マルチプロトコル対応モデル

調歩同期（非同期）通信専用モデル¥504,000（税込）¥344,400（税込）¥207,900（税込）¥157,500（税込）

プログラムシミュレーション機能や6ギガバイト
HDD対応の長時間記録など、すべてに余裕の性能を誇る高速ハイエンドモデル
メガスピード計測、大容量メモリー内蔵でプロ
グラムシミュレーション機能を装備したスーパー
スタンダードモデル
マルチプロトコル、マルチインターフェースに対応したハイコストパフォーマンスモデル
必要十分な計測機能と経済性を両立した調歩
同期通信専用のエントリーモデル

調歩同調専用（Async, PPP）

マルチプロトコル（Async, Sync, BSC, SDLC,HDLC, X25, PPP, I2C, IrDA, CAN, LIN ････）

ユビキタス社会の実現に向け、用途やシステムに応じた多種多様な通信規格（プロトコル）を現地で簡単に測定できる
小型軽量の通信計測器が求められています。
1986年の初代モデル発売以来、多くのお客様の声を反映し進化を続けるＬＩＮＥＥＹＥシリーズ。
今、使い易さを継承しながら、マルチプロトコル解析機能により磨きをかけたニューラインナップが誕生しました。
このコンパクトな新シリーズが、ＩＴ時代の通信ネットワーク計測ワークを強力にバックアップします。

多くの通信規格（プロトコル）に標準対応
RS-232C（V.24）とRS-422/485（RS-530）の計測
インターフェースを標準装備。X.21、RS-449やV.35(※)等にも専用ケーブルのみで対応できます。
※LE-2200は、V.35の制御信号に対応できません。

RS-232C

外部トリガー入出力
RS-422/485

計測部のインターフェースボードを取り外して、新規格用ボードに簡単に交換できます。

［インターフェース設定画面］［プロトコル設定画面］

拡張セットで用途が広がりますハードウェア仕様の異なる通信規格にも計測ボードの交換で対応できます。
ＴＴＬ、
Ｉ２Ｃ

Ｉ
ｒＤＡ

RS-422/485 簡単接続

拡張セット OP-SB5F

拡張セット OP-SB6F

専用ケーブルや端子台

LE-25M34
LE-25TB

ＣＡＮ、LIN

CC-Link

拡張セット OP-SB7FX

ファームウェア OP-FW10

6Ｇバイトマイクロドライブ

1GバイトＣＦカード

MC-6GH

MC-1GCF

オートセーブ機能でギガバイト連続記録
マイクロドライブ（1インチ小型ＨＤＤカード）や大容量のコンパクトフラッシュ（CF）カードにモニター中のキャプチャー
メモリーの内容を自動保存。指定ファイルサイズの計測ログとして連続保存され、カード容量範囲でリング記録されます
ので、原因不明の稀な通信障害の解明に役立ちます。

メモリーカード（PCカード）イン
ターフェースを標準装備。

対象回線の速度 (bps)

連続記録時間の目安（LE-7200）
本体メモリーのみ MC-1GCF利用時 MC-6GH利用時

9600

約 40分

約60時間

115.2K

約200秒

約 5時間

約 30時間

1Ｍ

約 26秒

約 38分

約 3.5時間

約360時間※1000バイトのデータフレームが1m秒間隔で全二重伝送される場合として算出。送受信データは、キャプチャ毎に4バイトのメモリーを消費します。

高速かつ複雑化する通信システムの開発テストから
通信ネットワークの保守までＩＴ時代の必携計測ツール（回線エラー率測定機能）● 指定時間毎の繰り返し

BERTを 強化

● 測定結果のTEXT形式

測定モード追加
リポート出力対応

メガスピード高速通信をシームレスに計測
低速から高速まで任意（※）のボーレートで解析可能。
通信速度偏差のマージンテストも簡単です。
※高精度DPLL利用の任意ボーレート対応技術により、有効数字４桁で送受信別々の設定が可能です。
（誤差 ±0.01%以下）［通信スピード設定画面（LE-7200）］

ビット単位のタイミングトラブルを解決
最高５０ｎ秒の時間分解能で通信ラインのタイミングをロジアナ
表示。ハード的な問題点の究明だけでなく、通信規格書と照合しながらの教育用途にも最適です。
［ロジアナ設定画面例］［ロジアナ表示例］※カーソル間を12μ秒と測定しています。

専用ＰＣソフトで計測データをパソコンで活用
お手持ちのパソコンで計測データを利用可能。メモリーカード（※）に保存した計測ファイルをパソコン上で活用できます。
また、オプションのPCリンクソフトを利用すれば、パソコン
からのリモート操作やパソコンへの計測ログの連続記録・大画面表示ができ利用シーンがさらに広がります。
※計測ログファイルをテキスト変換するソフト（DOSプロンプト版）が付属しています。
Windows¨ 版はオプションのPCリンクソフトの1つの機能として含まれています。

通信ネットワ ー ク

計 測
データ

付属の
シリアル
ケーブル

計 測
データ

メモリー
カード

（＊）

※シリアル−USB変換器やLAN−シリアル変換器。付属のシリアルAUXケーブルでパソコンに直結する時は不要です。

オンラインモニター機能
マルチプロトコル対応

特定条件を確実に捉えるトリガー機能

通信回線に影響を与えること ［生データ表示例］
なく、通信データをキャプチャー
メモリーに記録すると共に、通信プロトコル（通信規格）に応じ て 判りや すく表 示 す るオンラインモニター機能。調歩
同 期 から パ ケット 通 信 ま で ［X.25プロトコル翻訳表示例］
各 種 プ ロトコ ル に 標 準 対 応
しています。
テ スト 状 況 に 応じて 、ビット
送 出 順 序 や 極 性 、N R Z /NRZI/FM0/FM1/4PPM等の変調フォーマットを選択でき、 ［PPP翻訳表示例］
S Y Nコ ード 省 略 や S D L C /HDLCアドレスフィルタ等で効率的な解析を支援します。

特定の通信データ等の条件と ［トリガー設定サマリー画面］
条件成立後の計測動作を4組まで指定できるトリガー機能。
通信システムに多い間欠障害の解明に威力を発揮します。
あるトリガー条件の成立動作として 、別 のトリガー 条 件を ［トリガー条件設定例］
有効化する指定も可能なため、
シ ー ケンス 的 な 条 件 判 定 が伴う複雑な事象を確実に捉えます。
［トリガー動作設定例］

ラインステートLED

モニター条件自動設定機能［オンラインモニター時の接続例］
通
信ネットワーク

DTE

モニターケーブル
DCE
SD
RD

SD RD

通信データを解析して、通信 ［モニター条件自動設定 サーチ画面］
速度、キャラクタ・フレミング、
データコード、同期キャラクタ、
ＢＣＣ／ＦＣＳ等 の 基 本 的 な測定条件を自動設定します。
通信条件が不明な回線をモニターする時に有効です。 ［モニター条件自動設定 条件決定画面］＊: 通 信データ量が 少 な い 場 合 やエラーを多く含む場合は正しく自動設定できません。

2色発光LEDで通信ライン状態
をリアルタイム表示します。

通信データと共に時間情報を記録
ディレ ータイム測定機能

通信データと共に、そのデータ ［記録情報の選択例］
フレームが送受信された時刻（タイムスタンプ ）や 無 通 信
時間（アイドルタイム）も記録されるので障害時刻やタイム
アウト状況が確認できます。
もちろん制御線の変化情報を ［タイムスタンプ/アイドルタイム表示例］
同時に記録することも可能です。
ASYNCやBurst通信では対象
回線の通信状況に合わせて、
フレ ー ム 区 切りと 判 定 す る
無通信状態を、1〜100msで［タイミング表示例］
設定することも可能です。

ある信 号 状 態 が 別 の 状 態に ［ディレータイム測定表示例］
変 化 するまで の 最 小・最 大・
平均時間（分解能0.1mS）とその回数を測定可能。制御線
R T S - C T S 遅 延 解 析 などに役立ちます。

統計解析機能LE-3200,LE-7200のみ

1〜240分単位で送信･受信
データ数，
フレーム数，
トリガー
条 件 成 立 回 数 の 統 計 をとり
グラフ表示。
時間帯毎 の 通信トラフィック（回線使用率 ）やエラー発生
傾向等を把握できます。

［統計解析グラフ表示］

BERT（ビットエラーレイトテスト）機能
ル ー プ バックや 対 向 接 続 で ［ビットエラーレイトテスト時の接続例］
通 信 回 線 の 伝 送 品 質を 測 定● ループバックテスト
するＢＥＲＴ機能。
ITU-T G.821勧告準拠の評価パラメータ（ビットエラー数、
テ スト
通
信
パターン
ネットワーク
ブロックエラー 数 ）を計測し、ビット エ ラ ー 率 等 の 評 価 や障害点の切り分けが可能です。
豊富なテストパターンやビットエラーの強制挿入など、その● 対向テスト機能は専用機に匹敵します。

［BERT設定画面］

ASYNCまたはSYNCモードで、測定期間（連続、受信ビット数、指定
時間、リピート）やテストパターンを指定して評価可能です。
ル ー プ
バック点
［BERT測定表示例］

測定を開始すると、リアルタイムで回線品質の測定結果を更新表示します。
また、リピートモードを使用すれば、ある通信回線の指定時間毎のビットエラー率の変化を知ることができます。
［BERTの測定内容］

テ ス ト
パターン

通
信
ネットワークテ ス ト
パターン

Savail

有効計測秒

Loss

同期はずれ回数

R-Bit

有効受信ビット数 ０〜９９９９９９９〜９.９９E９

０〜９９９９９９９

R-Blk

有効受信ブロック数 ０〜９９９９９９９〜９.９９E９

E-Bit

ビットエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

E-Blk

ブロックエラー数

０〜９９９９９９９〜９.９９E９

Bit-ER

ビットエラー率

０〜９.９９E-９〜１

Blk-ER

ブロックエラー率

０〜９.９９E-９〜１

E-Sec

エラー秒数

０〜９９９９

%E.F.S

正常動作率

０.０００〜１００.０００%

０〜９９９９オプションのDSUB25ピン用
端子台（LE-25TB）を使用した
RS-485信号の接続例

LE-25TB

シミュレーション機能
テスト対象機器 の通信相手となってプロトコルに従った送受信テストを行う
シミュレーション機能。開発初期段階で相手機器が用意されていない場合でも実動作に近い状況でテストできます。弊社独自の「MANUAL(マニュアル)モード」
で通信手順をステップ確認した ［制御線とデータ送信のタイミング］
後、メニュー 選択式 の 簡単なプログラムを作成し、条件分岐を伴うより複雑な通信手順もテストできます。任意 の 通信
速度を設定できるので、故意に少しずらした通信速度でマージン ［シミュレーション時の接続例］
評価したり、パリティエラーのデータを混在させたテストデータ
テストデータ
でエラー応答処理を確認した
りすることも可能です。
また、データ送信とRTS、CTS
等の信号線の変化をプリセットされたタイミングで連動させることができます。

MANUALモード
操作キー［０］〜［Ｆ］に対応する送信テーブルの登録データを、各キーを押す毎にワンタッチ送信。開発機器からの応答をモニター機能で確認しながら、トリガー機能と併用して簡単に通信手順をテストできます。また、［SHIFT］と［０］〜［Ｄ］
キーで対応する固定データを ［送信テーブル設定画面］
送信でき、［SHIFT］と［Ｅ］、［Ｆ］
でRTS/CTSとDTR/DCDの信号線をon/off可能です。

FLOWモード
送 信 側また は受 信 側となり、 ［FLOW送信モード設定画面］
X-on/offフロー制御や制御線
ハンドシェークによるフロー制御
をシミュレーション。送信モード
では送信開始から中断要求までの送信データ数を16回分表示
でき、受信モードでは送信中断要求を出すまでの受信データ
数と送信再開要求を出すまでの時間を指定できます。

ECHOモード
受信データを本機内部で折り返して返送。ディスプレイ端末や通信ターミナルのテストなどに利用します。

POLLINGモード（LE-2200,LE-3200,LE7200のみ）

マルチドロップ（１：Ｎ接続）のポーリング通信手順におけるスレーブ側またはマスター側をシミュレーション。スレーブモードでは自局アドレスのフレーム受信回数とエラーの有無をチェックし指定データを応答し、マスターモードでは32種類のスレーブアドレス局に ［ポーリング設定画面］
対してポ ーリングメッセ ージ
を送信し返信されるデータをスレーブ局毎に検査して表示します。

BUFFERモード（LE-3200,LE7200のみ）

モニター機能でメモリーに取り ［バッファデータ再現データ設定画面］
込んだ送受信データから、送信
側また は受 信 側を 選 択して 、そのデータをそのままシミュ
レーションデータとして送信。
現場でモニターした通信状態と同じデータで の 再現テストに有効です。

PROGRAMモード（LE-3200,LE7200のみ）

専用コマンドのプログラムを ［プログラム作成例］
作成することで条件判定を伴う
通信プロトコルを柔軟にシミュ
レ ー ション 。プ ロ グ ラ ム はメニュー選択式のため、簡単にマスターできます。
［ＰＲＯＧＲＡＭモード専用コマンドの例］
動

コマンド

作

SEND CHR□□□□□□□□

最大8データの送信

SEND REG□

REG番号の送信テーブル登録データの送信

WAIT

CHR

□□□□□□□□

指定データ（最大8）受信まで待機

WAIT

FRM

WAIT

TM

1フレーム受信まで待機□□□□

指定時間の待機GOTO L□□□

指定ラベル番号にジャンプ

CALL L□□□

指定ラベル番号のサブルーチンにジャンプ

IF

CHR

□□□□□□□□ L□□□

受信バッファに指定データがあれば分岐

IF

LN□＝□ L□□□

インターフェース線が指定論理であれば分岐

SET

REG

□ □□□□□□

指定REGの値をセット、または増減

SET

TM

□ □□□□□□INT

TRG 0 L□□□

指定タイマーの制御、または指定値セット
トリガー0条件一致で指定ラベルの割込処理

進化できるファームウェア

ＰＣ互換のファイル管理仕様

新機能追加や改良された最新ファームウェアは弊社ホームページに掲載されます。お手持ちのパソコンにダウンロードしていただければ、付属のシリアルケーブル経由で簡単に最新状態に書き換えできます。

メニュー方式の簡単操作

マイクロドライブやコンパクトフラシュ等のメモリーカードにテスト条件やモニターデータ等の計測結果をパソコンと互換性のあるファイル管理方式
で保存できます。もちろん、各モデル間でファイルを相互利用できますので、現場のLE-2200で計測データをカードに保存し、事務所のLE-7200で詳細に解析するといった利用方法も可能です。
※LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200間でカード内ファイルの相互利用が可能です。

従来モデルの操作方法を継承する明快なメニュー選択方式で、誰でも簡単に使いこなせます。
［トップメニュー画面（LE-7200/LE-3200）］［ファイル操作画面例］

メモリーカードに保存されたファイルの種類、名称、サイズ、作成日付時刻を確認できます。

［ファイルフィルタ設定画面］［トップメニュー画面（LE-2200）］

バックライト付きLCDで夜間や暗所でも、はっきり表示します。
（LE-7200，
LE-3200）

無人測定に便利なオートＲＵＮ/ＳＴＯＰ機能

オフライン解析・データ検索
測定したデータは、自由にスクロー ル や ペ ージングして表示可能。強力な検索機能は、特定データの頭出し表示や計数機能を備えます。
通信エラー（エラー種別を個別指定可），
最大8文字の通信データ列（ドンビットマスク指定可），
指定時間以上アイドルタイム，
指定時刻タイム
検 索 条 件 トケア，
スタンプ（ドントケア指定可），
トリガー一致データ
検 索 動 作

たくさん のファイル が保存
さ れ て い る時 は 、ファイル
フィルタ設定画面でファイル
操作画面に表示させたい
ファイルの種類を指定できます。

測定開始と終了の日付時刻を指定することで、指定期間を自動計測可能。
たとえば、毎日18時〜21時の3時間だけを測定することができます。また、
パワーONオートRUN機能を利用すれば、電源投入後に［RUN］キーを押さずに自動的に無人測定を開始できます。
［オートRUN設定例］

頭出し表示，
計数［検索条件設定例］

ドントケア(＊)を 使って 、この 例 のように
10時30分00秒〜10時39分59秒 のタイムスタンプデータを検索できます。

多彩な印字フォーマット
測定したデータは、画面表示モードに対応したテキストの印字フォーマットで必要な範囲だけをお手持ちのプリンターに連続印字できます。
また、専用プリンターなら、画面表示イメージのハードコピー印字やロジアナ
波形、統計解析結果の連続印字も可能です。

［ロジアナ波形印字例］［プリントアウト設定画面］［統計解析印字例］［測定データの印字例］

専用プリンター（DPU-414-CA）

LE-1200は、必要十分な計測機能と経済性を両立した調歩同期（非同期）通信専用のエントリーモデルです。インターネット接続で利用される通信規格のPPP（Point-to-Point Protocol）にも対応しています。

最高250ｋｂｐｓまでの計測
トリガー設定などのテスト
条件に関係なく、最大250Ｋｂｐｓの 任 意 通 信 速 度 の
全 二 重 通 信 デ ー タを 本 体
バッファメモリーに確実に記録しながら、
リアルタイムモニター表示します。

簡単で便利なシミュレーション機能
開発初期段階の通信テストで、手軽に利用できるMANUALモード、FLOW
モード、ECHOモードの３モードを装備しています。

［通信スピード設定例］

回線エラー率を測定できるBERT機能
通信回線の品質を評価できるITU-T G.821勧告に準拠したBERT（ビット・
エラー・レイト・テスト）機能を標準装備しています。モデムや通信アダプタを含む通信エラー率の測定や障害ポイントの切り分けに威力を発揮します。

ボード交換でインターフェースを拡張
大容量メモリーカードに対応

RS-232CおよびRS-422/485に標準対 応 。オプション の 専 用 拡 張ボ ード等を追加すれば、3V／5V系ＴＴＬ通信(*)やカレントループ通信もテストできます。

5 1 2 M バ イト の 専 用ＣＦ
カ ード に 設 定 条 件 や 測 定
データを保存可能。モニター
中の計測データを指定サイズのファイルとして連続保存
するオートセーブ機能で威力を発揮します。

※TTLレベルの調歩同期通信（マイコンや通信LSIの非同期
シリアルポート）に対応。I 2 Cやクロック同期式通信には対応していません。

通信内容を判りやすく表示
対象回線を流れる通信
データをアイドルタイムやタイムスタンプの時間情報と 共 に メモリー に 記 録しながらリアルタイムで表示します。ＢＳＣ通信やＰＰＰ
通信はワンタッチで翻訳表示に切り換えできます。

［オートセーブ設定画面］

パソコンと連携した計測を実現［生データ表示例］

測定データは付属ユーティ
リティソフトでテキスト形式に変換してパソコンで活用できます。
オプションのＰＣリンクソフト（LE-PC300F）を利用すれば、パソコンと連携した 計 測 機 能 や 解 析 機 能をより強化することができます。

［PPP翻訳表示例］［モニター時の接続例］
モニターケーブル
通信ネットワーク
DCE

DTE

SD

RD

SD

RD

AUXケーブルPC
AUXポート

モニターポート

測定データ［PPPデータ表示例］

Ｂ5サイズ、940ｇで電池駆動を実現
小型軽量のため、付属のキャリングバックで手軽に持ち運び可能。ＡＣ電源が取りにくい現場のテストでも、電池駆動できるので安心です。

当社の従来モデルより機能アップ
メニュー方式の操作性はそのままに、調歩同期専用の従来モデルより大幅に機能アップしています。

LE-1200

モデル
計測インターフェース

ＲＳ−２３２Ｃ、ＲＳ−４２２/４８５

ＲＳ−２３２Ｃ

オプション

ＴＴＬ通信、カレントループ通信

ＲＳ−４２２/４８５、
ＴＴＬ通信、カレントループ通信

キャプチャーメモリー

１.２Ｍバイト

１９２Kバイト

５０ｂｐｓ 〜 ２５０Ｋｂｐｓ（任意速度を設定可）

５０ｂｐｓ 〜 １１５.２Ｋｂｐｓ（３３段階）

OFF ，
１００ｍ秒 ，
１０ｍ秒 ，
１ｍ秒を選択可OFF ，
１００ｍ秒 ，
１０ｍ秒を選択可

タイムスタンプ OFF ，[日･時･分] ，[時･分･秒] ，[分･秒･１０ｍ秒]

OFF ，[日･時･分] ，[時･分･秒]

通信速度［トップメニュー画面］

時間測定

LE-1100 （従来モデル）

標準

アイドルタイムロジアナ機能トリガー機能最大メモリーカード容量

最高２０MHzサンプリング、
トリガー、
カーソル時間測定、拡大縮小表示などが可能

なし

シーケンシャル動作

シングル動作

５１２Ｍバイト（専用ＣＦカード）

１Ｍバイト（専用SRAMカード）

I2Cの開発にも・・・

赤外線通信の評価にも・・・

Ｉ2Ｃやクロック同期式などＴＴＬレベル通信計測用のプローブポッド付き拡張ボードです。基板上ＬＳＩ間通信などのプロービング接続に最適です。
本機がスレーブまたはマスターとなって、SDA
データを入出力することも可能です。
SCL［Ｉ2Ｃモニター表示例］

Ｉ
ｒＤＡ（SIR/MIR/FIR）やＡＳＫの赤外線通信用のプローブポッド付き拡張ボードです。
Ｉ
ｒＤＡプロトコルに応じた通信速度の自動切換に対応しています。通信途中でSIRモード（９６００bps）からFIRモード
IR:赤外線（４Mbps）に切り替わる場合でも、IrDA
IR
IRの手順の流れを連続的に観測できます。
［ＩrDA翻訳表示例］※IrDAは、赤外線を利用した半二重方式の無線
通信規格※I 2C(Inter-Integrated Circuit)は、PHILIPS社
提唱の周辺デバイスIC間通信規格

インターフェース
プローブ信号

TTL、I2C用拡張セット

赤外線通信用（IrDA、ASK）拡張セット

OP-SB5F

OP-SB6F

標準価格 ￥71,400（税込）
対象機種：LE-7200/LE-3200/LE-2200/
LE-1200（I2Cは使用できません）

標準価格 ￥78,750（税込）
対象機種：LE-7200/LE-3200/LE-2200

RS-232C，
TTL，
I2C
SD（SDA），
RD，
RS，
CS，
EXIN，
SDCLK（SCL），
RDCLK，
トリガーIN，
トリガーOUT［リード長さ：170mm］

RS-232C，
赤外線

インターフェース
計測信号

SD，
RD

プロトコル

Ｉ
ｒＤＡ1.1（SIR/MIR/FIR），
ASK
2400bps ，9600bps ，19.2Kbps，
38.4Kbps ，57.6Kbps , 115.2Kbps ,0.576Mbps ，1.152Mbps ，4Mbps(*1)
IrLAP プロトコルを判断し自動追従

プロトコル

クロック同期式(*1)
I2C，

機能

モニター／シミュレーション／BERT(*2)

I2Cテスト時の速度

100Kbps，400Kbps，
1Mbps

入力インピーダンス

100KΩ Vin最大±25V

機能

入力レベル閾値

High：最小2.2Ｖ ／ Low：最大0.9V

受発光素子

入力レベル電圧

High：3.0V，
4.5V，
プルアップ無(*3) ／ Low：最大0.5V

出力発光レベル

強／弱構成品

専用拡張ボード，
中継ケーブル，
プローブポッド

構成品

専用拡張ボード，
中継ケーブル，
赤外線計測ポッド*1：全クロックエッジでデータサンプリングするモード

通信速度*2：I2CのBERTテストはできません。

*3：アナライザー本体より設定

モニター／シミュレーション
HSDL-3602相当
切換可(*2)*1：アナライザー本体の性能で制限を受けます

CANの観測にも・・・*2：アナライザー本体より設定

CANやLINのテストにも・・・

自動車やＦＡ分野で多用されるＣＡＮ通信に対応する拡張ボードとファームウェアのセットです。FAや自動車分野で利用されるCAN（ISO１１８９８/ISO１１５１１９-２
準拠）データを同時に２チャンネル観測
できます。
CAN

CAN

［CANの表示例］

主に車載ネットワークに利用されるCAN通信及びLIN通信に対応する拡張ボードとファームウェアのセットです。CANとLINのデータを自由な組み合せで同時に２チャンネ ルまで 計 測できるの で 、
LIN
CANとLINが混在した車載ネットワーク
CANの評価に最適です。
［CAN/LINの表示例］※LIN(Local Inter Connect Network)は、
欧州の自動車メーカが提唱している自動車内
ネットワーク用通信規格※CAN(Controller Area Network)は、BOSCH社
開発の自動車内ネットワーク用通信規格

CAN通信用拡張セット

CAN/LIN通信用拡張セット

OP-SB7F

OP-SB7FX

標準価格 ￥78,750（税込）
対象機種：LE-7200/LE-3200/LE-2200

標準価格 ￥84,000（税込）
対象機種：LE-7200/LE-3200/LE-2200

インターフェース

ISO１１８９８準拠/ISO１１５１９-２準拠(*1)

CANトランシーバ

TJA1050/1054相当

DSUB９ピンコネクタ

計測チャンネル数

2チャンネル

プロトコル

CAN,デバイスネット

通信速度

最大1Mbps(*2)

機能

モニター／シミュレーション

タイムスタンプ計測

最小1m秒

構成品

専用拡張ボード,CANモニターケーブル,ファームウェアCD

CAN：ISO11898準拠／ISO11519-2準拠(*1)／DSUB9ピンコネクタ×2
LIN：ISO9141準拠／ヘッダ3ピンコネクタ×2
CAN：TJA1050／1054相当
LIN：L9637D相当

計測チャンネル数

最大2チャンネル

インターフェース

プロトコル*1：リレーで切換。 *2：アナライザーの性能で制限を受けます。

PCでCANやLINのデータを表示

トランシーバ

CAN、
デバイスネット、LIN（Rev1.1、1.2、1.3、2.0）

通信速度

CAN：最大1Mbps(*2)

機能

モニター／シミュレーション

タイムスタンプ数

最小1m秒

構成品

専用拡張ボード、CANモニタケーブル、3線プローブケーブル、
ファームウェアCD

LIN：最大20Kbps*1：リレーで切換。 *2：アナライザーの性能で制限を受けます。

CC-Linkの測定にも・・・

OP-SB7FやOP-SB7FXの測定データをパソコン上で、表示や検索やテキスト変換ができます。

HDLCの計測を１０Mbpsに高速化
し、
CC-Linkなどに対応するファーム
ウェアが用意されています。

カレントループ通信にも・・・
ＦＡ分野で多用されるカレント（電流）ループ通信にも対応することができます。
対象機種：LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200

高速HDLC通信用ファームウェア

OP-FW10

PCビューワソフト

標準価格 ￥41,790（税込）
対象機種：LE-7200/LE-3200

LE-PC7FX
標準価格 ￥21,000（税込）
キーエミュレーション機能
表示機能

検索機能

テキスト変換機能

PCからの遠隔操作、画面のビットマップ形式保存

プロトコル

SDLC、HDLC、X．
25、（NRZ、NRZI）＊同期クロックは送受信データより抽出

通信速度

半2重通信時：115.2Kbps〜10Mbps
全2重通信時：115.2Kbps〜5Mbps

タイムスタンプ、SynchBreak、SynchField、ID、TYPE、

カレントループ用アダプタ

拡張ボード

OP-1B

SB-20L

標準価格 ￥34,650（税込）
測定信号

SD，
RD
最高38.4K

標準価格 ￥23,100（税込）

DLC、DATA0-7、Checksum、STATUSなど

エラーチェック

FCS エラー（CRC-ITU-T），
アボート，
ショートフレーム

通信速度（bps）

タイムスタンプ

6桁（0〜524287） 分解能1mS / 100μS /10μS / 1μSを指定可

電流レベル10〜60mA

検索条件と一致するIDやデータやタイムスタンプ

機能モニター／シミュレーション

IDフィルタ指定アドレスフレーム（16ビット長、
ドントケアやビットマスク可）

ディップスイッチ切換
電源

計測器本体から供給

トリガー機能通信エラー、最大8文字の指定データ列（ドントケアやビットマスク可）

OP-1Bの寸法・質量（幅）60×（奥行）100×（高さ）20mm・約180g

OP-1Bの構成品

アダプタ本体，中継ケーブル，
取扱説明書

シミュレーション機能

キー操作で指定データ列（16種類、合計16Ｋデータ）を送信可

構成品

ファームウェアＣＤ、取扱説明書などを表示、または計数可能指定の記録ファイルを一括変換可能
パソコン

PC/AT互換機（DOS/V機）
日本語版および英語版Windows

動作環境

OS

構成品

CD（ソフト）、取扱説明書

98/98SE/Me/2000/XP

極性 ノーマル／反転専用アダプタOP-1Bと拡張ボードSB-20Lがセットで必要です。
註）OP-SB5FまたはOP-SB6Fに付属する専用拡張ボードでSB-20Lを代用することができます。すでにこれら拡張セットをお持ちの場合、
SB-20Lは不要です。

標準価格：￥39,900（税込）

パソコンから複数アナライザーを同時コントロールできます
COMポートによるシリアル接続と、別売りのSI-60を利用したLAN接続をサポートしており、複数のアナライザーを同時に接続して遠隔計測が可能です。
また、メモリーカードに保存された計測データの表示やデータ変換などにも対応しています。

【シリアル接続&メモリーカード渡し】【シリアルとLANで複数のアナライザーを接続】
パソコン

計測対象
通信回線

計測対象
通信回線
※2

計測対象
通信回線
※1
SI-60

LE-1200※2
計測データ

LAN（１０/１００BASE-TX）

計測
データ

※1
SI-60

計測対象
通信回線

LE-3200

※1
SI-60

計測対象
通信回線

※1
※3
※2
LE-PC300Fをインストールしたパソコン※2

LE-2200※1：通信アナライザーに付属しているAUXケーブル（LE2-8V）。
※2：シリアル−USB変換器（LE-US232B）。パソコンにCOMポートがない時やCOMポートの性能が悪くデータの取り溢しが発生する時に利用します。COMポートに直結する場合は不要です。
※3：パソコンにはPCカードやCFカードのインターフェースが必要です。

LE-7200※1：SI-60はLE-PC300FがサポートするLAN−シリアル変換器です。LE-PC300Fのリモート設定画面でSI-60のIPアドレスを指定して対象アナライザーを識別します。
※2：オプションのDSUB25ピン用AUXケーブル（LE2-8C）。SI-60のDTE/DCEスイッチはDTE側にします。

パソコンの大画面で計測データが確認できます▲ 通常表示▲ HDLC翻訳表示

パソコンに通信ログを最大16Gバイト連続記録
リモートモニター機能で、アナライザーの計測データをパソコンのハードディ
スクに連続記録可能。指定容量で記録を停止する固定バッファモードと指定
容量の範囲でエンドレスに記録するリングバッファモードが利用できます。
［ハードディスクへ連続記録時間の目安※１］※2

計測対象通信回線

指定容量1Gバイト時
約60時間

約960時間

19200bps

約30時間

約480時間

38400bps

約15時間

約240時間■ LE-PC300F※2：計測データをパソコンに取り逃しなく記録できる計測対象の最大通信速度は、アナライザーとパソコン間のシリアル転送速度の約1/4となります。

LE-7200、LE-3200、LE-2200、LE-1200

アナライザ ー 接 続 方 式

シリアル接続、LAN接続（LAN−シリアル変換器SI-60、FA-11をサポート）

アナライザ ー 接 続 台 数

複数のアナライザーと接続して同時にコントロール可（接続数はパソコン性能に依存）

キーエミュレーション機能

パソコン上にアナライザーの画面を表示、アナライザーを操作する感覚でコントロール

定

条

件

設

定

通信ログファイルは、複数ファイルを一括してテキスト形式やCSV形式に変換でき、ワープロや表計算ソフトで活用できます。アナライザーの印字フォーマット
を基本としたテキスト変換形式に対応しており、汎用検索ソフト等での解析を考慮して、飾りガイドや時間データの削除、送信側または受信側のみの変換などを指定できます。

日本語と英語を自動切換
日本語Windows ¨上では日本語表示、英語版Windows ¨上では英語表示に自動的に切り替わりますので、海外の開発拠点にも安心して導入いただけます。

仕 様

対 象 ア ナ ラ イ ザ ー

測記録データをテキスト形式またはCSV形式一括変換

指定容量16Gバイト時（例：1Mバイト×1,000ファイル） （例：8Mバイト×2,000ファイル）9600bps※1：1Ｋバイト毎に１ｍ秒の時間を空けて伝送される全二重通信
ラインの場合。

▲ ロジアナ表示

記録モード

固定バッファモード（指定容量まで記録して計測終了）または、
リングバッファモード（指定容量分の最新データを残しエンドレス記録）を選択可

記録容量

最大16Gバイト 1/2/4/8Mバイトサイズのデータファイル単位で、最大2,000ファイルまで指定可

生データ表示、プロトコル翻訳表示、ロジアナ波形表示を切り替え表示可
表 示 モ ー ドLAN−シリアル変換器

SI-60

パソコン上の専用画面でアナライザーの計測条件（通信条件、トリガー、シミュレーションデータ）を入力編集可
アナライザーの計測開始と中止の操作、およびパソコンでの計測データの表示と連続記録

リ モ ート モ ニ タ ー 機 能セット購入お勧め品

生データ表示

通信データと共にアイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスを表示
文字コード（10種）と文字サイズ（小・中・大）を切り替え可プロトコル翻訳表示

SDLC、X.25、LAPDプロトコルを翻訳表示（対象プロトコルは順次拡大予定）

ロジ ア ナ 波 形 表 示

波形表示の拡大と縮小、カーソル間の時間測定、信号並べ替え

表 示 エ リ ア

表示窓サイズを変更可

文 字 コ ー ド

ASCII、EBCDIC、JIS7、JIS8、Baudot、Transcode、IPARS、EBCD、EBCDIK、HEX、16進（エラーコードも含め16進表示）

アナライザーをLAN経由でPCと接続できます。

DSUB25ピン用AUXケーブル

LE2-8C
アナライザーとSI-60間を接続する時に利用します。

検索条件と一致するデータを頭出し表示または計数
検

索

機

能

検索条件

指定文字列（最大8文字、
ドントケア，
ビットマスク指定可），
指定以上のアイドルタイム，
指定のタイムスタンプ（ドントケア
設定可），
エラー（パリティ，
フレミング，
BCC，
ブレーク/アボート，
ショートフレーム個別指定可），
トリガー一致データ

テ キ スト・C S V 変 換 機 能

指定数の記録ファイルを一括してテキスト形式またはCSV形式のファイルに変換可ビ ット マ ッ プ 変 換 機 能キーエミュレーションで表示しているアナライザーの表示をビットマップファイルで保存可

動

作

環

境

パソコン
OS

構

成

品

PC/AT互換機（DOS/V機） CPU ： Pentium3 1GHz以上 およびRAM：256Mバイト以上を推奨
HDD： 5Mバイト＋測定データ記録エリアの空き容量が必要

Windows¨ 98／98SE／Me／2000／XP

ＣＤ（ソフト）1枚、取扱説明書1部、お客様登録カード1枚

シリアル−USB変換器

LE-US232B
シリアルポートのないノート
P Cとアナライザ ーを 接 続する時に利用します。

LINE EYEシリーズ 仕様比較
LE-7200

モデル名

インターフェース

標準プロトコル

◎（*1）

◎（*1）

RS-422/485（RS-530）

◎（*2）

◎（*2）

◎（*2）

◎（*2）

X.20/21○［LE-25F15］○［LE-25F15］○［LE-25F15］

未対応

RS-449○［LE-25F37］○［LE-25F37］○［LE-25F37］

未対応

V.35

○［LE-25M34］○［LE-25M34］（*3）○［LE-25M34］

未対応

カレントループ○［OP-1B＋SB-20L］○［OP-1B＋SB-20L］○［OP-1B＋SB-20L］○［OP-1B＋SB-20L］

3V/5V系ＴＴＬ○［OP-SB5F］○［OP-SB5F］○［OP-SB5F］○［OP-SB5F］

3V/5V系Ｉ2Ｃ○［OP-SB5F］○［OP-SB5F］○［OP-SB5F］

未対応

赤外線通信IrDA ，ASK○［OP-SB6F］○［OP-SB6F］○［OP-SB6F］

未対応

CAN

○［OP-SB7F］○［OP-SB7F］○［OP-SB7F］

未対応

CAN/LIN○［OP-SB7FX］○［OP-SB7FX］○［OP-SB7FX］

高速RS-485/CC-LINK○［OP-FW10＋LE-25TB］○［OP-FW10＋LE-25TB］

調歩同期（非同期），非同期PPP

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

未対応

ビット同期 HDLC ，SDLC ，X.25

◎

◎

◎

未対応

拡張用 Ｉ2Ｃ ，IrDA ，BURST（*4）

◎

◎

◎

未対応

バッテリーバックアップ

送受信クロック（ST1 , ST2 , RT）, 抽出クロックAR（*5）
3.6Mバイト

1.2Mバイト

1.2Mバイト

約5年間

約5年間

約30日間

約30日間

2分割利用、誤消去防止プロテクト、およびリングバッファと固定サイズバッファの選択が可能

全二重時の最高速度

2.048Mbps

1.000Mbps

500Kbps

半二重時の最高速度

4.000Mbps（*7）

1.544Mbps

1.000Mbps

250Kbps

速度設定範囲50〜4.000Mbps

50〜1.544Mbps

50〜1.000Mbps

50〜250Kbps

ASCII ，EBCDIC ，JIS7 ，JIS8 ，Baudot ，Transcode ，IPARS ，EBCD ，EBCDIK ，HEX
調歩同期

データビット（ 5 ，6 ，7 ，8 ）＋ パリティビット（ 0 ，1）＋ ストップビット（ 1 ，2 ）キャラクタ同期

データビット ＋ パリティビット（ トータル6 ，8ビット ）未対応

データビット（8ビット）

未対応

ビット同期
パリティビットおよびマルチプロセッサビット

NONE ，ODD ，EVEN ，MARK ，SPACE ，MP（ マルチプロセッサビット ： 特殊マークで表示 ）ビット送出順序

LSBファースト ，MSBファーストを切換可能

極性反転

ノーマル（NORMAL），反転（INVERTED）を切換可能
全プロトコル対象

パリティ
（ODD，
EVEN，
MARK，
SPACE），
フレミング，ブレーク，
BCC（LRC，
CRC-6，
CRC-12，
CRC-16，
CRC-32，
CRC-ITU-T）

ビット同期プロトコル対象

アボート ，ショートフレーム

通信モード

半二重 ，全二重通信に対応

アイドルタイム記録表示

OFF（記録なし），分解能1ms ，10ms ，100msを指定可能

ラインステータス記録表示

RS ，CS ，ER ，DR ，CD ，CI ，EXIN から選択した4信号を送受信データと共に記録波形表示可能
キャプチャ中の表示一時停止 ，スクロール表示 ，ページング表示 ，指定画面へのジャンプ操作不可

表示フレーム全体を右または左に１ビット単位でビットシフトして表示可能
検索条件

通信エラー（パリティ，
MP，
フレミング，
BCC，
ブレーク，
アボート（*8），
ショートフレーム（*8）を個別指定可），
最大8文字の通信データ列（ドントケア，
ビットマスク指定可），
指定時間以上のアイドルタイム，
指定時刻タイムスタンプ（ドントケア指定可），
トリガー一致データ
一致データの頭出し表示または計数表示を選択可能

検索動作
プロトコル翻訳表示
対象信号

SDLC（モジュロ8/128対応）翻訳 ，ITU-T X.25（モジュロ8/128対応）翻訳 ，LAPD翻訳，
PPP翻訳 ，BSC翻訳 ，IrLAP翻訳 ，
Ｉ2Ｃ翻訳

PPP翻訳，
BSC翻訳

SD ，RD ，RS ，CS ，ER ，DR ，CD ，CI ，ST1 ，ST2 ，RT同左（ST1，
ST2，
RTなし）

各信号の論理をON（赤）･OFF（緑）･NC（消灯）の3値表示

RS-232C時

各信号の論理をON（赤）･OFFまたはNC（消灯）の2値表示

その他I/F時

カウンタ

最大999.9秒

OFF（記録なし），単位「日・時・分」，「 時・分・秒」，「 分・秒・10m秒」を指定可能

SYNC時のビットシフト表示

タイマー

未対応

タイムスタンプ記録表示

データ表示 ・ 操作

ラインステータスLED（2色発光LED）

NRZ

NRZ ，NRZI ，FM0 ，FM1 ，4PPM ，ASK

データコード

データ検索機能

250Kbps

送受信別々に有効数字4桁で任意の値に設定可能（設定誤差：±0.01%以下）

速度設定ステップ、精度オンラインモニター機能

未対応

11.6Mバイト

データフォーマット

エラーチェック機能

未対応
未対応

キャラクタ同期 SYNC ，BSC

付加機能

キャラクタ ・ フレミング

LE-1200◎（*1）

メモリー容量（*6）

通信速度

LE-2200◎（*1）

同期クロックキャプチャーメモリー

LE-3200

RS-232C（V.24）

2種

インターバルタイマー

999999 （分解能1ms，10ms，100msを指定可能）
2種

汎用カウンタ

SD用･RD用

データ数カウンタ
同時検出条件数

最大カウント最大カウント
各１個

999999最大カウント4294967295

トリガー条件と動作を4組まで指定可能 （ある条件成立後、次の条件を有効にするシーケンシャル動作も可能）

トリガー条件

通信エラー（パリティ，
MP，
フレミング，
BCC，
ブレーク，
アボート（*8），
ショートフレーム（*8）を個別指定可），
最大8文字の通信データ列（ドントケア，
ビットマスク指定可），
指定時間以上アイドルタイム，
タイマー/カウンタ値の一致，インターフェース信号線の論理状態，
外部トリガー入力

トリガー動作測定/テストの停止（オフセット指定可能），
トリガー条件の有効化，
タイマー制御（スタート･ストップ･リスタート），
カウンタ制御（カウント･クリア），
ブザー鳴動，
メモリーカードにモニターデータをセーブ，指定文字列送信（マニュアルシミュレーション時）

トリガー機能条件成立時に外部信号にパルス出力可能

外部トリガー出力
モニター条件自動設定

プロトコル ，伝送速度（最大115.2Kbps），データコード ，同期キャラクタ ，BCC等の測定条件を自動設定可能

オートRUN/STOP機能

指定時刻に指定の繰り返し周期（毎月 ，毎日 ，毎時から選択可能）で、測定動作の開始および終了が可能

パワーONオートRUN機能

電源投入後、自動的に測定動作の開始が可能
動作仕様

オートセーブ機能

BUF（キャプチャメモリーサイズ），1Mバイト ，2Mバイト ，4Mバイト ，8Mバイト

ファイルサイズ
最大ファイル数

ディレータイム測定機能

1024個

512個
インターフェース信号線の変化間隔時間を測定し表示（分解能0.1ms）

1〜240分（1分単位）で送信･受信データ数，
フレーム数，
トリガー条件成立回数の統計をとりグラフ表示

統計解析機能サンプリングクロック
サンプリングメモリー
ロジアナ機能モニター中のキャプチャーメモリーの内容をメモリーカードに通信ログファイルとして自動保存

トリガー条件機能なし

1KHz〜20MHz（14ステップ）
最小2,000サンプリング
通信信号線および外部信号の論理状態一致

トリガーポジション

ビフォア，
センター，
アフター

表示の拡大/縮小

×16 ，×8 ，×4 ，×2 ，×1 ，×1/2 ，×1/4 ，×1/8 ，×1/16 ，×1/32 ，×1/64

その他の機能カーソル間の時間測定機能，信号線の入れ替え機能，
信号状態の検索機能

LE-7200

モデル名

1.544Mbps

2.500Mbps

最高速度

LE-1200
非同期（ASYNC）

1.000Mbps

250Kbps

2 6 -1 ，2 9 -1 ，2 11 -1 ，MARK ，SPACE ，ALT ，DBL-ALT ，1in4 ，1ｉｎ8 ，1ｉn16 ，3ｉｎ24

テストパターン

キー操作で、テストパターン中に1ビットエラーまたは5ビットエラーを挿入可能

エラービット挿入機能

シミュレーション機能

LE-2200

同期（SYNC），非同期（ASYNC）を選択可能

通信モード

ビットエラーレイトテスト

LE-3200

ループバックテストまたは対向テストでITU-T勧告G.821準拠のエラー率を測定可能

動作仕様

測定範囲

有効受信ビット数（0〜9999999〜9.99E9），
ビットエラー数（0〜9999999〜9.99E9），
ビットエラー率（0〜9.99E-9〜1），
ブロックエラー数（0〜9999999〜9.99E9），
ブロックエラー率（0〜9.99E-9〜1），
Savail（計測有効時間 0〜9999999秒），
Loss回数（同期はずれ数0〜9999），
エラー秒数（0〜9999），%EFS（正常動作率 0.000〜100.000%）

動作仕様

DTEまたはDCEモード（ピン配列の切換可能）で任意データの送受信テストが可能

送信データ登録16種類の送信データテーブル（合計16Kデータ）に登録可能

エラーデータ登録

送信データの一部をパリティエラーなどのエラーデータとして登録可能
自動（ RS ，CS ，ER ，CD 信号線と送信のタイミングを1m秒分解能で自動制御），手動（キー操作）を選択可能

ライン自動制御
送信ドライバー制御

RS-485のシミュレーション時、自動制御（データ送信の前後のみドライバーを自動ON），
手動制御（ER/CD操作に連動）を選択可能

MANUALモード（マニュアル テスト）

通信状況を画面で確認しながら操作キーに割り付けた送信データをキー押下毎に送信、トリガー機能と併用して送信可能

FLOWモード（フロー制御 テスト）

X-on/X-off制御データ，RTS/CTS制御線のフロー制御手順をシミュレーション（送信側，受信側を選択可）

ECHOモード（エコー テスト）

POLLINGモード（マルチポーリング テスト）

BUFFERモード

PROGRAMモード

受信データをフレーム単位で指定レスポンス時間後に折り返し送信
マルチポーリング通信手順をシミュレーション（スレーブ動作，
マスター動作を選択可）（バッファ送信 テスト）

機能なし

（プログラムシミュレーション）

専用コマンド（コマンド数36種類）を利用して、通信手順に応じたシミュレーションプログラム（ステップ数 最大512）を作成し送受信テスト

機能なし

測定データ（．
DT），
トリガーセーブデータ（TG SAVEnn．
DT），
オートセーブデータ（#nnnnnnn．
DT），
測定条件（．
SU），
シミュレーション用送信データ（．
ST），
シミュレーションプログラム（．
SP）

ファイル種類

ファイル管理機能

通常ファイル表示 ，指定タイプ別ファイル表示 ，セーブ ，ロード ，削除 ，フォーマット

ファイル操作
ディスプレイ

モノクロLCD

メモリーカード

最大メモリーカード容量

インターフェース

対応メモリーカードタイプ（*10）

バックライト付き

240×64dot

バックライトなし

6Gバイト（*9）

1Gバイト（*9）

1Gバイト（*9）

512Mバイト

HDD ，PC ，CF

PC ，CF

PC ，CF

PC ，CF

ミニDIN8ピンコネクタ

コネクタ
ＡＵＸ（RS-232C）ポート

通信速度

9600bps〜230.4Kbps （6段階）

入出力機能

印字データ出力 ，データ入出力，本体ファームウェア更新

パソコン連携機能（*11）
プリンタ接続ポート○［LE-PC300 ，LE-PC300F］
セントロニクス準拠14ピンコネクタ

印字機能

LCD画面表示ハードコピー印字 ，測定データの連続フォーマット印字
入力

電池動作時間

約8時間（*12）

約8時間（*12）

約8時間

約8時間

電池充電時間

約2.5時間

約2.5時間

約2.5時間

約2.5時間39（H）×240（W）×180（D）mm ，約950g

外形寸法，
本体質量

39（H）×240（W）×180（D）mm ，約940g

DSUB25ピン用モニターケーブル（LE-25M1）、DSUB9ピン用AUXケーブル（LE2-8V）、外部信号入出力ケーブル、
ACアダプタ、キャリングバック、ユーティリティCD、取扱説明書、保証書

付属品◎：標準対応を表します。

AC100〜240V ，50/60Hz

ニッケル水素電池（型番 ： P-19S）

内蔵2次電池源○［LE-PC300F］

コネクタ

付属ＡＣアダプタ
電機能なし

モニター機能でキャプチャーメモリーに取り込んだSD側，RD側のどちらかのデータを選択して再現送信○：［］内に記載のオプション品を追加することで対応可能なことを表します。

*1：対象機器がDSUB9pinコネクタの場合は、オプション品のモニターケーブルLE-259M1が必要です。 *2：対象機器が独自配列のRS-422/485コネクタや端子台の場合は、オプション品のDSUB25ピン用端子台LE-25TBが必要です。
*3：V.35の制御信号線は対応できません。
*4：クロックエッジに同期して全データを取り込むモードです。
*5：送受信データのエッジから抽出する同期クロック。
*6：送受信データ、アイドルタイム、
タイムスタンプ、ラインステータスは、キャプチャ毎に各4バイトのメモリーを消費します。
*7：連続データ列が1200バイトを超える場合は最大3.5Mbpsです。
*8：アボート，
ショートフレームはLE-1200では未対応です。
*9：ファームウェアVer1.04から対応（Ver1.03以前は、LE-7200が4Gバイト、LE-3200/LE-2200が512Mバイトまで対応）*10：当社オプション品以外のメモリーカードは動作保証対象外です。
*11：印字データの取り込み、メモリーカードデータのテキスト変換が可能なパソコン用簡易ソフト（DOSプロンプト版）を付属CDに収録*12：LCDバックライト消灯時の当社測定条件です。

各部の名称

製品標準セットRS422／485（RS-530）ポート

AUX（RS-232C）ポート

外部トリガー入出力コネクタ
RS-232Cポート

ACアダプタージャック

LCD表示画面
ラインステート表示LED
動作表示LED

LE-7200

COMPACT PROTOCOL ANALYZER
COMPACT PROTOCOL ANALYZER

LE-7200

Line

プリンタ接続ポート

Data

Line

Data

電源スイッチ

Buf1

Buf1
Buf2
Card
Buf2

Card

Position

Position

Condition / Function

Condition / Function

コントラスト
調整ボリューム

メモリーカードスロット● ポータブル通信アナライザー本体……………………1個● DSUB25ピン用モニターケーブル(LE-25M1)……1本

電池カバー

メモリーカード
イジェクトボタン● DSUB9ピン用AUXケーブル(LE2-8V)……………1本● 外部信号入出力ケーブル………………………………1本

操作キー部● ACアダプタ……………1個● 取扱説明書………1部● キャリングバック………1個● 保証書……………1部● ユーティリティCD……1枚LINE EYE用オプションリスト
専用ケーブル・端子台
DSUB9 ピン用モニターケーブル
標準価格 ￥7,350（税込）
LE-259M1

DSUB25 ピン用モニターケーブル
標準価格 ￥6,300（税込）
LE-25M1

パソコン等のDSUB9ピン仕様RS-232Cを計測するための分岐ケーブルです。

一般的なDSUB25ピン仕様の通信ラインを計測するための分岐ケーブルです。
1.5m
0.1m

1.5m

DB２５(オス)

0.2m

DB９(メス) DB９(オス)DB２５(オス)

DSUB25 ピン用端子台標準価格 ￥12,600（税込）
LE-25TB
DB25
１
２
３

DB２５(オス) DB２５(メス)

端子台
１
２
３

２５

計測器のRS-485/
422ポート（DSUB
25ピン仕様）を端子台仕様に変換します。

２５＊LE-７２００/LE-３２００/LE-２２００/LE-１２００の同梱品と同等

X.21 モニターケーブル
標準価格 ￥8,925（税込）LE-25F15

RS-449モニターケーブル
標準価格 ￥9,450（税込）
LE-25F37

V.35 モニターケーブル
標準価格 ￥34,650（税込）
LE-25M34

DSUB15ピン仕様のX.20/21を計測するための分岐ケーブルです。

DSUB37ピン仕様のRS-449を計測するための分岐ケーブルです。

M型34ピン仕様 の V.35を計測するため の 分岐
ケーブルです。
1.5m

1.2m

1.2m

0.1m

0.1m
M34(オス)DB２５(オス)

DB1５(オス) DB1５(メス)DB２５(オス)

DB２５(オス)

DB37(オス) DB37(メス)M34(メス)

CAN用モニターケーブル
標準価格 ￥5,775（税込）
LE-009M1

DSUB25 ピン用AUXケーブル
標準価格 ￥5,250（税込）
LE2-8C

RS-530ケーブル
LE-25S530

D S U B 9ピン 仕 様 の C A N 信 号を 計 測 するた め のモニターケーブルです。

D S U B 2 5 ピン D T E 仕 様 外 部 機 器 と 計 測 器 のAUX(RS-232C)ポートを接続するケーブルです。

R S - 5 3 0 の 全 差 動 信 号 ペ ア を ツ イスト ぺ ア で
ストレート結線したシールドケーブルです。

1.5m

DB９(オス)

0.1m

1.5m

1.5m

Mini DIN8(オス)DB９(オス) DB９(メス)標準価格 ￥18,900（税込）

DB２５(オス)

DB２５(オス)

DB２５(オス)＊OP-SB７F/OP-SB７FX/OP-２Bの同梱品と同等メモリーカード

電池パック
6ギガバイトHDDカード

1ギガバイトCFカード

交換用ニッケル水素電池パック

MC-6GH

MC-1GCF

P-19S

１インチ型マイクロドライブ相当品（PCカードアダプタ付属）

1ギガバイトコンパクトフラッシュカード（PCカードアダプタ付属）￥10,500（税込）
・定格4.8V,1900mAh
・適応機種：LE-7200，
LE-3200，
LE-2200，
LE-1200

4ギガバイトCFカード

512MバイトCFカード

キャリングバック

MC-4GCFMC-512CF

4ギガバイトコンパクトフラッシュカード（PCカードアダプタ付属）

512Mバイトコンパクトフラッシュカード（PCカードアダプタ付属）

LEB-01￥7,350（税込）
ＡＣアダプタやケーブルなどの付属品をまとめて収納できるポケット付きバックです。
＊LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200の付属品と同等

小型サーマルプリンター
オプション対応表

現場での計測結果の印字に便利な
感熱式プリンターです。

電池駆動！

型

番

OP-SB5F
OP-SB6F●普通文字で40桁、縮小文字で80桁を印字可能●52.5文字／秒の高速印字●環境にやさしいニッケル水素電池を内蔵●セントロ準拠パラレルとRS-232Cの2入力対応●本体外形寸法：160(W)×170(D)×67(H)mm●本体重量：約690g（内蔵電池を含む）

OP-SB7F
OP-SB7FX
OP-FW10OP-1B
MC-6GH

小型サーマルプリンター本体

小型サーマルプリンターセット

MC-4GCFDPU-414-31B

DPU-414-CA

MC-1GCF

標準価格 ￥37,800（税込）

充電池内蔵、専用ロール紙１巻付属※ACアダプタやプリンタケーブルは付属していません。
別途ご用意下さい。

標準価格 ￥50,400（税込）

本体（DPU-４１４-３１B）,専用ロール紙１巻，
ACアダプタ（PW-４００７），
プリンタケーブル（SC -１４N３６）のセット
商品です。

オプション

MC-512CF
DPU-414-CA
LEB-01
LE-259M1

DPU-414用ACアダプタ

プリンターケーブル

PW-4007

SC-14N36

標準価格：￥6,825（税込）LE-25TB
LE-25F15

標準価格：￥6,300（税込）

LE-25F37

DPU-４１４-３１B専用のACアダプタです。
・入力：AC１００V
・出力：DC６.５V、２A（センター ）アナライザーとDPU-４１４を接続するケーブルです。
・アンフェノール型コネクタ
１４ピン-３６ピン・長さ１.５m

専用ロール紙

DPU-414専用バッテリパック

LE-US232B

BP-4005

SI-60

TP-411L2

標準価格：￥8,400（税込）

DPU-４１４-３１B用感熱ロール紙１０巻/箱セットです。
・紙 幅：
１１２mm
・1巻長さ：約２８m

LE-25M34
LE-25S530
LE2-8C

標準価格：￥9,030（税込）

LE-PC300F

DPU-４１４-３１B内蔵のニッケ ル 水 素 電 池 と同等品です。
・４.８V、
１１００mAh

LE-PC7FX
P-19S

LE-7200

LE-3200

LE-2200

LE-1200

○
○
○
○
○
○(※2)
○(※3)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○(※5)
○
○(※6)
○

○
○
○
○
○
○(※2)
×
×
○(※3)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○(※5)
○
○(※6)
○

○
○
○
○
×
○(※2)
×
×
○(※3)
○
○
○
○
○
○
○
△(※4)
○
○
○
○(※5)
○
○(※6)
○

○(※１)
×
×
×
×
○(※2)
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
○
○
○
○(※5)
○
×
○

※1：I2Cやクロック同期式通信には対応できません。
※2：専用拡張ボード（SB-20L）が必要です。
※3：ファームウェア Ver.1.04から対応。

安全上のご注意

本社・営業部
技術センター● URL

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、
仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※4：V.35データ（制御信号は不可）を対象とするモニター機能でのみ利用可能です。
※5：別売ケーブルLE2-8Cが必要です。
※6：OP-SB7F/OP-SB7FXが必要です。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログ記載の価格は日本国内における標準販売価格です。●本カタログに記載の製品仕様、デザイン、価格等は2006年11月現在のものです。改良のため
予告なく変更することがございますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●本カタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2006 by LINE EYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル5Ｆ
T E L . 0 7 5−6 93−0161 F AX.075−693−0163〒526−0065 滋賀県長浜市公園町8−49
T E L . 0 7 4 9−6 3−7762 F AX.0749−63−4489

http://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

地球環境保護のために、
このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

Printed in Japan

古紙配合率100％再生紙を使用

L-06B01Ｊ/LE G