AirSep® NewLife® Concentrator Air Outlet Installation
Parts Included:

Procedure:

1. Plastic 90 degree air outlet valve (quantity=1)
2. Washer 0.875” OD x 0.562” ID x 0.050” thick (quantity=4)
3. Fitting assembly (from inside of concentrator attached to blacktube) (quantity=1)
4. Nylon adapter (not shown) (quantity=1)
5. Tie wrap (not shown) (quantity=1)

1. Remove fitting assembly from black tube insideconcentrator
2. Per the above figure, place three washers (item 2) onto
fitting assembly.
3. Install assembly through 9/16” hole located in control
panel.
4. Place one washer (item 2) onto fitting on front of control
panel.
5. Install 90 degree ball valve (item 1) on fitting assembly.
Be careful not to cross thread.
6. Rotate ball valve until snug tight.
7. Brace ball valve while tightening fitting assembly hex with
open ended wrench.
8. Install black tube onto barb of fitting assembly. Securewith tie wrap.
9. Install nylon adapter into ball valve threads.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. reserves the right to discontinue its products, or change the prices, materials, equipment, quality, descriptions, specifications and/or,
processes to its products at any time without prior notice and with no further obligation or consequence. All rights not expressly stated herein are reserved by us, as applicable.

Installation de la sortie d'air du concentrateur AirSep ® NewLife®
Pièces incluses :Procédure :1. Valve de sortie d'air à 90 degrés en plastique (quantité = 1)
2. Joint 2,22 cm (0,875 po – diamètre extérieur) x 1,43 cm(0,562 po – diamètre intérieur) x 0,127 cm (0,050 po –épaisseur) (quantité = 4)
3. Raccord (de l'intérieur du concentrateur fixé au tube noir)(quantité = 1)
4. Adaptateur en nylon (non visible) (quantité = 1)
5. Attache (non visible) (quantité = 1)

1. Retirer le raccord du tube noir à l'intérieur duconcentrateur.
2. Placer les trois joints (articles 2) dans le raccord
conformément à la figure ci-dessus.
3. Insérer le raccord dans le trou de 1,42 cm (9/16 po) situé
sur le panneau de commande.
4. Placer un joint (article 2) sur le raccord à l'avant dupanneau de commande.
5. Mettre la vanne à boule à 90 degrés (article 1) en place
sur le raccord. Veiller à ne pas croiser les filetages.
6. Tourner la valve à boule jusqu'à ce qu'elle soit bien
serrée.
7. Renforcer la valve à boule tout en serrant les boulons duraccord avec une clé plate.
8. Mettre en place le tube noir sur l'ardillon du raccord. Fixer
avec l'attache.
9. Mettre en place l'adaptateur en nylon dans les filets de lavalve à boule.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. se réserve le droit d'interrompre la commercialisation de ses produits ou de modifier les tarifs, les matériaux, les équipements, les niveauxde qualité, les descriptions, les caractéristiques et/ou les processus de ses produits, et ce à tout moment, sans avertissement préalable et sans aucune autre obligation ni
conséquence. Nous nous réservons tous les droits non expressément stipulés dans le présent document, selon les conditions app licables.

MN151-1 Rev. B

1

AirSep® NewLife® Konzentrator – Installation des Luftauslasses
Enthaltene Teile:

Vorschrift:

1. 90-Grad-Luftauslassventil aus Kunststoff (Menge = 1)
2. Unterlegscheibe 0,875" AD x 0,562" ID x 0,050" Dicke (Menge =4)
3. Armaturenbalken (von der Innenseite des mit dem schwarzen
Schlauch verbundenen Konzentrators) (Menge = 1)
4. Nylonadapter (nicht abgebildet) (Menge = 1)
5. Kabelbinder (nicht abgebildet) (Menge = 1)

1. Armaturenbalken vom schwarzen Schlauch im Inneren
des Konzentrators lösen
2. Gemäß der oben stehenden Abbildung drei
Unterlegscheiben (2) auf dem Armaturenbalken
platzieren.
3. Den Armaturenbalken durch das 9/16-Zoll-Loch im
Bedienfeld installieren.
4. Eine Unterlegscheibe (2) auf der Armatur an der
Vorderseite des Bedienfelds installieren.
5. 90-Grad-Kugelhahn (1) am Armaturenbalken montieren.
Gewinde nicht kreuzen.
6. Kugelhahn festdrehen.
7. Kugelhahn festklammern und gleichzeitig
Armaturenbalkensechskantschraube mit Gabelschlüssel
festziehen.
8. Schwarzen Schlauch am Anschluss desArmaturenbalkens befestigen. Mit Kabelbinder sichern.
9. Nylonadapter in den Kugelhahngewinden installieren.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. behält sich das Recht vor, die Vermarktung seiner Produkte einzustellen bzw. Preise, Werkstoffe, Ausrüstungsteile, Qualität,
Beschreibungen, Spezifikationen und/oder Prozesse ohne Vorankündigung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu ändern, ohne dass hier aus irgendwelche Verpflichtungen oder
Rechtsfolgen entstehen. Alle hier nicht ausdrücklich genannten Rechte bleiben im gesetzlich zulässigen Rahmen CAIRE Inc. vorbehalten.

Instalación de la salida de aire del concentrador AirSep ® NewLife®
Piezas incluidas:

Procedimiento:

1. Válvula de salida de aire de 90 grados de plástico (cantidad =1)
2. Arandela de 0,875” de diámetro exterior x 0,562” de diámetrointerior x 0,050” de ancho (cantidad = 4)
3. Montaje de instalación (desde dentro del concentrador unido altubo negro) (cantidad = 1)
4. Adaptador de nailon (no se muestra) (cantidad = 1)
5. Abrazadera (no se muestra) (cantidad = 1)

1. Retire el montaje de instalación del tubo negro dentro delconcentrador
2. Según la imagen de arriba, coloque tres arandelas(artículos 2) en el montaje de instalación.
3. Instale el montaje por el agujero 9/16" situado en el panelde control.
4. Coloque una arandela (artículo 2) en el montaje en frentedel panel de control.
5. Instale la válvula de bola de 90 grados (artículo 1) en elmontaje de instalación. Tenga cuidado de no forzar larosca.
6. Gire la válvula de bola hasta que esté bien apretada.
7. Refuerce la válvula de bola mientras aprieta el montaje
de instalación hexagonal con una llave fija.
8. Instale el tubo negro en la lengüeta del montaje deinstalación. Asegúrelo con la abrazadera.
9. Instale el adaptador de nailon en las roscas de la válvula
de bola.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. se reserva el derecho de suspender sus productos o modificar los precios, los materiales, el equipo, la calidad, las descripciones, lasespecificaciones y/o los procesos de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin ningún compromiso ni ni nguna consecuencia. Queda reservado cualquier otro
derecho que no se encuentre indicado explícitamente en este documento, según corresponda.

MN151-1 Rev. B

2

Installazione di uscita dell'aria per il concentratore AirSep ® NewLife®
Parti incluse:

Procedura:

1. Valvola di uscita dell'aria in plastica a 90° (quantità=1)
2. Rondella 0,875” DE x 0,562” DI x 0,050” spessore (quantità=4)
3. Gruppo raccordo (dall'interno del concentratore collegato altubo nero) (quantità=1)
4. Adattatore in nylon (non illustrato) (quantità=1)
5. Fascetta (non illustrata) (quantità=1)

1. Rimuovere il gruppo raccordo dal tubo nero all'interno delconcentratore
2. In base alla figura sopra, posizionare tre rondelle(articoli 2) sul gruppo raccordo.
3. Installare il gruppo attraverso il foro da 9/16" posto nelpannello di controllo.
4. Posizionare una rondella (articolo 2) sul raccordo sullaparte frontale del pannello di controllo.
5. Installare la valvola a sfera a 90° (articolo 1) sul gruppo
raccordo. Fare attenzione a non incrociare il filetto.
6. Ruotare la valvola a sfera fino al suo completo fissaggio.
7. Sorreggere la valvola a sfera mentre si serra il dado
esagonale del gruppo raccordo con una chiave aforchetta.
8. Installare il tubo nero sulla punta del gruppo raccordo.
Fissare bene con la fascetta.
9. Installare l'adattatore in nylon nei filetti della valvola asfera.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi
dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati,
laddove applicabili.

Instalação da saída de ar do concentrador AirSep ® NewLife®
Peças incluídas:Procedimento:

1. Válvula de plástico da saída de ar em 90 graus (quantidade = 1)
2. Arruela 0,875” DE x 0,562” DI x 0,050” espessura (quantidade = 4)
3. Conector rosqueado (na parte interna do concentrador anexado
ao tubo preto) (quantidade = 1)
4. Adaptador de nylon (não exibido) (quantidade = 1)
5. Braçadeira (não exibida) (quantidade = 1)

1. Remova o conector rosqueado do tubo preto dentro doconcentrador
2. Conforme a figura acima, coloque três arruelas (itens 2) noconector rosqueado.
3. Encaixe o conector pelo furo de 9/16” localizado no
painel de controle.
4. Encaixe uma arruela (item 2) no conector no lado frontal
do painel de controle.
5. Encaixe a válvula esférica de 90 graus (item 1) noconector rosqueado. Tenha cuidado para não apertar
excessivamente a rosca.
6. Gire a válvula esférica até encaixar corretamente.
7. Firme a válvula esférica enquanto aperta o conectorrosqueado sextavado com uma chave de boca fixa.
8. Encaixe o tubo preto no conector rosqueado. Prenda com
a braçadeira.
9. Encaixe o adaptador de nylon nas roscas da válvula
esférica.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. A CAIRE Inc. reserva o direito de descontinuar seus produtos ou de alterar os preços, os materiais, os equipamentos, a qualidade, as descr ições, as
especificações e/ou os processos de seus produtos a qualquer momento, sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou consequência adicional. Todos os direitos não
expressamente mencionados neste documento estão reservados por nós, conforme aplicável.

MN151-1 Rev. B

3

Installatie luchtuitlaat van de AirSep ® NewLife®-concentrator
Onderdelen:

Procedure:

1. Kunststof luchtuitlaatklep 90 graden (1 stuk)
2. Sluitring, buitendiameter 22,2 mm x binnendiameter 14,3 mm x
dikte 1,27 mm (4 stuks)
3. Fittingsamenstel (binnen de concentrator bevestigd aan dezwarte buis) (1 stuk)
4. Nylon verbindingsstuk (niet afgebeeld) (1 stuk)
5. Kabelbinder (niet afgebeeld) (1 stuk)

1. Verwijder het fittingsamenstel van de zwarte buis
binnenin de concentrator.
2. Plaats drie sluitringen (artikel 2) op het fittingsamenstel
zoals getoond op de bovenstaande afbeelding.
3. Installeer het fittingsamenstel in de opening van 14,3 mm
in het bedieningspaneel.
4. Plaats één sluitring (artikel 2) op de fitting aan devoorzijde van het bedieningspaneel.
5. Installeer de kogelklep van 90 graden (artikel 1) op het
fittingsamenstel. Let op dat u de kogelklep niet schuin
indraait.
6. Draai de kogelklep stevig, maar niet te ver aan.
7. Klem de kogelklep vast terwijl u de zeskant van het
fittingsamenstel aandraait met een steeksleutel.
8. Installeer de zwarte buis op de weerhaken van het
fittingsamenstel. Bevestig met de kabelbinder.
9. Installeer het nylon verbindingsstuk op de schroefdraad
van de kogelklep.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere verplichtingen of gevolgen p roducten uit
het assortiment te halen en om prijzen, materialen, uitrusting, kwaliteit, beschrijvingen, specificaties en/of processen van producten te wijzigen. Alle hierin niet uitdrukkelijk genoemde
rechten zijn, waar van toepassing, voorbehouden.

Montering af AirSep® NewLife®-koncentratorens luftudgang
Inkluderede dele:

Procedure:

1. 90 graders luftudgangsventil af plastic (antal=1)
2. Skive 0,875" udv. dia. x 0,562" indv. dia. x 0,050" tykkelse(antal=4)
3. Fittingenhed (fra indvendigt i koncentrator fastgjort til sort rør)
(antal=1)
4. Nylonadapter (ikke vist) (antal=1)
5. Strip (ikke vist) (antal=1)

1. Fjern fittingenheden fra det sorte rør i koncentratoren.
2. Anbring tre skiver (punkt 2) på fittingenheden i henhold tiloverstående figur.
3. Monter enheden gennem 9/16" hullet i kontrolpanelet.
4. Anbring én skive (punkt 2) på fittingen på kontrolpanelets
front.
5. Monter kugleventilen på 90 grader (punkt 1) påfittingenheden. Vær forsigtig, så gevindet ikkeødelægges.
6. Drej kugleventilen, indtil den er fingerstram.
7. Understøt kugleventilen, mens fittingenhedens
sekskantmøtrik spændes med en gaffelnøgle.
8. Monter det sorte rør på modhagen på fittingenheden.
Fastgør med strip.
9. Monter nylonadapteren i kugleventilens gevind.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. forbeholder sig retten til at indstille produktionen af sine produkter eller ændre priser, materialer, udstyr, kvalitet, beskrivelser,
specifikationer og/eller processer i forhold til sine produkter til enhver tid uden forudgående varsel og uden yderligere forpligtelse eller konsekvens. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt
er angivet heri, er forbeholdt os, hvad der er relevant.

MN151-1 Rev. B

4

AirSep® NewLife® konsentrator, montering av luftuttak
Deler inkludert:

Prosedyre:

1. 90 graders luftuttaksventil i plast (antall=1)
2. Skive 0,875 tommer (2,223 cm) YD x 0,562 tommer (1,427 cm)
ID x 0,050 tommer (0,127 cm) tykk (antall=4)
3. Monteringsfeste (fra inne i konsentratoren festet til svart rør)
(antall=1)
4. Nylonadapter (ikke vist) (antall=1)
5. Festebånd (ikke vist) (antall=1)

1. Fjern monteringsfestet fra det svarte røret inne ikonsentratoren
2. Som vist på figuren ovenfor, plasseres tre skiver (punkt 2)
på monteringsfestet.
3. Monter festet gjennom hullet på 9/16 tommer (1,429 cm)
i kontrollpanelet.
4. Plasser én skive (punkt 2) på monteringen på fronten av
kontrollpanelet.
5. Installer 90 graders kuleventilen (punkt 1) påmonteringsfestet. Sørg for å ikke skru den skeivt på.
6. Roter kuleventilen til den sitter godt fast.
7. Stram kuleventilen mens du strammer monteringsfestets
sekskantede mutter med en skiftenøkkel.
8. Monter den svarte slangen på spissen av
monteringsfestet. Fest med festebånd.
9. Monter nylonadapteren inn på gjengene til kuleventilen.

Copyright © 2018 CAIRE Inc.
CAIRE Inc. forbeholder seg retten til å stanse sine produkter, eller endre priser, materialer, utstyr, kvalitet, beskrivelser, spesifika sjoner og/eller
prosesser for sine produkter når som helst, uten forvarsel og uten videre forpliktelser eller konsekvenser. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig nevnt her, er forbeholdt oss, somanvendelig.

Montering av AirSep® NewLife®-luftutloppskoncentrator
Delar som ingår:Förfarande:

1. Luftutloppsventil av plast med 90 graders böjning (kvantitet = 1)
2. Bricka 0,875 tum utvändigt x 0,562 tum invändigt x 0,050 tum
tjocklek (kvantitet = 4)
3. Monteringsdel (från insidan av koncentratorn, kopplad till den
svarta slangen) (kvantitet = 1)
4. Nylonadapter (ej i bild) (kvantitet = 1)
5. Bindögla (ej i bild) (kvantitet = 1)

1. Ta bort monteringsdelen från den svarta slangen inuti
koncentratorn
2. Placera de tre brickorna (objekt 2) enligt ovanstående bildpå monteringsdelen.
3. Montera delen genom hålet på 9/16 tum som finns på
kontrollpanelen.
4. Placera en bricka (objekt 2) på monteringsdelen på
kontrollpanelens framsida.
5. Montera kulventilen med 90 graders böjning (objekt 1) påmonteringsdelen. Se till att gängan inte korsas.
6. Skruva på kulventilen tills den sitter fast ordentligt.
7. Håll fast kulventilen medan du drar åt den sexkantiga
monteringsdelen med en fast nyckel.
8. Montera den svarta slangen på monteringsdelens hulling.
Spänn fast med bindöglan.
9. Montera nylonadaptern på kulventilens gängor.

Copyright © 2018 CAIRE Inc.. CAIRE Inc. förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning upphöra med försäljning av sina produkter eller ändra produkternas priser, material,
utrustning, kvalitet, beskrivningar, specifikationer och/eller processer utan vidare förpliktelser eller följder. Alla rättigheter som inte uttryckligen anges häri är reserverade av oss, enligt tillämplighet.

MN151-1 Rev. B

5

AirSep® NewLife® -konsentraattorin ilmalähdön asennus
Sisältyvät osat:

Asennus:

1. Muovinen 90 asteen ilmalähtöventtiili (määrä=1)
2. Aluslaatta 0,875" OD x 0,562" ID x 0,050" paksu (määrä=4)
3. Asennusyksikkö (konsentraattorin sisäpuolelta liitetty mustaan
putkeen) (määrä=1)
4. Nailonsovitin (ei näkyvissä) (määrä=1)
5. Nippuside (ei näkyvissä) (määrä=1)

1. Poista asennusyksikkö mustasta putkesta
konsentraattorin sisältä
2. Aseta kolme aluslaattaa oheisen kuvan (kohdat 2)
mukaisesti asennusyksikköön.
3. Asenna yksikkö ohjauspaneelissa olevaan 9/16" reikään.
4. Aseta yksi aluslaatta (kohta 2) ohjauspaneelin edessä
olevaan liitäntään.
5. Asenna 90 asteen kuulaventtiili (kohta 1)
asennusyksikköön. Varmista, että kierteet ovat
kohdakkain.
6. Kierrä palloventtiiliä, kunnes se on tiukasti kiinni.
7. Tue palloventtiiliä, kun kiristät asennusyksikön mutteria
kiintoavaimella.
8. Asenna musta putki sovitinyksikön väkäsiin. Kiinnitä
nippuside.
9. Asenna nailonsovitin palloventtiilin kierteisiin.

Tekijänoikeus © 2018 CAIRE Inc.
CAIRE Inc. pidättää oikeuden lakkauttaa tuotteitaan tai muuttaa hintoja, materiaaleja, laitteita, laatua, nimityksiä, teknisiä tietoja j a/tai tuotteiden
valmistustapoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, että tästä aiheutuu sille lisävelvoitteita tai seuraamuksia. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ilmaista suoraan, pidätetäänsoveltuvissa määrin.

Εγκατάσταση εξόδου αέρα συμπυκνωτή AirSep ® NewLife®
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται:Διαδικασία:1. Πλαστική βαλβίδα εξόδου αέρα 90 μοιρών (ποσότητα=1)2. Ροδέλα 0,875” (2,22 cm) εξ. διαμ. x 0,562” (1,43 cm) εσ. διάμ. x
0,050” (0,13 cm) πάχος (ποσότητα=4)3. Συγκρότημα εξαρτημάτων (από το εσωτερικό του συμπυκνωτή
προσαρτημένο στον μαύρο σωλήνα) (ποσότητα=1)
4. Νάιλον προσαρμογέας (δεν φαίνεται στο σχήμα) (ποσότητα=1)
5. Δεματικό (δεν φαίνεται στο σχήμα) (ποσότητα=1)

1. Αφαιρέστε το συγκρότημα εξαρτημάτων από τον μαύρο
σωλήνα στο εσωτερικό του συμπυκνωτή
2. Σύμφωνα με το σχήμα παραπάνω, τοποθετήστε τρεις
ροδέλες (στοιχεία 2) επάνω στο συγκρότημα
εξαρτημάτων.
3. Εγκαταστήστε το συγκρότημα διαμέσου της οπής 9/16”που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.
4. Τοποθετήστε μία ροδέλα (στοιχείο 2) επάνω στοεξάρτημα στην πρόσοψη του πίνακα ελέγχου.
5. Εγκαταστήστε την ένσφαιρη βαλβίδα 90 μοιρών
(στοιχείο 1) επάνω στο συγκρότημα εξαρτημάτων.
Προσέξτε να μη βιδώσετε στραβά τα σπειρώματα.
6. Περιστρέψτε την ένσφαιρη βαλβίδα μέχρι να σφίξει καλά.
7. Στηρίζετε την ένσφαιρη βαλβίδα ενώ σφίγγετε το εξάγωνο
του συγκροτήματος εξαρτημάτων με κλειδί με ανοιχτό
άκρο.
8. Εγκαταστήστε τον μαύρο σωλήνα επάνω στην ακίδα τουσυγκροτήματος εξαρτημάτων. Ασφαλίστε με το δεματικό.
9. Εγκαταστήστε τον νάιλον προσαρμογέα μέσα στασπειρώματα της ένσφαιρης βαλβίδας.

Copyright © 2018 CAIRE Inc.
Η CAIRE Inc. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τα προϊόντα της, ή να αλλάξει τις τιμές, τα υλικά, τον εξοπλισμό, την ποιότητα, τις περιγραφές, τιςπροδιαγραφές ή/και τις διαδικασίες για τα προϊόντα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς περαιτέρω υποχρέωση ή συνέπεια. Όλα τα δικαιώματα που δεναναφέρονται ρητά στο παρόν διατηρούνται από την εταιρεία μας, ανάλογα με την περίπτωση.

MN151-1 Rev. B

6

AirSep® NewLife® Yoğunlaştırıcı Hava Çıkışı Kurulumu
Dahil Olan Parçalar:

Prosedür:

1. Plastik 90 derecelik hava çıkışı vanası (adet=1)
2. Rondela - 0,875” OD x 0,562” ID x 0,050” kalınlıkta (adet=4)
3. Montaj teçhizatı (yoğunlaştırıcının içinden siyah boruya
takılmıştır) (adet=1)
4. Naylon adaptör (gösterilmemiştir) (adet=1)
5. Kayış (gösterilmemiştir) (adet=1)

1. Montaj teçhizatını yoğunlaştırıcının içindeki siyah borudançıkarın
2. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi üç rondelayı (2. öğeler)montaj teçhizatına yerleştirin.
3. Teçhizatı, kontrol panelinde bulunan 9/16” genişliğindeki
delikten monte edin.
4. Bir rondelayı (2. öğe) kontrol panelinin ön tarafındaki
teçhizata yerleştirin.
5. 90 derecelik bilyeli vanayı (1. öğe) montaj teçhizatınamonte edin. Sargıyı geçmemeye dikkat edin.
6. Bilyeli vanayı sıkıca oturana kadar çevirin.
7. Açık ağızlı anahtar kullanarak montaj teçhizatını kurarken
bilyeli vananın konumunu sağlamlaştırın.
8. Siyah boruyu montaj teçhizatının ok kısmına yerleştirin.
Kayış ile sağlamlaştırın.
9. Naylon adaptörü bilyeli vana sargılarına yerleştirin.

Telif hakkı © 2018 CAIRE Inc.
CAIRE Inc., önceden haber vermeden ve hiçbir sorumluluk altına girmeden dilediği zaman ürünlerin üretimini durdurma veya ürünlerinin fiyatlarını,
malzemelerini, ekipmanlarını, kalitesini, tanımlarını, özelliklerini ve/veya prosedürlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belgede açıkça ifade edilmeyen tüm haklar, geçerli olduğu
üzere tarafımızca saklıdır.

AirSep® NewLife® ‫تركيب منفذ هواء مكثف‬:‫اإلجراء‬:‫األجزاء المرفقة‬‫ قم بإزالة مجموعة التركيبة من األنبوب األسود داخل المكثف‬.1.‫) على مجموعة التركيبة‬3 ‫ ضع الجلب الثالثة (انصر‬،‫ وفقًا للشكل الوارد أعاله‬.2.‫ بوصة الموجودة في لوحة التحكم‬9/16 ‫ قم بتركيب المجموعة عبر الفتحة‬.3.‫) على التركيبة على مقدمة لوحة التحكم‬2 ‫ قم بوضع جلبة واحدة (العنصر‬.4.‫) في مجموعة التركيبة‬1 ‫ درجة (العنصر‬90 ‫ قم بتركيب الصمام الكروي بزاوية‬.5.‫توخ الحذر لكي ال تتجاوز السلسلة‬.‫محكما‬‫ قم بإدارة الصمام الكروي إلى أن يصبح‬.6ً
‫ ادعم الصمام الكروي أثناء ربط الصامولة السداسية لمجموعة التركيبة باستخدام‬.7.‫مفتاح ربط‬‫ قم بتثبيته باستخدام‬.‫ قم بتركيب األنبوب األسود على غطاء مجموعة التركيبة‬.8.‫إبزيم ربط إطارات‬.‫ قم بتركيب مهايئ النايلون على سالسل الصمام الكروي‬.9)1 = ‫ درجة (العدد‬90 ‫ صمام منفذ هواء بالستيكي‬.1
0.050 ‫ بوصة × سمك‬0.562 ‫ بوصة × قطر داخلي‬0.875 ‫ جلبة ذات قطر خارجي‬.2)4 = ‫(العدد‬)1 = ‫ مجموعة تركيبة (من داخل المكثف مرفقة باألنبوب األسود) (الكمية‬.3)1 = ‫ مهايئ النايلون (غير موضح) (العدد‬.4)1 = ‫ إبزيم ربط إطارات (غير موضح) (العدد‬.5‫أو العمليات الخاصة بمنتجاتها‬/‫أو المواصفات و‬/‫أو األوصاف و‬/‫أو الجودة و‬/‫أو األجهزة و‬/‫أو المواد و‬/‫أو تغيير أسعارها و‬/‫ بالحق في التوقف عن إنتاج منتجاتها و‬CAIRE Inc. ‫ تحتفظ شركة‬CAIRE Inc. - ‫ محفوظة لشركة‬2018 ‫حقوق الطبع والنشر © لعام‬.‫ حسب الضرورة‬،‫ نحن نحتفظ بجميع الحقوق التي لم يتم ذكرها صراحة في هذا المستند‬.‫في أي وقت وبدون إخطار سابق وبدون أي التزام إضافي أو عواقب إضافية‬MN151-1 Rev. B

7