タッチパネル付きカラー液晶搭載 通信アナライザー

RS-232C、RS-422/485、TTL（ UART、I2C、SPI ）計測対応
マルチプロトコルアナライザー

LE-3500XR

NEW

新製品

2Mbps の任意計測速度
100MB バッファメモリー
32GB オートセーブ機能
プログラムシミュレーション
Wi-Fi リモートコントロール
スワイプ操作のよる画面スクロールが可能。キー操作にも対応しています。

Modbus 標準対応、CAN/ CAN FD/ CXPI/ LIN はオプション追加で対応可能● マルチインターフェース / マルチプロトコル対応
RS-232C, RS-422/485,
TTL（1.8/2.5/3.3/5V）の計測ポート装備

SDHC カードや USB メモリーに計測ログファイルを長期間連続して記録可能。突然の電源切れでも書込み中のログファイルをクローズして計測終了するので、貴重な記録を確実に残せます。

標準プロトコル対応：
ASYNC（調歩同期）, SYNC/BSC, HDLC/SDLC,PPP(ASYNC),
I2C, SPI, MODBUS, BURST
オプション対応：
CAN FD/CAN, CXPI,LIN, X.20/21, RS-449,V.35, RS-530,
カレントループ,
高速 CC-LINK● オートセーブ機能で安全確実に長時間連続記録

回線速度(bps)

9600
115.2K
1M

連続記録時間の目安 ※100MB
32GB SDHC カード
本体メモリーのみ
SD-32GX 利用時

約 6 時間約 28 分
約 200 秒

約 80 日間
約 6.5 日間
約 20 時間※：1K バイトのデータフレームが 1m 秒間隔で連続伝送される場合として算出。
通信休止期間が長い実際の通信ではさらに長期間の連続記録が可能です。

● 統計解析機能やロジアナ機能を装備
ボード交換や専用ケーブル追加で拡張可能

時間帯のよる通信量やエラーが把握できる統計解析機能や信号タイミングが確認できるロジアナ機能などをフル装備。

● モニター、シミュレーション、BERT をフル装備
解析用途や通信テストシーンに応じた複数のテスト機能や測定モードが利用可能です。

● パソコンで計測データを活用
PC リンクソフト（ライト版）を付属。PC と Wi-Fi 接続も可能です。

LE-3500XR 仕様
計測インターフェース

対応プロトコル

キャプチャーメモリー
通信速度
データフォーマット
データコード通信条件設定オンラインモニター
エラーチェック機能
アイドルタイム測定
タイムスタンプ記録
ラインステータス記録
インターバルタイマー
汎用カウンタ
データ数カウンタ
トリガー機能トリガー条件トリガー動作モニター条件自動設定
オートラン機能
オートセーブ機能

ディレータイム測定機能
信号電圧測定機能
統計解析機能ロジアナ機能! 安全上のご注意

標準： RS-232C, RS-422/485,
TTL(1.8V/2.5V/3.3V/5V レベル)
拡張： CAN, CAN FD, CXPI, LIN, X.20/21,
RS-449, V.35, RS-530, カレントループ
標準： ASYNC, SYNC/BSC, HDLC/SDLC,PPP(ASYNC), I2C, SPI, MODBUS,
BURST
拡張： CAN, デバイスネット※１, CAN FD,CXPI, LIN, CC-LINK ※１
100M バイト ※2 2 分割利用可50bps～2.048Mbps（有効数字 4 桁で任意設定可）
NRZ, NRZI, FM0, FM1
ASCII, EBCDIC, JIS7, JIS8, Baudot,
Transcode, IPARS, EBCD, EBCDIK, HEX
プロトコルに応じてデータ/パリティ/ストップビ
ット, フレームエンド指定, アドレスフィルタ, ビット送出順序, ビット極性を指定可
生データ表示、プロトコル翻訳表示、エラー表
示、ビットシフト表示が可能
パリティ, フレミング, ブレーク, BCC, アボート,
ショートフレーム, 非 ACK（I2C）
分解能 1m 秒, 10m 秒, 100m 秒、および OFFを指定可能 最大 999. 9 秒
最小 10m 秒（日 時:分:秒.10m 秒）で 6 段階
および OFF を指定可
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, TRGIN(外部トリガー入力)信号を送受信データと共に記録
2 種 最大カウント 999999（分解能 1m 秒, 10m 秒, 100m 秒を指定可）
2 種 最大カウント 999999
SD 用･RD 用 最大カウント 4294967295
トリガー条件と動作を 4 組指定可
外部トリガー（入力 1 点、出力 2 点）
通信エラー, 最大 8 文字の通信データ列（ドントケアとビットマスク指定可）, 指定時間以上ア
イドルタイム, タイマー/カウンタ値の一致,制御線と外部入力の論理状態
測定/テストの停止（オフセット数を指定可）, トリガー条件の有効化, タイマー制御, カウンタ制御, ブザー鳴動, ファイル保存, 指定文字列送信, 外部端子へのパルス出力速度（最大 460.8Kbps）, データフレーム等の測定条件を自動設定 ※3
指定時刻 RUN/STOP（毎時/毎日/毎月の繰り返し指定可）, 電源オン RUN 設定可
通信ログを外部ストレージに指定のファイルサ
イズで指定数を連続自動保存
リング記録、最大サイズで自動停止を指定可
信号変化間隔時間の現在値, 最小値, 最大値, 平均値を測定表示 分解能 0. 1m 秒
RS-232C 入力範囲 ±18V
TTL 入力範囲 -1V～6V, 分解能 0. 1V
送信･受信データ数, フレーム数, トリガー条
件成立回数を時系列にグラフ表示
1KHz～20MHz サンプリング, 拡大縮小表示、カーソル間時間測定, 表示順入れ替え
本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲外の装置との接続、改造等につきましては故障、事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障、事故等が発生した場合は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

シミュレーション機能
送信データテーブル
テストモードビットエラーレイトテスト
ファイル管理機能
リモートコントロール
LCD 表示LED 表示外部インターフェース
外部ストレージ
電源
温度範囲
外形寸法
質量
付属品

テスト対象と送受信テストが可能
160 種類（16K データ）登録可能, BCC/LRC 自動計算, パリティエラーデータ登録可能
6 モード（MANUAL, FLOW, ECHO, POLLING,BUFFER, PROGRAM）
ITU-T G.821 準拠でビットエラー率, ブロックエラー率などの回線品質を計測 ※4
測定データと測定条件を保存､読み込み､削除
PC リンクソフト（ライト版※5）を付属
計測データの表示、記録、テキスト/CSV 変換,
4.3 インチ TFT カラー液晶（480x272dot）
タッチパネル付き
ラインステート表示、電源/充電表示
USB2.0 （標準 A/マイクロ B 各 1）, SDHC カード
スロット, Wi-Fi 802.11 b/g/n ※6
SDHC カード/USB メモリー ※7 最大 32GB
USB バスパワー、内蔵リチウムイオン電池
電池動作時間：約 7 時間 ※8
動作温度：0～40℃ 保存温度：-10～50℃
190（W）×153（D）×38（H） mm
約 550gDSUB25 ピン用モニターケーブル（LE-25M1）,
DSUB9 ピ ン 分 岐 ケ ー ブ ル （ LE-009M2 ） ,DSUB25-9 変換アダプタ, 5 線 TTL プローブ
（LE-5LS）, マイクロ USB ケーブル, USB 充電器（LE-P2USB）, キャリングバッグ（LEB-01）,
ユーティリティ CD, クイックスタートガイド, 保証書※1：生データ表示のみ。高速な CC-LINK にはオプションの OP-FW10XR が必要です。※2：通信データ、アイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスは、キャプチャー毎に 4～8 バイトのメモリーを消費します。 ※3：自動設定は ASYNC, SYNC/BSC, HDLC/SDLC のみ可能。通信データ量が少ない場合やエラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。 ※4：ASYNC, SYNC モードのみ可能。 ※5：製品版 PC リンクソフト LE-PC300R の機能の一部が制限されています。 ※6：海外向
けモデルは仕向地によっては電波法の関係で Wi-Fi 無線機能が無効化されて出荷されます。詳し
くは営業部までお問合せください。 ※7：当社オプション品以外の SDHC カードは動作保証対象外です。 ※8：当社測定条件による。

オプション品 名CAN FD/CAN/CXPI 通信用拡張セット
CAN FD/CAN/LIN 通信用拡張セット
高速 HDLC/SPI 通信用ファームウェア
RS-530 拡張ボード
カレントループ通信用拡張セット
TTL/I2C/SPI 通信用拡張セット
5 線 TTL プローブ
X.21 モニターケーブル
RS-449 モニターケーブル
V.35 モニターケーブル
RS-530 ケーブル
USB 充電器
PC リンクソフト
PC リンクソフト （OP-SB7XC/7XL 用）
3.81mm ピッチ端子台 5 極
リチウムイオン電池パック
16GB SDHC カード
32GB SDHC カード

型 番
OP-SB7XC
OP-SB7XL
OP-FW10XR
OP-SB10N
OP-SB1C
OP-SB5GL
LE-5LS
LE-25Y15
LE-25Y37
LE-25M34
LE-25S530
LE-P2USB
LE-PC300R
LE-PC7XCL
LA-5ETB45
P-26LS1
SD-16GX
SD-32GX※1: 最大 10Mbps に高速化 ※2: 付属品と同等 ※3: OP-SB10N が必要※5: アナライザーにセットされているものと同じ。保守用。

備 考※1※2※3※3※3※3※2※4※4※5※5※4: フルエディション●本リーフレット記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●製品仕様、デザイン等は 2020 年 7 月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。 ●製品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合があります。
●このリーフレットからの無断転載は固くお断りします。
©2020 by LINEEYE Co.,Ltd.

本社・営業部 〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町 39-1 丸福ビル 4F
TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163

URL： https://lineeye.co.jp

E-mail： info@lineeye.co.jp
Printed in Japan

L-20072J/LE