Spirit ™ 300, 600 & 1200
Portable Oxygène Liquide

Confort et maniabilité
Les appareils portables d’oxygène liquide Spirit de CAIRE
sont conçus pour optimiser le confort du patient, satranquillité d’esprit et sa liberté de mouvement. Placésdans un boîtier avec finitions en cuir, les modèles Spirit
permettent à tout patient sous oxygène de profiter d’untraitement à long terme sans renoncer à sa liberté demouvement. Grâce à leur légèreté, leur maniabilité etleur élégance, les appareils Spirit apportent une nouvelledimension à la liberté du patient.
Intégré à tous les modèles Spirit, le dispositif numériquede réserve d’oxygène (DOCD) permet d’administrer unvolume de gaz déterminé à chaque inspiration. Le DOCD
prolonge la durée d’oxygène par réglage et permet
au Spirit d’être léger et compact. Son alimentation est
assurée par des batteries à double cellule C longue

POINTS FORTS

durée, facilement remplaçables. Le boîtier en matière
souple et un simple bouton de contrôle procurent au• Petit et léger, cet appareil permet un style de vie
plus actif

patient confort et tranquillité d’esprit.

• Portabilité

Les appareils Spirit sont faciles à remplir, aussi bien par• Débits de 1 à 5 L/min et un paramètre de flux continu

le côté que par le haut. La procédure de remplissage• Fournit entre 8 et 30 heures d’utilisation au réglage 2simple en une étape ne nécessite aucune alimentation et• Possibilité de remplissage par le côté ou par le hautne crée aucun bruit.

• Boîtier souple et confortable

CAIRE propose la plus large gamme de produits à oxygène disponibles, avec des options disponibles pourrépondre aux besoins de prescription et de mobilité de chaque patient. Visitez www.caireinc.com pouren savoir plus sur les unités LOX portables à la demande et à haut débit et nos concentrateurs d’oxygène
portables, transportables et stationnaires.

Spirit ™ 300, 600 & 1200
Portable Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques
Spirit 300

Spirit 600

Spirit 1200

Capacité en oxygène liquide

0,36 kg

0,68 kg

1,36 kg

Capacité équivalente en gaz275 L

516 L

1026 L

Poids avec réservoir vide

1,6 kg

1,86 kg

2,27 kg

Poids avec réservoir plein

1,95 kg

2,54 kg

3,63 kg

Hauteur

223 mm

292 mm

355 mmAutonomie type à réglage 28 heures

16.1 heures

30.4 heures

Pression de fonctionnement

137 kPa

137 kPa

137 kPa

Taux d’évaporation normal

0,57 kg/jour

0,57 kg/jour

0,57 kg/jourPlage de réglage
du débit standard

À la demande: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC*À la demande: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC*À la demande: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC** Flux continu (FC) = 2 L/min

Informations de commande**
Description

Référence catalogue

Spirit 300 TF

13104204

Spirit 300 SF

13103130

Spirit 600 TF

13100107

Spirit 600 SF

13104167

Spirit 1200 TF

11940233

Spirit 1200 SF

11940532

Accessoires
Bandoulière

13234703** Les références catalogue sont valables pour la version américaine desproduits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacterle service client.

Contactez CAIRE au :www.caireinc.com

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE
GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d’emploi applicable
au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions etinformations de sécurité détaillées relatifs au produit.
© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés.

ML-LOX0013-1 G