Medical & Chemical Clean Technology

ユヤ マクリ ーン テ クノ ロ ジ ー

Medical & ChemicalClean Technology
業務に安全を。
作業者に安心を。
確かなクリーン環 境を創 造します。

クリーンベンチ

充実した機能と多彩なラインナップ。
ISOクラス5の清浄空間を速やかに提供します。
清浄空間での作業に欠かせないクリーンベンチ。
高性能HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.99%以上カットし、つねにISOクラス5を保ちます。

薬局様にも置きやすいコンパクトサイズ。
架台と分離させ、卓上使用も可能です。

● YS-B-A601（天面吸込タイプ）●

集塵効率99.99%以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）

●

吹出風速

Aタイプ： 定格0.5m/sec 自動風速制御
Bタイプ： 定格0.45m/sec 自動風速制御
フィルター目詰まり自動検知機能付き

●

気流方向

垂直層流式

●

清 浄 度ISOクラス5

●

LED照明

7.7w×1灯●

殺 菌 灯

15w×1灯●集塵要素 メインフィルター：HEPAフィルター／プレフィルター：ポリエステル不織布●

消費電力300VA（60Hz）●

電AC100V±10V●

外形寸法・質量源

単相50/60Hz

Aタイプ： 900（W）
×600（D）×1,950（H）
mm、141kg（本体のみ：116kg、架台のみ：25kg）
Bタイプ：1,300
（W）
×600
（D）
×1,950（H）mm、185kg（本体のみ：157.5kg、架台のみ：27.5kg）※掲載商品はYS-B-A601／Aタイプになります。

吸い込み部を足元に配置。
ワークエリアを十分に確保できます。

● YS-B-A121（下部吸込タイプ）

経済的ながらISOクラス5の清浄度を実現。

● YS-B-A111（天面吸込タイプ）●

集塵 効率 99.99%以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）●

集塵効率 99.99%以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）●

吹出 風速 0～0.5m/sec 可変●

吹出風速 0～0.4m/sec 可変●

気流 方向 垂直層流式●

気流方向 垂直層流式●

清 浄 度 ISOクラス5●

清 浄 度 ISOクラス5●

蛍 光 灯 40w×4灯●

蛍 光 灯 40w×2灯●

殺 菌 灯 15w×2灯●

殺 菌 灯 15w×2灯●

集塵 要素 メインフィルター：HEPAフィルター／プレフィルター：テトロン不織布●

集塵要素 メインフィルター：HEPAフィルター／プレフィルター：ポリエステル不織布●

消費 電力 Aタイプ：300/330W（50/60Hz）Bタイプ：360/395W（50/60Hz）●

消費電力 900ワイド

●

電●

電

●

外形寸法・質量●

外形寸法

Cタイプ：445/575W（50/60Hz）Dタイプ：630/760W（50/60Hz）

源 AC100V±10V 単相50/60Hz
Aタイプ： 900（W）
× 800
（D）
×1,900（H）
mm、173.5kg
Bタイプ：1,300（W）
× 800（D）
×1,900（H）mm、222.5kg
Cタイプ：1,600（W）
× 800（D）
×1,900（H）mm、251kg
Dタイプ：1,900（W）
× 800（D）
×1,900（H）mm、289kg※掲載商品はYS-B-A121／Bタイプになります。

：190/270W（50/60Hz）
1300・1600ワイド：295/395W（50/60Hz）

源 AC100V±10V 単相50/60Hz
900（W）× 760（D）×1,945（H）mm
1,300（W）
× 760（D）
×1,945（H）mm
1,600（W）
× 760（D）×1,945（H）mm※掲載商品はYS-B-A111／1300ワイドのタイプになります。

最小サイズの卓上タイプ。

卓上でも作業しやすいワークエリア。

卓上タイプ● YS-B-A702●

両側からの作業が可能。

卓上タイプ● YS-B-A711

集 塵効 率 99.97％以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）●※オプションで99.99％以上も可能

両面タイプ● YS-B-AR121

集塵効率 99.97％以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）●※オプションで99.99％以上も可能

集塵効率 99.99％以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）●

吹出風速 0～0.5m/sec 可変●

吹 出風 速 0～0.5m/sec 可変●

吹出風速 0～0.35m/sec 可変はオプション●

気 流方 向 垂直層流式●

気流方向 垂直層流式

気流方向 垂直層流式●●

清 浄 度 ISOクラス5●

清 浄 度 ISOクラス5

清 浄 度 ISOクラス5●●

蛍 光 灯 10w×1灯●

蛍 光 灯 30w×1灯

蛍 光 灯 40w×4灯●●

集 塵要 素 メインフィルター：HEPAフィルター●

殺 菌 灯 15w×1灯

殺 菌 灯 15w×2灯●●

集塵要素 メインフィルター：HEPAフィルター

集塵要素 メインフィルター：HEPAフィルター●●

外形寸法 Aタイプ／1,700（W）
×900（D）
×1,900（H）mm

プレフィルター：ポリエステル不織布●

× 430（D）
× 880（H）mm、30kg
外形寸法・質量 400（W）

プレフィルター：ポリエステル不織布

プレフィルター：ポリエステル不織布

●

× 580
（D）
×1,100（H）mm、70.5kg
外形寸法・質量 780（W）

Bタイプ／2,000（W）
×900（D）
×1,900（H）mm
Cタイプ／2,300（W）
×900（D）
×1,900（H）mm

バイオハザード対策用キャビネット

高性能と使いやすさで、安全・快適な作業環境を創出します。
各国標準規格準拠の高性能と高い操作性で、調製者の作業精度・効率アップと、安全を守ります。使用目的や設置環境に合わせてタイプA2（約30％室内排気／約30％室外排気、約70％循環）、タイプB2（100％室外排気）をご選択いただけます。
製剤専用超高性能ULPAフィルターで清浄度ISOクラス3を実現

製剤専用100％室外排気
抗がん薬調製に最適！

※掲載商品はYS-B-A200（II）タイプになります。

※掲載商品はYS-B-A140（II）タイプになります。

● タイプA2（Nタイプ／Dタイプ）● タイプB2

YS-B-A70Ⅱ YS-B-A110Ⅱ YS-B-A140Ⅱ YS-B-A170Ⅱ YS-B-A200Ⅱ
A2 N/D
A2 N/D
A2 N/D
A2 N/D
A2 N/D●集 塵 効 率 循環用ULPAフィルター：99.999％以上の捕集率（粒径0.1～0.3μmPAO）
排気用ULPAフィルター：99.99％以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）

平均吹出（給気）風速 0.30m/sec 0.35m/sec 0.35m/sec 0.35m/sec 0.33m/sec● 平均流入風速0.53m/sec●排約70％循環・約30％排気（Nタイプ：室内排気／Dタイプ：室外排気）気● 吹出（給気）風量 369m3/h
928m3/h
709m3/h
1,147m3/h 1,289m3/h●流 入 風 量555m3/h
204m3/h
424m3/h
686m3/h
724m3/h● 排気風量（Nタイプ）
555m3/h
204m3/h
424m3/h
686m3/h
724m3/h● 必要排気風量（Dタイプ）
764m3/h
370m3/h
529m3/h
1,116m3/h 1,164m3/h●騒音 58dBA以下 61dBA以下 61dBA以下 62.5dBA以下 63dBA以下● 作 業 面 照 度 900Lux以上 1,230Lux以上
1,400Lux以上 1,070Lux以上 1,230Lux以上●質量283kg
170kg
243kg
350kg
426kg
●YS-B-A70Ⅱ YS-B-A110Ⅱ YS-B-A140Ⅱ YS-B-A170Ⅱ YS-B-A200Ⅱ
B2B2
B2
B2B2
●集 塵 効 率 給気用ULPAフィルター：99.999％以上の捕集率（粒径0.1～0.3μmPAO）
排気用HEPAフィルター：99.99％以上の捕集率（粒径0.3μmPAO）

平均吹出（給気）風速 0.30m/sec 0.31m/sec 0.31m/sec 0.31m/sec● 平均流入風速0.53m/sec●排B2：100％室外排気気● 吹出（給気）風量822m3/h
1,016m3/h
369m3/h
628m3/h●流 入 風 量
192m3/h
376m3/h
497m3/h
608m3/h●排 気 風 量561m3/h
1,004m3/h 1,314m3/h 1,624m3/h● 必要排気風量628m3/h
1,127m3/h 1,476m3/h 1,853m3/h● 本 体 静 圧 初期392Pa
400Pa
375Pa
375Pa
●

最終 ※1 567Pa

575Pa

騒
音 58dBA以下 57dBA以下● 作 業 面 照 度 900Lux以上 1,250Lux以上●質279kg
170kg
量●※10.31m/sec

1,210m3/h
724m3/h1,934m3/h
2,173m3/h
400Pa

550Pa

550Pa

575Pa

58dBA以下

59dBA以下

60dBA以下

1,400Lux以上
317kg

1,200Lux以上
359kg

1,200Lux以上
438kg

最終本体静圧は、排気フィルターが初期圧損の50％増の状態。

大 阪 本 社
東 京 本 社
カタログの掲載内容は2024年1月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

〒 5 61- 0 8 41 大 阪 府 豊 中 市 名 神 口 1 丁 目 4 番 3 0 号
TEL.（ 06 ）6868-5155（代） FAX.（ 06 ）6868-5154（代）〒1 3 0 - 0 012 東 京 都 墨 田 区 太 平 2 丁 目 1 0 番 1 0 号
TEL.（ 03 ）3829 -9511（代） FAX.（ 03 ）5 611- 2 011（代）
ユヤマのホームページはこちら！
！

無償プレゼント実施中！
「開局でお手伝いできること」「無菌製剤室を作ろう！」

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

世界各国のユーザー様の活用事例はこちら！
！

（株）
ユヤマ

JQA-QM5424

（株）
湯山製作所

2401005