HELiOS ™ Plus & Marathon
Länger anhaltende
Freiheit

Obwohl das HELIOS Plus relativ klein ist, handelt
es sich um ein sehr leistungsstarkes Gerät
mit einer Nutzungsdauer von bis zu 9 Stunden
und einem Füllgewicht von gerade einmal
1,6 Kilogramm. Mit der tragbaren HELiOS
Marathon™-Sauerstoffeinheit von CAIRE
Inc. erlangen Patienten in Sauerstofftherapie
ungeahnte Freiheiten: Die Nutzungsdauer
beträgt bis zu 22 Stunden. Dabei wiegt das Gerät
in gefülltem Zustand nur 2,5 Kilogramm! Mitder tragbaren HELiOS Marathon-Einheit ist man
also nahezu den ganzen Tag unabhängig. Egal,ob sie Freunde und Familie besuchen, oder zum
Shoppen, Angeln oder Golfspielen gehen, diePatienten können länger ihre Freiheit genießen,
ohne ihre Trageeinheit nachzufüllen oder fürzusätzliche Sauerstoffbehälter sorgen zu müssen.

Konstanter Sauerstofffluss/Sauerstofffluss nach Bedarf

Tragbare Flüssigsauerstoffeinheiten liefern in der Regel kontinuierlich abgegebenen oder dosierten
Sauerstoff. Bei der tragbaren Helios Einheit Marathon H 850 kann sowohl für den kontinuierlichen
Sauerstofffluss, als auch für den Sauerstofffluss nach Bedarf zwischen verschiedenen Einstellungengewählt werden. Jetzt können Patienten, die eine konstante Sauerstoffversorgung benötigen, vominnovativen Design und der Handlichkeit des HELIOS-Systems profitieren.

Produktmerkmale• Keine Batterien erforderlich• K ann flach auf dem Rücken, aufrecht oder in jeder
anderen Position dazwischen verwendet werden• Vielseitiges, pneumatisches Gerät mit Dual-Modus:• bis zu 4 Stufen bei einer Sauerstoffversorgung nachBedarf• bis zu 6 l/min bei einer konstanten
Sauerstoffversorgung

CAIRE Kontaktinformation:www.cairemedical.com• Gibt weder Geräusche noch Wärme ab• Einfache Wartung• Geringe Eigenverdampfungsrate• H altbare und zuverlässige Bauart; lange Lebensdauer• Bequemer, gepolsterter, rutschfester Schultergurt• K ann mit Schultergurt oder als Rucksack getragenwerdenSIEHE DIE GARANTIE DES PRODUKTS FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.
Hinweise, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen
und detaillierte Informationen zur Sicherheit finden Sie in derBedienungsanleitung des Produkts.
© 2019 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten

ML-LOX0005-2 E

HELiOS ™ Plus & Marathon
HELiOS Plus (H300)

Produktdaten

HELiOS Marathon (H850)

LOX-Kapazität 0,41 kg

LOX-Kapazität 0,91 kg

Gasvolumen 308 lGasvolumen 685 l

Gewicht in gefülltem 1,63 kg
Zustand

Gewicht in gefülltem 2,54 kg
Zustand

Leergewicht 1,22 kg

Leergewicht 1,63 kg

Höhe mit Griff 267 mm

Höhe mit Griff 381 mm

Typische Nutzungsdauer 9 Stunden
bei Stufe 2 (22ml)
bei einer
Sauerstoffversorgung nachBedarfTypische Nutzungsdauer 22 Stunden
bei Stufe 2 (22ml)
bei einer
Sauerstoffversorgung nachBedarfTypische Nutzungsdauer entfällt
bei 2 l/min
bei einer konstanten
Sauerstoffversorgung

Typische Nutzungsdauer 6,1 Stundenbei 2 l/min
bei einer konstanten
Sauerstoffversorgung

Betriebsdruck 22 psi (1,52 bar)
Eigenverdampfungsrate 0,39 kg/Tag
Duchflussraten Konstant: Aus, .12, .25,.5, .75
Nach Bedarf: Aus, 1, 1.5,2, 2.5, 3, 3.5, 4

Betriebsdruck 22 psi (1,52 bar)
Eigenverdampfungsrate 0,45 kg/Tag
Duchflussraten Konstant: Aus, 1, 2, 3, 4,5, 6
Nach Bedarf: Aus, 1.5, 2,2.5, 3, 4Bestellinformationen
Beschreibung Artikelnummer
Tragbare Sauerstoffeinheit B-700848-00
HELiOS Plus, H300
Tragbare Sauerstoffeinheit H850EU
HELiOS Marathon, H850

ZubehörHELIOS Tragetasche zur B-701654-00
Befestigung um die Hüfte
HELiOS Marathon-Rucksack 069209
Doppellumige Schläuche mit Beim Kundenserviceunterschiedlichen Längen erhältlich

CAIRE Kontaktinformation:www.cairemedical.com

SIEHE DIE GARANTIE DES PRODUKTS FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.
Hinweise, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen
und detaillierte Informationen zur Sicherheit finden Sie in derBedienungsanleitung des Produkts.
© 2019 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten

ML-LOX0005-2 E