BỘ KIỂM THỬ HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐA CHỨC NĂNGKEW 6516 / 6516BTCác chuyên gia lắp đặt điện có trong taynhiều khả năng kiểm thử hiệu quả!
Chỉ 6516BTCách điệnMạch vòngRCD

100/250/500/1000V

2/20/200/2000Ω

10/30/100/300/500/1000mA

PSCPFCTiếp đất

2000A/20kA

2000A/20kA 2000A/50kA

20/200/2000Ω

ACVTính liên tụcXoay pha

300/600V

20/200/2000ΩTần sốSPD (Biến trở)PATGiao diện liên lạcUSBBluetooth®

KEW ReportKEW 6516 / 6516BT
Thao tác ở 3 bước đơn giảnĐặt núm vặn xoay tới phạm vi kiểm thử.

Kết nối thiết bị vào hệ thống lắp đặt đang được kiểm thử.
Nhấn nút kiểm thử.

Kiểm thử rảnh tayBằng đầu dò từ xa hoặc sử dụngchức năng Lockdown của nút kiểm thử.
Chức năngkhóa

LCD lớnTất cả dữ liệu kiểm thử được hiểnthị trên một màn hình màu lớn.

Nút kiểm thửque thử điệntừ xa

Bàn cảm ứng để phát hiệnvà chỉ ra các điện áp tiếpđất nguy hiểm tiềm tàng.

Công nghệ chống ngắt (với 2 & 3 dây)Dành cho kiểm thử L-PE VÒNG LẶP không ngắt trên tất cả RCD.
Với 3 dây (L, N, PE), để có được những chỉ số đọc chính xác nhất.
Chỉ với 2 dây, rất hữu dụng trong trường hợp không có dây Trung hòa (tứclà dây động cơ 3 pha).

Phím TRỢ GIÚP [HELP]Chức năng TRỢ GIÚP sẽ chỉ ra cách kết nốithiết bị này theo chức năng đã chọn.

Kiểm thử mạch vòng từ ổ cắm tường

Độ phân giải 0,001

Nhờ có dòng điện kiểm thử cường độ cao là25A, Pha Trở kháng mạch vòng Tiếp đất đượcđo với độ phân giải cao là 0,001 ôm. Cách nàycó thể hữu ích khi kiểm thử ở tủ điện phân phốitổng gần với máy biến áp hơn.

Kiểm tra tính liên tục củaliên kết đẳng thế

Các chuyên gia lắp đặt điện có trong tay nhiều khả năng kiểm thử hiệu quả!
Có thể kiểm thử nhiều loại RCDKiểm thử SPDKiểm thử PATKhả năng kết nốiLoại RCD AC, A, F, B (Chung & Chọn lọc) EV và Biến thiên. Kiểm thử Đơnvà kiểm thử Tự động, kiểm thử Khả năng chịu tải và điện áp Tiếp xúc.

SPD (Thiết bị Chống Tăng vọt) có các biến trởcó thể được kiểm thử đo lường điện áp ngắtmà không làm hư hỏng thiết bị.

Kiểm thử PAT (PAT = Bộ kiểm thửDụng cụ Cầm tay) Có thể kiểm trađược điện trở cách điện và tính liêntục nối đất của các dụng cụ cầmtay đối với loại I và II.

Zs/Ra Limit

KEW 6516 có thể tải xuống dữ liệu kiểm thử bằng cáchkết nối bộ điều hợp USB (Model 8212-USB) và sau đó intoàn bộ Báo cáo Kiểm thử qua một PC. Đồng thờiKEW 6516BT có thể truyền dữ liệu kiểm thử sang Máytính bảng hoặc Điện thoại thông minh qua Bluetooth.
Có thể lưu, chia sẻ và gửi qua email dữ liệu như vậy.
Cũng có thể chọn đặt mua bộ điều hợp USB.
USBXác minh yêu cầu an toàn về việclắp đặt một thiết bị điện sẽ đượcđơn giản hóa bằng cách sử dụngchức năng Zs/Ra Limit. Chức năngnày sẽ tự động kiểm tra xem trởkháng mạch vòng đo được đối vớiTN (hoặc mạch vòng nối đất đối vớiTT) có đủ thấp để ngắt (ngắt kếtnối) MCB/Cầu chì/RCD đưa ra kếtquả ĐẠT(✓) hoặc KHÔNG ĐẠT(×)
trên màn hình hay không.

KEW 6516

PCBluetooth

KEW 6516BT

KEW 6516 và KEW 6516BT có đầy đủ mọi thứ bạn cần đểkiểm thử một hệ thống lắp đặt điệnPhụ kiệnPhụ kiện Tùy chọnMODEL 8017A

Nối dài mũi thử điệnMODEL 7272

MODEL 8259

2 cuộn dây với các dây dẫn thử, Bộ điều hợp cho
2 que, một dây dẫn thử tiếp đất, cực đo [đỏ, vàng,xanh lá cây/1 bộ]một hộp đựng mang đi.
Bộ kit BỘ ĐIỀU HỢP MFT và EVSE
KEW 6516-EV2: KEW 6516 ×1, KEW 8602 ×1
KEW 6516BT-EV2: KEW 6516BT ×1, KEW 8602 ×1

KEW 8601

BỘ ĐIỀU HỢP EVSE
Phích cắm LOẠI 1

KEW 8602

BỘ ĐIỀU HỢP EVSE
Phích cắm LOẠI 2

● Thông số kỹ thuật KEW 6516 / 6516BT
Điện trở cách điệnĐiện áp thửPhạm vi đoĐộ chính xácDòng điện định mứcDòng điện đoản mạchTrở kháng mạch vòngChức năng

100V
250V
2,000/20,00/200,0MΩ(Tự động đặt phạm vi đo)±2% chỉ số đọc ±6 chỉ số (2,000/20,00MΩ)±5% chỉ số đọc ±6 chỉ số (200,0MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA
ở 0,1MΩở 0,25MΩ
Tối đa là 1,5mA

500V
20,00/200,0/1000MΩ
(Tự động đặt phạm vi đo)

1000V
20,00/200,0/2000MΩ
(Tự động đặt phạm vi đo)

1,0-1,2mA
ở 0,5MΩ

1,0-1,2mA
ở 1MΩ

SPD (Biến trở)Tối đa là 1000V
0-1000V (tăng theo 1V)±2% chỉ số đọc ±6 chỉ số (20,00/200,0MΩ) ±2% chỉ số đọc ±6 chỉ số (20,00/200,0MΩ) ±5% chỉ số đọc ±5 chỉ số±5% chỉ số đọc ±6 chỉ số (1000MΩ) ±5% chỉ số đọc ±6 chỉ số (2000MΩ)––ATT MẠCH VÒNGMỨC CAO Ở MẠCH VÒNGL-PE/L-N (3 dây)
L-PE (2 dây)
L-PE (0,01ΩRes)
L-PE (0,001ΩRes)
L-N/L-LĐiện áp định mức
100-260V(50/60Hz)
48-260V(50/60Hz)
48-260V(50/60Hz)
100-260V(50/60Hz)
48-500V(50/60Hz)Phạm vi trở kháng
20,00/200,0/2000Ω
20,00/200,0/2000Ω
2,000Ω
20,00Ω(Tự động đặt phạm vi đo)(Tự động đặt phạm vi đo)Độ chính xác±3% chỉ số đọc ±6 chỉ số±3% chỉ số đọc ±10 chỉ số±3% chỉ số đọc ±4 chỉ số±3% chỉ số đọc ±25 mΩ
±3% chỉ số đọc ±4 chỉ sốDòng điện kiểm thử danh định tại L-N:6A/60ms
L-PE:15mA
20Ω:6A/20ms
25A/20ms
6A/20ms
N-PE:10mA
200Ω:0,5A/20ms
mạch vòng ngoài 0Ω:2000Ω:15mA/500ms
Độ lớn/Khoảng thời gian ở 230V
PSC/PFC
2000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2000A/20kA(PFC)
2000A/20kA(PFC)
2000A/50kA(PFC)
2000A/20kA(PSC)Phạm vi
Độ chính xác
Độ chính xác của PSC/PFC được lấy từ thông số kỹ thuật trở kháng mạch vòng đo được và thông số kỹ thuật điện áp đo đượcRCD
Điện áp định mức
100-260V(50/60Hz)Chức năngx1/2, x1, x5, Khả năng chịu tải, Tự động, Uc
6/10/30/100/300/500/1000mA/biến thiênLoại RCD
AC(G/S)
A(G/S)
F(G/S)
B(G/S)
EVCài đặt dòng điện ngắt x1/2, x1, 10/30/100/300/500/1000mA(G) 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300mA
6mA (chỉ ×1)
10/30/100/300/500mA(S)Uc
x5
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30mA–
Khả năng 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300mA
6mA
chịu tải
Độ–Dòng điện x1/2
-8% – -2%-10% – 0%-10% – 0%-10% – 0%
chính xác ngắt0% – +10%x1
+2% – +8%0% – +10%
0% – +10%
0% – +10%–x5+2% – +8%0% – +10%
0% – +10%
0% – +10%
Khả năng-10% – +10%
-4% – +4%
-10% – +10%
-10% – +10%
-10% – +10%chịu tải
Thời gian x1/2
2000ms(G/S): ±1% chỉ số đọc ±2ms
–ngắtx1
550ms(G): ±1% chỉ số đọc ±2ms,1000ms(S): ±1% chỉ số đọc ±2ms
10,5s: ±1% ± 2ms
x5
410ms(G/S): ±1% chỉ số đọc ±2ms
–Tính liên tụcVôn
Phạm vi
20,00/200,0/2000Ω (Tự động đặt phạm vi đo)Phạm vi
300,0/600V (Tự động đặt phạm vi đo)Điện áp mạch hở (DC)
7–14V
2–600VPhạm vi đo Vôn
Đo
200mATừ >200mA trở lên (từ 2Ω trở xuống)Tần số45–65Hzdòng điện
15mA
15mA ±3mA (đoản mạch)ĐộVôn
±2% chỉ số đọc ±4 chỉ sốchính xác
Độ chính xác±2% chỉ số đọc ±8 chỉ sốTần số±0,5% chỉ số đọc ±2 chỉ sốXoay PhaTiếp đấtĐiện áp định mức
48-600V(50/60Hz)Phạm vi
20,00/200,0/2000Ω (Tự động đặt phạm vi đo)
Chú thích
Chú thích Trình tự pha đúng: được hiển thị là “1.2.3” và dấuĐộ chính xác±2% chỉ số đọc ±0,08Ω (20,00Ω)Trình tự pha lùi: được hiển thị là “3.2.1” và dấu±2% chỉ số đọc ±3 chỉ số (200,0/2000Ω)
ChungTiêu chuẩn áp dụngIEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529 (IP40), IEC 61326 (EMC)
Giao diện Liên lạcUSB, Bluetooth® 5.0*¹, Android TM 5.0 trở lên, iOS 10.0 trở lênNguồn điệnLR6(AA)(1,5V) × 8Kích thước136(D) × 235(R) × 114(S)mmTrọng lượng1350g (bao gồm pin)Phụ kiệnDây dẫn thử điện lưới*², 7281 (Dây dẫn thử có công tắc điều khiển từ xa), 7246 (Dây dẫn thử bảng phân phối), 7228A (Dây dẫn thử điện trởtiếp đất), 8041 (Que tiếp đất phụ [2 que/1 bộ]) 9084 (Hộp đựng mềm), 9142 (Hộp đựng mang đi), 9151 (Dây đeo vai), 9199 (Đệm vai), LR6 (AA) × 8,Sách hướng dẫn, 8212-USB (Bộ điều hợp USB có “KEW Report(Phần mềm)”)*³, Chứng chỉ hiệu chuẩnPhụ kiện Tùy chọn8212-USB (Bộ điều hợp USB có “KEW Report(Phần mềm)”) *³ , 8259 (Bộ điều hợp dùng cho cực đo), 7272 (Bộ Dây đo chính xác),
8017A (Nối dài mũi thử điện) 8601 (BỘ ĐIỀU HỢP EVSE), 8602 (BỘ ĐIỀU HỢP EVSE)*¹ Chỉ 6516BT*² 7187A: Phích cắm kiểu Anh, 7218A:(EU) Phích cắm SCHUKO kiểu Châu Âu, 7221A (SA) Phích cắm kiểu Nam phi, 7222A: (AU) Phích cắm kiểu Úc*³ 8212-USB: Phụ kiện tiêu chuẩn cho 6516, phụ kiện tùy chọn cho 6516BTBluetooth là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG. Inc.
Android là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Google Inc.
iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco Technology, Inc. tại Hoa Kỳ và các nước khác.

Cảnh báo an toàn:

Vui lòng đọc kỹ và toàn bộ "Cảnh báo an toàn" trong sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị để sử dụng đúng.
Nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn, có thể xảy ra hỏa hoạn, trục trặc, giật điện, v.v. Do đó, phải bảo đảmvận hành thiết bị theo định mức bộ nguồn và điện áp chính xác được thể hiện trên mỗi thiết bị.

Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu, liên hệ:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152●Tờ rơi này được tạo vào tháng 9 năm 2023. Nội dung của tờ rơi này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.vi