取扱説明書

本体がショック等で破損しない様、充分な梱包を施して’－「』一一----------●修理について●----------~卜記にご送付ください。
●〒152束京都|｣黒ｌｚ１１１根２－５－２０

共立電気計器㈱国内`鴬業部
電話(03)723-0131㈹（03)723-7021-2(直通）超小型記録計●代理店

92－’’４２（
Ｌ」巴

共立電気計器蕊
本社：東京都目黒区中根2-5-20〒１５２冠03(723)0131
本社営業部缶03(723)7021.7022(直通）エ場：東京・宇和島・愛媛(Jls表示許可エ＄）大阪営業所：大阪市西区北堀江3-10-22〒550
シティライフ有■2Ｆ冠06(535)００７８
愛嬢営業所：愛媛県東宇和郡宇和町大字坂戸駄場480〒797-03五08946(2)１１７１⑧愛媛営業所’

キュ■レコ －ヲ

1チャンネル

ＭＯＤＥＬ53505351

2チャンネル

ＭＯＤＥＬ５３，．５３６１

Ⅲ

世界120数ヵ国に広くIIJ｢場をもつ共立は､永年の豐富な維験と実績に基づき|吐界各国のニーズをここに結集しました｢，｛史111性・信頼性は勿i論のこと、よ'」高い安全性への世界的転換

傾|(i]のなかで､ｖｊが.の操作ミスによ-)ててもMlxに危険を及ばさない"をモットーに、特に安令性には充分留意した,没計です。

目次

1．外観

１．外観………………………………･…･………･………………１

ＭＯＤＥＬ5350/5360レコーダー単体

２．特長…………………･…………………･…………………･…２

３．標準仕様･……･……………………………･…………………３
４．各部名称……………･…･………………･……………………７

一一

５．内部部品名称･………………………………･……………･…８６．寸法および取付け…………･…………………･…………･…９

７．測定準備………･…･…………………･………………………1１
８．配線及び測定方法……………………………………………1９

埒iiiii鱗蝿■匂いＭＯＤＥＬ5351/5361ユニット付レコーダー

９．別売アクセサリー･……………………………･……………･30
10．ユニットの接続方法…………･……………･……………･…34
11．スケール板の交換方法…………･………･……･……………36
12．記録紙………･……………･……………･…………･…..……4０

蝋

携帯ケース付で使用する場合〆￣￣￣'~--ｺ｡,甲一一.-￣_寸一弓■■･－－－－－=二一=－－，■■■

２特長

３標準仕様

本記録計は、Ｉ)1Ｎサイズ(96x96U1ii)タイプの超小liI1、IlWL鮭、か(1)ＭＯＤＥＬ-5350(1チャンネル)/5360(2チャンネルルコーダー単体

つ低価格の記録討て`す。

℃

記録方●パネルへの取付けはＤＩＮサイズバネルメータとlril様で、取付け穴寸法は92x92uiiiです．
●スケール交換が容易にて゛きるため、様々な人ﾉjに対応できます。

●記録紙は50miillIiiを便)Ｉ化、交換はカセットカ式で、着111tが容・記録方式はメータ指針による感lE打点方式で、インクなどの交換は必要ありません。

●本体は、１チャンネルタイプ(MODEL-5350)と２チャンネル
タイプ(MODEL-5360)の２種類です。

・本体にユニットを取付けることにより<各種入力に対応できます。ユニットには下.記の６種類が用意されています｡(標準1ｍＡ/250ｍＶタイプに取付可能）名称

ユニツ トモデル名

Ｍ-5307

6レンジ温度ユニット(Pt-100型）(Ｋ型）

感lIH打点式式｡［／Ｌ１ｌ1ｍＡ/250ｍＶ
Cl／］Ｏ(１2ｍＡ/100ｍＶ
1()ｍＡ/100,1Ｖ

入力容量
指

７]て

[］
雌大l｣鴨価の土2.0％

精度

3』速……1インチ（25.4mm)/ｈ〕４８12インチ(3048,1m)/ｈ
24インチ(609.6mm)/ｂ

記録紙速度

易です。

本体

仕様

項目

(1チャンオ､ル）

打点間隔
i】⑥■

60紗…1インチ/11,5秒…12インチ/h､2.5秒…24インチ/}１(2チャンオ､ル）

肌８
20秒…1インチ/h､1.7秒…12インチ/}】､Ｍ秒…24インチ/Ⅲ

記録紙※

砺下式２１/2インチ(63.5mm)ｘ65.6フィート(20ｍ）：
巻収入２１/2インチ(63.5mm)×32.8フイート(10ｍ）

記録幅50mm(スケール長55.5mm）

使用温度範囲

ＪＣ～ｂＵ－１０℃～50℃{1Ｉし氷結はｲ《iil

■■

電源電圧

ＡＣ100Ｖ、１１０－１２０Ｖ、２００～240Ｖ、5011ｚＸは60Ｈｚ

いずれかをご指定ください。

消費電力

約3.5ＶＡ

外形寸法，重量

96
96(Ｗ）×96(Ｈ）×162(Ｄ)m,Ⅱ約880貝

Ｍ-5350Ｍ-5308(|チャンネル用）

Ｍ-5312周波数ユニット

Ｍ-5313直流電lモユニツト

Ｍ-5360Ｍ-5320i品WiiL度ユニット

巻収武川).5350Ⅱ３
また標雄スケールとして､0～100の50分割目滞付(No.ＳＴ(2チャンネル用）

Ｍ-5321

交流電圧･電流(クランプ)ユニット

Ｏ１)が爽装されていま土〃※記録紙は標準として､-F記50分沓|Ⅲ|が添付きれています。
飛下式No.5350-002●２チャンネルタイプの入力は、マイナスコモンです。

ａ

－２－

‐３－

(2)ＭＯＤＥＬ-5307/53086レンジ温度ユニット付レコーダー(1チャンネル）(4)MODEL-5313直流電圧ユニット付レコーダー(1チャンネル）仕様
項目

Ｍ-5307

Ｍ６３０８

項目

仕様

Pt-100型温度センサー川Ｋ型熱電対i品度センサー用

入力レンジ

DC10ｍＶ/100ｍＶ/1Ｖ－６０－０℃

600～1200℃－５０～100℃度※’

300～600℃

定格Ｈ１,力値の±1.5％－２０－４０℃

150-300.Ｃ

指 ７]て 精度※２

最大目盛値の±2.0％

０－６０.Ｃ

0-150℃

入力インピーダンス

全レンジ１Ｍ｡

スケ~ル

No.ＳＴ－Ｏ１

入力レンジ(6レンジ）

Ｏ-150℃

0～300℃

0-300℃

0～600℃度※１

定格ｌｌｌＩﾉ｣(|/(の±2.0％

定格,''1,ﾉ｣IiiXの±3.09》

指 ７]て 精度※２

雌人１１｣H制|/〔の±3.0％

雌人'1樵IlKの±4.0％

スケ－ル

No.Ｔ－ｌ３

No.Ｔ－１２

精

記録紙
電源電圧

外形寸法，重量

30分割

垂下式No.5350-005
巻取式No.5350008

精

いずれかをご指定ください。
ｌＸＩ
82(Ｗ)×82(Ｈ）×48(Ｄ)mｍ約3009(ユニットのみ）※2.ユニットと本体を組合わせて調整した場合の精度､温度センサーの精度は含まない。

ＡＣ100Ｖ、110-120Ｖ、200-240Ｖ、５０Ｈｚ又は60Ｈｚ
いずれかをご指定ください。

外形寸法，重量82(Ｗ)×82(Ｈ)×48(1))mｍ約3209(ユニットのみ）※１.ユニット単体の精度、定格出力はＤＣ1ｍＡ※2.ユニットと本体を組合わせて調整した場合の精度(5)MODEL-5320温湿度ユニット付レコーダー(2チャンネル）
入力レンジ

精

４５～６５Ｈｚ±0.2Ｈｚ±0.211Ｚ±0.511Ｚ

指 ･汀（ 精度※２
±2.011Ｚ

Ｍﾉ８０～５００
ＡＣ80～500Ｖ

スケ－ル

Ｎｏ．Ｆ-０１
No.Ｆ-02No.Ｆ－Ｏ３
Ｎｏ．Ｆ－Ｏ１Ｎ⑪.Ｆ0２ＮｏＦ－０３Ｎｏ．ＦＯ４
No.Ｆ-0450分割

韮下式No.5350-002

巻取式No.5350-003

0.5350-006
娠下式No.5350-006
4Ｕ
40分割
)0９
巻取式No.5350-009

電源電圧

ｑＬＬｌＯＯＭｌｌＯ－ｌ２０Ｖ－２００～２４０Ｖ５０１－ｌｚＸは6（
ＡＣ100Ｖ、ｌｌＯ－ｌ２０Ｖ、２００～240Ｖ、５０Ｈｚ又は60Ｈｚ
いずれかをご指定くだきい゜

外形寸法，重量)Ｐ
82(Ｗ）×８２(Ｈ）×４８(1))m、約2209(ユニットのみ）※１.ユニット単体の精度､定格出力はＤＣ1ｍＡ※２.ユニットと本体を組合わせてi凋整した場合の精度
－４－

度※’

360～４４０Ｈｚ＋動
差動入力電圧範囲

記録紙■

４５～5511Ｚ

定格''１，川Iiiの士１５％度※１

指 ７]て 精度※２

精

仕様

仕様

項目

(3)ＭＯＤＥＬ-5312周波数ﾕﾆｯﾄ付レコーダー(1チャンネル）５５～65Ｈｚ

巻取式No.5350-003

已※Ｌユニット単体の精度､定格出力はＤＣ1ｍＡ

入力レンジ

垂下式No.5350-002

電源電圧

Ｍ－ｊｌＯＯＶ－１１０－ｌ２０Ｖ－２００－２４０Ｖ－５０ＨｚＸは６（ＡＣｌＯＯＶ、110-120Ｖ、２００－２４０Ｖ、５０ＨｚＸは60Ｈｚ

項目

50分割

記録紙

温度

0-50℃

湿度

１０～90％ＲＨ

温度

定格出ﾌﾞ｣値の±4.0％

湿度

温度fi;［大目盛値の士4.0％

湿度

No.ＴＨ－０１

スケ~ル

記録紙

50分害'１

飛.下式No.5350-002

巻取式No.5350-003

電源電圧

ＡＣ100Ｖ、110-120Ｖ、200-240Ｖ、５０Ｈｚ又は60Ｈｚ
いずれ力'をご指定ください。

外形寸法，重量82(Ｗ)×82(Ｈ)ｘ48(Ｄ)mｍ約3109(ユニットのみ）※１.ユニット単体の精度､定格出力はDC1ｍＡ※２.ユニットと本体を組合わせて調整した場合の精度
１１M湿度センサーの精度も含む。
－５－－－－－￣－－－－￣－－－．－－万丙一一一一一Ｆ－－･~…－.百一一＝｡円－ｍや岸~■▼￣こ■ｍ･司一＝■－－－￣￣￣■単一柏.．■甲記ロ_

４各部名称副ＭＯＤ(6)ＭＯＤＥＬ-5321交流電圧･電流(クランプ)ﾕﾆﾂＨ寸レコーダー(2チャンネル）仕様

項目

ＭＯＤＥＬ5350/5360レコーダー単体
カノ

J／300／６０（
ＡＣ150/300/600Ｖ(1ＫＱ/Ｖ）

交流電圧

躯

金具(s）

Ｍ－ｊＩ５Ｕ
クランプ･アダプター(ＡＣ150ｍＶ）

入力レンジ

4－

父

Ｍ-8103

Ｍ８１０１
Ｍ-8101

流電流

ＡＣ6/15/6０
150/300Ａ'110とＭ-8104〕／150/30Ｕ
ＡＣ15/30/150 AC30/150/300
００/3000Ｆ
1500/3000Ａ
300/1500Ａ

￣

～

精

度※’

指 汀〔 精度※２

交流電圧〕９定格出ﾉ｣値の±2.0％

交流電流

定格｛Hカイ直の±Ｌ5％

交流竜l歪

～

)９
最大Ll盛([(1の±3.0％

交流電流

スケ~ル

］
No.Ｃ－Ｏ１

h
pU

30分割

記録紙

書屋Ｌ卜Ａｌ１].５３５０－ＯＣ
兎~卜式No.5350-005)－００８
巻取式Ｎ⑪､5350-008

電源電圧

ヘＣ１００Ｖ～１１０～１２０Ｖ、２００－２４０Ｖ．５０ＨｚＸは6Ｃ
ＡＣ100Ｖ、１１０～120Ｖ、200-240Ｖ，５０Ｈｚ又は60Ｈｚ
いずれかをご指定〈だ急い、

外形寸法，重量40
８82(Ｗ)×８２(Ｈ)×４９．５(Ｄ)mｍ約3409(ユニットのみ）

本体止め

ｈＩ
Ｌ｣

※１ユニット単体の精度､定格出ﾉ｣はＤＣｌｍＡ
交流電流レンジはACl50mVMjに対する精度※2.ユニットと本体を組合ｵ)せて調整した場合の精度

5Ｐ

交流電流は､クランプアダプターも含めて調整する。

●電圧、電流のチャンネル間はアイソレートさ7,ています。

●交流電流レンジはACl50mVの電圧レンジとしても使)洲}来ますが、本体とアイソレートはされていませんので使用する
場合は御朴|談下さい。

端子カバー止めネジ

ＭＯＤＥＬ5351/5361ユニット付レコーダー
ニット

具（Ｌ）

－６－

－７－
■-㎡－２.巾---毛＝■--.-‐-工.■缶一一百辛一-Ｐ･ラーーーー▼ワー.￣～､＋－－マーマヰ゛

6.寸法および取付け

5.内部部品名称●外形寸法

アルミプレートｒｌ」

ロックレバー

Ｉ

零調ピン
スケール板

指針
揺動板

別

１月

打点ポール
記録紙

変速ツマミ

ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ、■Ｉ●(ユニット付）
。

趣！

／
/、ﾐﾐ；

｛

体
■

●パネルカット寸法

Ｆも。

●Ｐ

kii

●

ＣＯ

黛

。

心。

■

カセット
’

。。

一チャートガイド。。。

□つ＋ｕ’8

技

-－８－

－９－
可＝~＝'ヨニー呵甲■■ﾝ品一F～￣ｕ匠苛且～￣‐一一一'ﾄｰ三内一

7.測定準備(1)記録紙カセットの引き出し方●取付け方法●次の順序でカセットを引き出してください。

（レコーダー単体）
パネル①カバーの両脇のツマミを押し込んで、カバーをケ

ｒＪ ｜ノ

■''二三

ー里｣Z止金皇_L三１

字｜］ースよ'｣取外します。

取付金具を匝
Ｍ4ナットにて取付金具を固定

ロックレバー②カバーをlIxUました゛ら、メーター取付け部右上に(ユニット付レコーダー）ある□ツクレバーを左側ｆＥ)Ｌ”にｷ１１]し、そのままメータ

ー取付け部を手前にⅡ',し亜ｲ寸壷

ケコタュアュｒコア〕／■■

多兄グ几”Ｐ。

勺

耐イオ今旦軒|古

－’0－

１１

クです。

③次にカセットの両脇を持一)てケースから引き出
してください。
）

弓一－●取付金具は、パネル面に対して、垂直に取付けてください。
●取付金具の固定位置は、パネルの厚さにより、異なりますので、Ｍ４ナットは締め過ぎないよう、注意してください。バ
ネ座金がつぶれた時点から約姥回転が、適当な締め付けトル/－カセット

変Ⅵ

注意

公

てください

－’’一
ULlロワーL､巧｢－－－｡９，１+~も￣凸~,￣,￣rｆ

(2)記録紙の入れ方●垂下式
チャートガイド

三三熱二①カセットに付いているチ
ヤートガイドを、’二に;｜きしげてください。

④記録紙を引き出して、カセットとチヤートカイドの隙間に記録紙を入れて
ください。

戸-記録紙

ヤート軸

⑤スブロケットのピンと記
録紙の六を合わせ－、チャ②記録紙のロールにチャートカイドをもとに戻しート軸を差し込みます。
ロケットピンて記録紙を押さえます。

勺⑥もしこの時、記録紙がチ③チャート軸の入った記録
紙を、紙の端面が下から上に1句く様に、カセットのクリックにしっかりとヤートガイドの'''心においてふくらむ様でしたら、

指の腹で押さえてふくらみをなくしてください。

押し込んでください。

一’２－

一'３－

●巻取式

①測定準備の項(1)記録紙カセットの引き出し方①～③と同様の作業を行ってください。

⑦⑥の状態で、カセットをケースに納めてください。

②記録紙をチヤートガイド

その時、カセットのツメとカセットの隙間より入が内部の穴に納まる様にれ、カセットの下部を通入れてください。

して再び上に；|きⅡず、
２０～30cm程度jjlさ.上げて
ください。
■

Ｉ

⑧メーター取付け部をもと亘甦墨二の様に戻し、ロックレバ③記録紙の穴とスブロケッ

スーがロックされるのを確

三トのピンを合わせてチャ認してから、カバーを取ートガイドを戻し、記録

付けます。

１ノー

紙を押さえます。
▽

紙④②で引き出した記録紙を
空芯と紙との間にはさみ込む､ようにし、記録紙を巻き込む方向に注意しな
がら、５～6厘１以上巻き込
んでください。
臼

－’４－

'５－

]TI里田０ン⑤空芯に記鉢紙を巻きつけたら、巻取軸のギヤーの方向に注意しながら、巻取軸のピンと空芯の切り込みがかみ合うように、
クリッ

巻取軸を差し込んでください。

露⑧チャート軸を記録紙に差し込みましたら、記録紙をカセットの｣二から通し、チャート軸がしっかりとクlルソクにはまるように押し込んでください．

セット
￣

｡’

⑥そのまま記録紙がたるま⑨カセットの両脇が広がっない様に、巻取軸をカセたら、押し込んでもとにットの溝にはめ込んでく己録紙

ださい。この'1寺巻取軸がしづかＵと溝部のクリッ

戻してください。

ヤート軸

クにはまる様にしてください。

⑩カセットの上部で記録紙Ｕがたるんだ場合、両脇のギヤーを回してたるみをなくしてください｡また、⑦記録紙にたるみができた

チヤートガイド中央部にら空芯を少し回してたるみを取り、記録紙のロー

ふくらみができたら、指ギで押してふくらみを取っ

ルにチャート軸をはめ込てください。

みます。

⑪これで記録紙の取付けは終Ｕです。あとは、記録紙の入れ方⑦⑧の作業をしてください。

」

－１６－

－１７－

８配線及び測定方法(1)レコーダー単体(3)記録紙送り速度の設定●配線（2チャンネル）（1チャンネル）①カバーを取Ｕ、メーター取付け部を引きl+化未すＰ

ＡＣｌｌＯ－Ｉ２０Ｖ

ＡＣ?OＯ－Ｚ４０Ｖ

一②’
｜③’

｜｜③’
｜②一

｜③’

吉｣謡い週I責｜｜±１１

プラスマイナス接地
入力入力

｜②

②

｜◎’
｜③
｜②’

｜③’
③一

。

みが兄えます６｜②一と、本体内部に変速つま変WilD潔|｣zI:jM1l脳
MOD重刷W｣j：
E5il回回国回国回ＨＷｉ 11.1…三'三１ｓ顎ＡＣｌＵＯＶ

ＡＣ

冠源

マイナス

入力コモン

②変速つまみを手前に引き

～

●測定方法

ながら左右に回し、ピン‘`Ｉを任意の速度表示の穴に①メータのゼロ位置を調整してください。方法は、アルミプ

固定してください。つま

レートｌの零調ピンをマイナスドライバーでliIlして行-）て

みがつかみにくい場合は、ください。（８頁5.内部部品名〕称参照）②入力端子に入力を配線してください,この際、人ﾉj信号のカセットを引き出せばや大きさを確認し、過大人力にならない様、充分な注意をしりやすくなります。

てください。
Ｕ①②雪

尚、人力役人により、メータは動作しますが、これは記録紙の動作とは関係なく、電源を投入しない場合は、バネルメータとして使用できます。

①609.6ｍｍ/ｈ（24インチ/h）③変速の表示は次｡涛市Ｕ②25.4ｍｍ/ｈ（1インチ/h）

２４インチ/h(609.6ｍｍ/h）③304.8mm/ｈ（12インチ/h）です。なお、出荷時にはにセットされています。

２チャンネルの場合は、メータは入力１および２のどちらかを指示します。

(注)指針が、揺動板に押された状態の時は、メータの指示は動きません。この場合は、電源を投入し、揺動板が持ち上がるのを待ってから行ってください。

凸

－１８－

一’９－

③④

(2)温度レコーダー(ユニットＭＯＤＥＬ5307/5308）

記録紙が正しくセットされていることを確認してください。

●配線．
（Pt-100型）

電源を投入してください。記録が開始されます。
２チャンネルの場合は、入力１および２が交互に記録されされ、入力１の方は薄く、入力２の方は濃く記録が残Ｕま軒「￣二面Ｕ・画

町ｆ例騨Ｉ

フゾンクシコン

スイッチ

白－１回

●メータ本体および指針は、入力のマイナス（コモン）側と同電位になＵ未す。

、’

入力を接続する場合は、マイデス（コモン）側に低電位側を接続してください。もし、」１２むを得ぬ理由で高電位側を接続した場合は、通電中はパネルを開けない様にしてくだ

尚、電圧を抵抗で分圧して入力した場合は、メータの応答速度は速くなり、逆に電流をシヤントで分流して入力したK型熱電対温度センサー●測定方法①メータのゼロ位慣を調整してください。（方法は、レコーダ
ー単体と同じ）②温度センサーを本体の表示通|」に配線し、被測定物にセッ
１１

よく確認の上、ご使用ください。

,Ｉ

Pt-100型温度センサー

さい。入力のマイナス(コモン)側とＧＮＤのlliiii圧は､ＡＣ５００
ＶＭＡＸです。絶対に越えない様にしてください。また、５０Ｖ

以上の電圧が印加古7、まずと､感電の恐れがありますので、絶対にメータ本体および指針にはさわらないでください●２チャンネルの場合、記録速度24インチ(609.6mm)/ｈで使用する場合は、打点間隔が0.8秒と短いため､入力によってはメータが追従できないことがあ|」ます。特に、入力１と入力２の差が大きいときに影響が現れ、人ﾉ]２の２打点間に誤差が生じる場合があ|ノます。よって、メータの動作を可■ⅡⅡⅡⅡⅡＩⅡＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ■【－‐ＩＩ０Ｉ－ＩＩＩＩＩＬ

使用上の注意》》す。

トしてください，③ファンクションスイッチがOFFの位請にあることを確認し、電源を投入してください。

④ファンクションスイッチをＭＥTERの位置にセットすれば、メータが測定i品度を指示します。iHll定範囲を越えている場
合は、レンジスイッチによ'ノ、適正なレンジを選んでください

場合は、メータの応答速度は遅くなります。
」

－２０－

（K型）

チ

１１

ます。３打点のうち入力１が１打点、入力２が２打点記録

ファンクシ薊ン－２１－

(3)周波数レコーダー(ユニットＭＯＤＥＬ5312）(注)指針が、揺動板に押された状態の時は、メータの指示は動きません。この場合は、ファンクションスイッチをCHARTの位置にして、揺動板が持ち上がるのを待ってからＭＥＴＥ●配線．
測定周波数範囲

Ｒの位置にもどしてください。

堰類し灘⑤記録を行う場合は、記録紙がⅢEしくセットされていることを確認の上、ファンクションスイッチをＣＨＡＲＴの位置にセ、ットしてください。
使用上の注意●温度センサーは、必ず絶縁タイプを使用してください。
入力端子は、ＧＮＤとほぼ同電位です。
●オプションのＫタイプ温度センサー(Ｍ-8068/8069)は､600℃以上の測定には使用しないでください｡600℃以上の狽'１定をする場合は、高温用のセンサーが必要になりますので、その場合はご相談ください。
●アースリード線は必ず接地してください。

入力接地ＡＣ
電源
■

囑Ｉ

●測定方法

①メータのゼロ位置を調整してください。（方法は､レコーダ
ー単体と同Ｕ）②入力を配線してください。入力範囲は、ＡＣ80～500Ｖです。
③記録紙が正しくセットされていることを確認の｣二、電源を投入してください。記録が開始されます。

使用上の注意●ＧＮＤ端子は必ず接地してください。入力端子とＧＮＤ端子の耐圧は、ＭＡＸＡＣ５００Ｖです。

－２２－

－２３－

(4)直流電圧レコーダー(ユニットＭＯＤＥＬ5313）⑤記録を行う場合は、記録紙が正しくセットされていることを確認の上、ファンクションスイッチをＣＨＡＲＴの位清に

●配線
レンジ

１＝・ダ⑪【Tm
IO■〃-ＷＤＦＦ＿Eu△■Ｔ

セットしてください。

ファンクション

スイッチ

､スイッチ
明ODn5]I］

AC電源

I鍋[皿匝］

使用上の注意●メータ本体および桁針は、人力のマイナス側とほぼ同電位になります。

重丁でi固り-則ちil言入力を接続する場合は、入力の同朴|電圧に注意してくださ／Ｉ

い、入力端子とＧＮＤのlIiiit圧は、ＭＡＸＡＣ３００Ｖです。

プラスマイナス
入力入力●

アースリード線は必ず接地してください。

～

艤１

●測定方法

①メータのゼロ位置を調整してください。（方法は､レコーダ
ー単体と同じ）②入力端子に入力を配線してください。この際、入力信号の石大きさを確認し、レンジスイッチにより、適正なレンジを選んでください。また、入力が過大人力にならない様、充．分な注意をしてください。

③ファンクションスイッチがOFFの位置にあることを確認し、電源を投入してください。

④ファンクションスイッチをＭＥTERの位置にセットすれば、メータが動作します。

(注)指針が、揺動板に押された状態の時は、メータの指示は動きません｡この場合は、ファンクションスイッチをCHARTの位置にして、揺動板が持ち上がるのを待ってからＭＥTERの位置にもどしてください。
。

－２４－

－２５－

(5)温湿度レコーダー(ユニットMOEL5320)…2チャンネル●配線⑤記録を行う場今は、記録紙がIIL〈セットされていることを確認の上、ファンクションスイッチをＣＨＡＲＴの位置に度センサーセットしてください。

記録は、３打点のうち温度が１打点、湿度が２打点交互に行われます。記録紙-12には淵度が薄く、湿度は濃く記録が残Ｕ未す。

使用上の注意●温湿度センサーは、塵喚の多い場所Ｙ風が強く当たる場所、露点する恐れのある場所で,の仙川はて`きるだけ避けてください，●

祝湿度センサーを、面接水に浸漬したり、激しい衝撃を与えたl」することは、絶対に避けてください。

●測定方法①メータのゼロ位置を調整してください。（方法は､レコーダ
ー単体と同Ｕ）②淵湿度センサーを本体のコネクターに接続し、被i1Ill定場所にセットしてください。

③ファンクションスイッチがOFFの位置にあることを確認し、電源を投入してください。

④ファンクションスイッチをＭＥTERの位置にセットすれば、メータは、１m度及び湿度のどちらかを指示します。

(注)指針が、揺動板に押された状態の時は、メータの指示は動きません。この場合は、ファンクションスイッチをＣＨＡＲＴの位置にして、揺動板が持ち上がるのを待ってからＭＥＴＥＲの位置にもどしてください。
』

－２６－

－２７－

Ⅲ

してください。この際、レンジスイッチは、600Ｖにセット(6)交流電圧・電流(クランプ)レコーダー(ユニットＭＯＤＥＬ

し、クランブアダ`ブターのレンジスイッチは、愚人レンジにセットし、それぞれ被測定物に接続してください。
③ファンクションスイッチがOFFの位置にあることを確認し、5321)…2チャンネル●配線<Ｍ-8101>最大300Ａ電源を投入してください。

レン

レンジ
スイッチ.

④ファンクションスイッチをＭＥTERの位置にセットすれば、
凸。臼(注)指針が、揺動板に押された状態の時は、メータの指示は動、<Ｍ-8103>最大'500Ａ

潟

ンジスイッチll-IL

きません。この場合は、ファンクションスイッチをCHARTの位置にして、揺動板が持ち上がるのを待ってからＭＥTERの位置にもどしてください。また、メータの振れを見ながら電圧及び電流のレンジを最適レンジにセットしてください。電圧及び電流の指示の切換えは、ファンクションスイ<Ｍ-8104>最大3000Ａ
レン ジスイッチ

Ⅲ

電圧入力

メータは、竜1歪及び電流のどちらかを指示します。

ッチをＣＨＡＲＴの位置にして行ってください。

⑤記録を行う場合は、記録紙が正しくセットされていることを確認の上、ファンクションスイッチをＣＨＡＲＴの位置にセットしてください。

記録は、３打点のうち電圧が１打点、電流が２打点交互に行われます。記録紙Ｉには電圧が薄く、電流は濃く記録が
残ります。
●測定方法

①メータのゼロ位置を調整してください。（方法は､レコーダ
ー単体と同じ）②VOnINPUT端子に電圧測定コード(MODEL7051)、ＣＬ
ＡＭＰＩＮＰＵＴ端子にクランプアダプターをそれぞれ接続

使用上の注意●ＣＬＡＭＰＩＮＰＵＴ端子には、クランプアダプター以外の人
力は、絶対に接続しないでください。

●ＶＯＩＴＩＮＰＵＴ端子とＧＮＤの耐圧は、ＭＡＸＡＣ５００Ｖで'す。
●アースリード線は必ず接地してください。

。

－２８－

－２９－

リ

9.別売アクセサリー￣●２チャンネルキット

1チャンネル用レコーダー(ＭＯＤＥＬ5350）

ＭＯＤＥＬ8070

を２チャンネル用に、変更するためのキッ●携帯ケースＭＯＤＥＬ9047

トです。

ユニット付レコーダー(MODEL5351/5361）
専１１１の携帯ケースです可ケースに入れたま
まの状態でレコーダーを使用することがﾛＩ能です。

●各種ユニット(標準1ｍＡ/250ｍＶタイプに取付可能）■、■「面ｏｎ■
軒祀

nｍ

■■ニー
￣-9や

車
、■

■－６１期

ＣＯ

△ロー‐［Imi両□

画 ⑨ q'百il言1１
畠

6レンジ温度ユニット(Pt-lOOQ）(|チャンネル用）MODEL5307

6レンジ温度ユニット(K）●Pt-100型温度センサー
ＭＯＤＥＬ8067

Ｄｔ－ｌＯＯＱ／0℃ＯＬＡＳｓＣ
、～３ＵＬ

てう

(1チャンネル用）MODEL5308

I1HIMはVU丹I｢睡邸、511J

FOD=ｍＺ１

川

露
｡

、
■

宝Ｉ

、巴■

１蝉…回

●Ｋ型温度センサー⑨(②。 詞屋

ＭＯＤＥＬ8068(＿ノＬ＿ノ

周波数ユニット（|チャンネル用）

直流電圧ユニット（|チャンネル用）

ＭＯＤＥＬ5３１２

ＭＯＤＥＬ5３１３

ユ学ノＬ

饅、》

山田己Ⅲ

iH岡’0～600
的Ｌ６Ｘｌ５０ｆ

Eヂ
必』●Ｋ型温度センサー
ＭＯＤＥＬ8069

温湿度ユニット(2チャンネル用）

交流電圧電流(クランプ)ユニット

ＭＯＤＥＬ5320(2チャンネル用)MODEL5321'iiiつ）
毛＃〆

使用熱電対素線

0-700℃
冒麿師囲’０－７０〔
使用温度範囲

寸法・材質
リ

￣

ド線

▲

－３０－

典邑己Ⅲ
０Ａクロメル･アルメルＯＬＡＳＳ０．７５

-－３１－

Ⅶ
６３．２ｘｌ５０ＨＳＵＳ３１６

メタルサポート

ガラスウールリード3ｍ

●クランプアダプター
ＭＯＤＥＬ8１０１

出力電圧

Ⅲ

夢

ｉｍｉＩｔｌｌＯ～６／１５／６０／１５０/３００A
測定範囲

精度
周波数範囲
負荷抵抗
出力コード

外形寸法
重量

被測定導体径U～ｂ／ｌｂ／６０／ｌｂＯ／３００１●クランプアダプター
ＭＯＤＥＬ8１０４］～１５０:出力値の２％

の４ｍｍＣ

ＪＥ

００７［

槌

筋開’0-30／１５０/300／'500/3000F
0-30/150/300/'500/3000ＡＡＣ
測定節囲

出力電.圧

0～３０／’５０／３００／’５００/30001
O～30/'50/300/'500/3000ＡＡＣ入］～ｌｂＵ
力に対してＡＣＯ～'50mＶ

精度

定格出力値の2％（3000Aは4％）周波数範囲

４５～６５Ｈｚ

負荷抵抗

100Ｋ９以上

出力コード

5ｍ６４mmのバナナプラグ付

外形寸法

l５０Ｘ３１７ｘ３４ｍｍ

重量

約9509

被測定導体径

最大径②'00mｍ■￣●クランプアダプター
ＭＯＤＥＬ８１０３

測定範囲
出力電圧

Ⅲ

精度
■

ｑ

■

０

〕～’５／３０／１５０／３００／’５００』
O～'5/30/150/300/'500ＡＡＣ]～’５／３０／１５０／３００／’５００ノ
O～'5/30/150/300/'500ＡＡＣ入力
Ｕ－ｌｂ[]
に対してＡＣＯ－ｌ５０ｍＶ

定格出力値の２定格出力値の２％

45～６５Ｈｚ
周波数範囲４５～〔
周波数範囲

負荷抵抗

'００K｡以上

出力コード

力qｍｍＤ
5ｍの４ｍｍのバナナプラグ付

外形寸法|ｌ９ｘ２４２Ｘ３４ｍｍ

重量

約5009

被測定導体径

最大径の55ｍｍまたは50×75ｍｍ(ｶﾊﾞｰ）

。

－３２－
Ⅱ＝宅＝字

－３３－

１０.ユニットの接続方法
ユニット単体で購入された場合は、￣卜記手l1Ulにて、レコーダーとの接続を行なってください。

(2チャンネル用）
１

１

③

●接続方法

－又臣＝＝（ 青)〆一夕_(＋2）
メエー （ 黄)メーター(－）
￣￣￣(1)レコーダー本体の端子に接続されている端ｆカバーをJ1X1」
はずしてください。

文Ｅ－ （ 赤)メーター(＋|）
Ｘ崖＝＝ （ 白)電源（N）。正￣ （ 黒)電源（L）－Ｘエーーニ（ 緑)ＧＮＤ

⑱

－￣￣

⑤

(2)端]と板の左右を固定しているボールネジを添付のネジ(Ｍ３ｘ１４ＳＷ付)に交換してください。

￣￣

■

■

百

百

ll9ll筐11園|橇11住Ｍ９ｌ⑨|）LエアＦﾌＦ
一方に接続する。
（注)ＧＮＤは左右どちらか｡’。。。・・・１．

(3)ユニットからの'ノード線を色をまちがえない様に端子に接続してください。

鼻珀

ポールネジと交換(絶縁のため）(注)接続の際､リード線は必らず､上側から差し込んでください。
(1チャンネル用）●本体取付方法(パネル取付型）
⑥

⑮

(＋）
(－）
③②

(N）
(L）

⑤

ポールネジと交換(絶縁のため）

、

升舌亀

－コ←「

スタンド

凸

－３４－
「

Ｍ４Ｗネジ(L）(ポータブル型）｜Ｉ’

911回国1国囮＋ｅＩ毎

鼻]□-…－ｐ－－

－３５－

－－－０－

M4X45m/、Ｉ

１１.スケール板の交換方法(1)アルミブレートを固定しているネジを①ドライバーで外し、
アルミブレートを取外してください｡(この際、カバー及びカセットは取外しておく）(3)交換するスケール板を用意し、②と逆の要領で、圧1定ネジに下側から差し込み、ネジを締め付けてください。この際スケール板は、同定ネジにある２つの絶縁ワッシヤーの間に差し込み、スケール板のミソが絶縁ワッシヤー伯）の内側突起部につき当たる位置で．固定してください。

雌

固

一鰯

絶縁

曰）当突琵ｄ岩(白）
アルミブレート■？

(2)スケール板を固定しているネジをゆるめ（外す必要はない）
スケール板を下へ抜き取ってください。この際指針をひっかけない様注意してください。
スケール板固定ネジ

／７

1

夕ﾛ

スケール板を挿入する|際、席LLの状態にならない様注意してく
ださい。．

１１

蝿

左|ﾇ|の様に、スケール板が、絶縁ワッシャー（日）の突起部分につき当たらす〈その内側に入'」込んで、ネジに'1たった状態で間定してしまう。この状態ではスケール板の絶縁がて`きません。

』

－３６－

－３７－

！

(4)

新品のスケール板をそのまま取付けると、メーターフレー(5)アルミブレートをlIxlj付け、ネジ｣上めしてください。

ムに傾斜があるため、下記の様に、スケール板が指針にぶ(6)カセットに記録紙を爽装し、本体にセットしてください
スケール板と、記録紙の間隔をチ丁リグし、スケールの[ｌＩｌ

つかった状態になります。

1１

げ過きがないか雛認してください

スケール板が記録紙にﾉｺﾞＭ］ている場合は、述転Ⅱ＃に記録紙にキスがつくことがあるので、再庇スケール板の}Ⅱlげ具合を調整してください｡

スケール板と紀録紙の間隔は、0.3-0.5mm腿度。
～。

スケール板を内側にｲﾘ'し1111げ、指針との問隔を、下而Llの様に調整してください。押し曲げる|壕は、ゼロイ1111、フルスケールイ１１１１を均等に[Ⅱ1げる様注意してください。

］

指針との間隔の目安としては、スケール板の上面が、打点ボールの先と同一平面上の位置になる程度。

』

－３８－
勵・､韓

－３９－

メモ

１２記録紙
●記録紙一覧表

垂下式

晨さ

5０

10ｍ(連; 涜'５日）

5０

2５

20ｍ(連続30曰）］巳
20ｍ(連続30日）］巳」
20ｍ(連続30曰）］上20ｍ(連続30曰）

目盛分割

長さ

4０

3０

「可

Ｌ.

。■

巻取式

ビ

■■

自盛分害Ｉ

]、（i車編’５上'0ｍ(連続'５曰）］'0ｍ(連続'５日）'0ｍ(連続'５日）］'０ｍ(連続'５日）

５０
5０

4０

3０

FT

L」

2５

藝
D－ＯＬ

]－０［

Ｊ－ＵＯ６
]－０［

I－ＵＵ１

ｐ

Ｎｏ．

j－ＵＬ
5350-003]－０[]：
5350-009]－００８5350-008
門[)－ＵＵ
5350-007(注)連続日数は､｜インチ/hの速度で使用した場合です。

●

当説明書に記載されている事項を無断にて変更することもありますので、御諒承ください。

。

－４０－
ろｒ－ｘＹ一一一－４１－