PHILIPS Brilliance CT、厚生連医誌
１６−channel 第１configuration
５巻 １ system号 ７０の使用経験〜７３ ２００６短報

PHILIPS Brilliance CT、１６−channel configuration system の使用経験
村上総合病院放射線科；診療放射線技師
ひご

よ比後抄

いち与一、

やとう録

近年普及しつつある、Multi slice CT（MSCT）の出現で、循環器領域への CT 検査が日常の検査として認知されつつあり、また、侵襲的検査である CAG を省略しうる検査として、低侵襲的検査である冠動脈のCT angiography（CTA）検査に対する期待も高い。昨年、当院に１６列 Multi slice CT が導入され、通常業務における検査はもとより、緊急時撮影や CTA などに威力を発揮し、検査効率や成功率を高めている。私達は以前の CT では不可能であった、coronary CTA などの心臓領域の検査を行い、実際の経験より、検査方法や問題点を報告する。
キーワード：Multi slice CT（MSCT）、冠動脈造影検査（CAG）、CT angiography（CTA）

序

ごたく論

いがゆたか

豊方法

撮影前には心電図を付け、また、長時間の安定した呼吸停止が必要なため、酸素マスクを着用。そして呼吸停止の感覚をつかんで頂く為、２５秒程度の息止めを ２・３ 回練習して頂く。
撮影手順は胸部単純 CT により心臓の撮影範囲、冠動脈起始部を確認し、得られたアキシャル像を参考にBorlus Tracking の ROI を決定する。この 時 ROI は、上大静脈を流れる造影剤からのアーチファクトを軽減させるため、上大静脈から離す。
撮影時には呼吸停止時の最低心拍数を記録し、装置に設定することによりサイクル数とヘリカルピッチが決定される。撮影終了後、各時相にデータを Reconする。当院でのルーチンワークとしては、冠動脈のボリュームレンダリングとカーブド MPR、またそれをもとにした血管解析を提出している。
造影剤の注入方法については、オムニパーク３５０（８０mL）３．
５mL/sec（ヨード含有量３５０mgl/mL）、生理食塩水（４０mL）２．
０mL/sec の後押しにて、上腕静脈内のうっ滞の低減を図るとともに造影剤の注入速度の維持にも役立てている。

器

１．装置：BRILLIANCE１６、PHILIPS、２．
造影剤注入
装置：デュアルショット、根元杏林堂、３．
画像再構成
機器：Aquarius Net Station、TERA RECON

原らし五十嵐

ミングでハーフスキャンを行う prospective gating 法と、図 ２ のような一定時間ヘリカルスキャンを行い、必要な時間帯のデータを選び出し、画像再構成を行う
retrospective gating 法の ２ つに大別される。後者の方法では、図 ３ に示す、マルチサイクル再構成法により時間分解能を短縮させ、ハーフスキャンに必要な１８０° のデータのうち、各心拍の同じ時相よりデータを収集し ４ 心拍分のデータを張り合わせて １ スライスの画像を作成している。通常の再構成では、不整脈や心拍動にて、RR 間の延長や短縮といった心拍変動がおこるため、原理上、画像再構成が困難になるが、不整脈など、心拍の変化は、比較的図 ４ のような RT間に著名な変化が見られるのではなく、TR 間の延長や短縮が多いとされており、Philips の CT で用いられている画像再構成法では、独自のアルゴリズムにより、図 ４ のように RR 間隔の低い％領域では固定 delay を用い、高い％領域では相対 delay を使用している。そのため、動きによる artifact を軽減させ、患者の心拍状態に応じたデータ収集を行い、心拍がある程度変動する患者でも比較的良好な画像を得ることが可能となる。

Japanese Coronary Intervention Study（JCIS）の報告によると、現在、年間約５４万件の冠動 脈 造 影 検 査（CAG）が施行され、うち経皮的冠動脈インターベンション（PCI）や冠動脈バイパス手術（CABG）の対象となったものは１７万件であった。これは約 ７ 割の患者に診断的 CAG が行われていることを意味する。従来非侵襲的な冠動脈疾患診断法として、運動または薬物負荷心エコー図法、負荷心筋シンチグラム
は、安定型狭心症に対しては高い診断精度を有するが、急性冠症候群（ACS）における診断精度は満足できるものではなく、ACS が疑われる患者に対しては積極的に CAG を行っているのが現状である。

使 用 機や八藤後拓哉、

理

画像再構成法は、心電図を利用して心周期との同期スキャンを行う。図 １ のように心周期の一定のタイ― 70 ―

厚生連医誌

第１５巻

使１号 ７０〜７３ ２００６用

図 ５ は Coronary のボリュームレ ン ダ リ ン グ と、Curved MPR と、伸展 MPR である。
それぞれを LAD･CX･RCA の ３ 枝の動きが最も少ないとされる RR 間が７５％ の時相、または、次に比較的緩やかとされている４５％ の時相にて構成を行う。
Curved MPR と伸展 MPR 画像により、血管内のステントや壁の状態が観察可能であるが、血管径が ３㎜以下では血管内腔の観察が困難であると感じた。
これは、ディテクターの大きさにも関係すると思われ、精密な血管内腔や壁構造を評価するのであれば、異なる評価法が現時点では必要なのではないかと考える。また、撮影時での、Scan 開始の Timing や、呼吸止めの不良により、Banding artifact がでているのがわかる。特にこの ２ 点については、更なる検討、改善が必要である。
図 ６、７ は Cardiac-CT にて得られた４D のデータを、WorkStation にて TVA 解析し、心 Echo との比較を行ったものである。数字上にて比較した結果、ほぼ同様の数字が得られたが、この数字の信頼性は今後の検討課題である。今後、もしこの数字に信頼性が持てるようになれば、前述してきた Coronary-CTA・４D･Volume rendering のほか、この Cardiac-CT の一連の検査の中で、心壁の稼動や駆出率や容積、さらには各時相の壁圧や、パフュージョンも４D データから解析可能であるので、将来性は大きいのではないかと考える。
図 ８ の画像は、拡張期における ３ 軸方向の MPRである。動きの速い臓器にも関わらず、明瞭に心臓の輪切り像をとらえられており、また、左房から右房にかけて、ちぎれんばかりの粘液腫の形態が、任意の方向より観察できる。また Cardiac-CT は時間分解能にも優れている為、４D のボリュームレンダリングにより、粘液腫の心拍に連動した動態も観察できる。

考要性、心拍変動や被爆、視覚的分解能の限界など、まだ問題を抱えているのが現実である。しかしこの１６列の出現により冠動脈狭窄病変の診断能は、感度・特異度ともに ９０％ 以上との報告もあり、今後の多列化・ディテクターの狭小化などの技術開発とともに、更なる飛躍が期待される。
また、PCI･CABG 後のフォローアップや冠動脈奇形の診断、さらには通常の冠動脈造影では得られない血管壁のプラークの情報を有しているという点でも期待が持て、術後のフォローアップや検査の為の心臓カテーテル検査はこの Cardiac-CT により代用されていくと思われる。
問題点はいくつかあるものの、この心臓への利用は今後も必然であり、低侵襲的検査法としてさらなる拡大が期待され、有用であると考え、報告を終わる。

例

文

献

１．
成田裕亮 マルチモダリティによる Cardiac Imaging
（臨床編）
、代１
９巻１４号、東京都文京区；INNERVISION、２００４；１
９：３
０−３１２．
田波 穣 臨床画像、循環器 疾 患 入 門 Vol．
２１：No．
５、東京都新宿区；メジカルビュー社、２００５；
２１：２６−３３英 文 抄録

Brief report
Experience of PHILIPS Brilliance CT，
１６−channel configuration system
Murakami General Hospital, Department of radiology, Radiological technologist
Yoichi Higo, Takuya Yatougo, Yutaka Igarashi
We reported our experience of Philips Brilliance CT，
１６−channel configuration system for coronary CT angiography.

察Multi slice CT は、すでに次世代モデルの６４列も市場に広がりつつあるが、検査の煩雑さや呼吸止めの重図１

Key words : multi slice CT（MSCT），coronary angiography（CAG），CT angiography（CTA）

prospective gating 法― 71 ―

PHILIPS Brilliance CT、１６−channel configuration system の使用経験

図２

図３

retrospective gating 法

４ 心拍分のデータを張り合わせて １ スライスの画像を作成

図４

心拍の変化

― 72 ―

厚生連医誌

第１５巻

１号 ７０〜７
３ ２００６

図５

ボリュームレンダリングと、Curved MPR と、伸展 MPR

図 ６ TVA 解析と
一回心拍出量（SV）

駆出率（EF）

収縮末期容量（ESV）

Echo

８３．
２ml

７３％

３０．
８ml

CT 解析

８９．
６ml

７２．
５％

３３．
９ml

図 ７ 心 Echo との比較

図８３ 軸方向の MPR― 73 ―