計器・センサー類
長野計

小形デジタル圧力計

器

GC31形

特長
● 耐圧、耐蝕、耐久性に優れたステンレスダイアフラムセンサーと継手が一体溶接構造であるため、信頼性が向上。
● サイズは小形ながら50MPaまでをカバー。
● コンパレータ出力を2個搭載。
● モニタ用アナログ出力（電圧）を装備。
● RoHS指令に対応。
● 表示スケーリングにより、換算値などの表示設定が可能。
● アナログスケーリング機能付き。
● NPN、PNP出力接点方式選択可能。

計器・センサー類

オープンコレクタNPN、PNPタイプ2出力。
● 圧力表示のふらつきを抑えるフィルター機能を搭載。

0ms、25ms、250ms、2.5s、5s、10sまで6段階の設定可能。
● コンパレータ動作は、ヒステリシス・ウインドのいずれか選択が可能。

接断差

ヒステリシスモード：可変

ウインドモード：1％F.S.固定EMC適合仕様
圧力レンジ（最大表示桁）±100 kPa → −0.1〜2 MPa
0〜500 kPa → 0〜50 MPa

適用流体空気、水、油（接続部を腐食しない気体・液体）

接液部材質

SUS630（17−4PH）、SUS304

ケース材質

フロントケース部：PC／ABS
リアケース部：ADC12許容最大圧力

圧力レンジの2倍（35MPa、50MPaは1.5倍）

精度

表示精度：±（1.0％F.S.＋1digit）
温度特性：±0.1％F.S.／℃（ゼロ点・スパン点共）

表示

表示方式：3 1/2桁LED表示（文字高さ10mm）
表示周期：0.2秒

電源／消費電流12〜24V DC±10％／30mA DC以下

コンパレータ出力

オープンコレクタNPN 又は PNPタイプ 2出力
ヒステリシス・ウインドコンパレータモード
応答速度：5ms（フィルター無しの時）
保護回路：短絡（過電流）保護

アナログ出力ケーブル

電圧出力：1〜5V DC 負荷抵抗10kΩ以上
出力精度：表示＋1.5％F.S.以下
応答速度：50ms以下
出力分解能：約30mV DC
長さ：2m

使用温度範囲−10〜50℃

使用湿度範囲35〜85％RH（結露なきこと）

保護等級

屋内仕様
（IP40）

圧力接続口径R1/8・M5、R1/4、G1/4B

質量約100g（ケーブル2m含む）

CEマーキング＊接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
＊雷などによる過電圧の影響を受けない屋内配線網に接続し、ご使用ください。
＊R1/8ネジについては、1MPaレンジまでの対応となります。

適合指令：89/336/EEC
適合規格：EN61326/1997, A1/1998, A2/2001

圧力レンジ及び単位別表示最大値
圧力レンジ（MPa）

表示最大値
（MPa）

圧力レンジ
（MPa）

表示最大値
（MPa）

−100〜100kPa

100（kPa）

0〜 5.05.00

0〜500kPa、−100〜500kPa

500（kPa）

0〜10

10.00

0〜1.0、−0.1〜1.0

1.000

0〜20

20.0

0〜2.0、−0.1〜2.0

2.00

0〜35

35.0

0〜3.53.500〜5050.0※連成の場合はマイナス符号がつきます。

D-24

圧力計

形番の構成
GC31−□□4−□7N□8□□ ╳╳╳╳□
12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

モデルNo.

15デジタル圧力計
1 ：垂直取付
3 ：水平取付接続ネジ

3継手規格

使用最高圧力レンジ

2G1/4B

50MPa

6R1/8（M5メス付）

1MPa

7R1/450MPa

67

4 ：溶接式［SUS630（17−4PH）＋SUS304］

8 ：1〜5V DC（標準）
0 ：無し
1 ：禁油処理2 ：禁水処理
3 ：禁油・禁水処理
11 付属品（オプション）

表示精度

0 ：無し
A ：パネルアダプタ（水平取付のみ）
B ：L形取付金具
C ：カギ形取付金具

電源
N ： 12〜24V DC

8アナログ出力10 処理（オプション）

7 ：±（1％F.S.＋1digit）

接液部材質

49

A ：−100〜100 kPa K ：0〜3.5 MPa
B ：−100〜500 kPa L ：0〜5 MPa
C ：−0.1〜1 MPa
M ：0〜10 MPa
D ：−0.1〜2 MPa
N ：0〜20 MPa
G ：0〜500 kPa
P ：0〜35 MPa
H ：0〜1 MPa
Q ：0〜50 MPa
J ：0〜2 MPa

取付

2

圧力レンジ

コンパレータ出力

16 ドキュメント（オプション）

1 ：PNPオープンコレクタ×2出力（80mA max.）
3 ：NPNオープンコレクタ×2出力（30V DC, 80mA max.）

0 ：無し
1 ：有り （ご希望のものを別途ご指示ください。）

D

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績表（１個１部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査※仕様項目がない場合は、×をご指定ください。

25

□30

PRESSURE GAUGEOUT1OUT1ADJ.

MPa

4910PRESSURE GAUGEOUT2OUT2(56)MODE
NAGANO KEIKI

ADJ.

(45)

324020□30□3033

MADE IN JAPAN00110
0 〜 10 MPa

GC31-174 No.

BROWN
POWER 12〜24VDC
BLUE
COM
NPN 30V
BLACK
OUT1PNP 24V
WHITE
OUT2 80mADC max.
ORANGE ANALOG OUT 1〜5VDC
NAGANO KEIKI CO., LTD.

RANGE :

垂直取付kPa

MODE
NAGANO KEIKI

17x19.6六角

17x19.6六角

G1/4B

M5PRESSURE GAUGEOUT22033MPa

ADJ.

R1/83(50)561610OUT1計器・センサー類 ● 圧力計

外形寸法MODENAGANO KEIKI

17x19.6六角2-M3

GC31-124（56）9R1/440316G1/4B

30

GC31-174
水平取付

GC31-164

コンパレータ出力仕様

圧力レンジ

17×19.6 六角

BROWN
POWER 12〜24VDC
BLUECOM
NPN 30V
BLACK
OUT1PNP 24V
WHITE
OUT2 80mADC max.
ORANGE ANALOG OUT 1〜5VDC
NAGANO KEIKI CO., LTD.

MADE IN JAPANGC31-374 No. 01234

RANGE :

0〜1 MPa

シリアル番号

GC31-324

形番
5649(50)

(45)
30

□3010

R1/830

PRESSURE GAUGE

10OUT220

OUT1ADJ.

MPa

茶： 電源（+）
青： 電源（-）
黒： オープンコレクタ出力（OUT1）
白： オープンコレクタ出力（OUT2）
橙： アナログ出力

GC31-374

R1/4202-M317×19.6 六角

NAGANO KEIKI

17×19.6 六角

MODE

結線

GC31-364

D-25