I-V カーブトレーサ FT4300

I-V CURVE TRACER FT4300

太陽光パネルの異常を素早く発見
1 秒で 1 ストリングを測定、作業時間を大幅短縮
グラフを拡大表示

通常警告マーク

測定

測定ボタン

プロービング

自動測定
電圧検出

FT4300

作業がはかどる高速測定

精細表示と判定アシスト

測定結果の管理もスムーズ

１ストリングを１秒でスピーディに測定します。また自動測定機能により、機器操作なしでプロービングするだけでストリングを次々に測定できます。

測定結果をタブレットに表示する為、各特性グラフを精細に確認できます。また異常があると思われるカーブは色を変え、警告マークを表示し、想定される異常原因を示唆します。

測定データに対しボックス No. とストリング No. をラベリングし記録を行います。自動でラベリングが行われるため、データ管理がスムーズです。

無線対応国：日本、アメリカ、カナダ、EU、他
使用可能な国の最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

測定の流れ I-V カーブトレーサ FT4300
お手持ちのタブレット端末に測定結果を表示

無線でデータ送信無線でデータ送信

USB 接続でデータを PC へ移行

I-V カーブ
トレーサ
FT4300日射センサ Z2004( オプション品 )ワイヤレス電圧
熱電対ロガーLR8515( オプション品 )T 熱電対 9811
( オプション品 )I-V カーブを測定

タブレットで結果を確認

日射量とパネル温度を測定

I-V カーブトレーサ FT4300 で I-V カーブを測定し、測定データをタブレットへ無線転送します。PV の発電電圧を検出すると自動で測定を行います。測定から表示まで１秒で完了。測定がスムーズです。

測定結果はタブレットで確認します。接続箱内のストリングの I-V カーブを最大 20 同時に表示、異常なストリングを簡単に見つけられます。
通信環境が整っていれば、データのメール送信によって離れた場所でも確認が行えます。

測定時の日射量とパネル温度を測定し、タブレットでリアルタイムに補正演算を行います。電波が届かない範囲では測定データを測定後に取り込み、補正します。

仕様
測定方式 / 測定モード

高速電子負荷制御 / I-V カーブ測定

サンプリングポイント数

200 点

測定時間

1.0 s 以下（描画含む。再測定動作、STC 補正時を除く）

最大入力電流 (A) / 電圧 (V) / 電力 (W)DC 10 A / DC 1000 V / DC 8000 W

確度仕様

保存データ数は使用タブレットによる、約 4kB / ストリング

使用温湿度範囲

温度 : -10℃～ 45℃
湿度 : 80% rh 以下 ( 結露しないこと )保存温湿度範囲

温度 : -20℃～ 50℃
湿度 : 80% rh 以下 ( 結露しないこと )直流電圧

DC 0.0 V ～ DC 1000.0 V (MAX. 1050.0 V)

直流電流

DC 0.00 A ～ DC 10.00 A (MAX. 12.00 A)

対地間最大定格電圧 / 耐電圧

1000 V

最大出力（Pm）

5 W ～ 8000 W

電源

単三アルカリ ×6（充電式電池使用可）

動作時間

約 25 時間

質量 / 寸法 ( 約 )2.0 kg / 260 (W), 250 (H), 120 (D) mm

規格

安全性 : EN61010
EMC : EN 61326-1 Class A

無線認証

技術基準適合認証を受けた無線モジュール搭載

対応端末

OS:Android OS 4.3 以降
Bluetooth：V2.1 + EDR(SPP に対応）

判定アシスト機能異常と思われる波形に対し、警告表示を行う

一般

最大出力動作電圧（Vpm） ○測定項目

使用データ容量最大出力動作電流（Ipm）○

曲線因子（F.F.）

0.00 ～ 1.00

日射計入力（W/m2）

50.0 ～ 2000W/m2

温度計入力（熱電対）-40℃～ +120℃

STC 換算JIS C8913/14 に補正演算（IEC60904-1）

直流電圧測定確度±0.2% rdg.±3.0 V 分解能：0.1 V

直流電流測定確度±1.0% rdg.±0.30 A 分解能：0.01 A

日射計入力

LR8515 測定仕様による

温度計

LR8515 測定仕様による機能

タブレット用アプリソフトの取得方法
Google playTM から無料ダウンロードをお願いします。

価格・オプションオプション

2016 年 12 月末発売予定

I-V カーブトレーサ FT4300

形名（発注コード）........... FT4300
発売予定価格 .............. ¥420,000（税抜き）
付属品
テストピン L4932, 接続ケーブル L4942,
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）×6, 取扱説
明書 , CD-R※ タブレットは付属していません。

日射センサ Z2004

発売予定価格...... ¥ 100,000（税抜き）

ワイヤレス電圧・熱電対ロガー
LR8515 ....... ¥ 52,000（税抜き）※掲載の発売時期、価格は予定の為、変更となることがあります。ご了承頂きますようお願い致します。

T 熱電対 9811....... ¥ 18,000（税抜き）
温度測定範囲 -180 〜 200℃ ,許容差クラス 2, ケーブル長 5m,
素線径 φ0.32 mm, 5 本 /1set■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2016 年 9 月 21 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

info_FT4300J1-69E