PT0-1501

ポータブルガスリーク検知器
ＳＰ－２２０シリーズ
データロガマネージメントプログラム
ＳＷ－ＳＰ－２２０
取扱説明書〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ http://www.rikenkeiki.co.jp/

目次

目次

目次
１．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１－１．このプログラムの目的と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．インストールとアンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－１．使用環境のご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意：CD-ROM の取り扱いのご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－２．ソフトウェアのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－３．インストール作業の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意 : 再インストールにおける過去データの保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意 :インストール注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意 :ネットワーク接続環境下での使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－４．アンインストール作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－１．ダウンロード画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① SP-220 からデータを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 機器情報データを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 各種データのダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ 本体データの一斉ダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤ SP-220 本体のデータクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥ SP-220 本体の電源 OFF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦ 自動処理に変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－２．データ閲覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① データを削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② データの詳細を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 概要表示欄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ パスワードの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－３．データ詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 表でみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② プリンタに印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意：プリンタ設定の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ ファイルに保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ データの概要が同時に知りたい時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤ 表の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－４．設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① フォントの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 本体ステータスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ SP-220 本体への変更通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．データの保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４－１．データの格納構造の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４－２．バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．使用上の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．IrDA 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７－１．赤外線通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７－２．通信開始の状態表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７－２－１．オペレーティングシステムが SP-220 を認識したときのタスクバーの表示・・・・・・・
７－２－２．データロガプログラムとSP-220 本体が通信を行っているときのタスクバーの表示・・・・・・・
８．ファイル構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８－１．インストールフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８－２．実行時の作業フォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
９．ソフトウェア機能諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2頁
３３４４４４５８８８９１１１１１２１３１４１５１６１６１７１８１９１９２０２１２２２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３２３２３３３４３５３５３５３５３５３６３６３６３７

はじめにはじめに

１．はじめに本取扱説明書に記されている操作方法及び、注意事項は、指定の使用目的に使用する場合のみ適用するものです。本取扱説明書に書かれていない使用方法を行う場合は、当社としては責任は負いかねます。
本取扱説明書では、Microsoft Windows 7、Windows 8、およびWindows 10のコマンド選択やダイアログボックスの設定などの基本的な共通操作については説明していません。初めて Windows をお使いになる方は、最初に Windows のマニュアルなどをお読みになり、Windows の基本的な操作方法を覚えてください。

警告
本製品のプログラム配布用ＣＤの種類は「ＣＤ－ＲＯＭ」です。
一般オーディオ用ＣＤプレーヤーなどでは絶対に再生しないでください。
大音量により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

注意
ポインティングデバイスの必要性
本ソフトウェアは、マウス・タッチパッドなどのポインティングデバイスを必要とします。
キーボードのみでの操作は出来ません。

１－１．このプログラムの目的と特徴
本プログラムは、SP-220 に搭載されていますデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。
データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。
・ 収集データの一覧表示ができます。
・ 収集データの詳細を、表にして見ることが出来ます。
・ 表のデータを印刷して紙で保管できます。
・ 過去のデータを記録しておけます。
・ データを手書きで紙に書き写す必要がなくなります。
・ 複数の機器の管理が容易に行なえます。

おことわり● 本書の内容の全部または一部を当社に無断で転載あるいは複製することは、法令に別段の定めがある場合を除き、堅く禁じられています。
● 本書の内容は、本製品の改良のため予告なく変更することがあります。
● 本製品をご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾契約書」にご同意いただくことが必要です。パッケージを開封された際に、同条項へのご同意があったものとさせていただきますので、ご了承ください。
● 本ソフトウェアは、所定の目的以外の使用はできません。取扱説明書に従わず本ソフトウェアを使用した場合、あるいは独自の改造をした場合、製品の安全と品質が維持できなくなる場合があります。また、これらによって事故が発生した場合は責任を負いかねます。
(c) Copyright 2016 Riken Keiki co.,Ltd. All rights reserved.
本ソフトウェアの著作権は理研計器株式会社が保有しています。
Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

3インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

２．インストールとアンインストール
２－１．使用環境のご注意点
本プログラムは、Microsoft 社製のオペレーティングシステムである、Windows 7、Windows 8、および Windows 10 上での使用が可能です。他のオペレーティングシステム上での使用は出来ませんのでご注意ください。
本プログラムの、インストール時には最大約４０MB のハードディスク容量が必要になり、運用時にはデータ数に応じてハードディスク容量が必要になります。容量に十分余裕のある状態でご使用ください。

注意
CD-ROM の取り扱いのご注意点
１． CD-ROM の保管直射日光が当る場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
２． CD-ROM ドライブの指定
スロットインタイプの CD-ROM ドライブでのご使用は避けてください。
CD-ROM に貼付してあるラベルが影響して、CD-ROM の取り出しが上手く出来ないことがあります。
ご使用になる CD ドライブは、トレイ方式をご使用ください。

２－２．ソフトウェアのインストール
ご使用になる、パーソナルコンピュータの CD-ROM ドライブに本プログラムの納められたインストール CD をセットします。しばらくするとインストール画面が自動的に起動します。
ご使用のパーソナルコンピュータが CD-ROM 自動起動処理に対応していない場合は、以下の方法で作業を進めます。
１． エクスプローラでＣＤ－ＲＯＭドライブを開きます。
２． “setup.exe”ファイルをダブルクリックします。

4インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

２－３．インストール作業の流れ
CD-ROM 挿入後及び、setup.exe 起動後に以下の画面が立ちあがります。
● ｾｯﾄｱｯﾌﾟの起動“次へ”ボタンをクリックしてください。
● 使用許諾の同意

以下の画面が起動します。

インストールを行う場合は“次へ”、中止する場合は“キャンセル”ボタンをクリックしてください。
注意：ソフトウェア使用許諾契約書の内容を十分ご理解の上、本ソフトウェアのインストールを進めてください。

5インストールとアンインストール● ユーザ情報

インストールとアンインストール“次へ”ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

“次へ”ボタンをクリックします。
● インストール先のフォルダ“次へ”ボタンをクリックします。

6インストールとアンインストール

インストールとアンインストール● ｾｯﾄｱｯﾌﾟの開始“インストール”ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。
セットアップ作業が終了すると以下の画面が表示されます。
● 完了

セットアップ完了後は、直ちに本プログラムがご使用になれます。

7

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

注意
再インストールにおける過去データの保存
再インストールを行なう場合は、以下の事柄に注意してください。
１． 一度アンインストールを行なってから、再度インストール作業をしてください。
２． 運用したあとで、アンインストールを行なった場合、ファイルが完全に消しきれず残っています。この内“SP220.mdb”はデータベースファイルです。過去データを保存しておきたい場合は、このファイルを別の場所に保存し、フォルダを消去してください。

注意
インストール注意点
本ソフトウェアは Windows システムに各種ドライバーなどのライブラリーが必要で、インストール時に自動的に組み込み処理が起動されます。
システムライブラリーをインストールする際にアドミニストレータ（管理者）権限でのインストールを要求されます。
この場合は指示に従い、アドミニストレータでログオンし、システムライブラリーをインストールしてください。
その後システムの再起動を要求されますので、再起動後に一般ユーザーでログオンしなおし、アプリケーションのインストールを行います。
（ライブラリーも、アプリケーションも CD-ROM 内の setup.exe を起動すれば、OK です。システムフォルダ内に必要なライブラ
リーがない場合のみアドミニストレータ権限でのインストールが必要になります。）

注意
ネットワーク接続環境下での使用についてネットワークに接続されているパーソナルコンピュータにインストールする場合は、以下の内容をご確認ください。
IrDA通信はTCP/IP技術（インターネットなどに使用されている通信技術）の一部を使っており、特殊な通信グループ・ＩＰアドレスを使用します。
これに伴い、強固なインターネットセキュリティーソフトウェアが通信を拒否する場合が発生します。
可能な限りネットワークに接続されていないコンピュータで使用してください。
また、仕方なくネットワークに接続されているコンピュータの場合は、セキュリティー設定を十分ご検討いただいた上で使用してください。

8操作方法

操作方法

⑤ SP-220 本体のデータクリア● データクリア“ロガデータクリア”ボタンで SP-220 内部の各種データを削除します。
“ロガデータクリア”ボタンをクリックします。

“はい”をクリックすると、データのクリア処理が開始されます。

⑥ SP-220 本体の電源 OFF● 電源 OFF“電源OFF”ボタンで SP-220 本体の電源を OFF にし、パーソナルコンピュータのシリアルポートを初期化します。
1. “電源 OFF”ボタンをクリックします。

“はい”をクリックすると、SP-220 本体の電源 OFF 処理が開始され、パーソナルコンピュータのシリアルポートが初期化された後、本体からのデータ受信待ちになります。

16操作方法

操作方法③ 概要表示欄● 内容詳細選択されているデータが通常のデータの場合に、そのデータの概要が表示されます。
ﾘｰｸﾁｪｯｸ ｽﾅｯﾌﾟﾛｸﾞ名前
測定日時
ｼﾘｱﾙ番号・ｽﾃｰｼｮﾝ ID・ﾕｰｻﾞｰ ID
MODE
ｶﾞｽ名
目盛

： データ名： 記録日時： SP-220 本体のステータス： 測定モード： ｶﾞｽ： 記録時のｶﾞｽ目盛数

故障イベント

DateTime
Gas/Body
Event： イベント発生時刻： 発生したガスまたは SP-220 本体： イベントの種類

20

操作方法

操作方法

④ パスワードの変更● パスワードの入力

1.データの削除と同じ方法でパスワード画面を表示させ、“ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更”ボタンをクリックします。

2. 適切なパスワードを入力し、“今までのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ”ボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。

3. ここで新しいパスワードを入力し、“新しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ”ボタンをクリックします。
4. 再度、同様にパスワードを聞いてきますので、同じ（新しい）パスワードを入力し、“新しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ”をクリックします。

“OK”をクリックすれば、新しいパスワードに更新されます。

注意：インストール直後のパスワードは、“Riken”となっています。（大文字・小文字の区別があります。）

21操作方法
印刷例（故障ｲﾍﾞﾝﾄ）

操作方法
印刷例（ﾘｰｸ ﾁｪｯｸ ｽﾅｯﾌﾟﾛｸﾞ）

注意
プリンタ設定の注意点①プリンタの詳細設定は、ご使用のプリンタで異なります。お持ちのプリンタの取り扱い説明書をご参照ください。
②本プログラムは“印刷範囲”の項目を指定することは出来ません。よって、選択した詳細データの一部のみを印刷するような使い方は出来ません。
③印刷部数の設定は、指定したプリンタによって設定できるプリンタのみ変更可能になります。
ここでの変更は、以後使用する他のアプリケーションにも影響を与えます。（たとえば、印刷部数を 2 部にした場合、他のアプリケーションの印刷も２部になる場合があります。）
本プログラムでプリンタ設定を変更した場合で、その後、他のアプリケーションで印刷を行う場合は、そのアプリケーションの印刷設定をご確認してから印刷してください。

24

操作方法

操作方法

③ ファイルに保存● 保存

1. 画面上の“保存“ボタンをクリックします。

格納したい場所と、ファイル名を指定し、“保存”ボタンでデータが格納されます。
“キャンセル”ボタンで保存をキャンセルします。
注意 ：表の内容が Excel 用 CSV 形式で保存されます。

25● 変更

２. ステータスエリアの任意のデータを変更します。

“ｼﾘｱﾙ番号” 20 桁、 内容を変更することが出来ます。
“ｽﾃｰｼｮﾝ ID”、“ﾕｰｻﾞｰ ID” をリストから選択し変更することが出来ます。
“日時設定”ボタンで、パーソナルコンピュータ(“PC 日時”)と、SP-220 本体の内部時計（“SP-220 日時”）を同じに合わせます。
注意 ： 各日時エリアは、直接入力できません。
注意 ： 時計セット以外は、ここの変更だけで SP-220 本体の内容は書き換わっていません。必ず本体への変更要求処理＝送信を行なってください。

③ SP-220 本体への変更通知● 変更の通知1. 変更箇所を書き換えて、“送信”ボタンをクリックします。

“はい”ボタンをクリックすると、変更内容を SP-220 本体に転送、記憶されます。
“いいえ”ボタンをクリックすると、通知をキャンセルします。
注意 ： 変更内容を戻すことは出来ません。変更通知前であれば、“ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ”画面で、“機器情報”ボタンをクリックし、機器情報データをダウンロードすることで、本体内部の情報に戻すことが出来ます。

31データの保守

データの保守４．データの保守
使用方法によっては、1 日に数回のデータを読み込む場合など、すぐにデータが多くなり見たいデータを探すだけでも苦労してしまう場合も考えられます。また、予期せぬパーソナルコンピュータのトラブルなどで、貴重なデータを失ってしまう可能性もゼロではありません。
これら不測事態にも対応できるように、定期的にデータのバックアップを取っておくことをお勧めします。

４－１．データの格納構造の詳細データは、ショートカットの作業フォルダ内に有ります。
１）ファイル名 ： SP220.mdb
ファイル種別 ： Microsoft JET3.6 データベースファイル

４－２．バックアップ
使用形態にもよりますが、別のハードディスク装置や、外部補助記録装置（MO、CD-R など）にコピーすることをおすすめします。
戻すときは、SP-220 の実行プログラムのある場所に、コピーすればプログラムは起動時にデータを検索しますので、データを見ることが可能になります。

32

使用上の注意点

使用上の注意点

５．使用上の注意点
本プログラムをご使用の場合は、以下の項目について十分配慮するようお願いします。
① データ受信時は、適切な位置に SP-220 があることを確認してください。適切でない場合は、正常に通信できません。
② 受信中は、同時に他のアプリケーションでも同じような操作をするようなことは避けてください。（たとえば、データ受信中に他のアプリケーションで赤外線通信を行うような行為）③ 本プログラムを強制終了しないでください。（Ctrl + Alt + Del での操作など）本プログラムは終了処理時に設定パラメータを保存し、次回起動時に備えます。そのため、強制終了した場合は、次回起動に障害をもたらす可能性があります。
④ データファイルを直接書きかえることはしないでください。

33

トラブルシューティング

トラブルシューティング

６．トラブルシューティング
症状

原因

解決策

通信が出来ない。

本体位置が悪い。 障害物がある。

本体の位置を変える。

他に赤外線を使うものがある。

他機器の電源を OFF にするか干渉しないようにする

外乱光がある。

赤外線を使うものを排除する。

通信中に SP-220 本体が移動通信中に動かさないようにする

外乱光がある

赤外線を使うものを排除する。

通信中にエラーが出る。

通信データがおかしい

上記対策でも直らない場合は、弊社サービスへご連絡ください。

34

ファイル構成

ファイル構成８．ファイル構成
インストール時のファイル内容・運用時のファイル内容の詳細です。

８－１．インストールフォルダ
ファイル名

詳細

SP220.exe
RkIrDA11.ocx
Filemove.avi

SP-220 プログラム本体
赤外線通信コンポーネント
データ受信中のアニメーションファイル

８－２．実行時の作業フォルダ
ファイル名

詳細

SP220.ini
SP220.dat
SP220.mdb
Data
Serial.log

SP-220 初期設定ファイル
データダウンロード用ファイル
データベースファイル (Microsoft Jet3.6 データベース)
トレンドデータファイル保存ディレクトリ
プログラム起動時からの通信ポート内容の記録(調査・保守用)

注意：プログラム起動以降に作成されます。

36

ソフトウェア機能諸元

ソフトウェア機能諸元

９．ソフトウェア機能諸元
製品名（プログラム名）

SP-220 データロガマネージメントプログラム

製品型式

SW-SP-220

実行ファイル名
使用可能 OSSP220.EXE
Microsoft 社製
Windows 7
Windows 8
Windows 10
本体部約 3MB、ライブラリー約５．２MB（インストール時最大４０MB の領域使用）

プログラム容量
本体通信

赤外線（IrDA1.1 プロトコル）準拠方式
標準通信設定ボーレート 115200bps（上限値）
データビット 8 ビット
ストップビット 1 ビット
パリティ
偶数

転送時間

最大約 3 分（標準通信設定時、最大データ数時）

媒体

CD-ROM 1 枚

パッケージ内容

取扱説明書（本仕様書）
製品保証 登録カード
使用許諾契約書37