LE-930R
LE-940R

DCシグナルソース
DC SIGNAL SOURCE

アナログ信号の出力 シミュレーションができる
高精度、コンパクトなDCシグナルソース

LE-930R

LE-940R

外部電源の電流出力対応

高電圧出力対応● 高精度16ビットDAC内蔵● アナログ出力とUSBは高耐圧絶縁● 出力制御ソフトが標準付属● Wi-Fi対応

アナログ信号（電圧・電流）を高精度に出力

出力値・出力パターンを柔軟に設定

手軽に高 精度なアナログ信号（電 圧・ ［接続例］電流）を出力できるコンパクトなDCシ
グ ナルソースで す。U S B ま た は 無 線
LANで接続したパソコンのアプリケー
ションから出力制御を行なうだけでな
く、SDカードに書き込んだ出力パターンにしたがって、PCレスで出力を行なうことも可能です。センサーや計 測器の電圧/電流出力、4-20mA計装信号を様々なパターンでシミュレーションすることができます。

● 出力値をPCソフトから指定
付属ソフトの「通常出力」で、出力タイプと出力値を入力します。
モデル

LE-930R

出力タイプ

範囲単位±100mVレンジ−100〜+100mV

10μV±10Vレンジ−10〜+10V

1mV

0-20mA（内部電源） 0〜20mA※11μA

0-20mA（外部電源） 0〜20mA※2LE-940R

専用のPCソフトが標準付属する他、制御コマンドを公開しているので独自の制御ソフトの作成も容易です。また、姉妹機のコンパクトロガー LE-910R/LE-918Rで収録したアナログ値の時系列変化を本機から再現出力することも可能です。

電流出力時のループ電源は内蔵/外部電源※1に対応［LE-940R 通常出力画面］

1μA±32Vレンジ−32〜+32V

1mV

0-20mA

0〜20mA※31μA※1 : 内部電源使用時、0.1mA未満は確度の保証はありません。
※2 : 外部電源使用時、1.0mA未満は確度の保証はありません。
※3 : 1.0mA未満は確度の保証はありません。

● 高電圧出力に対応（LE-940R）
LE-940Rは±32Vの電圧範囲でアナログ信号を出力 ［LE-940R スイープ出力画面］できるので、24V系の設置の点検・評価や検査システムへの組み込みなどに活用できます。
● 出力値をスイープ

付属ソフトの「スイープ出力」で、ピークとなるA点とB点の電流出力時のループ電源は内蔵電源と外部電源（DC7.5〜40V）があり、LE-930Rは外部電源にも対応しているので、センサーの代わりに本機を使用することで、 出力値、A点からB点に変化する時間（1ms/10ms単位）を入力します。手軽にアナログ値を変化させて出力ができディストリビュータ試験にも利用できます。
ます。
※1 : 外部電源の電源出力は、LE-930Rのみ対応。
［電圧出力の接続例］

再現出力機能
9*1'&(&(&

［電流出力（内部電源）の接続例］［電流出力（外部電源）の接続例］
9*1'9ࢹ࢕ࢫࢺࣜࣅ࣮ࣗࢱ

&(&(&*1'&ಙྕฟຊ

［電流出力のファイル作成例］● データロガーで収録したパターンを再現出力
姉妹機のコンパクトロガー LE-910R/LE-918Rで収録したアナログ値の時系列変化データを本体のSDカードに保存し、再現出力ができます。この姉妹機がある場合はSDカードを挿しかえるだけで、実際に発生したパターンをリアルに再現したシミュレーションが可能です。
指定回数の繰り返し出力（PC接続時のみ）や、本体スイッチを使ってPCレスでの出力開始も可能です。

(&(&
（※LE-930Rのみ）● 任意のパターンを再現出力
あらかじめCSVファイルで作成した出力パターンをSDカードに書き込んでおけば、アナログ値を自由に変化させてシミュレーションができます。
右のファイル作成例は、10ｍ秒毎に0.1ｍAずつ電流を上げていく例です。

LE-930R / LE-940R
パソコンと無線LAN接続でリモート制御

コンパクトかつ堅牢な設計で現場への設置にも最適

USB接続だけではなく、Wi-Fi接続によるPC接続に対応。Wi-Fiアクセスポイント経由で接続するステーションモードと、計測器がアクセスポイントとなって接続するアクセスポイントモードが選択できます。

手のひらサイズの本体は、−10〜+50℃で利用可能。USBバスパワー動作だけでな
く、別売ACアダプタなど外部DC電源でも動作可能です。SDカードスロットとUSBコ
ネクタには防塵カバーを装備。オプションで35mmDINレールへの取り付けにも対応し、対象設備への固定や検査ラインへの組み込みも簡単です。また、スーパーキャパシ
タを効果的に利用した瞬停時バックアップ制御※により、SDカードを使ったシミュレーション中に停電になってもSDカードの破損を防ぎます。

［DINレール取付例］

外部入力信号による出力制御（LE-940R） ※：40秒程度以上電源に接続され、スーパーキャパシタが充電されている必要があります。
LE-940Rには、外部入力端子（ドライ接点入力）を使用して信号出力を制御する機能があります。スイッチやセンサを接続して再現出力またはスイープ出力のON/OFFを制御可能です。

仕［防塵キャップを装備］

様オプション

モデル

LE-940R

32GバイトSDHCカード

電圧: ±100mV, ±10V

電圧: ±32V

動作確認済みの32GバイトのSDHC
カード

電流: 0 〜 20mA

電流: 0 〜 20mA

LE-930R

アナログ出力回路SD-32GX

シングルエンドアナログ出力 1点

※1

出力レンジ

電圧レンジ: 16bit

分解能※イメージ写真です。

電流レンジ: 15bit

LE用DIN取付プレート

LE-DIN13S

電圧レンジ

設定確度※2±100mV レンジ: ±(0.05% of Setting + 20µV)

電圧レンジ±10V レンジ: ±(0.05% of Setting + 2mV)

±32V レンジ: ±(0.05% of Setting + 6.4mV)

35mmDINレールに取り付けるときに利用します。

※3

電流レンジ
電流レンジ※3
内部電源 0.1 〜 20mA 時 ±(0.05% of Setting + 2 µA) 内部電源 0.1 〜 20mA 時 ±(0.05% of Setting + 2 µA)
外部電源 1.0 〜 20mA 時 ± (0.05% of Setting + 2 µA)
データ更新周期※4

ワイド入力ACアダプタ

6A-181WP09
入力：AC100〜240V、50/60Hz
出力：DC9V、2A
プラグ：センター+、外径5.5mm、内径2.1mm
動作温度：0〜40℃

最短1m 秒

許容負荷

電圧レンジ: 1K Ω以上

電圧レンジ: 1.5K Ω以上

電流レンジ：内部電源時500Ω以下、外部電源24V 時

電流レンジ 外部電源

電源プラグケーブル

電流レンジ：500Ω以下

800Ω以下、外部電源40V 時 1600Ω以下
DC 7.5 〜 40 V

SIH-2PG―
ドライ接点入力

デジタル入力回路

外部DC電源をDC-IN端子に供給するときに利用1点（アナログ出力制御用）

定格入力抵抗 : oﬀ → on 1KΩ以下―

ミニUSBケーブル

on → oﬀ 19KΩ以上
入出力端子台SI-US218

着脱式 ヨーロピアン端子台、5.08mmピッチ 5極

適合電線

A-mini BタイプのUSBケーブル（1.8m）。
付属品と同等。

単線 φ2.06 〜φ0.51mm (AWG24〜12)より線 3.31 〜 0.21mm2 (AWG24〜12)※55.08mmピッチ端子台 5極

電線被覆剥きしろ5mm
締め付け

LA-5ETB41

0.5 〜 0.6 Nm

信号絶縁耐圧ミニBコネクタ Fullスピード転送

USB2.0ポート
Wi-Fiインターフェース※6

IEEE 802.11 b/g/n

周波数レンジ: 2400MHz-2483.5MHz

送信パワー: 802.11b: +20dBm 802.11g: +17dBm
使用メディア電源

着脱式端子台コネクタ。予備または交換用です。
※ねじ止めなしで結線できるスクリューレス端子台もございます。

3000Vdc

802.11n: +14dBm

SD, SDHC カード( 最大32G バイト)

コンパクトロガー

USBバスパワー動作または外部DC電源（DC 8 〜 30V）
、ACアダプタ

消費電力

2.5W

周囲温度/湿度

動作時：-10〜50℃

寸法

3W
保存時：-20〜60℃

湿度：10〜85%RH（結露なきこと）

約86(W)×103(D)×30(H)mm

質量約160g

姉妹機
LE-910R/LE-918Rアナログ信号（電圧・電流・温度）のモニ
ター/ロギング
LE-910R/LE-918Rで収録したパターンをLE-930R/LE-940Rで再現出力可能。

約170g
据え置き、DINレール取付※7

取付方法

OS：Windows® 10/11

付属PCソフト動作環境

ユーティリティCD,ミニUSBケーブル（1.8m）, 取扱説明書, 保証書

付属品※1：電圧を印加しないでください。電圧出力時に出力をショートしないでください。
※2：周囲温度0 〜 35℃の確度です。全動作温度範囲での確度は、電圧(±32V) が ±(0.1% of Setting +9.6mV)、電圧(±10V) が ±(0.1% of Setting +3mV)、電圧(±100mV) が±(0.1% of Setting +30µV)、
電流が± (0.1% of Setting +3 µA) になります。なお、of Setting は設定値に対することを表します。
※3：内部電源使用時0.1mA 未満、外部電源使用時1.0mA 未満は確度の保証はありません。
※4：無線LAN（Wi-Fi）使用時はネットワークの通信処理能力に依存します。
※5：より線の時は棒端子を使用してください。
※6：本製品のWi-Fi 接続機能は、日本国内でのみ利用いただけます。Wi-Fi 接続機能をオフにすれば、Wi-Fi 電波は出ませんが、海外での利用で電波法規が問題となる場合には、事前に弊社営業部までご相談下さい。
※7：オプションの取付プレートが必要です。

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2023年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2023 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163●URL

https://www.lineeye.co.jp●E-mail：info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立した開発型企業です。

Printed in Japan

L-23402J/LE G