BM-220■ 体組成計と組み合わせた時の専用アプリケーションソフトからの出力項目一覧
接 続 可 能な体 組 成 計

BM-220単体

測定内容

MC-980A plus

MC-780A

DC-430A

測定レベル

パワー（力強さ）※1

0.50〜2.50（0.01単位）

〇〇〇〇

※1
スピード（すばやさ）

1.0〜25.0（0.1単位）

〇

〇

〇

〇

バランス（ふらつき）※1

1〜99（1単位）

〇〇

〇

〇

筋力※1

1〜99（1単位）

〇〇

〇

〇

体重0.1kg単位

〇〇

〇

〇

BMI※20.1単位−〇〇〇

体脂肪率※2

3.0〜75.0％（0.1%単位）−〇〇〇

筋肉量※20.1kg単位

−

〇

〇

〇

筋肉量判定※2※39段階−〇〇〇

部位別筋肉量※20.1kg単位

−

〇〇

−

部位別筋肉量判定※2※39段階−〇〇−

筋質点数※2※30〜100点（1点単位）

−

〇〇

〇

SMI※20.1単位−〇〇−

総合得点※2※31〜150点（1点単位）

−〇

〇

〇＋

■ 本体仕様名

称

運動機能分析装置ZARITZ（ザリッツ）BM-220
電気抵抗線式はかり

ひょう量（最大計量） 150kg（着衣量含む）

入力
項目

目量（最小表示）0.1kg

プリセット風袋引き量

0.0〜10.0kg（0.1kg単位）

測定範囲

2.0〜150.0kg（0.1kg単位）

外部インターフェイス

USB 2.0（Type-Bコネクター）

表示部

TN液晶表示

入力方法

メンブレンスイッチ

電源

専用ACアダプター（DC9V）

消費電流80mA以下

使用条件

保管条件

イスから立ち上がるだけで脚の筋力とバ ランスを測定■ 専用アプリケーションソフト 動作環境

計量方式

体重測定部

非検定品

温度範囲

5〜35℃

湿度範囲

30〜80%（結露なきこと）

温度範囲−10〜50℃

湿度範囲10〜90%（結露なきこと）

出力
項目

商品寸法

約 幅342×高さ61×奥行438mm

本体質量約4.5kg

主な付属品

SDメモリーカード（専用アプリケーションソフト入り）、USBケーブル、ACアダプター

メーカー希望小売価格￥500,000（税抜）

本社

対応PC

PC/AT互換機（Macintosh®および
PC-98® シリーズは非対応）

システム構成Microsoft® Windows®10、8.1、8、7の32bit版と64bit版（全て日本語版）

1900年1月1日〜

メモリー

各OSの推奨メモリー容量以上

6〜99才

容量

50MB 以上

ディスプレー

解像度：1024×768ドット以上
表示色数：32ビットハイカラー以上

インターフェイス

USB2.0 SDメモリーカードスロット

地区／教室名

全角16文字以内

ID

半角英数字16文字以内

名前

全角16文字以内

生年月日
年齢
性別

男性／女性

身長

90.0〜249.9cm（0.1cm単位）

体型

スタンダード／アスリート

パワー（力強さ）※1

0.50〜2.50（0.01単位）スピード（すばやさ）※1

1.0〜25.0（0.1単位）

バランス（ふらつき）※1

1〜99（1単位）

筋力※11〜99（1単位）体重0.1kg単位BMI※20.1単位

体脂肪率※2

3.0〜75.0％（0.1%単位）

筋肉量※20.1kg単位

筋肉量判定※2※39段階

筋質点数※2※30〜100点（1点単位）

SMI※20.1単位

総合得点※2※3

1〜150点（1点単位）〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東 京 営 業 所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

03（3558）
8111（代表）FAX03（3558）
0335

大 阪 営 業 所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15

06（6784）
2811（代表）FAX06（6784）
2778■ その他

・ 本商品には、PCは付属しておりません。専用アプリケーショ
ンソフトは、本商品に付属のSDメモリーカードに含まれております。
・ 本商品には、プリンター、イスは付属しておりません。
・ 他のバージョンからのバージョンアップした環境での動作保証はいたしません。
・ 本商品は日本国内に仕様が限定されています。海外での許認可を受けていないため、海外ではご使用になれません。
・カタログならびに取扱説明書に記載の画像とソフトウェアの画像には、若干の相違がある場合がございますので、ご了承ください。
・ Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または、登録商標です。
Macintosh ®は、米国および他の国々で登録されたAppleInc.の商標です。
※1 18〜59才の方の判定は参考値としてご覧ください。
17才以下の方は測定値のみ表示・印字されます。
※2 対応する体組成計を接続した場合に表示・印字されます。
※3 17才以下は表示・印字されません。

商品のご購入、お問い合せはこちらへ

Speed

名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052
（704）
2201
（代表）FAX052
（704）
2221
福 岡 営 業 所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092
（575）
5761
（代表）FAX092
（575）
5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022
（299）
7161
（代表）FAX022
（299）
7163
（株）
タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル（有料）

0187
（66）
2122
（代表）

0570-099655 受付時間9：00〜18：00（祝日を除く月〜金）（株）タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・（株）
タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。
◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2017年7月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

http://www.tanita.co.jpⓒ2017 TANITA Corporation.
BM22008C17201707（TN/VF）

PowerBalance高齢者における筋力低下、筋肉量の減少は、運動機能の低下を引き起こし、転倒や要介護の原因となります。

誰でも運動機能を知るには様々な体力テスト（握力・歩行テスト・片足立ちテストなど）を行い、その結果をもとに判断していましたが、これらを行うには時間や場所が必要でした。

自分で立ったり座ったりできる方

運動機能分析装置 BM-220 を使えば簡単に短時間で運動機能を知ることができます。
運動機能分析装置 BM-220 の測定で得られるパワー、スピード、バランスのいずれの指標も握力や 5m 歩行などのどこでも体力テストとの関係性が認められています。
さらに体組成計と組み合わせることで得られる総合指標は、起立移動能力の指標である TUG ※と強い関係性（r=0.7）があり、イスと固い床、PCがあれば、どこでも測定可能 ＊イスの座面高さは40cmを推奨

簡

総合的な運動機能を高い精度で測定することが可能です。
■ 立ち上がり動作時の荷重変動グラフと各指標
80パワー

7060確︶kg

体重504030

スピードパワー（ 力強さ）、スピード（ すばやさ）を5段階で評価

20

立ち上がり動作時の素早さバランス（ ふらつき ）を3段階で評 価

01.5■ アプリケーションソフト表示例■ 測定結果表示22.5

カタログ記載の画像とソフトウェアの画像には、若干の相違がある場合がございますので、ご了承ください。

35.00
3.5

7.50

体力レベル高い

10.00
TUG※（秒）

12.50

15.00

体力レベル低い※2013体力医学会発表資料 一部改変

※TUG：Timed Up & Go test イスに座った状態から、立ち上がり3mを最大速度で歩き、ターンして戻ってきて、再びイスに座るまでの時間■ プリントアウト例

体組成計と組み合わせた時音声によるガイダンスあり

60.0

20.0

立ち上がり動作が安定するまでの時間と動作中の左右動揺の大きさ

時間（秒）＊本商品にPCは付属しておりません。
プリンター、机、イスはご使用の環境でご用意してください。

80.040.0

バランス

101

r=0.709
r2=0.503
SEE=8.87
P＜0.001100.0立ち上がり動作時の力強さ

総合得点︵点︶アプリの 指示に従ってイスから立ち上 がるだけ正

■ 総合得点とTUGの関係性
120.0

単荷重︵脚 の運 動 機 能 の状 態 を簡 単 にチェック ！

筋力とバランスの状態が、イスから立ち 上がるだけで分かります。

本機のみで測定した時