PC0-1046

世界最小・最軽量クラス ポータブルガスモニター

ModelJIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合(GW-3(O2))
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合(GW-3(HS))

安 心 を あ な た の そ ば に！

わずか45ｇでウェアラブルデバイスへ進化

1 直接身に着けられる小型、軽量デザイン
・わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、お持ちのヘルメットバンドなど、どこにでも装着することができます。
・ブザー、ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。
手首や腕に装着することで騒音の中でも振動で危険にいち早く気づくことが可能です。

O2

Model GW-3(OX)

O2(G)

Model GW-3(O2)

検知対象ガス：酸素（定電位電解式）

Model GW-3(HS)

H2S

検知対象ガス：硫化水素

Model GW-3(CO)CO
腕装着時（腕時計型）※時計ベルト装着

腕装着時（バンド型）※アームバンド装着

ヘルメットバンド装着時※ベルトクリップ装着

2 高機能・高耐久の新型Rセンサ搭載
・耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年を実現（GW-3（O2）のみセンサ保証1年）。

検知対象ガス：一酸化炭素

CO(-H2)
CO

検知対象ガス：酸素（隔膜ガルバニ電池式）

O2

Model GW-3(C-)
検知対象ガス：一酸化炭素（水素干渉低減）

Model GW-3(CX)
検知対象ガス：一酸化炭素＆酸素

表示説明・広い温度範囲（-20〜＋60℃）で使用可能。

ガス名表示

電池残量表示・水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサをラインアップし、鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。

濃度表示

動作状態表示・国内メーカー初の一酸化炭素＆酸素デュアルセンサをラインアップし、2成分検知を小型ポータブルで実現。

3 どこでも使用できる安心設計
・保護等級：IP66/68相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造。
・本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEx/China Ex）で、危険場所でも使用可能。

時計／情報表示

単位表示

GW-3(CX)は、一酸化炭素＆酸素濃度を同時に表示できます。

ModelGW-3共通仕様
サンプリング方式

拡散式警報

ガス警報：3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、オーバー警報
故障警報：センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、
システム異常警報復帰動作

自動復帰、または自己保持（※2）

警報動作

ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション

ブザー音量

約80dB（30cm）

電源（※3）

コイン型リチウム電池 CR2450

防爆構造

本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定（Ex ia IIC T4 Ga）
ATEX（II 1 G Ex ia IIC T4 Ga）、lECEx/China Ex（Ex ia IIC T4 Ga）

各種認証

CE marking

保護等級IP66/68（※4）相当

外形寸法/質量約63（W） 42（H） 22（D）mm（突起部は除く）/約45g

機能

データロガ、バイブレーション、STEL警報、積算またはTWA警報（※1）、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示

型式別仕様
型式

GW-3(O2)

GW-3(OX)

GW-3(HS)

GW-3(CO)GW-3(C-)

酸素

酸素

硫化水素

一酸化炭素

一酸化炭素
(水素干渉低減）

検知対象ガス

GW-3(CX)
一酸化炭素

酸素0-500ppm（0-2000ppm)

0.0-25.0％（0.0-40.0％）

検知原理

隔膜ガルバニ
電池式

検知範囲（表示範囲）

0.0-25.0%（0.0-40.0%）

0.0-25.0%（0.0-40.0%）

0.1%

0.1%

L 18.0%
LL 18.0%
H 25.0%L 18.0%
LL 18.0%
H 25.0%

1st1ppm
2nd 10ppm
3rd 10ppm
TWA 1ppm
STEL 5ppm

1st50ppm
2nd 150ppm
3rd 150ppm
積算 150ppm
STEL 200ppm

1st50ppm
2nd 150ppm
3rd 150ppm
積算 150ppm
STEL 200ppm

1st50ppm
2nd 150ppm
3rd 150ppm
積算 150ppm
STEL 200ppm

L 18.0%
LL 18.0%
H 25.0%

20秒以内（Typical: 9秒）

30秒以内（Typical: 8秒）

30秒以内（Typical: 18秒）

30秒以内
（Typical: 6秒）

30秒以内（Typical: 17秒）

30秒以内
（Typical: 7秒）

30秒以内（Typical: 15秒）

分解能

警報設定値

応答時間
（※5）

T90

定電位電解式
0.0-30.0ppm（0.0-200.0ppm）

0-500ppm(0-2000ppm）

0-500ppm（0-2000ppm）

0.1ppm（0.0-30.0ppm） 1ppm（0-300ppm）
1ppm（0-300ppm)
1ppm（0-300ppm）
1.0ppm（30.0-200.0ppm） 10ppm（300-2000ppm） 10ppm（300-2000ppm） 10ppm（300-2000ppm)

使用温度範囲-20〜＋50℃（急変なきこと）-20〜＋60℃（急変なきこと）※6

使用湿度範囲10〜90%RH(結露なきこと)

0〜95%RH（結露なきこと）※7

JIS適合規格JIS T 8201:
2010

※8

JIS T 8205:
2018

連続使用時間約4000時間

約2000時間

約4000時間※1 GW-3(CO), GW-3(C-), GW-3(CX)：積算警報、GW-3(HS)：TWA警報※2 GW-3(CO), GW-3(C-), GW-3(CX)：自動復帰、GW-3(O2), GW-3(OX), GW-3(HS)：自己保持※3 防爆性能要件を満たす為に、防爆検定合格証に記載の電池をご使用ください。
※4 IPx8：水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。

付属品

約4000時間

約2000時間※5 Typicalは、平均的な値を記載しています。
※6 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変なきこと）※7 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露なきこと）。
※8 JIS適合品と同等の性能があります。
（JIS T 8201:2010「6.10 警報の遅れ試験」を除く）

各部の名称

オプション(別売品)◆ コイン型リチウム電池 CR2450：1個◆ 時計ベルト：1本（GW-3（CX）
を除く）◆ ベルトクリップ：1個（GW-3(CX)を除く）◆ 耐熱ケース：1個（GW-3(CX)のみ）（※8）

約2500時間

0.1％◆ 時計ベルト◆ ベルトクリップ◆ アリゲータークリップ◆ 耐熱ケース（※8）◆ ダストフィルター◆ 各種フィルター
◆ 校正キャップ
◆ 革ケース◆ アームバンド◆ データロガマネージメントプログラム

警報ランプ

センサ部

ブザー開放口
AIRボタンPOWER/MODEボタン※8 装着した場合、防爆要件を満たしません。

本社0570−001939

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹

浜名 古四 日金関
水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1046-240350 S