¨ＵＳＢ１．
１規格のドライバやファームウェアの開発・検査に最適なパソコン接続型アナライザー
ＬＥ-600Ｓは、パソコンとパラレルポート接続して使用するモニター機能専用のＵＳＢプロトコルアナライザーです。
ＵＳＢの通信内容をパソコンのハードディスクにリアルタイムで連続記録しながら、その内容をパソコン画面に判りやすく表示します。

Ｆ ＵＬＬ／ＬＯＷ スピ ード自 動 判 定

明 快なモニタ ー表示

測定対象デバイスのスピードを自動判定して切り替えますので、スピード設定は不要。また、ＵＳＢハブのダウンポート側にＦＵＬＬスピードデバイスとＬＯＷスピードデバイスの両方が接続されている場合でも、ＵＳＢハブのアップポート側で測定することで両デバイスの混在パケット状況が測定可能です。

ＵＳＢ測定データ中の複数パケットをトランザクション単位で解りやすく表示。標準デバイスリクエストやディスクリプタも詳細に翻訳表示でき、難解なＵＳＢプロトコルを直感的に理解することができます。

⑥①［モニター時の接続例］⑦

パラレルケーブル（※2）
モニターデータ

LE-600S

解析パソコン（※1）⑧

USBデバイス機器
または、USBハブ

USBホスト機器

USBケーブル（※3）（※1）測定対象のUSBホスト機器が本機動作環境に適合するパソコンの場合、解析用パソコンとして兼用することが可能。
（一部制限有り）（※2）パソコンのパラレルポートとして1対1で接続。
（デージーチェーン接続不可）（※3）2本の総ケーブル長はUSB規格の最大ケーブル長以下を推奨。

最 大2Ｇバイト連続記録
ＵＳＢ測定データをパソコンのハードディスクに最大2Ｇバイトまで記録可能。データ記録中でも測定したデータをスクロール表示ができ、希にしか起こらない不特定条件の通信トラブル解析にも有効です。

②③

④

⑤

①複数パケットを１トランザクションとして１行表示 ⑤ハンドシェークパケット表示エリア②ＳＯＦ（スタート･オブ･フレーム）表示エリア⑥デバイスリクエスト表示③トークンパケット表示エリア⑦デバイスリクエスト翻訳表示（ポップアップ表示）④データパケット表示エリア⑧データパケット内データのＡＳＣＩ
Ｉ表示

ＵＳＢプロトコルアナライザー LE-600S
充 実 の オフライン解析機能

測 定デ ータの 活用

フィルタ機能や検索機能により、記録された膨大な測定データの中から着目するデータを簡単に見つけることができます。また、パケットタイプ別の表示色カスタマイズ機能やマーク／ジャンプ機能を利用することで開発効率はよりアップします。

記録データは範囲指定してカラー／モノクロ印字が可能です。Ｅメー ルで遠隔地の専門家に測定結果を送る場合は、必要なデータだけをテキストファイル形式でコンパクトに保存。もちろん、遠隔地のパソコンに解析ソフトがあれば、記録データそのものを送って詳細に解析することができます。

［フィルタ条件設定画面］

仕適［検索条件設定画面］

様項目合規

仕格

様

標準構成品

ＵＳＢ１．
１
日本語版

測定用コネクタ

ＵＳＢ規格 Ａ，Ｂレセプタクル

適 合 ス ピ ー ドFULL（12Mbps）／LOW（1.5Mbps）自動判定、自動切替

記

録

方式

Syncパターン含むバイト単位＊USBデバイス状態（RESET、SUSPEND、RESUME等）は記録されません

記

録

容量

LE-600S本体 ：128Ｋバイト
パソコン：最大2Ｇバイト

各１

パソコン接続コネクタ

IEEE1284相当パラレルポートDB25pin (メス)
ECPまたはEPP+ECPモード

Ｌ Ｅ Ｄ

表示

PWR(電源) :1、OVR(オーバーフロー) :1、EMP(エンプティ) :1、FULL SPEED :1スッチ

PWR(電源):1、RESET(オーバーフローリセット):1イ

表 示 パ ケ ット

SOF,IN,OUT,SETUP,DATA0,DATA1,ACK,NAK,STALL,PRE
及びUnknown(未定義)

翻標準リクエスト、標準ディスクリプタの詳細表示可能

訳［テキストファイル保存例］

表示

LE-600S

本体

英語版

LE-600S-E

計測器本体

１台

パソコン用解析ソフト

１枚

ＡＣ ア ダ プ タ

入力AC100〜240V（50/60Hz）、出力DC9V

１個

パラレルケーブル

DB25pin(オス)−DB25pin(オス)コネクタ付き1.5m

１本

ＵＳＢケ ー ブ ルA−Bプラグ付き 1.8m

１本

取扱説明書・保証書

ユーザー登録ハガキ付き

各 １ 部

ＣＤ - ＲＯ Ｍ

動作環境
計測データを記録および表示するためのパソコンが必要です。

エ ラ ー チ ェッ ク

CRC-5（SOF、トークンパケット）、CRC-16（データパケット）

カ ラ ー 表 示
カ ス タ マ イ ズ

SOF,IN,OUT,SETUP,DATA0,DATA1,ACK,NAK,STALL,PRE
及びUnknown(未定義),SetupDetail,CRC-Errorの表示色を個別に設定可能

フィルタ

SOF,PRE,NAK,特定アドレス，特定エンドポイントの表示、非表示

Pentium¨ Ⅱ 333MHz以上（500MHz以上を推奨）

検索機

能SOF,IN-Token,OUT-Token,SETUP-Token,DATA-Packet（最大64バイトのデータ列）,ACK,NAK,STALL,PRE,Unknown,CRC-Errorを検索可能「特定アドレス，特定エンドポイントでの絞り込み検索可」

ECPモードでIRQまたはDMAが利用可能であること（IRQとDMAのマ ー クジャン プ

記録データ中の特定トランザクションに最大99個のマークを設定、指定マークにジャンプ表示可能

保存

生データ保存、テキスト形式保存「クリップボード経由のコピー・ペースト可能」

能記録データの指定範囲をカラー／モノクロで印字可能■ 動作ＯＳ■ パソコン

LE-600S : 日本語版Windows¨ 98／ME／2000／XP
LE-600S-E : 英語版Windows¨ 98／ME／2000／XP
パラレルポート標準装備のPC/AT互換機

パラレルポートは、ECP（EPP＋ECP）転送モードがサポートされており、両方が利用できることを推奨）

印

刷機

電源

ＤＣ9Ｖ 400mA（付属ACアダプタ 入力AC100〜240V使用）

周

囲

温度

動作0 〜 ＋40℃ 保存−10 〜 ＋50℃

周

囲

湿度

10〜90％（但し、結露なきこと）

本体 外形寸法・重量

130(W)×145(D)×38(H)mm

安全上のご注意

本社・営業部
技術センター● URL

メモリー

128Ｍバイト以上（256Mバイト以上を推奨）

ハードディスク 必須空き容量3Ｍバイト以上（その他、測定データ記録領域が必要）
ディスプレイ

本体に接続可能で上記ＯＳに対応したもの（解像度1024×768以上を推奨）

マウス

本体に接続可能で上記ＯＳに対応したもの

注記 ※ PCIバスやPCカード及びUSB接続等の拡張パラレルポート、ノートパソコン等のポートリプリケータやドッキングステーション等の拡張パラレルポートでの動作は保証できません。
※ ご使用のパソコンの性能や使用状況によっては、FULLスピードで128Kバイト以上のデータが連続転送された場合、オバーフロー（パソコン側の計測データ受信が間に合わないため、本機バッファメモリーがあふれた状態）により正しくデータを記録できないことがあります。

300g

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2004年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2004 by LINE EYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル5Ｆ
T E L . 0 7 5−6 93−0161 F AX.075−693−0163〒526−0817 滋賀県長浜市七条町305−1
T E L . 0 7 4 9−6 3−7762 F AX.0749−63−4489

http://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立したベンチャー企業です。2000年10月よりセキスイ電子株式会社の電子機器事業は株式会社ラインアイが事業継承しました。
Printed in Japan

古紙配合率100％再生紙を使用

L-04403Ｊ/LE G