PT0-1960

ポータブルガスモニター
04 Series 用
データロガマネージメントプログラム
SW-04
取扱説明書

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ http://www.rikenkeiki.co.jp/

はじめにはじめに

１．はじめに本取扱説明書に記されている操作方法及び、注意事項は、指定の使用目的に使用する場合のみ適用するものです。本取扱説明書に書かれていない使用方法を行う場合は、当社としては責任は負いかねます。
本取扱説明書では、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8 および Microsoft Windows 10 のコマンド選択やダイアログボックスの設定などの基本的な共通操作については説明していません。初めて Windows をお使いになる方は、最初に Windows のマニュアルなどをお読みになり、Windows の基本的な操作方法を覚えてください。
本取扱説明書では Windows 10 の画面表示例をもとに記載しています。

警告
本製品のプログラム配布用ＣＤの種類は「ＣＤ－ＲＯＭ」です。
一般オーディオ用ＣＤプレーヤーなどでは絶対に再生しないでください。
大音量により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。
注意
ポインティングデバイスの必要性
本ソフトウェアは、マウス・タッチパッドなどのポインティングデバイスを必要とします。
キーボードのみでの操作はできません。

１－１．このプログラムの目的と特徴
本プログラムは、04 Series に搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。
データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。
・ 収集データの一覧表示ができます。
・ 収集データの詳細をグラフ化したり、表にして確認することができます。
・ グラフや、表のデータを印刷して紙で保管できます・ 過去のデータを記録することができます。
・ データを手書きで紙に書き写す必要がなくなります。
・ 複数の機器の管理が容易に行なえます。

おことわり● 本書の内容の全部または一部を当社に無断で転載あるいは複製することは、法令に別段の定めがある場合を除き、堅く禁じられています。
● 本書の内容は、本製品の改良のため予告なく変更することがあります。
● 本製品をご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾契約書」にご同意いただくことが必要です。パッケージを開封された際に、同条項へのご同意があったものとさせていただきますので、ご了承ください。
● 本ソフトウェアは、所定の目的以外の使用はできません。取扱説明書に従わず本ソフトウェアを使用した場合、あるいは独自の改造をした場合、製品の安全と品質が維持できなくなる場合があります。また、これらによって事故が発生した場合は責任を負いかねます。

(c) Copyright 2019 Riken Keiki Co.,Ltd. All rights reserved.
本ソフトウェアの著作権は理研計器株式会社が保有しています。
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8 および Microsoft Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

2 / 49目次

目次

目次
１． はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１－１．このプログラムの目的と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．インストールとアンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－１．使用環境のご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意：CD-ROM の取り扱いのご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－２．ソフトウェアのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－３．インストール作業の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意 : 再インストールにおける過去データの保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意 : インストール注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２－４．アンインストール作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－１．ダウンロード画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 04 Series からデータを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 機器情報データを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 各種データのダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ 本体データの一斉ダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤ 04 Series 本体のデータクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥ 04 Series 本体の電源OFF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦ 自動処理に変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－２．機器情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① データ元の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② ステータス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 校正履歴に関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ センサー警報点の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－３．データ閲覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① データを削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② データの詳細を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 概要表示欄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－４．データ詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 表とグラフの切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② プリンタに印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意：プリンタ設定の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ ファイルに保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ データの概要が同時に知りたいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤ 表の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥ グラフの詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－５．最新校正データ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 表示内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② プリンタに印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ データの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ パスワードの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３－６．設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① フォント・グラフ色の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 本体ステータスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 04 Series 本体への変更通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．データの保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４－１．データの格納構造の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４－２．バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．使用上の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．IrDA 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７－１．赤外線通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８．ファイル構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８－１．インストール直後のカレントディレクトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８－２．運用中のカレントディレクトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
９．ソフトウェア機能諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 / 49

頁
２
２
４４４４
５８
８
９
１１１１１２１３
１４
１５１６
１６
１７
１８１９
１９
２０２０
２１
２２
２２
２３
２６２７
２８
３０
３１
３２
３３３４
３５３６
３７
３８
３９４０
４１４３
４３
４４
４４４４
４５
４６
４７
４７
４８
４８
４８４９

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

２．インストールとアンインストール
２－１．使用環境のご注意点
本プログラムは、Microsoft 社製のオペレーティングシステムである、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8 および MicrosoftWindows 10 上での使用が可能です。他のオペレーティングシステム上での使用はできませんのでご注意ください。
本プログラムの、インストール時には最大約４０MB のハードディスク容量が必要になり、運用時にはデータ数に応じてハードディスク容量が必要になります。容量に十分余裕のある状態でご使用ください。

注意
CD-ROM の取り扱いのご注意点
１． CD-ROM の保管直射日光が当る場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
２． CD-ROM ドライブの指定
スロットインタイプの CD-ROM ドライブでのご使用は避けてください。
CD-ROM に貼付してあるラベルが影響して、CD-ROM の取り出しが上手くできないことがあります。
ご使用になる CD ドライブは、トレイ方式をご使用ください。

２－２．ソフトウェアのインストール
ご使用になる、パーソナルコンピュータの CD-ROM ドライブに本プログラムの納められたインストール CD をセットします。しばらくするとインストール画面が自動的に起動します。
ご使用のパーソナルコンピュータが CD-ROM 自動起動処理に対応していない場合は、以下の方法で作業を進めます。
１． エクスプローラでＣＤ－ＲＯＭドライブを開きます。
２． “setup.exe”ファイルをダブルクリックします。

4 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

２－３．インストール作業の流れ
CD-ROM 挿入後及び、setup.exe をダブルクリック後に以下の画面が立ちあがります。
● セットアップの起動“次へ”ボタンをクリックしてください。
以下の画面が起動します。
● 使用許諾の同意

インストールを行う場合は“次へ”、中止する場合は“キャンセル”ボタンをクリックしてください。
注意：ソフトウェア使用許諾契約書の内容を十分ご理解の上、本ソフトウェアのインストールを進めてください。

5 / 49

インストールとアンインストール● ユーザー情報

インストールとアンインストール“次へ”ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

「ユーザー情報」を入力し、“次へ”ボタンをクリックします。

● インストール先のフォルダ

このフォルダにインストールする場合は、“次へ”ボタンをクリックしてください。別のフォルダにインストールする場合は、“変更”ボタンをクリックします。

6 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール● セットアップの開始“インストール”ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
セットアップ作業が終了すると以下の画面が表示されます。
● 完了“完了”をクリックして、セットアップを完了してください。
セットアップ完了後は、直ちに本プログラムがご使用になれます。
7 / 49

インストールとアンインストール

インストールとアンインストール

注意
再インストールにおける過去データの保存
再インストールを行なう場合は、以下の事項に注意してください。
１． 一度アンインストールを行なってから、再度インストール作業をしてください。
２． 運用したあとで、アンインストールを行なった場合、ファイルが完全に消しきれず残っています。この内“GP04.mdb”はデータベースファイルです。過去データを保存しておきたい場合は、このファイルを別の場所に保存し、フォルダを消去してください。

注意
インストール注意点
本ソフトウェアは Windows システムに各種ドライバーなどのライブラリーが必要です。インストール時に自動的に組み込み処理が起動されます。
システムライブラリーをインストールする際にはアドミニストレータ（管理者）権限でのインストールを要求されます。
この場合は、アドミニストレータでログオンしたうえで、システムライブラリーをインストールしてください。
その後システムの再起動を要求されますので、再起動後に一般ユーザーでログオンしなおし、アプリケーションのインストールを行います。
（ライブラリーも、アプリケーションも CD-ROM 内の setup.exe を起動すれば、インストールすることができます。システムフォル
ダ内に必要なライブラリーがない場合のみアドミニストレータ権限でのインストールが必要になります。）

ネットワーク接続環境下での使用についてネットワークに接続されているパーソナルコンピュータにインストールする場合は、以下の内容をご確認ください。
IrDA 通信は TCP/IP 技術（インターネットなどに使用されている通信技術）の一部を使っており、特殊な通信グループ・ＩＰアドレスを使用します。
これに伴い、強固なインターネットセキュリティーソフトウェアが通信を拒否する場合が発生します。
可能な限りネットワークに接続されていないコンピュータで使用してください。
また、仕方なくネットワークに接続されているコンピュータの場合は、セキュリティー設定を十分ご検討いただいた上で使用してください。

8 / 49インストールとアンインストール●04-Series の選択

インストールとアンインストール“アプリ”をクリックすると以下の画面が起動します。

“04-Series”をクリックします。
● 削除開始“アンインストール”をクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面の“アンインストール”をクリックします。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
注意：アンインストール中に“共有コンポーネントを削除しますか？”とメッセージが出る場合があります。“全て削除”を選ぶと、他のアプリケーションに影響を与える場合がありますので、“全て残す”を選択してください。
10 / 49操作方法

操作方法

⑤ 04 Series 本体のデータクリア● データクリア“ロガデータクリア”ボタンで 04 Series 内部の各種データを削除します。
“ロガデータクリア”ボタンをクリックします。

“はい”をクリックすると、データのクリア処理が開始されます。
削除すると復元することはできません。予めデータを保持するなど必要な処置を行ってください。

⑥ 04 Series 本体の電源 OFF● 電源 OFF“電源 OFF”ボタンをクリックすることで 04 Series 本体の電源を OFF にし、パーソナルコンピュータのシリアルポートを初期化します。
1. “電源 OFF”ボタンをクリックします。

“はい”をクリックすると、04 Series 本体の電源 OFF 処理が開始され、パーソナルコンピュータのシリアルポートが初期化された後、本体からのデータ受信待ちになります。

16 / 49

操作方法

操作方法① データ元の情報● データ元情報
接続されているガスモニタ本体の情報を表示している場合は[接続中]の文字が表示されます。

② ステータス情報● 情報詳細

本体内部に格納されている、“シリアル番号”、“ステーション ID”、“ユーザーID”が表示されます。
注意：この欄は、閲覧のみで変更することはできません。

19 / 49

操作方法

操作方法

③ 校正履歴に関する情報● 校正履歴詳細

内容：
ガス
校正日時
校正前
校正後校正濃度
校正間隔（日）： 各測定ガス名（フルスケール単位）： 前回校正した日付： 前回の校正前濃度： 前回の校正後濃度／校正不良： 自動校正用濃度： 未校正状態での、保証期間 （期限切れになると赤く警告表示されます。）● バンプ試験履歴詳細内容：
ガス
バンプ試験日時
試験結果濃度
試験ガス濃度
バンプ間隔（日）： 各測定ガス名（フルスケール単位）： 前回バンプ試験した日付： 前回の結果濃度： 前回の試験ガス濃度： 未バンプ試験状態での、保証期間 （期限切れになると赤く警告表示されます。）④ 警報点の設定値● 詳細内容：ガス
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA： 各測定ガス名： 1st 警報点の濃度： 2nd 警報点の濃度： 3rd 警報点の濃度： STEL 警報点の濃度： TWA 警報点の濃度

20 / 49

操作方法

操作方法③ 概要表示欄● 内容詳細選択されているデータが通常のデータの場合に、そのデータの概要が表示されます。
インターバルトレンド

名前
測定日時
シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID
データ数
測定間隔（秒）
ガス名（フルスケール）
平均値
最大値
最大値日時
最小値
最小値日時
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA
アラームイベント

DateTime
Gas
Event： イベント発生時刻： 発生したガス： イベントの種類
23 / 49： データ名： 測定開始・終了時刻： 04 Series 本体のステータス： データサンプル数： サンプリング間隔（秒）： ガス（フルスケール）： ガスの平均値： ガスのデータ最大値： 最大値発生時刻： ガスのデータ最小値： 最小値発生時刻： 1st 警報点
： 2nd 警報点
： 3rd 警報点
： STEL 警報点： TWA 警報点

操作方法

操作方法
アラームトレンド

名前
アラーム日時シリアル番号・ステーション ID・ユーザーID
データ数
測定間隔（秒）
ガス名（フルスケール）
値
ワーニング
アラーム
アラーム H
STEL
TWA： データ名： 警報発報時刻： 04 Series 本体のステータス： データサンプル数： サンプリング間隔： ガス（フルスケール）： 警報発報時の濃度： 1st 警報点
： 2nd 警報点
： 3rd 警報点
： STEL 警報点： TWA 警報点

校正履歴

DateTime
GasBefore
After： イベント発生時刻： ガス： 校正前濃度： 校正後濃度

故障イベント

DateTime
Gas/Body
Event： イベント発生時刻： 発生したガスまたは 04 Series 本体： イベントの種類

24 / 49

操作方法

操作方法

バンプ試験

DateTime
Gas
Test Result
ConcentrationJudge： イベント発生時刻： ガス： 試験結果濃度： 試験ガス濃度： 試験判定25 / 49

操作方法

操作方法

印刷例（グラフ印刷）

印刷例（表印刷）

印刷例（校正履歴）

印刷例（アラームイベント）

29 / 49

操作方法
印刷例（故障イベント）

操作方法
印刷例（バンプ試験）

プリンタ設定の注意点①プリンタの詳細設定は、ご使用のプリンタで異なります。お持ちのプリンタの取り扱い説明書をご参照ください。
②本プログラムは“印刷範囲”の項目を指定することはできません。よって、選択した詳細データの一部のみを印刷するような使い方はできません。
③印刷部数の設定は、指定したプリンタによって設定できるプリンタのみ変更可能になります。
ここでの変更は、以後使用する他のアプリケーションにも影響を与えます。（たとえば、印刷部数を 2 部にした場合、他のアプリケーションの印刷も 2 部になる場合があります。）
本プログラムでプリンタ設定を変更した場合で、その後、他のアプリケーションで印刷を行う場合は、そのアプリケーションの印刷設定をご確認してから印刷してください。

30 / 49

操作方法

操作方法

③ ファイルに保存● 保存
1. 画面上の“保存“ボタンをクリックします。

格納したい場所と、ファイル名を指定し、“保存”ボタンでデータが格納されます。
“キャンセル”ボタンで保存をキャンセルします。
注意：表が表示されている場合は、表の内容が CSV 形式で保存されます。
グラフが表示されている場合は、グラフがビットマップ形式で保存されます。

31 / 49操作方法

操作方法

② プリンタに印刷する● 印刷“期限付近データ”または”校正日時リスト”で最新校正日を印刷することができます。
プリンタの選択画面が表示されますので、印刷を行いたいプリンタを選択して“OK”ボタンをクリックします。

37 / 49

操作方法操作方法④ パスワードの変更● パスワードの入力1.データの削除と同じ方法でパスワード画面を表示させ、“パスワード変更”ボタンをクリックします。

2. 適切なパスワードを入力し、“今までのパスワード”ボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。

3. ここで新しいパスワードを入力し、“新しいパスワード”ボタンをクリックします。
4. 再度、同様にパスワードを聞いてきますので、同じ（新しい）パスワードを入力し、“新しいパスワード”をクリックします。

“OK”をクリックすれば、新しいパスワードに更新されます。

注意：インストール直後のパスワードは、“Riken”となっています。（大文字・小文字の区別はありません。）

39 / 49

操作方法

操作方法② 本体ステータスの変更● 変更

1. ステータスエリアの任意のデータを変更します。

“シリアル番号” 20 桁、 内容を変更することができます。
“インターバルトレンド周期”、 “ステーション ID” ユーザーID” をリストから選択し変更することができます。
“未接続時 BLE をｵﾌする”にチェックを入れると、BLE 機能をオンにした後、約 5 分間通信をしないと自動で BLE 機能がオフになります。
”バンプ成功後自動起動”、”校正成功後自動起動”の許可/非許可を設定します。
“日時設定”ボタンで、パーソナルコンピュータ(“PC 日時”)と、04 Series 本体の内部時計（“04-Series 日時”）を同じに合わせます。
注意：各日時エリアは、直接入力できません。
注意：時計セット以外は、ここの変更だけで 04 Series 本体の内容は書き換わっていません。必ず本体への変更要求処理＝送信を行なってください。
注意：“未接続時 BLE をｵﾌする”及び“BLE ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号”は BLE 対応仕様と通信した場合のみ表示されます。

③ 04 Series 本体への変更通知● 変更の通知1. 変更箇所を書き換えて、“送信”ボタンをクリックします。

“はい”ボタンをクリックすると、変更内容を 04 Series 本体に転送、記憶されます。
“いいえ”ボタンをクリックすると、通知をキャンセルします。
注意：変更内容を戻すことはできません。変更通知前であれば、“ダウンロード”画面で、“機器情報”ボタンをクリックし、機器情報データをダウンロードすることで、本体内部の情報に戻すことができます。
43 / 49

データの保守

データの保守４．データの保守
1 日に数回のデータを読み込む場合など、使用方法によっては、データ数が多くなりデータを探すのに時間がかかってしまう場合も考えられます。また、予期せぬパーソナルコンピュータのトラブルなどで、貴重なデータを失ってしまう可能性もあります。
これら不測事態にも対応できるように、定期的にデータのバックアップを取っておくことをお勧めします。

４－１．データの格納構造の詳細
データはインストールした 04-Series プログラムのフォルダ内に有ります。
１）ファイル名 ： GP04.mdb
ファイル種別 ： Microsoft JET3.6 データベースファイル
２）ファイル名 ： Data
ファイル種別 ： フォルダ。年毎、月毎で分類されたフォルダの中に、各トレンドデータファイルが保存されます。

４－２．バックアップ
使用形態にもよりますが、別のハードディスク装置や、外部補助記録装置（MO、CD-R など）にコピーすることをおすすめします。
戻すときは、04-Series の実行プログラムのある場所にコピーすることで、プログラムの起動時にデータを検索し、閲覧することが可能になります。

44 / 49

使用上の注意点

使用上の注意点

５．使用上の注意点
本プログラムをご使用の場合は、以下の項目について十分配慮するようお願いします。
① データ受信時は、適切な位置に 04 Series があることを確認してください。適切でない場合は、正常に通信できません。
② 受信中は、同時に他のアプリケーションにより同じような操作をするようなことは避けてください。（たとえば、データ受信中に他のアプリケーションで赤外線通信を行うような行為）③ 本プログラムを強制終了しないでください。（Ctrl + Alt + Del での操作など）本プログラムは終了処理時に設定パラメータを保存し、次回起動時に備えます。そのため、強制終了した場合は、次回起動に障害をもたらす可能性があります。
④ データファイルを直接書きかえることはしないでください。

45 / 49

トラブルシューティング

トラブルシューティング

６．トラブルシューティング
症状

原因

解決策

通信ができない。

本体位置が悪い。 障害物がある。

本体の位置を変える。

他に赤外線を使うものがある。

他機器の電源を OFF にするか干渉しないようにする

外乱光がある。

赤外線を使うものを排除する。

通信中に 04 Series 本体が移動

通信中に動かさないようにする

外乱光がある赤外線を使うものを排除する。

通信中にエラーが出る。

通信データがおかしい

上記対策でも直らない場合は、弊社サービスへご連絡ください。

46 / 49

IrDA 仕様

IrDA 仕様

７．IrDA 仕様
７－１．赤外線通信について本体とは、赤外線通信（IrDA プロトコル）にて通信を行います。
ご使用のコンピューターが赤外線通信可能か確認してください。
また、本体の赤外線通信ポートとパーソナルコンピュータの通信ポートが一直線になるようにし、他の光の干渉を抑えるようにしてください。
注意：このプログラムは IrDA が使用可能な環境でのみ、04 Series 本体と通信が行えます。 ご使用のパーソナルコンピュータにIrDA 装置が内蔵されているか、使用可能な状況になっているかご確認お願いします。
また、IrDA 装置が内蔵されていない機器（ほとんどのデスクトップ型と一部のノート型）の場合は市販の IrDA⇔USB 変換器などをご使用ください。

47 / 49

ファイル構成

ファイル構成８．ファイル構成
インストール時のファイル内容・運用時のファイル内容の詳細です。

８－１．インストール直後のカレントディレクトリファイル名

詳細GP04.exe
RkIrDA11.ocx
Filemove.avi

04-Series プログラム本体
赤外線通信コンポーネント
データ受信中のアニメーションファイル

８－２．運用中のカレントディレクトリ
ファイル名

詳細GP04.exe
RkIrDA11.ocx
Filemove.avi

04-Series プログラム本体
赤外線通信コンポーネント
データ受信中のアニメーションファイル

GP04.ini
GP04.dat
GP04.mdb
Data
Serial.log

04-Series 初期設定ファイル
データダウンロード用ファイル
データベースファイル (Microsoft Jet3.6 データベース)
トレンドデータファイル保存ディレクトリ
プログラム起動時からの通信ポート内容の記録(調査・保守用)

注意：下線以下のファイルとディレクトリは、プログラム起動時以降に作成されます。

48 / 49

ソフトウェア機能諸元

ソフトウェア機能諸元

９．ソフトウェア機能諸元
製品名（プログラム名）

04 Series データロガマネージメントプログラム

製品型式

SW-04

実行ファイル名
使用可能 OS

GP04.EXE
Microsoft 社製
Windows 7
Windows 8
Windows 10
本体部約 3MB、ライブラリー約５．２MB（インストール時最大４０MB の領域使用）

プログラム容量
本体通信

赤外線（IrDA1.1 プロトコル）準拠方式
標準通信設定ボーレート 115200bps（上限値）
データビット 8 ビット
ストップビット 1 ビット
パリティ
偶数

転送時間

最大約 3 分（標準通信設定時、最大データ数時）

媒体

CD-ROM 1 枚

パッケージ内容

取扱説明書（本仕様書）
製品保証 登録カード
使用許諾契約書

49 / 49

改廃履歴版
0修 正
初版

発行日
2020/3/11