress_4

通信相手のネットワークアドレス 4/4

Read only

Transport Layer Port

通信相手の TSAP アドレス

Read only

Object ID

通信相手の Object ID

Read only

Stale Data Limit

通信異常検知のリトライ数

Read only

Data Publish Period

通信周期

Read only

Ideal Publish Phase

System Manager に要求した Phase 値

Read only

Publish Auto Retransmit

Publish の送信モード

Read only

Contract ID

Publish 用の Contract ID

Read only

Contract Status

Contract の状態

Read only

Actual Phase

System Manager から指定された Phase 値

Read only

Object ID

Object ID

Read only

Attribute ID

Attribute ID

Read only

Attribute Index

Attribute Index

Read only

Size

Size

Read only

Maximum Items Publishable

Publish に格納できる Attribute の最大数

Read only

Number Items Publishing

現在 Publish している Attribute の数

Read only

56/74

7-3．TB (Transducer Block)
このメニューでは、SDWL-1 の基本情報と無線通信状態の確認、Deep Sleep Mode への移行が可能です。※Deep Sleep Mode に移行した場合、無線通信が切断されます。（図 7-8、表 7-9）

図 7-8 TB 画面
表 7-9 TB メニュー一覧
項目

内容

属性

Block Tag

TB ブロックのタグ

Read / Write

Model

ガス検知器名称

Read only

Serial Number

SDWL-1 のシリアル番号

Read only

Publish Period

データ更新周期

Read only

Mode Select

省電力モード（Deep Sleep Mode）への移行

Read / Write

無線通信状態
Wireless Status

・JoinedRead only

・Publish enable
・Client/Server enable

57/74

7-4．Concentration
このメニューでは、測定中のガス濃度を数値、またはグラフで確認することが可能です。
メニュー一覧
Concentration



Trend

7-4-1．Concentration メニュー
測定ガス濃度及び測定レンジや単位等を確認することが可能です。（図 7-9、表 7-10）

図 7-9 Concentration 画面
表 7-10 Concentration メニュー一覧
項目

内容

属性

Status

無線通信状態

Read only

Concentration

ガス濃度値

Read only

Maximum

濃度上限値

Read only

Minimum

濃度下限値

Read only

Unit

単位

Read only

Decimal

小数点位置

Read only

58/74

7-4-2．Trend メニュー
測定中のガス濃度をグラフで確認することが可能です。グラフは、画面が表示された時を 0 秒として更新が開始されます。（図 7-10）

図 7-10 測定ガス濃度トレンドグラフ※グラフ操作方法について
トレンドグラフではグラフ左上のメニューでグラフ操作が可能になります。
グラフスクロール

操作方法︓をクリックし、グラフ上でドラッグすることでスクロールが出来ます。

グラフ拡大

操作方法︓

をクリックし、グラフ上でクリックするとグラフが拡大表示されます。

（繰り返しクリックでさらに拡大表示されます）
グラフ縮小

操作方法︓

をクリックし、グラフ上でクリックするとグラフが縮小表示されます。

（繰り返しクリックでさらに縮小表示されます）
グラフ操作リセット

操作方法︓をクリックするとグラフ操作前の状態に戻ります。

59/74

7-5．RIKEN Status
このメニューでは、監視郎(当社ガス検知警報システム)で処理している測定中ガス情報に関するパラメータを確認することが可能です。（図 7-11、表 7-11）

図 7-11 RIKEN Status 画面
表 7-11 RIKEN Status メニュー一覧
項目

内容

属性

Status

無線通信状態

Read only

Status and Concentration

SDWL-1 のステータス／測定ガス濃度

Read only

60/74

7-6．Battery
このメニューでは、SDWL-1 の電池残容量を数値、またはグラフで確認することが可能です。
メニュー一覧


Battery

Trend

7-6-1．Battery メニュー
SDWL-1 の電池残容量 [0～100%] を確認することが可能です。（図 7-12、表 7-12）

図 7-12 Battery 画面
表 7-12 Battery メニュー一覧
項目

内容

属性

Status

無線通信状態

Read only

Battery_Power

電池残容量

Read only

61/74

7-6-2．Trend メニュー
SDWL-1 の電池残容量をグラフで確認することが可能です。グラフは、画面が表示された時を 0 秒として更新が開始されます。（図 7-13）

図 7-13 電池残容量トレンドグラフ※グラフ操作の方法については、7-4-2 を参照して下さい。

62/74

7-7．SDWL-1 Maintenance
このメニューでは、SDWL-1 の製品情報の確認や、ゼロ校正・スパン校正、ガス警報テストの実施等が可能です。※センサタイプによって表示される内容が異なります。
メニュー一覧


Main Menu

Detector Info.



Gas Info.



Alarm Test

Settings

Calibration

7-7-1．Main Menu メニュー

図 7-14 Main Menu 画面
表 7-13 Main Menu メニュー一覧
項目

内容

属性

InhibitINHIBIT ON/OFF

Read / Write

Maintenance Mode ※1

メンテナンスモード ON/OFF

Read / Write

Alarm Reset

警報リセット ON/OFF

Read / Write

Write Protect ※2

ライトプロテクト ON/OFF

Read / Write※1 Maintenance Mode が ON の時、Alarm Test メニューは選択不可となります。
Maintenance Mode が OFF の時、Settings 及び Calibration メニューは選択不可となります。
※2 SDWL-1 の測定・警報パラメータに関するライトプロテクトです。

63/74

7-7-2．Detector Info.メニュー

図 7-15 Detector Info.画面
表 7-14 Detector Info.メニュー一覧
項目

内容

属性

Program Number

プログラム番号

Read only

Program Sum

SUM 値

Read only

Serial Number

シリアル番号

Read only

Product Number

製品型式

Read only

Product TypeセンサタイプRead only

Sensor Model

センサ型式

Read only

Detector Head Temp.

SDWL-1 温度

Read only

センサ温度

Read only

Join Status

無線接続状態（表 7-15 参照）

Read only

Detector Status

SDWL-1 動作状態（表 7-16 参照）

Read only

センサ電圧

Read only

気圧

Read only

EC Sensor Temp.
(EC only)Sensor Voltage(EC only)Atm. Pressure(OX only)

64/74

表 7-15 Join Status 詳細
項目

StatusJoin Status

内容

NOT JOIN

ネットワーク未接続

JOIN

ネットワーク接続中

FULL JOIN

ネットワーク接続済み

表 7-16 Detector Status 詳細
項目

Detector Status

Status

内容

INITIAL

イニシャル

MEASURE

測定

FAIL

故障

MAINTENANCE

メンテナンスモード

65/74

7-7-3．Gas Info.メニュー

図 7-16 Gas Info.画面
表 7-17 Gas Info.メニュー一覧
項目

内容

属性

Gas

ガス名

Read only

Gas No.

ガス番号

Read only

Measuring Range※3

測定レンジ

Read only

Unit

単位

Read only

Digit

デジット

Read only

Alarm Method

警報方式

Read only※3 小数点を含まない数値が表示されます。
例）ガス警報点が 50.0％LEL の場合、「500」となります。

66/74

7-7-4．Alarm Test メニュー
SDWL-1 のガス警報テストを実施します。（図 7-17）「Maintenance Mode」が OFF の時のみ本メニューが選択できます。また、「Alarm Test Concentration」「Alarm Contact」は、「Alarm Test Mode」が ON の時のみ設定が可能となります。

図 7-17 Alarm Test 画面
表 7-18 Alarm Test メニュー一覧
項目

内容

属性

Alarm Test Mode

ガス警報テスト ON/OFF

Read / Write

Alarm Test Concentration※4

ガス警報テスト濃度

Read / Write

Alarm Contact

ガス警報接点 ON/OFF

Read / Write

Alarm Status

ガス警報状態（表 7-19 参照）

Read only※4 少数点を含まない数値を入力して下さい。
例）測定レンジが 100.0％LEL の場合、「1000」と入力します。
表 7-19 Alarm Status 詳細
項目
Alarm Status

表示

内容

NONE

無警報

1st Alarm

1st ガス警報

1st Alarm + 2nd Alarm

1st ガス警報＋2nd ガス警報

67/74

下記にガス警報テストの実施手順を示します。
①「Alarm Test Mode」を ON に変更し、「Apply」を選択します。

②「Alarm Test Concentration」にガス警報テスト濃度を入力します。

③

接点を作動させる時は「Alarm Contact」を ON にします。
※非接点仕様の場合は使用しないでください。

④「Apply」を選択しますとガス警報テストが開始されます。

⑤

Concentration メニューにてガス濃度がテストガス濃度となっていることを確認します。
この時、テストガス濃度が警報レベルだった場合は、「Alarm Status」が状態に合わせて変化します。
（表 7-19 Alarm Status 詳細）⑥

テストを終了する時は、「Alarm Test Mode」を OFF、「Alarm Test Concentration」を０、「Alarm Contact」を OFF にして「Apply」を選択します。

68/74

7-7-5．Settings メニュー
「Maintenance Mode」が ON の時のみ本メニューが選択できます。
※全設定完了後に、必ず「Maintenance Mode」を OFF に変更して下さい。

図 7-18 Settings 画面
表 7-20 Settings（Alarm Settings）メニュー一覧
項目

内容

属性

Alarm Method

ガス警報方式

Read only

1st Alarm Point※5

第 1 ガス警報点

Read / Write

2nd Alarm Point※5

第 2 ガス警報点

Read / Write

Alarm Delay Time

ガス警報遅延時間

Read / Write

Alarm Type

ガス警報動作（表 7-21 参照）

Read / Write

Trouble Type

故障警報動作（表 7-21 参照)

Read / Write

Alarm Limiter

ガス警報リミッタ ON/OFF

Read / Write※5 小数点を含まない数値が表示されます。
設定の際は、少数点を含まない数値を入力して下さい。
例）ガス警報点が 50.0％LEL の場合、「500」となります。
表 7-21
項目

Alarm(Trouble) Type 詳細
要素

内容

Alarm Type

AUTO RESETTING

自動復帰

Trouble TypeLATCHING

自己保持

69/74

表 7-22

Settings（Other Settings）メニュー一覧

項目

内容

属性

Suppress Typeサプレス方式（表 7-23 参照）

Read / Write

Suppress Value※6

サプレス値

Read / Write

Zero Follower (EC only)

ゼロ追尾 ON/OFF

Read / Write

Maintenance Password

メンテナンス時パスワード ON/OFF

Read / Write

Pressure Correction (OX only)

気圧補正 ON/OFF

Read / Write

LCD Backlight Time

バックライト点灯時間

Read / Write※6 小数点を含まない数値が表示されます。
設定の際は、少数点を含まない数値を入力して下さい。
表 7-23
項目
Suppress TypeSuppress Type 詳細
要素

内容

CUT OFF

カットオフ

SMOOTHING

スムージング

70/74

7-7-6．Calibration メニュー
ゼロ校正・スパン校正及び校正データ初期化を実施します。（図 7-19）「Maintenance Mode」が ON の時のみ本メニューが選択できます。
※全設定完了後に、必ず「Maintenance Mode」を OFF に変更して下さい。

図 7-19 Calibration 画面
表 7-24 Calibration（Zero Cal.）メニュー一覧
項目

内容

Zero Calibration Check

ゼロ校正実施状態（表 7-26 参照）

属性
Read only

Concentration※7

現在の濃度

Read only

Zero Calibration

ゼロ校正実施 ON/OFF

Read / Write

Zero/Span Initialize

校正データの初期化 ON/OFF

Read / Write※7 小数点を含まない数値が表示されます。
表 7-25

Calibration（Span Cal.）メニュー一覧

項目
Span Calibration Check

内容
スパン校正実施状態(表 7-26 参照)

属性
Read only

Concentration※8

現在の濃度

Read only

Span Concentration※8

スパン校正濃度Read / Write

Span Calibration

スパン校正実施 ON/OFF

Read / Write

Zero/Span Initialize

校正データの初期化 ON/OFF

Read / Write※8 小数点を含まない数値が表示されます。
設定の際は、少数点を含まない数値を入力して下さい。

71/74

表 7-26 Zero Calibration Check、Span Calibration Check 詳細
項目

要素

内容

NO ACTION

未実施

Zero Calibration Check

RUN

実施中

Span Calibration Check

PASS

成功

FAIL

失敗

下記にてゼロ校正の実施手順を示します。
①「Zero Calibration」を ON に変更し、「Apply」を選択します。

②

下図（図 7-20、図 7-21、図 7-22）のアップロードボタンを繰り返し押し、「Zero Calibration Check」が”NO ACTION”→”RUN”→”PASS”となることを確認します。また、Concentration が適切なガス濃度になっていること合わせて確認します。校正が失敗した場合は“FAIL”になり、次回ゼロ校正が成功するか SDWL-1 本体の電源を再投入しない限り、状態が維持
されます。

③

「Zero Calibration」を OFF に変更し、「Apply」を選択します。

図 7-20 アップロード操作（Field Mate の場合）

72/74

図 7-21 アップロード操作（PACTware の場合）

図 7-22 アップロード操作（fdtCONTAINER の場合）

73/74

下記にてスパン校正の実施手順を示します。
① 「Span Concentration」にスパン校正濃度（小数点を含まない数値）を入力します。
② 「Span Calibration」を ON に変更し、「Apply」を選択します。
③ 前図（図 7-20、図 7-21、図 7-22）のアップロードボタンを繰り返し押し、「Span Calibration Check」が”NO ACTION”→”RUN”→”PASS”となることを確認します。
また、Concentration が適切なガス濃度になっていることを合わせて確認します。
校正が失敗した場合は“FAIL”になり、次回スパン校正が成功するか SDWL-1 本体の電源を再投入しない限り、状態が維持されます。

下記にて校正データ初期化の実施手順を示します。
※必ず「Zero Calibration」と「SPAN Calibration」が OFF の時に実施するようにして下さい。
①「Zero/Span Initialize」を ON に変更し、「Apply」を選択します。
※「Zero Cal.」内の「Zero/Span Initialize」で実施して下さい。

②「Zero Calibration Check」と「Span Calibration Check」が”NO ACTION”となることを確認する。

③「Zero/Span Initialize」を OFF に変更し、「Apply」を選択します。

8．DTM のアップグレード方法
初回インストール時同様、SDWL-1_Device_DTM_X.X.X フォルダ（アップグレード版）内にある
SDWL-1 Device DTM.exe を実行してインストールを行って下さい。インストール中に旧バージョンの DTMが検出された場合、自動的にアップグレードされます。

9．DTM のアンインストール方法
Windows コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」にて、DTM ソフトウェアをアンインストールします。
※Windows10 の場合は、Window メニュー⇒設定⇒アプリ⇒「アプリと機能」にてアンインストールを行って下さい。

10．注意事項
fdtCONTAINER の印刷機能は、日本語 OS では使用できません。

74/74

改廃履歴
版
0

修
初版

正

発行日
2020/3/30