精密騒音計（低周波音測定機能付）NL-63
精密騒音計 NL-53
普通騒音計 NL-43

測定の可能性を広げる騒音計

普通騒音計

NL-43

精密騒音計

NL-53

精密騒音計
（低周波音測定機能付）

NL-63

リオンの新しい騒音計は、ネットワークと「つながる」
世界中どこからでもアクセスすることが出来るため、オフィスに居ながら遠隔地の騒音モニタリングが可能に！

直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。

LAN 端子 の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
※本器底面には端子を保護するためのカバーを付属します。

システム図1

遠隔地の環境騒音モニタリング

システム図

ウェブブラウザを介して騒音計の稼働状況が遠隔で確認できるので、2現地に行く回数を減らすことができます。
モバイルルータを使用することで無線化が可能です。

工場などの設備機械や敷地境界の騒音監視
監視場所（オフィスなど）などで現場の設備機械や敷地境界の騒音を監視することが可能です。
騒音計のLAN端子とコンピュータをLANケーブルで接続し、コンピュータのウェブブラウザにて騒音モニタリングすることも可能です。

HUB

ルータ

ローカルネットワーク

HUB

LAN
AN

測定現場
（例．風車の騒音測定）

インターネットLAN
コンピュータスマートフォン

コンピュータオフィスなどの遠隔地

監視場所

測定現場
定現場

（オフィスなど）（例．工場の設備機械の騒音測定）※LAN端子を使用する場合、※LAN
NL-43/53はNX-43EXが別途必要

ウェブブラウザネットワークに接続し、遠隔地からパソコンやスマートフォンのウェブブラウザにて騒音計の測定状況をモニタリングできます。
主な機能●測定値の閲覧 ●騒音計の遠隔操作（測定設定、測定の開始・停止、時刻合わせなど） ●リアルタイムに音声再生（NX-43WRが別途必要、コンピュータのGoogle Chromeのみ対応）●ファイルダウンロード（ダウンロードは1ファイルずつのみ可能） ●マーカ機能（最大4種）
マーカ機能

ファイルダウンロード

特徴的な音に対して、マーカを付けて後で確認が可能

遠隔地から通信でストアデータを回収 ※ダウンロードは1ファイルずつのみ可能

設定画面

測定画面（Time-Levelグラフ表示、演算値表示）3

充実のインタフェース

新機能

USB Type-C コネクタの搭載 ー現場での測定業務がより効率的にー

特長

LAN 端子※NL-43/53はNX-43EXが別途必要

USB給電が可能

ハードウェア構成が簡単※ブラウザにて騒音計測時の音を聴く場合は、USB Type-C対応の市販のモバイルバッテリや、コンピュータと騒音計を接続する場合、測定器への給電、通信制御、SDカードに保存された測定データ回収がUSB Type-C ケーブル1本で実施可能です。

パソコンのUSBポートからの給電が可能なため、NX-43WRが別途必要
SDカードスロット

コンセントが無い現場でも電源供給ができます。

給電

給電

通信制御

USBケーブル

USBケーブル

モバイルバッテリ

本体底面可能。

交流/直流出力端子

外部電源入力端子測定データ回収によるUSB給電が本体右側面

測定データ回収「モバイルバッテリ使用に関する注意」

USB Type-C コネクタ

I/O端子

P.11を参照

パソコンに、騒音計内のSDカードをリムーバブルディスクとしてSDカード認識させてデータ転送が可能。

※RS-232C、コンパレータ出力、トリガ入力※本体底面、SDカードスロットには端子を保護するためのカバーを装着します。

モバイルバッテリ

騒音と低周波音の測定に便利

マニュアルを見なくても簡単な操作画面A特性、G特性※、Z特性（LPF100 Hz※）の音の保存が１回の計測で可能。
例）
LAF、LGS、LZS（LPF100 Hz）で設定

タッチパネル付きカラー液晶採用※NL-63のみ可能

新機能
測定画面（瞬時値、2チャンネル）

IP54

防水

測定画面（演算値）

防水性はIP54（マイクロホン部を除く）
突然の降雨などによる故障を低減

WATER PROOF※全天候ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着するとマイクロホン部の防水性がIPX3相当になります。

測定画面（Time-Levelグラフ表示）

充電式の電池に対応し環境にも配慮

メニュー画面

騒音計1台で最大4条件を同時測定。
作業時間を短縮

４条件の異なる周波数重み付け特性、時間重み付け特性を設定し、瞬時値、演算値を保存可能。

計量法指定音響校正器
オプション 詳細は P.9

新機能

校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能

マイクロホンの感度変化が一目で分かるため、計測器管理に役立ちます。

計量証明事業登録「音圧レベル」の測定機器に対応
JIS

最新JIS規格に対応

環境騒音測定に対応した機能を搭載

JIS C 1509-1:2017
JIS C 1516:2020

環境騒音の測定方法を規定した
JIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を搭載

4

オプションプログラム機能一覧 ［オプションプログラムをインストールすると以下の機能が追加されます。］
波形収録プログラム

機能拡張プログラム

プログラムを追加

NX-43WR

NX-43EX＋

FFT分析プログラム

NX-43EXをインストール後、NX-43WR・NX-43RT・NX-43FTを追加することができます。

NX-43FT

プログラムを追加

オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム

NX-43RT

その他従来の機能に、新機能が追加されます

オートストア機能
Lp（瞬時値）、Leq演算（等価騒音レベル、時間率騒音レベル、最大値などの演算値）の連続記録が同時に行えます。各データはCSV形式でSDカードに保存されます。環境計測データ管理ソフトウェアAS-60で3種類のトリガ機能トリガ発生時に測定を開始します。
レベ ルトリガ

データ管理を行えるほか、表計算ソフトなどで表示ができます。
従来機種からの新機能

Lpストア周期

10 ms

25 msタイマーオート

外部トリガ

LAN機能
100 ms200 ms1s

遠隔地からの操作や状況把握が可能。

LAN機能拡張プログラム

従来機種からのアップ機能

NX-43EX

環境計測などの長期間計測に対応。1000時間（約１ヶ月）を超える記録が可能となりました！

WAN

記録例：Lpストア周期100 ms、SDカード容量32 GBの場合、約8500時間（354日間）の測定が可能です。
4種類のマーカ機能
Lpモード（瞬時値）、Leqモード（演算値）の概念……得られる測定データ
L pストア周期

L eq 演算周期

Lpモード
対応機種

1/
1/
1/Ï೻ࢻஶ‫ޝ‬Ð

測定中に目印としてマーカを付けて後で確認することができます。
「環境計測データ管理ソフトウェア AS-60」と連携し、マーカ箇所の除外音処理を行うことも可能です。
例）道路交通騒音測定

レベル

Leq モード※インストールしたNX-43EXは時アンインストールすることはできません

間L pモードとL eqモードを同時記録

512 MB■Marker1 飛行機■Marker2 電車■Marker3 人の話し声■Marker4 その他（犬、カラス、雨風など）

インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能

コンパレータ機能

データ連続出力機能

オープンコレクタ出力で、設定レベルを超えるとONとなります。

RS-232C通信、USB、LANにおいて、瞬時値・演算値を連続取得可能。

［最大入力電圧 24 V、内部抵抗 約480 Ω、許容損失 300 ｍW］

制御プログラムをご自身で組まれるお客様に便利です。

5

オプションプログラム機能一覧

騒音レベルの演算と同時に録音することができます。
録音したデータは、コンピュータで再生が可能で、周波数分析にも対応します（非圧縮形式のWAVEファイル）。
波形処理ソフトウェアAS-70により、グラフ表示、レベル化処理、周波数分析、分析結果のファイル出力及び再生が可能になります。

波形収録プログラム

NX-43WR

低周波音の長期監視に活用

マニュアル録音

インターバル録音

新機能としてサンプリング周波数240 Hzと1200 Hzが追加
録音区間されたことで、より細かい周波数分解能でのFFT分析や、多彩な録音モード

録音開始間隔録音開始間隔録音開始間隔

録音時間

録音時間

録音時間

低周波音測定時に長時間の波形収録が可能となりました。

録音時間

サンプリング周波数（24 bitまたは16 bitを選択）
プリ録音

従来機種からの新機能

240 Hz対応機種※N L- 43/N L-53はN X- 43E X が 別途 必要

インストール後は2 GBのSDメモリカードとして使用可能

24 ｋHz48 ｋHz

計測開始

NL-43/53/63

録音開始

録音停止

計測停止

レベル録音

最大収録時間（Autoストア、16 bit、Lpストア周期100 ms設定の時）
メモリカードサンプリング周波数

48 kHz

2 GB

12 ｋHz

512 MB
1時間

2 GB
4時間

74時間

24 kHz

2時間

9時間

146時間

12 kHz

4時間

18時間

278時間

1200 Hz

※

24時間

100時間

1520時間240 Hz

※

41時間

165時間

2520時間

ビット長24 bitの場合、16 bitと比較して、データ量が約1.5倍になるため、収録時間が短くなります。

計測開始

計測停止

トータル録音録音

録音時間※NL-63のみ

32 GB

開始レベル
︵トリガレベル︶

1/ċ1/ċ
1/

1200 Hz

NL-63のみ

録音（Oﬀ/1s/5s/10s/30s/1min）(ファイル分割時間)

ポスト録音（5秒固定）(ファイル分割時間)(ファイル分割時間)(ファイル分割時間)

プリ録音（Oﬀ/1s/5s/10s/30s/1min）

計測開始

開始トリガ

※トリガレベルは時間帯別に最大4個まで設定可能

計測開始

計測停止

FFT分析を行い、各周波数の音の大きさを測定することが可能になります。

FFT分析プログラム

NX-43FT

表示画面例（イメージ）
分析周波数範囲は20 kHz、周波数分解能2.5 Hz（8000ライン）です。保存された分析結果を読み出し、分析中のグラフと重ね合わせ表示することが可能です。
ズーム倍率は最大40倍、ピークリストは20まで表示可能です。

対応機種

1/ċ
1/ċ
1/
※N L- 43/N L-53はN X- 43E X が 別途 必要

512 MB
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能
分析画面（×1）

ピークリスト表示画面

6オプションプログラム機能一覧

JIS C 1513-1 : 2020
「オクターブバンド及び1/Nオクターブバンドフィルタ」に適合した測定が可能になります。

オクターブ・1/3オクターブ
実時間分析プログラム

NX-43RT保存された分析結果を読み出し、分析中のグラフとの重ね合わせ表示、室内騒音の評価に必要とされるNC曲線のグラフ表示やＮＣ値を計算・表示する機能を備えます。
環境計測データ管理ソフトAS-60RTを使用すると、コンピュータで再演算やデータ管理することが可能になります。
また、任意に選択したバンドの電圧（AC out、DC out）を出力することも可能です。
表示画面例（イメージ）対応機種

1/ċ
1/ċ
※N L- 43/N L-53はN X- 43E X が 別途 必要

512 MB
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能

1/3オクターブ分析器画面

重ね合わせ分析画面

NC曲線表示画面

数値リスト表示画面

測定画面（Time-Levelグラフ表示）

低周波音の分析が可能になり、分析結果を物理苦情に関する参照値、オクターブ・1/3オクターブ
実時間分析プログラム

NX-63RTおよび心身に係る苦情に関する参照値などに当てはめて評価することができます。
表示画面例（イメージ）

対応機種

1/

512 MB
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能

1/3オクターブ分析画面（低域）

1/3オクターブ分析画面（高域）

数値リスト表示画面（1 Hz〜）

7

環境計測のトータルソフトウェア
環境計測データ管理ソフトウェア
AS-60

NL-43/53/63 対応予定

ホームページで環境計測データ管理ソフトウェア

ソフトウェア無料体験版公開中（オクターブ・1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60RT

騒音計（NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、NL-21/22/31/32）
で保存したデータのグラフ表示、演算処理、除外音処理、レポート作成、ファイル出力および実音ファイルの再生が可能なソフトウェアです。

AS-60にNX-43RT ※/63RT ※、
ＮＸ-42RT/62RT、NA-28、
SX-A1RTで保存したデータをコンピュータで管理することが可能。 ※リリース後対応予定● 簡単な操作性● レポート作成も簡単● 複数のデータを同時に表示（最大32データ）● データレコーダのデータも読み込み可能（DA-40 ViewerのCSVファイル）● データの結合＋波形処理ソフトウェア
AS-70
リオンの騒 音計、振 動計、データレコーダなどで収 録したWAVE
ファイルを読み込み、オクターブバンド、1/3オクターブバンド分析やFFT分析が可能。実音の再生も可能。

周波数分析画面例

環境計測データ管理ソフトウェア（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60VM
AS-60にVM-55EX/53Aで保存したデータをコンピュータで管理することが可能

環境計測データ管理ソフトウェア（1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60VMRT
AS-60にAS-60RT・AS-60VMの機能と、VX-55RTで保存したデータをコンピュータで管理することが可能

ソフト

AS-60

AS-60RT

周波数分析画面例
仕様

対応器種（オートストアデータのみ、DA-40 Viewerを除く）
AS-60VM

AS-60VMRT

演算

最大値、最小値、平均値、実効値、分散、微積分、HPF、LPF

NL-43※1/53※1/63

周波数重み付け特性

Z、A、C、G、ＣｔｏＡ、Lvz（鉛直特性）、Lvxy（水平特性）

NL-42A※2/52A※2/62A

FFT分析

ハード

波形分析

NL-42※2/52※2/62

32〜65 536ポイント

表示データ

パワースペクトル、パワースペクトル密度、スペクトログラム

NL-21/22/31/32

時間重み付け特性

10 ms、F、630 ms、S、10 s

DA-40 Viewer

オクターブ

適合規格

JIS C 1513-1:2020（IEC 61260-1:2014）クラス1のフィルタ

SX-A1RT

バンド分析

分析周波数

NX-63RT※4

レポート作成画面

分析点数

オクターブバンド 0.5 Hz〜１６ kHz（1６バンド）、
1/3 オクターブバンド 0.4 Hz〜２0 kHz（4８バンド）

NX-43RT※4
NX-62RT

推奨動作環境コンピュータの推奨スペック（AS-60/60RT/60VM/60VMRT共通）

NX-42RT

CPUCPUIntel Core i5 2 GHz以上

NA-28

RAM2 GB以上、推奨 ４ GB

RAM

2 GB以上、推奨4 GB

VM-55＊3

HDD

20 GB以上（空き容量）、推奨100 ＧＢ以上

画面XGA（1024×768ピクセル）以上、65 536色以上

VM-53ADISPLAY

XGA（1024×768ピクセル）以上

OS

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit（11 Pro 64 bit対応予定）

VX-55RT対応OS

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit（11 Pro 64 bit対応予定）● AS-60/60RT/60VM/60VMRTのプロテクトタイプは、ハードキー（USB）です。

Intel Core i5 2 GHz以上※1 NX-43EX別途必要 ※2 NX-42EX別途必要 ※3 VX-55EX別途必要 ※4 リリース後対応予定

8接続構成例

アクセサリー

SDカード
オプションプログラム

USBケーブル（Type-C）市販品

音響校正器
NC-75

コンピュータ

機能拡張プログラム
NX-43EX（NL-43/53専用）

RS232Cシリアルｴ/Oケーブル CC-42R

波形収録プログラム
NX-43WR

コンパレータ出力/トリガ入力兼用ケーブル CC-43CT
精密騒音計
NL-63
精密騒音計
NL-53

FFT分析プログラム
NX-43FT

マイクロホン延長コード
EC-04（2 m〜）

キャリングケ ス
キャリングケース
ステレオ出力アダプタ CC-43S※各出力端子にBNC-ピン出力コードCC-24またはCC-24Sの接続が必要です。

普通騒音計
NL-43

オクターブ・1/3オクターブ
実時間分析プログラム
NX-43RT（NL-43/53専用）

データレコーダ
DA-21※

多チャンネル分析処理器
SA-02

BNC-ピン出力コード CC-24

オクターブ・1/3オクターブ
実時間分析プログラム
NX-63RT（NL-63専用）

バッテリパック
BP-21A※

ACアダプタNE-21P※CC-43Jが必要です。

電源ジャックアダプタ
CC-43J※

多機能計測システム
SA-A1※NC-98シリーズをご使用の際必要です。

周辺機器
音響校正器

ピストンホン

防雨型ウインドスクリーン

全天候ウインドスクリーン

騒音計専用三脚

全天候ウインドスクリーン用三脚

小型無響箱

NC-75

NC-72B

WS-16WS-15

ST-80

ST-91

RKBシリーズ

短時間の降雨に対し、マイクロホン屋外で使用することを目的として、一般的な音響測定に用いられ、騒音計、全天候ウインドスクリーンを取り付けるこ

高い遮音性能で、測定などに最適な安定した「静部の保護の目的で使用します。雨に風雑音の減少だけでなく、雨に対すマイクロホンを取り付けて使用します。とが可能で、無人での観測に適しています。

かな空間」を提供。小型精密機器の製品検査や開対する防水効果が防水性IPX3相当る防水効果が防水性IPX3相当をを持つように設計されています。

持つように設計されています。

仕様

仕様

JIS C 1515:2020（IEC 60942:2017）

JISC1515：2020（IEC 60942：2017）

クラス1に適合した音響校正器で、精密騒クラス LS/M、クラス１/Mに適合。 ±0.10

音計の校正に十分な性能を備えています。

dB以内の精度で校正が可能です。

検定付きの騒音計を使用する場合は、指定音響校正器を使用した外部機器校正が必須となります。

※NL-43/53/63の指定音響校正器は、NC-72B、NC-75、および旧製品のNC-72A、NC-74です。
仕様仕様

公称音圧レベル94 dB

公称音圧レベル114 dB

公称周波数1 kHz

公称周波数250 Hz

取付アダプタWS15006、ケーブルEC-04シリーズが別途必要※ST-91の使用をお奨めします

発用測定などに適しています。小型であるため手元に置き手軽に作業を行うことができます。寸法

全高1460 mm※

全高1820 mm

やオプション等ご希望に合わせてカスタマイズも最低高570 mm

最低高1160 mm

できます。

※三脚延長棒（オプション）使用時：全高2 060 mm

9精密騒音計（低周波音測定機能付）
NL-63

■ 仕様

計
精密騒音計
NL-53

計
普通騒音計
NL-43

型式承認番号

第TF232号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）

第TF231号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）

第TS231号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）

適合規格

計量法精密騒音計

計量法精密騒音計

計量法普通騒音計

JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、

JIS C 1516 : 2020 クラス 2、IEC 61672-1 : 2013 class 2、ISO 7196 : 1995

JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1

JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2●●

CEマーキング・ EMC指令 Directive 2014/30/EU

EN 61326-1:2013

・ RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU

EN 61010-1:2010/AI:2019

UKCAマーキング、中国版RoHS、VCCI クラスB
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大４つのチャンネル（Mainチャンネル、Sub1〜Sub３チャンネル）を同時に測定可能

●

●

瞬時値

時間重み付きサウンドレベル Lp

●

●

演算値

時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax●●

時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN
ピークサウンドレベル LCpeak
マイクロホン

型式

UC-59L

UC-59

UC-52

感度レベル（代表値）-27 dB-27 dB-33 dB

A特性：25 dB〜138 dB、C特性：33 dB〜138 dB、A特性：25 dB〜138 dB、C特性：33 dB〜138 dB、

G特性：43 dB〜138 dB、Z特性：50 dB〜138 dB、Z特性：38 dB〜138 dB、

C特性ピークサウンドレベル：60 dB〜141 dB、Z特性ピークサウンドレベル：65 dB〜141 dB

C特性ピークサウンドレベル：55 dB〜141 dB、Z特性ピークサウンドレベル：60 dB〜141 dB

A特性17 dB以下

17 dB以下

19 dB以下

C特性25 dB以下

25 dB以下

27 dB以下

Z特性

42 dB以下

30 dB以下

32 dB以下

G特性35 dB以下

ー

測定周波数範囲

1 Hz〜20 kHz

10 Hz 〜20 kHz

周波数重み付け特性

A、C、GおよびZ特性

A、CおよびZ特性

測定レベル範囲

自己雑音レベルフィルタ

ディジタル処理20 Hz 〜8 kHz

ハイパスフィルタ
ローパスフィルタ

カットオフ周波数：100 Hz、500 HzーF（速い）、S（遅い）および （I インパルス）※2

時間重み付け特性

F（速い）、S（遅い）、I（インパルス）および10 s

入力レンジ

自動切り替え●●上限

70 dB〜130 dBを10 dB刻みで設定可能

●

●

下限

20 dB〜60 dBを10 dB刻みで設定可能●●

サンプリング周期

Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak：20.8 μs（サンプリング周波数48 kHz）、LN：100 ms

●

●

校正

音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する●●

バーグラフ表示校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
外部機器への周波数1 kHz●●

基準信号出力出力レベル

バーグラフ上限-6 dB

●

●

補正機能

ウインドスクリーン補正機能

ウインドスクリーン（WS-10、WS-15、WS-16）装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正する●●

拡散音場補正機能

拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正する

●

●

遅延時間

測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する（OFF、1、3、5、10秒）●●

バックイレース機能

本機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外（OFF、1、3、5秒）、Autoストアモード、波形収録と併用不可

●

●

表示

バックライト付き3.5インチTFT-LCD

●

●●

●

●

●

10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定（1秒〜24時間）●●

自動で設定時間毎の瞬時値（Lpストア）、設定時間毎の演算値（Leqストア）をSDカードに連続記録する●●

Lpストア周期Oﬀ、10 ms、25 ms、100 ms、200 ms、1 s●●

Leq演算周期Oﬀ、10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、またはユーザー設定（1秒〜24時間）●●

記録データ数

SDカード：0000〜9999のストア名で保存可能

●

●

測定時間

10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定（1秒〜1000時間）、連続（SDカードの容量による※1）

●

●

QVGA

※タッチパネル（抵抗膜方式）機能付

数値表示更新周期：1 s、時間‐レベルグラフ/バーグラフ更新周期：100 ms
ストア

Manualストア

手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録する
記録データ数内部メモリ：最大1000データ組
S D カ ード：SDカードの容量による※1

測定時間
Autoストア※2●●：NL-63と同じ内容

10

●●：NL-63と同じ内容

データ形式

CSVファイル●●

データリコール

ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧を行う

●

●

設定記憶

内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存し、起動時または指定時に呼び出すことができる●●

ファイル形式

非圧縮形式のWAVEファイル●●

サンプリング周波数

48 kHz、24 kHz、12 kHz、1200 Hz、240 Hzから選択

データ長

24 bit、16 bitから選択

●

●

交流出力

出力電圧：出力レンジ上限において1 Vrms (実効値)

●

●

直流出力

出力電圧：出力レンジ上限において2.5 V、25 mV/dB

●

●

出力レンジ

バーグラフ上限に連動、または70 dB〜130 dBを10 dB刻みで設定可能●●

コンパレータ※2

指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる（最大入力電圧24 V、内部抵抗約480 Ω、許容損失300 mW）●●

専用ケーブルの使用により、通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

●

●

通信制御

通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

●

●

データ転送

コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能

●

●

通信制御

通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

●

●

データ転送

コンピュータにSDカードのデータを転送することが可能●●

Webブラウザ表示

Webブラウザからアクセスし、測定値の表示、設定の変更、音声を再生※3（コンピュータのGoogle Chromeのみ）することが可能●●

データの種類

瞬時値

Lp

●

●

演算値

Leq、Lmax、Lmin、Lpeak●●

100 ms（0.1 s）●●

単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電●●波形収録※2※3

出力RS-232C通信USB
LAN※2

データ連続出力※2

出力間隔
電源
動作時間（23 ℃、ECO設定時）

48 kHz、24 kHz、12 kHzから選択

直流出力と交流出力の同時出力が可能

アルカリ乾電池 LR6：

約12時間

アルカリ乾電池 LR6：

ニッケル水素充電池 HR6：

約12時間

ニッケル水素充電池 HR6：

約16時間

モバイルバッテリ：

5 000 mAhで約20時間

モバイルバッテリ：

5 000 mAhで約24時間※本器の設定が、Autoストアモード※2、ECO設定の場合。動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる※本器の設定が、Autoストアモード、ECO設定の場合。動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる
ACアダプタNE-21P（入力：AC100〜２40 V、50/60 Hz、出力：DC12 V）

外部電源電圧5.7 V〜15 V（定格電圧12 V）

約16時間

USB端子：5 V（モバイルバッテリ使用に関するご注意を参照）

●

●

●

●

1次側（100 V側）消費電力

約3 W（NE-21P使用時）

●

●

温度

-10 ℃〜50 ℃

●

●

湿度

10 %〜90 % RH（結露のないこと）●●

防塵防水性能※4

IP等級：IP54（マイクロホン部は除くこと）●●

大きさ・重さ約265 mm（H）×83.5 mm（W）×34.5 mm（D）、約400 g（電池含む）

使用温湿度範囲

付属品

希望小売価格（税別）

約258 mm（H）× 83.5 mm（W）× 34.5 mm（D）、約400ｇ（電池含む）

キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB

SDカード512 MB（NX-43EX付きのみ）

NL-63（NX-43EX含む）

NL-53

NL-43

検定付き

638,000円

338,000円

246,000円

検定なし

610,000円

310,000円

230,000円

希望小売価格（税別）

NL-53EX

NL-43EX

NX-43EX付き（セット価格）、検定付き

388,000円

296,000円

NX-43EX付き（セット価格）、検定なし

360,000円

280,000円

オプション品名型式

機能拡張プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

NX-43EX

波形収録プログラム（2 GBのSDカードにて供給）
オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

希望小売価格（税別）

対応器種

品名

型式

70,000円

NL-43/53

ピストンホン

NC-72B

NX-43WR

110,000円

NL-43/53/63

専用ソフトケース-5,000円

NX-43RT

180,000円

NL-43/53

外部電源併用ゴムカバー-3,000円

オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

NX-63RT

250,000円

NL-63

全天候ウインドスクリーン

WS-15

90,000円

FFT分析プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

NX-43FT

150,000円

ウィンドスクリーン取付アダプタ

WS15006

3,500円

SDカード（512 MB）

MC-51SD115,000円

防雨型ウィンドスクリーン

WS-16

10,000円

SDカード（2 GB）

MC-20SD230,000円

騒音計専用三脚

ST-80

25,000円

SDカード（32 GB）

MC-32SP3100,000円

三脚延長棒（ST-80用）

ST-80-100

ACアダプタNE-21P

14,000円

全天候ウィンドスクリーン用三脚

ST-91

バッテリパック

BP-21A

32,000円

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60

150,000円

マイクロホン延長コード※5

EC-04シリーズ

12,000円〜

環境計測データ管理ソフトウェア（オクターブ・1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60RT

250,000円

BNC-ピン出力コード

CC-24/CC-24S

4,000円

環境計測データ管理ソフトウェア（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60VM

300,000円

プリンタケーブル

CC-42P

11,000円

環境計測データ管理ソフトウェア（1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60VMRT

400,000円

RS-232CシリアルI/Oケーブル

CC-42R

11,000円

波形処理ソフトウェア

AS-70

200,000円

コンパレータ出力/トリガ入力 兼用ケーブル

CC-43CT

11,000円

希望小売価格（税別）

ステレオ出力アダプタ

CC-43S

8,000円

電源ジャックアダプタ

CC-43J

3,000円USBケーブル（Type-C）

-

音響校正器

NC-75

市販品
100,000円

NL-43/53/63

対応器種

370,000円

NL-43/53/63

7,000円
40,000円

P.8を参照※1 動作を保証する当社販売品をお使いください ※2 NL-43/53はNX-43EXが別途必要 ※3 NX-43WRが別途必要 ※4 有害な影響が発生するほどの粉塵（防塵形）と、あらゆる方向からの飛まつによる水（防まつ形）に対し保護されています。 ※5 マイクロホン延長コードは、10５ ｍまでが計量法の対象です。

モバイルバッテリ使用に関するご注意
モバイルバッテリは、電源供給する機器の消費電力を監視し自動的に供給を停止する機能を装備する機種のご使用をお控えください。
NL-43/53/63はスマートフォン等と比較して低消費電力であるため、モバイルバッテリからの電源供給が停止される恐れがあります。

11

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証課の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

測定の可能性を広げる騒音計

NL-43
NL-53
NL-63

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この製品の防水性能はIP54（防塵形・防まつ形）に適合します。
この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

2303-12405.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458

https://svmeas.rion.co.jp/nl-43̲53̲63/