保証書
型番/品名

非接触式自動体温測定ディスペンサー BS-Q9/同スタンドセット BS-Q9-SS

名前※ご購入日が証明できるものを添付してください。

お客様
情報

住所

非接触式自動体温測定ディスペンサー BS-Q9
同スタンドセット BS-Q9-SS

TEL
保証期間

ご購入日より1年間

本体

購入日

年
店名月日

住所

販売店
TEL
※この保証書は、本書に明記した期間において規定条件のもと、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ＜保証規定＞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●本製品は、製品保証期間内（ご購入日から1年間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させて頂きますので、その際には弊社までご連絡ください。
●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
①保証書をご提示いただけない場合②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合④天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷●お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。
●本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、送料、諸経費等）は、保証対象に含みません。
●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●本保証書は日本国内のみで有効です。（This warranty is valid only in Japan）

発売元

取扱説明書

株式会社ビットストロング
https://www.bitstrong.co.jp/〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F
TEL：03-3868-5605 FAX：03-3868-5616

8．続いて電源スイッチ①を押すと言語設定モードになります。
モードボタン②で日本語を含む15言語とオフの設定ができます。

⑭⑬

7.続いて電源スイッチ①を押すと音量設定モードになります。
モードボタン②でビープ音、アラーム音声の音量を0～4の4段階で設定できます。

⑫⑨⑧ディスプレイ⑨青LED照明⑩⑩消毒液噴射ノズル⑪⑪人感センサー⑫消毒液注入口（蓋）⑬卓上スタンド、粘着シート付板取付差し込みフック⑭電池ケース（蓋）6．続いて電源スイッチ①を押すとアラームの温度設定モードになります。モードボタン②で発熱アラームの発動温度を37.7～39.0℃の間で0.1℃ピッチで設定できます。

⑤

5. 続いて電源スイッチ①を押すと測定対象切換モードになります。
モードボタン②で測定対象の人体と物体表面を切り替えることができます。

⑧①電源スイッチ②モードボタン③USBタイプCポート④液量確認窓⑤スピーカー⑥人感センサー⑦温度測定センサー
各部名称④③⑥②⑦①1. 背面の電池ケース⑭に別売の18650リチウム電池を入れます。
2. AC電源をご使用の場合は、USBタイプCポート③に、別売のACアダプターに繋いだ付属のUSBケーブルとを繋ぎます。
3．電源スイッチ①を押し本体を起動します。（時刻が表示されます）
4. 電源スイッチ①を押すと摂氏、華氏設定モードになります。
モードボタン②で摂氏、華氏を切り替えることができます。
操作・設定手順

操作・設定手順（続き）

製品仕様

9.続いて電源スイッチ①を押すと、消毒液の噴霧量設定モードになります。
モードボタン②で消毒液の噴霧時間を0.1～2秒の間で0.1秒ピッチで設定できます。

10. 続いて電源スイッチ①を押すと、時刻設定モードになります。
モードボタン②を押すと「時」のセグメントが点滅するので、モードボタン②で「時」の設定をします。
続いて電源スイッチ①を押すと「分」のセグメントが点滅するので、モードボタン②で「分」の設定をします。
11. 続いて電源スイッチ①を押すと「00.0」が表示され4～11のすべての設定が確定されます。
各設定は、設定モードに入ったまま、電源スイッチ①を押すとスキップされます。目的の設定モードになるまで電源スイッチ①を押し、設定後は「00.0」が表示されるまで押して設定を確定します
12. 本体を直立させて設置した後、消毒液を注入します。
初めて使用する場合は、消毒液が出るまで、数回試してください。
13.電源スイッチ①を2秒間押し電源を切ります。

①

画面表示

②

③

35.0～42.0 ℃

検温精度

±0.2℃

検温時間

0.5秒

検温部位

手のひら

検温距離

2～8cm

警告温度
アラーム

35.0～37.2℃：ビープ音1回
37.3℃～設定温度：ビープ音2回
設定温度（37.3～39.0℃）以上：ビープ音3回アナウンス：日本語他15カ国語、オフ選択可能

待機時：時刻35.0～37.2℃：緑LEDバー１回点灯
ディスプレイ表示 37.3℃～設定温度：オレンジLEDバー点滅
設定温度（37.3～39.0℃）以上：赤LEDバー点滅
35℃未満：「Lo」、42.1℃以上：「Hi」④

1. 測定対象：マテリアル表面
2. 測定対象：人体
3. 華氏
4. 摂氏
5. 時刻/測定温度
6. アラームバー
37.2℃未満：緑１回点灯
37.3℃～設定温度未満：オレンジ点滅
設定温度以上：赤点滅

検温範囲

⑤

固定方法

卓上スタンドで据置、粘着シート付板で壁面固定、卓上スタンドと三脚取付具で三脚固定

電源

USBタイプCケーブル（付属）＋DC5V、2A ACアダプター（別売）、18650リチウム電池×1本(別売）サイズ

150×150×75mm（本体）重さ

577g（本体）

消毒液容量

⑥

付属品

600ml
日本語取扱説明書、卓上スタンド、粘着シート付板、粘着シート、三脚取付具、USBタイプCケー
ブル、消毒液注入ロート

安全上のご注意

設置方法●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

卓上に設置する場合は、付属の卓上スタンドの3か所のツメを差し込フックに差し込みます。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
「強制」の行為を示しています。
必ず守っていただく内容です。

壁面に設置する場合は、付属の粘着シート取付板の3か所のツメを差し込フックに差し込み、付属の透明粘着シートを介して、表面をきれいにした壁面に貼り付けます。

粘着シート取付板

🚫 「禁止」の行為を示しています。
守っていただく内容です。
⚠︎ 注意

異常・故障時には直ちに使用を中止する。
●異常な音や焦げ臭いにおいがする●本体・操作部が異常に熱い●USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする●USBケーブルが熱い

卓上スタンド以上のような場合は発煙、発火、感電のおそれがあります。
ACアダプターをご使用の場合は、USBケーブルを抜いてください。

透明粘着シート

三脚をご使用の場合は、三脚ネジにねじ込んだ付属の三脚取付具の2か所のツメに、付属の卓上スタンドの背面のフック穴をひっかけて固定します。

🚫

ACアダプターは、5V、2Aのものを使用する。
動作不良、破壊、火災の原因になります。

分解・勝手な修理・改造をしない。
動作不良、感電、火災の原因になります。
落下などによる強い衝撃や振動を与🚫 えない。
動作不良、感電、火災の原因になります。

🚫

液体に浸けない。液体をかけない。
特に人感センサー⑥、⑨に消毒液をかけない。
ショートによる動作不良の原因になります。

🚫

直立に設置した後で消毒液を入れる。
消毒液が漏れてショートによる動作不良の原因になります。

USBポートにピン・針金など導電性

🚫 の異物や濡れた布を入れない。
動作不良の原因になります。

三脚取付具

粘性のある消毒液を使用しない。

🚫 内部のチューブが詰まり、動作不良の原因になります。

🚫 USBプラグは確実に差し込む。
動作不良の原因になります。
アルコール消毒液を残した本体、別売の電池を火中に投入しない。
破裂の原因になります。

卓上スタンド
三脚🚫

高温、高湿、水のかかる場所、長時間直射日光が当たる場所で使用、保管をしない。
劣化やショートによる動作不良、感電、火災の原因になります。