PT2pt-1783

Transmissor inteligente/
Cabeça Detectora de Gás

SD-1DEC
Manual de instruções
(PT2E-178)(PT2-178)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110 GIII
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

Precauções de operação
Este detector de gás é um detector de gás que detecta gases tóxicos no ar e dispara um alarme de gás.
O detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases.
Compreenda na íntegra os pontos seguintes antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
1. O detector pode ser interferido por outros gases que não o gás a ser detectado, solventes, vapores,
etc.
Observe que o alarme pode disparar devido a interferências. Além disso, pode flutuar devido aalterações ambientais (temperatura, umidade, etc.) no local da instalação.
2. O alarme tem de ser definido dentro de uma faixa onde o desempenho do detector possa estar
garantido.
Em instalações em conformidade com a Lei de Segurança de Gás de Alta Pressão, uma configuração
de alarme abaixo de nosso ponto de ajuste de alarme padrão (valor limite) pode acionar um alarmefalso.
3. Esta é uma unidade de segurança, não uma unidade de controle.
A saída de contato de alarme do detector deve ser utilizada para uma lâmpada/buzzer de alarme
externo, enquanto a saída de sinal analógico deve ser utilizada para um indicador ou gravador externo.
4. Como o ponto de contato do sensor de gás é feito de membrana polimérica porosa, a repelência àágua da membrana é deteriorada por solventes, causando assim um vazamento eletrolítico de seu
interior.
Não usar solventes perto do detector. Se um solvente for usado por razões inevitáveis, prenda o filtro
recomendado à entrada do detector de gás enquanto estiver usando o solvente e por uma hora depois
disso.
5. Para manutenção do detector, este tem de submeter-se a manutenção regular, incluindo a substituição
e o ajuste das peças de substituição regular, conforme especificado no manual de instruções. Alémdisso, como esta é uma unidade de segurança, recomenda-se que uma manutenção regular e uma
calibração sejam realizadas a cada seis meses, de acordo com os regulamentos.

<Índice>
1 Esboço do produto ................................................................................................................ 2
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 2
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 2
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 2
1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão ..... 3
2 Avisos importantes sobre segurança ..................................................................................... 4
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 4
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 5
2-3. Precauções ....................................................................................................................... 6
2-4. Informação de Segurança ................................................................................................. 7
3 Componentes do produto ...................................................................................................... 9
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................. 9
3-2. Nomes e funções para cada peça..................................................................................... 10
3-3. Diagrama do bloco ............................................................................................................ 11
4 Como usar ............................................................................................................................. 124-1. Antes de utilizar o detector de gás .................................................................................... 12
4-2. Precauções para locais de instalação ............................................................................... 12
4-3. Precauções para a concepção do sistema ....................................................................... 13
4-4. Como instalar .................................................................................................................... 15
4-5. Procedimento de instalação .............................................................................................. 17
4-6. Como ligar ......................................................................................................................... 19
4-7. Como fazer a tubulação .................................................................................................... 23
5 Como utilizar ......................................................................................................................... 24
5-1. Preparação para a partida................................................................................................. 24
5-2. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 24
5-3. Como ligar o detector de gás ............................................................................................ 25
5-4. Modos ............................................................................................................................... 26
5-5. Modo de manutenção (Usuário) ........................................................................................ 27
5-6. Como sair .......................................................................................................................... 29
6 Operações e funções ............................................................................................................ 30
6-1. Ativação do alarme de gás ................................................................................................ 30
6-2. Ativação do alarme de falha .............................................................................................. 31
6-3. Operação de saída externa ............................................................................................... 32
6-4. Outras funções .................................................................................................................. 33
7 Manutenção .......................................................................................................................... 34
7-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 34
7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular) .................................................................... 36
7-3. Método de calibração ........................................................................................................ 43
7-4. Peças de reposição ........................................................................................................... 46
8 Armazenamento, recolocação e eliminação .......................................................................... 48
8-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante
um período longo .............................................................................................................. 48
8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou usá-lo novamente...................................... 48
8-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 48
9 Resolução de problemas ....................................................................................................... 49
10 Especificações do produto .................................................................................................. 51
10-1. Lista de especificações ................................................................................................... 51
10-2. Princípio de detecção ...................................................................................................... 55
11 Definição de termos ............................................................................................................. 56-1-

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por ter escolhido o nosso transmissor inteligente/cabeça detectora de gás SD-1DEC. Verifique seo número do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias
para utilizar adequadamente o detector de gás. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários
que já usaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e aexperiência antes de usar o detector.
Embora o número de dígitos a ser exibido varie dependendo da faixa de detecção, este manual fornece
explicações usando uma faixa de detecção de 0 - 150 ppm como exemplos (como exemplos do visor LED).

1-2. Uso previsto







Este detector é uma cabeça detectora de gás do tipo fixo que detecta vazamentos de gases tóxicos eefetua a ativação de um alarme quando a concentração de gás está acima do valor predefinido.
O detector é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa medições
análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do detector
antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento)
com o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de setesegmentos.
Uma bomba externa, etc. fora do detector introduz gás para realizar a detecção de gás.
O detector tem um contato de alarme integrado e pode ser usado como um alarme de gás, alarme defalha ou alarme comum (gás, falha).
O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA.

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos gravespara a vida, saúde ou propriedade.

AVISO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos gravespara a saúde ou propriedade.

CUIDADO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
menores para a saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

NOTA

-2-

1 Esboço do produto

1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão

1-4. Método de confirmação para Normas e
Especificações de proteção contra explosão
Este produto tem algumas especificações que dependem da norma e do certificado contra explosão.
Confirme a especificação do detector antes de usar. Consulte a Declaração de Conformidade que se
encontra no final deste manual se tiver o tipo de marcação CE. Pode-se confirmar a especificação doinstrumento para ver a placa do nome conforme segue.
Certificado Japan Ex

Marcação Ex

Marcação CE
ATEX/IECEx, placa do nome do tipo de marcação CE

Certificado
INMETROINMETRO, placa de identificação de-3-

Placa do nome do tipo Japan Ex

2 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

2

Avisos importantes sobre
segurança
2-1. Casos de perigo
PERIGO
Sobre a proteção contra explosão

O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Não use solventes orgânicos nem
tipos alcalinos (líquidos ou gasosos). Pode causar alterações na cor e na forma da placa dovidro.
Não abra a tampa com corrente aplicada.
Não tente reparar o detector.
Para a tampa, use parafusos de cabeça sextavada especificados pela RIKEN KEIKI.
Não aplique força ou choque fortes na placa do vidro. Os desempenhos da proteção contra
explosão podem deteriorar-se devido a danos. As condições de proteção contra explosão parao detector é possibilidade de danos mecânicos “baixa (2J)”.

Temperatura ambiente
Especificações ATEX/IECEx/INMETRO: -20 - +60 °C
Especificações Japan Ex: -20 - +53°C(A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa
de temperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do
produto, ver '10-1. Lista de especificações' para detalhes).
Não substitua peças a seu próprio critério, mas contacte a RIKEN KEIKI se o vidrotransparente tiver uma fenda ou se a superfície de união da proteção contra explosão estiver
anormal, ou o parafuso de fixação ou o parafuso se tiver alterado, perdido, etc.
Não repare a superfície de união da proteção contra explosão.
Tenha cuidado para não bater com ferramentas afiadas contra a placa do vidro.

-4-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-2. Casos de aviso

2-2. Casos de aviso
AVISO
Fonte de alimentação
Antes de ligar o detector, verifique sempre de a voltagem está aplicada adequadamente. Não use
uma fonte de alimentação instável porque pode causar anomalias.
Necessidade de circuito de aterramentoNão corte o circuito de aterramento nem desconecte o fio do terminal de aterramento.
Defeitos nas funções de proteção
Antes de iniciar o detector, verifique as funções de proteção quanto a defeitos. Quando detectar
defeitos aparentes nas funções de proteção, tais como aterramento protetor, não inicie o detector.
Tubulação
O detector está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão atmosférica.
Certifique-se de que a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem(GAS IN, GAS OUT) do detector. Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão
de gás detectado (GAS OUT) ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto
considerado como um local seguro.
Conexão externa
Antes de conectar o detector ao circuito de controle externo, conecte firmemente um circuito deaterramento protetor.
Ajuste zero na atmosfera
Quando o ajuste zero for realizado na atmosfera, verifique a atmosfera quanto ao frescor antes deiniciar o ajuste. Se existirem gases de interferência, o ajuste não pode ser efetuadoadequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
Resposta a alarme de gás
A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações adequadas
com base no seu bom senso.
Manuseio do sensor
Não desmonte o sensor usado pelo detector porque ele contém eletrólito. O eletrólito pode causar
queimaduras da pele graves se entrar em contato com a pele, podendo causar cegueira se entrar
em contato com os olhos. Se o eletrólito aderir a suas roupas, essa parte de suas roupas fica
descolorida ou o seu material decompõe-se. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com
muita água.

-5-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. Precauções

2-3. PrecauçõesCUIDADONão use um transceptor perto do detector.
As ondas de rádio de um transceptor ou outro dispositivo de transmissão de ondas de rádio
próximo ao detector ou seus cabos podem perturbar as leituras. Se usar um transceptor ou outro
dispositivo transmissor de ondas de rádio, este deve ser usado em um local onde não cause
perturbações.
Para reiniciar o detector, aguarde cinco segundos ou mais, antes de fazê-lo.
Reiniciar o detector em menos de cinco segundos pode causar erros.
Verificar se a vazão corresponde à vazão especificada antes de usar o detector.
Se não corresponder à vazão especificada, a detecção de gás não pode ser realizada
adequadamente. Verificar se a taxa de fluxo é instável ou se perdeu.
Fixar o filtro de poeira antes de usar o detector.
Antes de usar o detector, fixar o filtro especificado para evitar distúrbios por possível adsorção de
gás ou pó de ar.
Um filtro de pó a ser usado varia dependendo do gás a ser detectado. Para maiores informações
sobre filtros de pó, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
Observe as restrições operacionais para evitar a condensação no interior do tubo.
A condensação formada dentro do tubo causa entupimento ou adsorção de gás, o que pode
perturbar a detecção precisa de gás. Assim, deve-se evitar a condensação. Além do ambiente deinstalação, monitorar cuidadosamente a temperatura/umidade do ponto de amostragem para evitar
a condensação dentro do tubo. Em particular, ao detectar um gás que é dissolvido em água e corrói
materiais contatados, tais como um gás ácido forte, o gás é indetectável e, além disso, podecorroer as partes internas. Respeite as restrições de operação.
Não use a saída externa do detector para controlar outras unidades.
Esta não é uma unidade de controle. Não é permitido usar a saída externa do detector para
controlar outras unidades.
Não desmonte/modifique o detector, nem altere as definições se não for necessário.
Desmontar/modificar o detector invalidará a garantia do desempenho. Alterar as definições semcompreender as especificações pode causar anomalias de alarme. Use o detector adequadamentede acordo com o manual de instruções.
Evite aplicar solventes orgânicos e outros na placa do vidro durante muito tempo.
O material da placa do vidro é uma resina de policarbonato. Quando se aplica solventes orgânicos(líquidos ou vapores altamente concentrados) e outros na placa durante muito tempo, a sua forma
e cor podem alterar-se.
Efetue sempre uma manutenção regular.
Uma vez que esta é uma unidade de segurança, é necessário efetuar uma manutenção regularpara manter a segurança. Continuar a usar o detector sem efetuar uma manutenção deteriorará asensibilidade do sensor, resultando em detecção de gás imprecisa.

-6-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança

2-4. Informação de Segurança
Informação necessária para a construção contra explosão do Modelo SD-1DEC.

O Modelo SD-1DEC é uma cabeça do detector de monitoramento contínuo de apoio fixo e fornece um sinalde 4 - 20 mA que indica a leitura do gás pretendido para uso por um controlador de monitoramento de gás,dispositivo de registro, ou controlador programável.
Há um ponto de contato e funciona por aviso de gás ou problema ou ambos por ajuste.
<Especificações ATEX/IECEx>
Dados técnicos(Método de proteção)Invólucro à prova de fogo “d”(Números de Certificado)

IECEx DEK 13.0024X(Grupo)II(Categoria)

2G(Tipo de Proteção e Código de marcação)Ex db IIC T6(Nível de proteção do equipamento)

Gb(Temperatura ambiente)*-20 C - +60 C(Dados elétricos)

Voltagem de alimentação: 24 V CC 45 mA

DEKRA 13ATEX0035 X

Sinal de saída (4 - 20 mA): 24 V CC 22 mA
Relé (saída de contato): 30 V CC ou 250 V CA 0,5 A(Norma aplicável)IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014-06
EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014

(Número do Manual)

PT2E-178* A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa detemperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do produto, ver'10-1. Lista de especificações' para detalhes.
Instalação
Installation
Diagramade Diagram
instalação
Hazardous
Location
Local Perigoso(Zone(Zona1) 1)Nonhazardous
Local SeguroLocation

Detectorde Gás(SD‐1DEC)(SD-1DEC)
Gas Detector

Indicador
Indicator etc.
etc.

24V

24V

GND

GND
Sig+
Sin+

Sin+
Sig+

RLY

Cabo
CVVSCVVS
Cable

-7-

RLY

2 Avisos importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança<Especificações Japan Ex>
Dados técnicos(Método de proteção)Invólucro à prova de fogo

(Classe à prova de explosão)Ex d llC T6 X

(Temperatura ambiente)*-20 C - +53 C(Dados elétricos)

Voltagem de alimentação: 24 V CC ± 10 % 45 mA

Sinal de saída do elemento de detecção: 0,5 V CC 0,5 mA
Saída de sinal analógico: 24 V CC 22 mA
Saída de contato (capacidade de contato): 250 V CA 0,5 A (resistência a carga)
30 V CC 0,5 A (resistência a carga)(Norma aplicável)JNIOSH-TR-NO. 43(2008)* A temperatura ambiente na certificação à prova de explosão é descrita acima e indica a faixa detemperatura que pode manter o desempenho à prova de explosão e não o desempenho do produto, ver'10-1. Lista de especificações' para detalhes.
Instalação
Installation
Diagram
Diagrama
de instalação
Hazardous
Location
Local Perigoso
(Zona
(Zone
1) 1)

Local Seguro
Nonhazardous
Location

Detectorde Gás(SD‐1DEC)(SD-1DEC)
Gas Detector

Indicador
Indicator etc.
etc.

24V

24V

GND

GND

Sin+
Sig+

Sig+
Sin+

RLY

Cabo CVVS

CVVS Cable

-8-

RLY

3 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

3

Componentes do produto
3-1. Unidade principal e acessórios padrão
<Unidade principal> (incluindo um bucim do cabo ou um adaptador)【Especificação ATEX/IECEx/INMETRO】

Visor

Adaptador(NPT 1/2)

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo【Especificação Japan Ex】

Visor

Adaptador(NPT 1/2)
Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo-9-3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

<Acessórios padrão>Manual de instruções･･････････････････ um
Alavanca de manuseio específica･･････ uma
Tecla de controle específica････････ A quantidade fornecida depende do número de unidades a entregar.
1 - 10 unidadesuma
11 - 20 unidades
duas
21 - 50 unidadestrês
Mais de 51 unidades
quatroCUIDADOUse a tecla de controle específica para operar o detector. Se utilizar outros produtos que não sejam
os acessórios, as operações da tecla não podem ser aceitas adequadamente.
Observe que a chave de controle é feita de um ímã extremamente forte. Colocá-la próximo a um
produto magnético, como um cartão de crédito e um cartão de identificação, pode danificar os
dados armazenados.

3-2. Nomes e funções para cada peça
(5) Luz de alimentação

(6) Luz do alarme(7) Luz de falha(1) Tecla MENU/ESC(3) Tecla ▲(8) Visor do valor deconcentração

(4) Tecla ▼(2) Tecla SET(1)

Tecla MENU/ESC(2)

Tecla SET

(3)

Tecla ▲

(4)

Tecla ▼

(5)

Luz de alimentação

(6)

Luz do alarme(7)

Luz de falha(8)

Visor do valor deconcentração

Usa-se para entrar no modo manutenção.
Também se usa para cancelar um modo específico.
Usa-se para confirmação do valor e assim por diante em ummodo específico.
Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA
CIMA).
Usa-se para mudar de menus ou alterar um valor (PARA
BAIXO).
Luz de alimentação.
Modo detecção: Acende em verde.
Modo manutenção: Pisca em verde.
Luz do alarme. Acende em vermelho quando o valor deponto de ajuste do alarme é atingido.
Luz de falha. Acende a amarelo quando o detector detecta
uma anomalia.
Exibe a concentração de gás e assim por diante.

- 10 -

3 Componentes do produto

3-3. Diagrama do bloco

3-3. Diagrama do bloco<Diagrama Elétrico>Parte da fonte de alimentaçãoENTRADA DE ALIMENTAÇÃO
(24 V CC)Visor
(POWER) (ALARM) (FAULT)
Controlador de contato do alarme

Controlador(CPU)

1. Contato de alarme de gás(ALARM)ou
2. Contato de falha (FAULT)
ou
3. Selecione alarme de gás ou
contato (ALARM/FAULT)

LED de sete segmentos(Quatro dígitos)
Peça de operação magnética
(MENU/ESC) (▲) (▼) (SET)

Ativação do contato
 Desenergizado(Desenergizado em um
estado normal)
 ON-ALARM (Contato
fechado em um estado dealarme)SensorTransmissor
 Transmissão de 4 - 20 mA- 11 -

4 Como usar

4-1. Antes de utilizar o detector de gás

4

Como usar
4-1. Antes de utilizar o detector de gás
Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o detector devem seguir asprecauções de operação.
Ignorar as precauções pode danificar o detector de gás e resultar em detecção incorreta do gás.

4-2. Precauções para locais de instalaçãoCUIDADO

Este é um dispositivo de precisão. Devido ao fato de o detector poder não fornece o desempenho
especificado em alguns locais (ambientes), verifique o ambiente no ponto de instalação e, em
seguida, tome as ações adequadas se for necessário.
Uma vez que o detector desempenha um papel importante para a segurança e a prevenção deacidentes, tal como muitas unidades do detector têm de ser instaladas em pontos adequados à
medida das necessidades.
Como os pontos onde os gases vazam e permanecem facilmente são diferentes dependendo dos
tipos de gases e das áreas de trabalho, por favor, decida cuidadosamente sobre os pontos deinstalação e o número de unidades a serem instaladas.
Não instale o detector em um local sujeito a vibrações ou choques.
O detector é composto por peças sensíveis. O detector tem de ser instalado em um local estável sem
vibrações ou choques e não pode cair.
Não instale o detector em um local exposto a água, óleo ou químicos.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde o detector esteja exposto a água, óleo ou
químicos.
Não instale o detector em um local onde a faixa de temperaturas de operação seja excedida.
O detector tem de ser instalado em um local estável onde a temperatura de operação seja mantida e nãose altere subitamente.
<Especificações ATEX/IECEx/INMETRO> -10 - +40°C<Especificações Japan Ex> -10 - +40°C
Não instale o detector em um local exposto à luz solar direta ou a alterações súbitas na temperatura.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde esteja exposto à luz solar direta ou a calor
radiante (raios infravermelhos a partir de um objeto de alta temperatura) e onde a temperatura se altere
subitamente. Pode formar-se condensação no interior do detector, ou o detector não consegue adaptar-sea alterações súbitas na temperatura.
Mantenha o detector (e seus cabos) longe de dispositivos fonte de ruído.
Quando selecionar pontos de instalação, evite um local onde existam dispositivos de alta voltagem/alta
frequência.

- 12 -

4 Como usar

4-3. Precauções para a concepção do sistemaNão instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou onde omanuseio do detector envolva perigos.
É necessário efetuar a manutenção regular do detector.
Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar a manutenção em
seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar a manutenção, ou onde odetector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que impeçam o acesso ao mesmo. Não
instale o detector em um local onde a manutenção envolva perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta
voltagem.
Não instale o detector em maquinário que não esteja aterrado adequadamente.
Antes de instalar o detector no maquinário, o maquinário tem de ser aterrado adequadamente.
Não instale o detector em um local onde existam gases de interferência ao seu redor.
O detector não deve ser instalado em um local onde existam gases de interferência ao seu redor.

4-3. Precauções para a concepção do sistema
CUIDADOUma fonte de alimentação instável e o ruído podem causar anomalias ou alarmes falsos.
As descrições nesta seção têm defletir-se na concepção de um sistema usando um detector.
Usar uma fonte de alimentação externa
A saída externa e o alarme do contato do detector podem ser ativados quando se liga a alimentação,quando ocorre uma falha de energia temporária, ou enquanto o sistema está sendo estabilizado. Nesses
casos, use um UPS (fonte de alimentação ininterrupta), ou tome as medidas apropriadas do lado do
receptor.
O detector tem de ser fornecido com a fonte de alimentação seguinte:
Voltagem da fonte dealimentação
Tempo permitido para
falha de energia
temporária
Diversos

24 V CC ± 10 %: Voltagem terminal do detector
Até 10 milissegundos(Para recuperar de uma falha de energia
temporária durante 10 milissegundos ou
mais, reinicie o detector.)Não o use com uma fonte dealimentação: de carga de energia
grande ou ruído de alta frequência.

Exemplo de ações
Para garantir o funcionamento contínuo
e a ativação, instale uma UPS fora do
detector.
Exemplo de ações
Se necessário, use um filtro em linha
para evitar a fonte ruído.

Introduzir medidas de proteção contra relâmpagos
Se os cabos estiverem instalados no interior da usina/fábrica, ou se os cabos internos estiverem instalados
no mesmo duto que os cabos provenientes da usina/fábrica, os “relâmpagos” causarão problemas. Uma
vez que os relâmpagos atuam como uma grande fonte de emissão enquanto os cabos atuam como uma
antena receptora, os dispositivos conectados aos cabos podem ficar danificados.
Não é possível evitar os relâmpagos Os cabos instalados em um conduíte metálico ou subterrâneos não
podem estar totalmente protegidos contra picos de relâmpagos indutivos causados por relâmpagos.
Apesar de a eliminação completa de desastres causados por relâmpagos ser impossível, podem tomar-se
as medidas de proteção seguintes.
Tome as medidas adequadas de acordo com a importância das instalações e oambienteForneça proteção por um pára-raios (retentor de cabos).
Proteção contra(Embora o pico de relâmpagos indutivo possa ser transmitido através dorelâmpagoscabo, pode evitar-se instalando um para-raios antes dos dispositivos decampo e do equipamento de processamento central. Para informações sobrecomo usar um para-raios, contacte o fabricante.)
Além dos relâmpagos existem mais fontes de ruído de pico. Para proteger a unidade
Aterramento
contra estas fontes de ruído, as unidades têm que estar aterradas.
*
O pára-raios tem um circuito para remover uma voltagem pico que danifica os dispositivos de campo,para que os sinais possam ser atenuados. Antes de instalar um para-raios, verifique se funciona
corretamente.
- 13 -

4 Como usar

4-3. Precauções para a concepção do sistema

Uso adequado do contato de alarme
O contato do alarme do detector é usado para transmitir sinais para ativar uma buzina externa, uma
lâmpada do alarme ou lâmpada rotativa. Não use o detector para fins de controle (por ex., controlar aválvula de seccionamento).
As especificações para o contato do alarme do detector baseiam-se nas condições de carga resistente. Se
a carga indutiva for usada no contato do alarme, ocorrerão os erros seguintes facilmente porque se gera
força eletromotora contra no contato.
Deposição, isolamento defeituoso ou contato defeituoso no relé de contato.

Danos de quaisquer peças elétricas devido a alta voltagem gerada dentro do detector.
Operações anormais por uma CPU fora de controle.



CUIDADOA princípio, não ative a carga indutiva no alarme do contato do detector. (Em particular, nunca
use a carga indutiva para ativar uma lâmpada fluorescente ou um motor.)
Se a carga indutiva for ativada, apoie-a com um relé externo (amplificação de contato). No
entanto, devido à bobina de um relé externo também envolver carga indutiva, selecione um
relé de uma voltagem inferior (100 V CA ou menos) e, em seguida, proteja o contato dedetector com uma peça de absorção de pico adequada, como um circuito CR.

Se for necessário ativar a carga, é necessário tomar medidas adequada para estabilizar o funcionamento
do detector e proteger o contato do alarme consultando as informações seguintes.

Relé com um relé externo a uma voltagem inferior de 100 V CA ou menos (amplificação de contato).
Simultaneamente, a parte de absorção de pico SK1 adequada para as especificações, tem de serligada ao relé externo.

Além disso, a parte de absorção de pico SK2, se necessário, tem de ser ligada ao lado do relé
externo.

Recomenda-se que a parte de absorção deve ser ligada ao contato para determinadas condições
de carga. Tem de ser ligada em uma posição adequada verificando como a carga é ativada.

SD-1DEC

Carga

BobinaContato do alarme

Alimentação
de energia

Alimentação
de energia

Relé externo(Relé de voltagem
baixa)- 14 -* SK1, SK2: Peças de absorção de perigo

4 Como usar

4-4. Como instalar

4-4. Como instalar<Dimensões de instalação e espaço para a manutenção>193 mm

150 mmÉ necessário cumprir os seguintes requisitos de instalação para instalar o detector.
Fixe o detector na parede ou outro local usando quatro parafusos M5.
Aperte o parafuso de cabeça sextavada que fixa a tampa e o corpo principal com um torque deaperto de 215,6 ± 24,5 N･cm.

Ao fechar a tampa do detector, certifique-se de que não haja pó no parafuso, superfícies do corpo
principal e tampa. Em seguida, aplique graxa conforme especificado pela RIKEN KEIKI.

CUIDADONão instale o detector em um local onde não seja possível efetuar a manutenção do detector, ou
onde o manuseio do detector envolva perigos.
É necessário efetuar a manutenção regular do detector.
Não instale o detector em um local onde seja necessário parar o maquinário para efetuar amanutenção em seu interior, onde seja necessário remover peças do maquinário para efetuar amanutenção, ou onde o detector não possa ser removido devido a tubos ou prateleiras que
impeçam o acesso ao mesmo. Não instale o detector em um local onde a manutenção envolva
perigos, por exemplo, perto de um cabo de alta voltagem.




AVISO
Instale a cabeça detectora na direção especificada.
Instalar em uma direção errada pode causar leituras anormais.
Não instale o detector em um local úmido onde ocorra condensação. Gotas de água formadas
no sensor podem causar uma detecção anormal.

- 15 -

4 Como usar

4-4. Como instalar

Direção de instalação da cabeça
detectora

NOTA・ São utilizados parafusos de cabeça sextavada com classe de resistência "A2-70”.
Quando o perder ou substituir um parafuso, recomendamos que pergunte ao nosso escritório de vendas
local mais próximo.
・ Graxa especificada pela RIKEN KEIKI : BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER)
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos.
1. O material não endurece devido à deterioração
2. Livre de solventes voláteis
3. O material não causa corrosão na superfície
4. Sem silicone
5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante- 16 -

4 Como usar

4-5. Procedimento de instalação

4-5. Procedimento de instalação
<Ligar um cabo externo>【Especificações ATEX/IECEx/INMETRO】
A especificação ATEX / IECEx / INMETRO vem com adaptador A (NPT 1/2)
como padrão. Prepare o bucim do cabo Ex que é adequado para oadaptador.
Adaptador A(NPT1/2)【Especificações Japan Ex】
Bucim do cabo, vedação de borracha, arruela e arruela excêntrica são montados no corpo principal no
SD-1DEC, como mostrado abaixo.
Fixe as peças:
Passe um cabo (por exemplo, CVVS) através do bucim de cabo, arruela excêntrica, arruela e vedação deborracha, e puxe para dentro do detector. (Para métodos de arame, veja ‘4-6 Como ligar’). Ao instalar obucim do cabo, certifique-se de que não haja poeira na peça de montagem do bucim, parafuso sextavado
interno, parafuso de aterramento e bucim do cabo. Em seguida, aplique a graxa especificada pela RIKEN
KEIKI.
Aperte o bucim do cabo e depois aperte o parafuso sextavado interno (M4 × 6), e fixe o bucim do cabo.

Parafuso de aterramento
Parafuso sextavado(M4 × 6)Peça de montagem do bucim do cabo
Vedante de borracha
ArruelaPasse graxa no parafuso
Bucim do cabo
(G3/4)

Caixa da unidade
Vedante de borracha
ArruelaArruela excêntrica

Arruela excêntrica

Lembre-se da direção
da arruela excêntrica

Cabo(CVVS etc.)

Bucim do cabo
(G3/4)

Lateral da arruela

Vista da seção do bucim do cabo
Lateral do bucim do cabo

- 17 -

4 Como usar

4-5. Procedimento de instalação

AVISO

 Não substitua peças a seu próprio critério, mas contacte a RIKEN KEIKI se o vidro transparentetiver uma fenda ou se a superfície de união da proteção contra explosão estiver anormal, ou oparafuso de fixação ou o parafuso se tiver alterado, perdido, etc.

CUIDADO Aperte 40 N･m ou maior valor de torque para garantir o aperto do bucim do cabo e tampão devedação.
 Apertar os parafusos de cabeça sextavada que fixam o bucim do cabo com um torque de aperto
de 107,8 ± 12,7 N･m.

NOTA・ Nossa graxa especificada pela empresa: BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER)
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos.
1. O material não endurece devido à deterioração
2. Livre de solventes voláteis
3. O material não causa corrosão na superfície
4. Sem silicone
5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante- 18 -

4 Como usar

4-6. Como ligar

4-6. Como ligar








CUIDADO
Tenha cuidado para não danificar o circuito eletrônico interno quando ligar. Além disso, tenha
cuidado para não aplicar forças no detector (excesso de peso) quando instalar os cabos.
Os cabos de alimentação e os cabos de sinal não podem ser instalados juntamente com oscabos de alimentação do motor. Quando for necessário instalar os cabos por motivos
inevitáveis, coloque os cabos de alimentação e os cabos de sinal em um circuito metálico. O
conduíte deve estar conectado a um circuito de aterramento.
Quando se usam fios trançados, evite que os fios entrem em contato uns com os outros.
Use uma alavanca de manuseio específica para ligar.
Use cabos adequados para ligar.

<Cabos recomendados>
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 -3 núcleos
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 -5 núcleos

3 fios (quando o contato não for usado)
5 fios (quando o contato for usado)<Tabela de comprimento de peças do cabo condutor exterior>(Especificações Japan Ex)
Diâmetro exterior
da anilha (mm)Diâmetro interno
da anilha (mm)Diâmetro interno
da anilha (mm)Diâmetro do
grampo interno(mm)

Φ9,6 - Φ10,5

Φ11

Φ12

Φ10,8

Φ10,5 - Φ11,5

Φ12

Φ12

Φ11,8

Φ11,5 - Φ12,5

Φ13

Φ14

Φ12,8

Φ12,5 - Φ13,0

Φ13,5

Φ14

Φ13,8

φ23

Arruela(Material: SPCC)

ID da embalagem

Anilha da braçadeira
Material: SUS303
Embalagem
Material: CR55 (NCR-155)
Elastomix Co. Ltd.

NOTA

 A tabela seguinte mostra um exemplo de diâmetros externos gerais dos cabos. Use-os como
referência.
É necessário verificar os diâmetros externos gerais porque, às vezes, variam entre fabricantes.
Número de núcleo
CVV 1,25 mm2
CVV 2 mm2
CVVS 1,25 mm2
CVVS 2 mm2
2
3
4
5
6

ø9,5
ø10,0
ø10,5
ø11,5
ø12,5

ø10,5
ø11,0
ø11,5
ø12,5
ø13,5

- 19 -

ø10,0
ø10,5
ø11,0
ø12,0
ø13,0

ø11,0
ø11,5
ø12,0
ø13,0
ø14,0

4 Como usar

4-6. Como ligar<Figura da placa terminal>CC+

1- (Comum)

2

Sin+

3

Contato4

Contato5

24 V CC4 - 20 mA

Terminal de aterramento<Especificações da placa terminal>
Especificações da placa terminal
Voltagem nominal: 250 V CACorrente nominal: 12 A
No entanto, depende dos cabos a serem utilizados.
Condições de conexão

Cabos: 0,25 - 2,5 mm2Comprimento do fio descarnado: 8 - 9 mmFerramenta de conexão: Alavanca de manuseio específica (acessório) ou chave (extremidade
3,5  0,5 mm)<Quando não é utilizada a saída de 4 - 20 mA>
Este detector tem uma função de autodiagnóstico que mostra E-9 no visor LED quando 4 - 20 mA não é
emitido corretamente.
Se não for necessária uma saída de 4 - 20 mA, conectar a seguinte resistência fixa (tipo chumbo) aos
terminais 2 e 3 (“Sin+” e “-(comum)”).
Valor da resistência: 100 - 300 ΩPotência nominal: 0,25 W ou mais

Inserir um cabo e a resistência acima juntos no Terminal 2 (comum), e insira a parte do chumbo da
resistência no terminal 3 (Sin+). Depois disso, verifique a imobilidade.

- 20 -

4 Como usar

4-6. Como ligar

CUIDADOÉ necessário respeitar o comprimento do fio descarnado especificado quando se remover oisolamento.
A fixação do fio inadequada devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar
condução elétrica defeituosa ou aquecimento.
Prender o isolamento do fio devido a um comprimento do fio descarnado mais curto pode causar
condução defeituosa ou aquecimento.
Expor o fio devido a um comprimento do fio descarnado mais comprido pode causar isolamento
defeituoso ou um curto-circuito.
Tenha cuidado para não partir o fio. Se o fio se partir ao ser inserido no terminal, isso pode causar
isolamento defeituoso ou aquecimento.
8 - 9 mm

Terminal de barra compatível
Para um terminal de barra, estão disponíveis os itens seguintes.
Terminal de barra (casquilho) Modelo Série 216 (fabricado pela WAGO)
Ferramenta de engaste: Modelo VarioCrimp 4 (206-204) (fabricado pela WAGO)CUIDADOÉ necessário usar um terminal de barra do modelo especificado. Usar outros terminais de barra
invalida a garantia do desempenho.

<Como conectar a placa terminal>
Quando os cabos estão conectados aos conectores, use a alavanca específica ou uma chave de fenda
plana para proceder conforme mostrado abaixo.

CUIDADO
Devem ser usadas as ferramentas corretas.
Em princípio, pode-se conectar um fio a um orifício para cablagem.
Quando se insere o fio na ranhura da chave por engano, não entra em contato com a partecondutora. Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.
Quando se insere o fio debaixo da mola por engano, não entra em contato com a parte condutora.
Isso pode causar condução elétrica defeituosa ou aquecimento.

NOTA<Como usar a alavanca de manuseio específica>

Empurre a alavanca com
o seu dedo para baixar amola para seu interior.

Mantendo a alavanca para baixo,
insira o fio no orifício do fio (redondo)
até que atinja o ponto mais profundo.
Quando se libera a alavanca o fio é
fixado.

Para verificar se o fio está conectado firmemente, puxe-o suavemente. (Não puxe o fio com força.)- 21 -

4 Como usar

4-6. Como ligar<Aterramento>
Conecte o detector ao seu terminal de aterramento com o terminal externo

.

AVISO






Antes de ligar o detector, não se esqueça de conectá-lo a um terminal de aterramento.
Para o funcionamento e a segurança estáveis, tem de estar conectado a um terminal deaterramento. Não conecte o fio de aterramento a um tubo de gás.
O aterramento tem de ser do tipo D (abaixo de 100 Ω de resistência de aterramento).
Para o fio de aterramento, use terminais de condutor para conectar com segurança a um
terminal de aterramento sem que fique frouxo ou torcido.
Use terminais de anel para conectar o terminal de aterramento e use o fio de aterramento comárea de seção transversal de 4 mm2 ou mais para o terminal de aterramento externo.

<Exemplo de ligação>Conectar ao indicador
SD-1DEC1 2 3 4 5
RM-5003 etc.
+24 V
GND
Sin

Conectar à unidade superior (DCS, PLC)

SD-1DEC1 2 3 4 5Fonte dealimentação
(24 V CC)

Placa terminal do relé+‒

Unidade superior(DCS, PLC)‒+

- 22 -

4 Como usar

4-7. Como fazer a tubulação

4-7. Como fazer a tubulação
O detector tem uma rosca Rc1/8 dentro da entrada/saída da amostra (GAS IN, GAS OUT), à qual uma dasuniões "PP" é normalmente fixada. Como seu material varia de acordo com o gás a ser utilizado, favor
especificar as uniões apropriadas.
O tubo compatível é um tubo de Φ6 (DE) - Φ4 (DI). O tubo deve ser instalado com as entradas e mangas
fornecidas anexadas para evitar vazamentos.
Quando o tubo é cortado, seu ponto de corte tem um diâmetro interno menor. Use um arquivo etc. para
expandir o diâmetro interno do ponto de corte. Para remover o pó cortado restante dentro do tubo, sopre arcomprimido para dentro do tubo antes de conectá-lo ao detector.
Algumas amostras de gases têm propriedades altamente adsorventes ou corrosivas. Selecione o material
do tubo levando em conta estas precauções.
Tenha cuidado para que a vazão introduzida no detector esteja na faixa de 0,8 - 2 L/min (a pressão máxima
dentro da trajetória da vazão e das peças do sensor é de 10,13 kPa <pressão de calibre>).

AVISO O detector está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão
atmosférica.
Certifique-se de que a pressão excessiva não seja aplicada à entrada e saída de amostragem(GAS IN, GAS OUT) do detector.
 Os gases detectados devem ser exauridos da saída de exaustão de gás detectado (GAS OUT)
ao qual um tubo de exaustão está conectado, até um ponto considerado como um local seguro.

CUIDADO Quanto mais longo for o tubo do GAS IN, mais tempo leva para que um gás alcance o detector.
Como alguns gases têm uma propriedade altamente adsorvente para o tubo, resultando em
uma resposta lenta e uma leitura inferior ao valor real, o comprimento do tubo de GAS IN deve
ser minimizado.
 Quando a umidade no ponto de amostragem é alta, a condensação pode ser formada no interior
do tubo. Certifique-se de evitar a condensação ao utilizar um gás que é dissolvido em água ecorrói materiais contatados, como um gás ácido forte, porque é indetectável e, além disso, podecorroer as partes internas. Evite também uma excessiva tubulação em forma de U ou de V.
 Determinar a entrada para a amostra de gás, considerando o fluxo de ar da linha de gás daamostra e o processo de geração de gás.
 Para remover o pó, não se esqueça de colocar um filtro de pó no meio do tubo.
 Você precisa decidir o comprimento e o material do tubo. Entre em contato com a RIKEN KEIKI
para mais informações.

- 23 -

5 Como utilizar

5-1. Preparação para a partida

5

Como utilizar
5-1. Preparação para a partida
Antes de conectar uma fonte de alimentação, leia e compreenda as seguintes precauções. Ignorar estas
precauções pode causar um choque elétrico ou danificar o detector.
Conecte o detector a um circuito de aterramento.

Verifique se os fios estão conectados corretamente ao dispositivo externo.

Verifique se a voltagem da fonte de alimentação está em conformidade com as especificações.

Devido ao fato de o contato externo poder ser ativado durante o ajuste, tome medidas para evitar
que um contato ativado tenha interferências no dispositivo externo.

Verifique se não há entupimento ou vazamento no tubo conectado. (Se o tubo conectado estiver
entupido, a pressão é aplicada ao sensor, causando erros e mau funcionamento).
Verifique se o filtro está corretamente fixado. (O filtro é especificado com base no gás a ser
detectado.)

5-2. Procedimentos de operação básicos
Normalmente, o modo detecção é usado para operações normais. (O modo detecção é ativado após ligar aalimentação.)●: Luz ligada〇: Luz desligada: Lâmpada<<Modo Detecção>>O detector é reiniciado
depois de se recuperar deuma falha.

(pressão longa)(pressão longa)<<Modo de manutenção>>(Usuário)<<Alarme de gás>>

50<<Modo de manutenção>>(Manutenção regular)<<Estado da falha>>- 24 -

5 Como utilizar

5-3. Como ligar o detector de gás

AVISO
Quando o detector entra em outro modo a partir do modo detecção enquanto o alarme é ativado, oalarme é reiniciado.

5-3. Como ligar o detector de gás
Antes de fornecer alimentação (24 V CC) ao detector, verifique se o detector está instalado
corretamente.
Fonte de alimentação (24 V CC) para o detector (liga o detector).
Após o detector concluir a partida, entra no modo detecção rapidamente.
Realize o ajuste de uma bomba externa etc. de modo que a taxa de vazão introduzida no detector
esteja na faixa de 0,8 - 2 L/min (a pressão máxima dentro da trajetória da vazão e das partes dosensor é de 10,13 kPa <pressão de calibre>).









CUIDADONão desligue o conector durante o início. O detector está a ler a memória interna durante o
início.
Se o detector tiver sido instalado recentemente ou se se substituir o sensor, o sensor tem deser aquecido durante um período especificado, que é determinado dependendo do tipo desensor após o detector ter iniciado.
Após a conclusão do aquecimento, efetue a calibração.

NOTA<<Procedimentos da operação de partida>> (aproximadamente 25 segundos para o sistema verificar odetector e a desativação o alarme)
Alimentação ligada -> Ligação inicial (aproximadamente 25 segundos) -> Modo detecçãoAlimentação Ligada

Ligação inicial

Modo Detecção

- 25 -

5 Como utilizar

5-4. Modos

5-4. Modos
Os detalhes sobre cada modo são fornecidos conforme segue.



CUIDADONão altere as definições se não for necessário. Alterar as definições sem compreender as
especificações pode causar anomalias.

Modo

Item

Modo Detecção

-Modo manutenção
(Usuário)

Visor LED
Concentração
de gás

Detalhes
Estado normal

Visor ROM/SUM

1-0

Ajuste zero
Visor de definições
Muda para o modo
manutenção.

1-1
1-2

Exibe a versão do programa e diversos.
Tipicamente não é usado pelo usuário.
Executa o ajuste zero.
Exibe vários valores de definição.

1-3

Muda para o manutenção regular.

Modo teste

2-0

Ajuste zero
Ajuste de amplitude
Inicialização
amplitude/zero

2-1
2-2

Efetua vários testes.
2-0.0 Teste de gás
2-0.1 Teste do alarme
2-0.2 Teste de falha
2-0.3 Teste do LED
2-0.4 Teste da memória
Executa o ajuste zero.
Executa o ajuste de amplitude.

2-3

Inicializa os valores de amplitude/zero.
Usa-se para várias definições ambientais.
2-4.0 LIGAR/DESLIGAR a fonte de alimentação
do sensor
2-4.1 Definição INHIBIT
2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme
2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme
2-4.4 Padrão de configuração do alarme
2-4.5 Configuração de tipo de supressão zero
2-4.6 Configuração de valor de supressão zero
2-4.7 Configuração de especificação de contato
de alarme
2-4.8 configuração de contato desenergizado/
energizado
2-4.9 Seleção de seguidor zero
2-4.A Configuração de saída externa do modo
manutenção
2-4.B Ajuste de saída externa
2-4.C Configuração de saída de teste do alarme
2-4.E Configuração da senha
2-4.F Configuração do padrão do alarme de falha
Exibe várias configurações elétricas.
Tipicamente não é usado pelo usuário.

Modo manutenção
(Manutenção regular)
Definição ambiental

2-4

Visor

2-5

Muda para o modo
usina
Muda para o modo
usuário2-6

Não usado.

2-7Retorna ao modo usuário.

- 26 -

5 Como utilizar

5-5. Modo de manutenção (Usuário)5-5. Modo de manutenção (Usuário)AVISO
Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo
detecção.
(Se o detector permanecer no modo usuário, retorna automaticamente ao modo detecção noespaço de dez horas.)

Modo Detecção
Pressione a tecla MENU/ESC
durante três segundos.

Modo usuário[1-0] Visor ROM/SUM
Exibe a versão do programa ediversos. Tipicamente não é
usado pelo usuário.

Ajuste zero

[1-1] Ajuste zero
Executa o ajuste zero.

=> P28Visor de definições
=> P29[1-2] Visor de várias definições
Exibe vários valores dedefinição.

Ver 'Modo manutenção
regular'.

[1-3] Comutação de modo
Comuta para o modo
manutenção.

Para [1-0]- 27 -

5 Como utilizar

5-5. Modo de manutenção (Usuário)<Ajuste zero [1-1]>
Usa-se para efetuar o ajuste zero.

[1-1]
Pressione a tecla SET.

Visor do valor de concentração atualPressione a tecla SET para efetuar oajuste zero.

2

Debaixo de Ajuste Zero (exibe-se [CAL.])
Aguarde algum tempo até que o ajuste
esteja concluído.

Ajuste zero concluído
Retorna automaticamente a [1-1] após
[PASS] ser exibido.

Retorne a [1-1]* Se o ajuste zero tiver falhado, retorna
automaticamente a [1-1] após [FAIL]
ser exibido.
Retorne a [1-1]

NOTA Se a calibração zero tiver falhado desde que o ponto zero flutuou significativamente em torno de zero,
retorna a [1-1] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS] ser exibida. Nesse caso, o ajuste zero não
foi concluído.

- 28 -

5 Como utilizar

5-6. Como sair

<Exibição da definição [1-2]>
Exibe vários valores de definição.

[1-2]
Pressione a tecla SET.

Visor do ponto de ajuste
do alarme

50

Visor do tempo de atraso
de alarme (segundos)

Visor do valor desupressão zero

9
[AL.]

: O contato é ativado devido ao
alarme de gás.
[FAU.]: O contato é ativado devido ao
alarme de falha.
[A.] ou [F.] : O contato é ativado devido ao
alarme de gás ou alarme defalha.

Visor de especificação docontato do alarmePara [1-2]

5-6. Como sair
Para desligar o detector, desligue a fonte de alimentação (24 V CC) no detector.






AVISO
Quando se desliga o detector, pode disparar um alarme no sistema (central) superior.
Antes de desligar o detector, o sistema INHIBIT (avançar ponto) no sistema superior (central)tem de ser ativado. Decida se a alimentação pode ser desligada verificando o funcionamento
dos dispositivos conectados à saída externa ou ao terminal de saída de contato externo do
detector.
Se o contato do alarme estiver energizado (opção), é ativado quando o detector está
“DESLIGADO”.

- 29 -

6 Operações e funções

6-1. Ativação do alarme de gás

6

Operações e funções
6-1. Ativação do alarme de gás
Alarme de gás: Ativado quando a concentração de gás detectada atinge ou ultrapassa o valor do ponto de
ajuste do alarme. <<Operação de reinicialização automática>>

NOTA
O ponto de ajuste do alarme está definido de fábrica. Apesar do tempo de atraso de alarme (padrão: 2
segundos) funciona no detector para evitar uma ativação falsa e pode cancelar-se se não for necessário.

<Operação do visor>
Visor de concentração do gás
Em caso de acima da faixa de detecção exibe-se (Over Scale), [∩∩∩∩] no LED.
Luz indicadora de alimentação (POWER: verde)Durante o funcionamento, esta acende continuamente.
Luz indicadora de alarme (ALM: vermelha)
Acende quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido ou excedido.

<Ativação do contato>
O contato é ativado quando a concentração de gás atinge ou excede o valor do ponto de ajuste do alarme(somente quando o alarme é usado).
A ativação do contato é reinicializada automaticamente quando a concentração de gás desce abaixo dovalor do ponto de ajuste do alarme.

Ponto de ajuste do alarme
Concentração

0
Tempo

Tempo de atraso de alarme (2 segundos)- 30 -Luz de alarme (ALM)
Contato do alarme (placa terminal 4, 5)

6 Operações e funções

6-2. Ativação do alarme de falha<Resposta a alarme de gás>
Um valor de concentração de gás ultrapassa o ponto de ajuste do alarme.
Quando um alarme de gás disparar, tome ações em conformidade com suas regras de gerenciamento dealarme de gás.
Normalmente, tome as ações seguintes.


Verifique a leitura do detector.

NOTA
Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando
um alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura poderá
já ter descido.
Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a acessarà zona monitorada para garantir a segurança.
Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em
seguida, verifique se a leitura da concentração de gás desceu.
Acesse ao ponto de vazamento de gás, equipado com uma engrenagem protetora para evitar
perigos causados pela probabilidade de gases remanescentes e verifique se os gases
permanecem ou não usando um detector de gás portátil.
Verifique se o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás.

6-2. Ativação do alarme de falha
É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Após um alarme de falha ter disparado, a luz
de falha (amarela) acende e exibe-se uma mensagem de erro no LED. Determine as causas e tome asações adequadas.
Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo
após ter sido ligado (ligação inicial).
Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN KEIKI.

<Operação do visor>
Visor de detalhes de falhas
Exibe uma mensagem a indicar os detalhes da falha.
Luz de falha (FAULT: amarela)
Acende quando ocorre uma falha.

NOTA
Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte '9. Resolução de problemas'.

- 31 -

6 Operações e funções

6-3. Operação de saída externa

6-3. Operação de saída externa
Transmissão de corrente elétrica (não isolada) 4 - 20 mA
CVVS
CVVS 1,25 mm2: Máximo 1,25 km
CVVS 2,0 mm2: Máximo 2,0 km
Abaixo de 300 Ω
4 - 20 mA (valor de saída)
0 mA
Dependendo da definição da seção 9.
Definição 2,5 mA: 2,5 mA
4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: 4 mA
4 - 20 mA (saída de concentração)4 - 20 mA (saída de concentração)Sistema de transmissão de sinal
Caminho de transmissão
Distância de transmissão
Resistência de carga de conexãoModo
1
Alimentação desligada
2Ligação inicial
3
4

6
7

Modo detecção (sem alarme)
Modo detecção (alarme de
gás)
Modo Detecção
(Escala completa)
Alarme de falha
INHIBIT

8

Teste do alarme

9

Modo manutenção

5

Menos de 22 mA:saída linear (saída de concentração)Excede 22 mA : 22 mA (Fixo)
0,5 mA (Fixo)
Dependendo da definição da seção 9.
Definição 2,5 mA: 2,5 mA
4 mA, HOLD, definição 4 - 20 mA: 4 mA
Definição LIGADA saída: 4 - 20 mA (saída de concentração)Definição DESLIGADA saída: 4 mA
Definição 2,5 mA: 2,5 mA
Definição 4 mA: 4 mA
Definição de HOLD: O valor anterior retido
Ajuste 4 - 20 mA: 4 - 20 mA (saída de concentração)Exemplo de concentração de gás e saída externa
Saída externa
22 mA
20 mA

Modo detecção
Modo manutenção

4 mA
2,5 mA
Supressão zero0

Concentração de gás
Escala máxima

Especificação de 4 - 20 mA(Saída de manutenção: definição 2,5 mA)
Transmissão de corrente contínua (não-isolada) 4 20 mA
A saídade 4 - 20 mA já estáCVVS
ajustada. No caso de escala em excesso, uma saída não
Caminhode transmissão
ultrapassará
22
mA.
Distância de transmissãoCVVS 1,25 mm2: Máximo 1,25 km

A saída durante a INHIBIT ou ligação inicial
baseia-se na definição de saída de 4 - 20 mA no
CVVS 2,0 mm2: Máximo 2,0 km
modo manutenção.
Resistência
de cargaquandodeAbaixoé de300 Ωou se altera a especificação, tenha cuidado com a
Em particular,o detector
iniciado
conexão
definição da saída de cerca de 4 - 20 mA. Compreenda como o detector funciona e, se
1Modo Detecção
4 -que20 mA(saídade concentração)necessário,tome ações parao ladodo receptor
de sinal possa preparar-se para evitar(Semalarme)alarmes falsos.

CUIDADO- 32 -

6 Operações e funções

6-4. Outras funções

6-4. Outras funções
<Função supressão>Os sensores usados com o detector são influenciados por alterações ambientais (temperatura, umidade eoutras características) ou gases interferentes (características de interferência) em uma medição pequena,
que afeta a leitura. Portanto, a leitura pode ter flutuado em torno de zero, mesmo em um ambiente normal.
Esta função oculta as influências de alterações ambientais e os gases em torno de zero que não têm
significado para você para suas regras de gerenciamento de alarme de gás. Usa-se esta função paraocultar (suprimir) a flutuação da leitura sob o valor de definição, indicando zero.

<<Exemplo>>
Supressão desativada
Como leitura exibe-se uma flutuação ao redor
de zero.

Supressão ativada
Uma flutuação abaixo do valor de definição é ocultada
com zero.
(Supressão zero)

NOTA




A função supressão está definida de fábrica. O valor da definição padrão é 6 % F.S.
No modo manutenção, esta função está desativada e exibe-se a flutuação da leitura abaixo do valor
da definição.

CUIDADOUma leitura abaixo de zero é suprimida com a supressão 10 % FS.
Uma leitura que chega a 10 % FS ou mais abaixo de zero é exibida como [-0.0], o que impede uma
detecção de gás de precisão e necessita de ajuste zero.

- 33 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

7

Manutenção
O detector de gás é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do detector de gás e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

7-1. Intervalos e itens de manutenção


Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
Manutenção mensal: Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez pormês.
Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter odesempenho como uma unidade de segurança.
Item demanutenção

Verificação dafonte dealimentação
Verificação dovisor deconcentração
Verificar a taxa
de fluxo
Verificação dofiltroTeste do alarme
Ajuste deamplitude
Verificação doalarme de gás

Conteúdo da manutenção

Manutenção diária

Manutenção
mensalManutenção
regular

























－





－

－



－

－



Verifique se a luz de alimentação acende.
Verifique se o valor do visor de concentração é zero.
Quando a leitura for incorreta, execute o ajuste zero
após garantir que não existem gases deinterferência ao redor do mesmo.
Verificar a taxa de fluxo para encontrar
anormalidades.
Verifique o filtro do pó relativamente a poeira ou
entupimento.
Inspecione o circuito do alarme usando a função
teste do alarme.
Realize o ajuste de amplitude usando o gás decalibração.
Verifique o alarme de gás usando o gás decalibração.

<Sobre os Serviços de Manutenção>Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e
manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija
de gás de concentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento
em segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, entre em contato com a
RIKEN KEIKI.

- 34 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

Serviços principais
Verificação dafonte dealimentação

:Verificação dovisor deconcentração
Verificar a taxa
de fluxo:

Verificação dofiltroTeste doalarme:Ajuste deamplitude
Verificação doalarme de gás:

Limpeza e
reparo do
dispositivo(Diagnósticovisual)Verificação deoperação dodispositivo
Substituição
de peças
consumíveis

:

:

:

:

Verifica a voltagem da fonte de alimentação.
Verifica se a luz de alimentação acende.
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.)(Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica a operação com
a UPS.)
Verifica se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 vol % no medidor de
deficiência de oxigênio) usando o gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do ar fresco) se a leitura for incorreta.
Verifica o indicador de taxa de fluxo para procurar anomalias.
Verifica a taxa de fluxo usando um medidor de fluxo externo para verificar a precisão doindicador de taxa de fluxo no detector de gás. Se a taxa de fluxo estiver incorreta, executa
o ajuste da taxa de fluxo.
Verifica o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.
Substitui um filtro do sujo ou entupido.
Inspeciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme.
Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação do ALM1).

Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, como uma buzina.)
Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.
Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.

Verifica o alarme. (Verifica o acionamento do alarme quando o ponto de ajuste do
alarme é atingido.)
Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja
disparado.)
Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação do ALM1).

Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes externos, tais como uma
buzina ou um sinal de reinicialização.)Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peças internas do detector.
Limpe e repare tais peças do detector.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

:

Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

:

Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

- 35 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)
AVISO
Após a conclusão do ajuste, nunca deixe de pressionar a tecla MENU/ESC para retornar ao modo
detecção.
(Se o detector permanecer no modo manutenção regular, retorna automaticamente ao modo
detecção no espaço de dez horas.)
Modo

Modo
manutenção
(Manutenção
regular)

Item

Visor LED

Modo teste

2-0

Ajuste zero
Ajuste de amplitude
Inicialização amplitude/zero

2-1
2-2
2-3

Definição ambiental

2-4

Visor

2-5

Muda para o modo usina
Muda para o modo usuário

2-6
2-7

Detalhes
Efetua vários testes.
2-0.0 Teste de gás
2-0.1 Teste do alarme
2-0.2 Teste de falha
2-0.3 Teste do LED
2-0.4 Teste da memória
Executa o ajuste zero.
Executa o ajuste de amplitude.
Inicializa os valores de amplitude/zero.
Usa-se para várias definições ambientais.
2-4.0 LIGAR/DESLIGAR a fonte de alimentação dosensor
2-4.1 Definição INHIBIT
2-4.2 Configuração do ponto de ajuste do alarme
2-4.3 Definição do tempo de atraso de alarme
2-4.4 Padrão de configuração do alarme
2-4.5 Configuração de tipo de supressão zero
2-4.6 Configuração de valor de supressão zero
2-4.7 Configuração de especificação de contato dealarme2-4.8 configuração de contato desenergizado/
energizado
2-4.9 Seleção de seguidor zero
2-4.A Configuração de saída externa do modo
manutenção
2-4.B Ajuste de saída externa
2-4.C Configuração de saída de teste do alarme
2-4.E Configuração da senha
2-4.F Configuração do padrão do alarme de falha
Exibe várias configurações elétricas.
Tipicamente não é usado pelo usuário.
Não usado.
Retorna ao modo usuário.

Modo usuário
Em [1-3], pressione a tecla SET.

Em seguida, pressione a tecla
SET novamente durante trêssegundos.
Modo manutenção regular[2-0] Modo teste
Efetua vários testes.

Modo teste=> P38- 36 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)[2-1] Ajuste zero
Executa o ajuste zero.

Ajuste zero[2-2] Ajuste de amplitude
Executa o ajuste de amplitude.

Ajuste de amplitude=> P45=> P43[2-3] Inicialização
amplitude/zero
Inicie o ajuste de amplitude/
zero após substituir o sensor.
Definição ambiental=> P42[2-4] Definição ambiental
Definir várias operações efunções.
[2-4.0] e [2-4.3] a [2-4.F] são
predefinidos de fábrica.
Tipicamente não são usados
pelo usuário.

[2-5] Visor de várias
configurações elétricas
Exibe várias configurações
elétricas. Não é usado pelo
usuário.
[2-6]
Entra no modo usina. Não é
usado pelo usuário.

Exibe-se [rET.] Pressione atecla SET novamente para
retornar ao modo usuário.

[2-7]
Retorna ao modo usuário.

Para [2-0] Modo teste- 37 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)<Modo teste [2-0]>[2-0]
Pressione a tecla SET.

[2-0.0] Teste de gás

Teste de gás[2-0.1] Teste do alarme

Teste do alarme=> P39[2-0.2] Teste de falha

Teste de falha=> P40[2-0.3] Teste do LED

Teste do LED=> P40[2-0.4] Teste de memória

Teste de memória=> P41=> P39Para [2-0.0]





AVISO
Antes de iniciar o teste do alarme (teste de transmissão), forneça uma notificação às seções
relacionadas para que elas possam preparar-se para anomalias falsas (sinais de saída externae contato do alarme). Após a conclusão do teste, nunca deixe de pressionar a tecla
MENU/ESC para retornar ao modo detecção. (Se o detector permanecer no modo teste do
alarme, retorna automaticamente ao modo detecção no espaço de dez horas.)
No modo teste do alarme, a concentração de gás igual à leitura sai sempre mesmo no modo
manutenção, dependendo da definição. Se necessário, tome ações para que o lado do
receptor de sinal possa preparar-se para evitar alarmes falsos.

- 38 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)<Teste de gás [2-0.0]>[2-0.0]Pressione a tecla SET.

Introduza o gás de teste e efetue o testede gás.

50
Pare de introduzir o gás de teste. Quando aleitura descer, pressione a tecla MENU/ESC
para cancelar o teste e retornar ao estado
original.
Para [2-0.0]

AVISO
Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem serativados por um teste de gás mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.

<Teste do alarme [2-0.1]>[2-0.1]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste do alarme(A definição do contato é "Alarme", ou"Alarme ou falha")
Selecione DESLIGAR/LIGAR e, em
seguida, pressione a tecla SET.

50
Execute o teste de alarme aumentando ou
diminuindo a leitura com a tecla ▲ ou ▼.
Pressione a tecla MENU/ESC para cancelaro teste e retornar ao estado original.
Para [2-0.1]

AVISO
Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem serativados por um teste de alarme, mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.

- 39 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)<Teste de Falha [2-0.2]>[2-0.2]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste de falha
Selecione [ON]/[OFF].
Seleccione [ON] e pressione a tecla SET
para disparar o alarme de falha.
Regresse a [OFF] e pressione a tecla SET
para cancelar o teste.
(Pressionar a tecla MENU/ESC também
permite cancelar o teste e retornar ao estado
original.)

AVISO
Tenha cuidado para realizar o teste porque o contato e a saída de concentração de gás podem serativados por um teste de falha mesmo no modo de manutenção, dependendo do ajuste.

<Teste do LED [2-0.3]>[2-0.3]Pressione a tecla SET.

LIGAR/DESLIGAR teste do LED
Selecione [ON]/[OFF].
Seleccione [ON] e pressione a tecla SET para
ligar os LED (POWER, ALM, FAULT) e para
exibir a concentração de gás de [8.8.8.8.].
Regresse a [OFF] e e pressione a tecla SET
para cancelar o teste.
(Pressionar a tecla MENU/ESC também
permite cancelar o teste e retornar ao estado
original.)- 40 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)<Teste de memória [2-0.4]>[2-0.4]Pressione a tecla SET.

Quando [StA.] for exibido, pressione a tecla
SET novamente.

Quando [CAL.] for exibido, o teste damemória é executado.

Quando a memória estiver correta como
resultado do diagnóstico, exibe-se [PASS].
Pressione a tecla SET para retornar ao
estado original.

Para [2-0.4]

NOTA
Quando forem detectadas anomalias na memória como resultado do diagnóstico, PASS não é exibido. É
exibido [F-RA] para a falha da RAM e [F-RO] é exibido para a falha da ROM. Para a falha da RAM e a falha
da ROM, [F-RA] e [F-RO] exibem-se alternadamente.

- 41 -

7 Manutenção

7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular)<Definição ambiental [2-4]>
Define várias operações e funções na definição ambiental.
<<Definição ambiental 1>>[2-4] Definição ambiental
Pressione a tecla SET.

[2-4.0]Estão definidos de fábrica enão são usados tipicamente
pelo usuário.

[2-4.1] DEFINIÇÃO INHIBITDefinição INHIBIT.
Selecione [OFF]/[ON] e, em
seguida, pressione a tecla SET
para confirmar a seleção.
Quando se seleciona ON, no
modo detecção [InHI.] e [0.0](valor da concentração de gás)exibem-se alternadamente noLED. Como resultado, não é
disparado um alarme para odispositivo externo.

[2-4.2] Configuração do ponto
de ajuste do alarme
Defina o ponto de ajuste do
alarme.

Configuração do ponto
de ajuste do alarme=> P42[2-4.3] a [2-4.F]Estão definidos de fábrica enão são usados tipicamente
pelo usuário.

Para [2-4.0]<Configuração do ponto de ajuste do alarme [2-4.2]>[2-4.2]Pressione a tecla SET.

Configuração do ponto de
ajuste do alarme
Altere o valor pressionando a
tecla ▲ ou ▼, e então
pressione a tecla SET para
confirmar o valor. (Pressione atecla MENU/ESC para retornar
ao estado original.)

50
Retorne ao [2-4.2]- 42 -

7 Manutenção

7-3. Método de calibração

7-3. Método de calibração
Efetue uma calibração em cada modo (modo deajuste de zero e modo de ajuste de amplitude)
usando o gás de calibração.

Gás de ajuste zeroGás de calibração (coletado em um sacode amostragem de gás)
Sacos de amostragem de gás<SD-1DEC>

Medidor de fluxo
Bomba
P
Saco deamostragemde gás->SAÍDA->
ENTRADAGás deescapeVálvula de agulha<Ajuste zero [2-1]>
Usa-se para efetuar o ajuste zero.

AVISO
Quando o ajuste zero for realizado na atmosfera, verifique a atmosfera quanto ao frescor antes deiniciar o ajuste. Se existirem gases de interferência, o ajuste não pode ser efetuadoadequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.

NOTA



Antes de iniciar o ajuste zero, forneça o detector com gás de ajuste zero e aguarde até que oindicador estabilize.

- 43 -

7 Manutenção

7-3. Método de calibração

[2-1]
Pressione a tecla SET.

Visor do valor de concentração atualPressione a tecla SET para efetuar o ajuste
zero.

2

Debaixo de Ajuste Zero (exibe-se [CAL.])
Aguarde algum tempo até que o ajuste
esteja concluído.

Ajuste zero concluído
Retorna automaticamente a [2-1] após
[PASS] ser exibido.

Retorne a [2-1]* Se o ajuste zero tiver falhado, retorna
automaticamente a [2-1] após [FAIL] serexibido.

Retorne a [2-1]NOTASe o ajuste de zero falhou desde que o ponto zero foi flutuado significativamente de cerca de zero,ele retorna para [2-1] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS]. Nesse caso, o ajuste zero não foi
concluído.

- 44 -

7 Manutenção

7-3. Método de calibração

<Ajuste de amplitude [2-2]>
Usa-se para efetuar o ajuste de amplitude.



CUIDADO
Antes de iniciar o ajuste de calibração, forneça ao detector o gás de calibração e aguarde atéque a leitura esteja estabilizada.

[2-2]
Pressione a tecla SET.

Introdução de gás
Introduza um gás e, em seguida,pressione a tecla SET quando a leitura
tiver estabilizado.
* No caso de menos de 10 % F.S., isto não
pode ser definido.

45

50

Ajuste de amplitude
Como a leitura será fixa, ajuste a
concentração de gás introduzidapressionando a tecla ▲ ou ▼.
Após ajustar o valor, pressione a tecla
SET.

Ajuste de amplitude concluído
Retorna automaticamente a [2-2] após
[PASS] ser exibido.

Retorne a [2-2]* Se o ajuste zero tiver falhado, retorna
automaticamente a [2-2] após [FAIL] serexibido.

Retorne a [2-2]NOTA

 Se o ajuste de amplitude falhou desde que a leitura oscilou significativamente a partir da concentração
de gás introduzida, ele retorna a [2-2] após a exibição de [FAIL] em vez de [PASS]. Nesse caso, oajuste de amplitude não foi concluído.
Verifique se a concentração correta do gás de calibração foi fornecida e verifique a ferramenta deajuste de gás para um vazamento de gás. Se houver erros, efetue o ajuste de amplitude novamente.
Se não for possível efetuar o ajuste de amplitude, mesmo sem a ocorrência de erros ou após a nova
calibra, a vida útil do sensor de gás poderá ter expirado. Após desligar a fonte de alimentação, porfavor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

- 45 -

7 Manutenção

7-4. Peças de reposição

7-4. Peças de reposição
<Substituição do Sensor>
A substituição do sensor de gás é feita de acordo com os seguintes procedimentos.
(1) Desligue a fonte de alimentação (24 V CC) do detector.
(2) Depois de soltar o parafuso sextavado (2 lugares) por chave sextavada (tamanho nominal 2), remova egire a tampa do aspirador.
(3) Remova o protetor contra chamas, adaptador (somente CO), filtro de carvão vegetal (somente CO).
(4) Remova o sensor e monte um novo sensor.

Sensor* Quando colocado no sensor, NÃOarranhe a parte fosca da lateral dosensor e o interior do adaptador.

Protetor contra chamas

Vedante de borracha
Filtro de carvão vegetal (somente CO)

Tampa do aspirador

Adaptador (somente CO)

Parafuso sextavado(2 lugares)(5) Depois de substituir um sensor, colocar uma tampa do aspirador e fixar firmemente o parafuso defixação hexagonal (2 lugares).

Porca※É eficiente colocar uma porca na
frente deixar.

NOTA・ Rode para encaixar o sensor no detector.
(6) Após a substituição do sensor, ligue a energia e aqueça, depois faça o ajuste de ponto zero e ajuste deamplitude (ajuste de ar) por '7-3. Método de calibração'.

NOTA
A calibração do gás usando o gás standard é necessária após a substituição do sensor. Peça-o ao nosso
departamento de vendas no estrangeiro ou aos representantes locais.

- 46 -

7 Manutenção

7-4. Peças de reposição

AVISO

 NÃO troque nenhuma peça enquanto ligar a eletricidade. Pode provocar fogo.
 Desligue o fornecimento de energia elétrica e depois substitua as peças.

<Substituição de Peças de Substituição Regular>
A substituição do anel deslizante e do selo de borracha é feita de acordo com os seguintes procedimentos.
(1) Após soltar o parafuso sextavado por chave sextavada (tamanho nominal 2), gire a tampa do aspirador
e remova o protetor contra chamas e o sensor.
(2) Substitua o anel deslizante, vedação de borracha e filtro de carvão e, em seguida, o sensor, protetor
contra chamas e tampa do aspirador são montados sequencialmente. Em seguida, aparafusar aproteção do sensor com parafuso de fixação sextavado (2 lugares).

Adaptador(somente CO)
Protetor contra chamas
Vedante de borracha

Tampa do aspirador

Filtro de carvão vegetal CF-80(somente CO)Anel deslizante

Parafuso sextavado(2 lugares)
Lista de peças de substituição regular recomendadas

*

Nº

Nome

Intervalos demanutenção

Intervalos deQuantidade
substituição (ano) (peças/unidade)1

Vedante de borracha

6 meses

3 - 8 anos

12Anel deslizante

6 meses

3 - 8 anos

1

3

Tampa do aspirador

6 meses

3 - 8 anos

1

4

Filtro de carvão vegetal CF-80(somente CO)

6 meses

1 ano

1A operação deve ser verificada após substituição por um engenheiro de serviço qualificado. Para ofuncionamento e a segurança estáveis da unidade, peça a um engenheiro de serviço qualificado que
se encarregue da substituição de peças em que o funcionamento seja necessário verificar. Solicite à
RIKEN KEIKI verificação da operação.

NOTA

 Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar
dependendo das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O
resultado da manutenção regular pode determinar quando substituir as peças.
- 47 -

8 Armazenamento, recolocação e eliminação 8-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo

8

Armazenamento,
recolocação e eliminação
8-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás
ou deixá-lo fora de serviço durante um período
longo
O detector de gás tem de ser armazenado sob as condições ambientais seguintes.
Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
Em um local onde não estejam presentes gases, solventes ou vapores.

8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou
usá-lo novamente
Quando o detector for relocalizado, selecione uma localização nova com o ‘4-2. Precauções para locais deinstalação’ e ‘4-4. Como instalar’.
Para mais informações sobre a ligação, ver ‘4-6. Como ligar’. O tempo sem alimentação deve serminimizado quando o detector for relocado.



CUIDADOAo usar um detector relocalizado ou parado/armazenado novamente, nunca deixe de realizar
uma calibração. Para informações sobre reajuste incluindo uma calibração, entre em contato
com a RIKEN KEIKI.

8-3. Eliminação de produtos
Para descartar o detector, é necessário que seja tratado adequadamente como um resíduo industrial deacordo com os regulamentos locais.

- 48 -

9 Resolução de problemas

9

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector
mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, contacte o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os
representantes locais.

<Anomalias na Unidade>Sintoma/visor

A alimentação
não pode serligada.

Operações
anormais

Anomalias do
sensor[E-1]

Anomalias dosistema
[E-9]

FAULT

―

―

●

CausasA ligação não está correta.
A placa terminal estáremovida.

AçõesConecte a ligação corretamente.
Conecte a placa terminal corretamente.

Anomalias/falha de energia
momentâneas do sistemade alimentação.

Forneça a voltagem nominal.
Tome medidas tais como verificar ou adicionar a
UPS, o filtro em linha da fonte de alimentação eo transformador de isolamento.

Anomalias do cabo
(circuito aberto/não
conectado/curto-circuito)

Verifique a ligação do detector e os dispositivos
relacionados periféricos.

Perturbações por ruído depico súbito, etc.

Desligue e reinicie a unidade do alarme /indicador.
Se tal sintoma se observar frequentemente,
tome as medidas adequadas para eliminar oruído.

O sensor não estáconectado, ou estáconectado incorretamente.
A flutuação zero causada
por alterações ambientais
ou deterioração porenvelhecimento está fora
da faixa do seguidor zero.
Falhas do sensor
A voltagem nominal não é
fornecida para o detector.
Anomalias da ROM, RAM,
ou EEPROM dentro do
detector.

●
A saída externa 4 - 20 mAnão é produzida
corretamente- 49 -

Verifique se o cabo está firmemente fixado na
placa terminal.
Execute o ajuste zero. Se o sintoma persistir
após o ajuste zero, substitua o sensor por um
novo.
Substitua o sensor por um novo.
Verifique a fonte de alimentação e forneça avoltagem nominal.
Contacte o nosso departamento de vendas no
estrangeiro ou os representantes locais.
Verificar se o cabo para saída externa estáconectado corretamente. (Deterioração do cabo,
conexão do sistema host, etc.).
Se a saída não for necessária, conectar uma
resistência ao terminal, como mencionado em
P17.
Se estiver conectado corretamente, entre em
contato com nosso departamento de vendas noexterior ou com agentes locais, pois pode ocorrer
uma falha dentro deste detector.

9 Resolução de problemas

8-3. Eliminação de produtos<Anomalias das leituras>
Sintomas

A leitura sobe (desce) epermanece inalterada.

CausasFlutuação da saída
do sensor.
Presença de gás deinterferência
Vazão lenta
Alterações
ambientais
Presença de gás deinterferência

Um alarme de gás
dispara apesar de não
existir vazão de gás enão haver outras
anomalias no ponto dedetecção.

Resposta lenta

Impossível efetuar oajuste de amplitude

Perturbação por
ruído

Alteração súbita noambiente.

Filtro do pó
entupido
Tubo de sucção ou
de exaustão
dobrado, entupido
ou com vazamento
Forma-secondensação nointerior do tubo desucção.
Sensibilidade dosensor deteriorada
Concentração do
gás de calibração
inadequada
Sensibilidade dosensor deterioradaAçõesExecute o ajuste zero.
Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.
Uma quantidade muito pequena do gás a ser detectado
pode estar vazando (vazão lenta). Se ignorar isso podecausar perigos. Tome uma medida de correção, por ex.,tomando ações como as para o alarme de gás.
Efetue o ajuste zero (ajuste do AIR).
Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.
Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as
medidas adequadas para eliminar o ruído.
Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda
subitamente, o detector não pode ajustar-se e é afetado
por isso.
Em alguns casos, o detector dispara um alarme deindicação.
Como o detector não pode ser usado sob alterações
ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve tomarquaisquer ações preventivas para eliminá-las.
Substitua o filtro do pó.

Repare as peças com defeito.

Repare as peças com defeito.
Substitua o sensor por um novo.
Use o gás de calibração adequado.
Substitua o sensor por um novo.

- 50 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

10

Especificações do produto
10-1. Lista de especificações
<Especificações ATEX/IECEx/INMETRO>
ModeloPrincípio de detecção
Gás detectável
Visor de concentração do gás
Faixa de medição
Resolução
Método de detecção
Taxa de sucção
Ponto predefinido de alarme
Indicação de potência
Saída
Precisão do alarme(Sob uma condição idêntica)

Tempo de atraso de alarme(Sob uma condição idêntica)

Tipo de alarme de gás
Indicação do alarme de gásAção do alarme de gás
Alarme de problema・
Autodiagnóstico
Indicação de problema do
alarmeAção de alarme de problema
Contato do alarme
Capacidade de contato
Esquema de transmissão
Especificação detransmissão
Cabo de transmissão
Distância de transmissão
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porto de cabeamento
Porta da tubulação
Ligação inicial
Temperatura de operação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Grau de proteção contra
explosão

SD-1DEC
Método eletroquímico
H2S/COLED (4 dígitos・7 segmentos)
H2S: 0 - 30 ppm ou 0 - 50 ppm ou 0 - 100 ppm
CO: 0 - 75 ppm ou 0 - 150 ppm ou 0 - 200 ppm ou 0 - 250 ppm ou 0 - 300 ppm
Depende da faixa de medição
Método de sucção (despejado por unidade externa)
1,5 ± 0,1 L/min
Depende do gás detectável
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás
Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarmecomum)
Menos de ±30 % para o valor do ponto de ajuste de alarme
Menos de 30 seg (ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o ponto de pré-ajuste do
alarme) (sem tempo de atraso da tubulação)Alarme único (H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema/Falha do sensor
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Autorrecuperação
Contato sem voltagem 1a
Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em
alarme)30 V CC・0,5 A (carga resistiva)
Transmissão analógica a três fios
(em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3 núcleos (quando o contato não é usado)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
24 V CC ± 10 %MAX. 1,1 W
Adaptador A<NPT1/2> ou Adaptador B<NPT3/4> ou Adaptador<M20  1,5> ou método
de embalagem à prova de chamas<G3/4>(Cabos compatíveis de φ9,6 - 13,0 mm dediâmetro externo)
Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t・PTFE)
Aprox. 25 seg-10 - +40 ℃(sem rápida variação)UR 30 - 80 % (sem condensação)Tipo de montagem na parede
Estrutura à prova de chamas
Ⅱ 2 G Ex db ⅡC T6 Gb (ATEX) / Ex db ⅡC T6 Gb (IECEx/INMETRO)- 51 -

10 Especificações do produto
Outras dimensões
Peso
Cor

10-1. Lista de especificações
Aprox. 148 (L)  200 (A)  88 (P) mm (excluindo projeção)Aprox. 2,6 kg
Munsell 7.5BG5/2

Desenhos esboço

Visor

Parte de entrada do cabo externopara sinais/alimentação

Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo- 52 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

<Especificações Japan Ex>
ModeloPrincípio de detecção
Gás detectável
Visor de concentração
do gásFaixa de medição
Resolução
Método de detecção
Taxa de sucção
Ponto predefinido dealarmeIndicação de potência
Saída

Precisão do alarme

SD-1DEC
Método eletroquímico
H2S/COLED (4 dígitos・7 segmentos)
H2S: 0 - 30 ppm ou 0 - 50 ppm ou 0 - 100 ppm
CO: 0 - 75 ppm ou 0 - 150 ppm ou 0 - 200 ppm ou 0 - 250 ppm ou 0 - 300 ppm
Depende da faixa de medição
Método de sucção (despejado por unidade externa)
1,5 ± 0,1 L/min
Depende do gás detectável
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás
Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarmecomum)
Menos de ±30 % para o valor do ponto de ajuste de alarme(Sob uma condição
idêntica)

Tempo de atraso dealarmeMenos de 30 seg (ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o ponto de pré-ajuste do
alarme) (sem tempo de atraso da tubulação)(Sob uma condição
idêntica)

Tipo de alarme de gás
Indicação do alarme degásAção do alarme de gás
Alarme de problema・
Autodiagnóstico
Indicação de problema
do alarmeAção de alarme deproblemaContato do alarme
Capacidade de contato
Esquema detransmissão
Especificação detransmissão
Cabo de transmissão
Distância detransmissão
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porto de cabeamento
Porta da tubulação
Ligação inicial
Temperatura deoperação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra
explosão
Grau de proteção contra
explosão
Outras dimensões
Peso
Cor

Alarme único (H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema/Falha do sensor
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo
Autorrecuperação
Contato sem voltagem 1a
Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em normal (sem estímulo em
alarme)250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Transmissão analógica a três fios
(em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3 núcleos (quando o contato não é usado)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
24 V CC ± 10 %MAX. 1,1 W
Método de embalagem à prova de fogo <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm nodiâmetro externo )Rc 1/8 (com união de cotovelo PP para tubo D.Eφ6-1t・PTFE)
Aprox. 25 seg-10 - +40 °C (sem rápida variação)UR 30 - 80 % (sem condensação)Tipo de montagem na parede
Estrutura à prova de chamas
Ex d ⅡC T6 X
Aprox. 148 (L)  200 (A)  88 (P) mm (excluindo projeção)Aprox. 2,6 kg
Munsell 7.5BG5/2- 53 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

Desenhos esboço

Visor

Parte de entrada do cabo externopara sinais/alimentação
Saída de gás
Entrada de gás

Passagem de fluxo- 54 -

10 Especificações do produto

10-2. Princípio de detecção

10-2. Princípio de detecção
[Princípio de detecção]Um sensor do tipo eletroquímico eletrolisa um gás diretamente, mantendo a interface entre eletrodo eeletrólito a um potencial constante (tensão de polarização). Um gás é eletrolítico por uma célula deeletrólise à qual é aplicado um certo potencial (tensão tendenciosa), e o gás é detectado a partir dacorrente eletrolítica gerada naquele momento.
WE
REF

Potenciostato
circuito

Saída

CE
WE: Eléctrodo de trabalho
CE: Eléctrodo de contador- 55 -

11 Definição de termos

11

Definição de termos
Tipo eletroquímico
Ligação inicial
Escala máxima
ppm
CalibraçãoSupressão zero
Tempo de atraso dealarmeINHIBIT

Este é um princípio do sensor instalado na cabeça detectora.
Veja o ‘10-2. Princípio de detecção’ para detalhes.
A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar a alimentação.
Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante esse tempo.
Valor máximo da faixa de detecção.
Uma unidade de concentração que significa uma parte por milhão do gás combustível
a detectar.
Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás de calibração.
Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem.
Uma função que suspende temporariamente a ativação para evitar que um alarmefalso seja causado por ruído a partir do exterior.
A função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante a manutenção,etc., do detector.
A isto também se chama “avanço de ponto”, que tem a mesma função.

- 56 -

Histórico de Revisão
EdiçãoRevisão

Data deemissão

0Primeira edição (PT2E-1789)

05/13/2021

1

Declaração de conformidade

11/12/2021

2

P51 Capacidade de contato

05/30/2022

3

Declaração de conformidade

05/31/2024