SDS6000A Series
Digital Storage
Oscilloscope

Quick Start
EN01C

Copyright Information
Declaration
SIGLENT products are protected by patent law in and outside of P.R.C.

SIGLENT reserves the right to modify or change parts of or all the specifications or pricing policies at thecompany’s sole decision.
Information in this publication replaces all previously corresponding material.
Any method of copying, extracting or translating the contents of this manual is not allowed without thepermission of SIGLENT.

Note: SIGLENT is the registered trademark of SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD.

SDS6000A Quick Start

1

Contents
Copyright Information ............................................................................................................. 1
General Safety Summary ....................................................................................................... 3
Safety Terms and Symbols ..................................................................................................... 4
Allgemeine Sicherheitsübersicht............................................................................................. 5
Sicherheitsbegriffe und symbole............................................................................................. 7
General Care and Cleaning .................................................................................................... 8
General Inspection ................................................................................................................. 9
Quick Start ............................................................................................................................ 10
Front of Oscilloscope ............................................................................................................ 12
Back of Oscilloscope ............................................................................................................ 13
Probe Compensation ............................................................................................................ 14
User Interface ....................................................................................................................... 15
Basic Operations .................................................................................................................. 22

2

SDS6000A Quick Start

General Safety Summary
Carefully read the following safety precautions to avoid any personal injury or damage to the instrument andany products connected to it. To avoid potential hazards, please use the instrument as specified.
Use Proper Power Cord
Only the power cord designed for the instrument and authorized by local government regulations should be
used.
Ground the Instrument
The instrument is grounded through the protective earth conductor of the power cord. To avoid electric shock,please make certain the instrument is grounded correctly before connecting its input or output terminals.
Connect the Signal Cable Correctly
The potential of the signal cable ground is equal to the earth ground. Do not connect the signal wire to ahigh voltage.
Look Over All Terminals’ Ratings
To avoid fire or electric shock, please look over all ratings and sign instructions of the instrument. Before
connecting the instrument, please read the manual carefully to gain more information about the ratings.
Use Proper Overvoltage Protection
Make sure that no overvoltage (such as that caused by a thunderstorm) can reach the product, or else theoperator might be exposed to the danger of electrical shock.
Electrostatic Prevention
Operate in an electrostatic-protected area environment to avoid damages induced by static discharge.
Always ground both the internal and external conductors of the cable to release a static charge before
connecting.
Maintain Adequate Ventilation
Inadequate ventilation may cause an increase in temperature, which may eventually damage the instrument.
Maintain suitable ventilation and inspect the fan and intake regularly.
Avoid Exposed Circuits and Components
Do not touch exposed contacts or components when the instrument's power is on.
Use Only the Specified FuseDo Not Operate Without Covers
Do not operate the instrument with covers or panels removed.
SDS6000A Quick Start

3

Safety Terms and Symbols
Terms used in this product. These terms may appear in the product:
DANGER

Indicates direct injury or hazards that may happen.

WARNING

Indicates potential injury or hazards that may happen.

CAUTION

Indicates potential damage to the instrument or other property that may happen.

Symbols used in this product. These symbols may appear on the product:

4

Hazardous

Protective Earth

VoltageGroundWarning

Earth Ground

Power Switch

SDS6000A Quick Start

Allgemeine Sicherheitsübersicht
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät
und an den daran angeschlossenen Produkten zu vermeiden. Um mögliche Gefahren zu vermeiden,verwenden Sie das Gerät bitte wie angegeben.
Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel
Verwenden Sie nur das für das Gerät vorgesehene und im jeweiligen Land zugelassene Netzkabel.
Erden Sie das Gerät
Das Gerät ist über den Schutzleiter der Netzleitung geerdet. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden,vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät korrekt geerdet ist, bevor Sie die Eingangs- oder
Ausgangsklemmen des Geräts anschließen.
Schließen Sie das Messkabel richtig an
Die Kabelschirmung (Masse) des Messkabels ist gleich dem Potential der Erde, schließen Sie das
Messkabel also nicht an eine hohe Spannung an.
Überprüfen Sie die Nennwerte aller Klemmen
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte alle Angaben und Hinweise auf
dem Gerät. Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um weitere
Informationen über die Nennwerte zu erhalten.
Verwenden Sie einen ordnungsgemäßen Überspannungsschutz
Stellen Sie sicher, dass keine Überspannung (z. B. durch ein Gewitter) an das Gerät gelangen kann, dasonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Schutz vor Elektrostatik
Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung, die vor elektrostatischer Entladung geschützt ist, um Schäden
durch statische Entladung zu vermeiden. Erden Sie vor dem Anschließen immer sowohl den Innen- alsauch den Außenleiter des Kabels, um statische Aufladung abzubauen.
Für gute Belüftung sorgen
Eine unzureichende Belüftung kann zu einem Temperaturanstieg führen, der schließlich das Gerät
beschädigt. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung und überprüfen Sie regelmäßig die Ansaugung und
den Lüfter.
Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise oder Komponenten
Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte oder Bauteile, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

SDS6000A Quick Start

5

Richtige Sicherung verwenden
Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Abdeckungen
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt sind.
Betreiben Sie das Gerät nicht bei vermuteten Defekten
Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem weiteren Betrieb vonqualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder Austausch, insbesondere
von Schaltkreisen oder Zubehör, muss von SIGLENT autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Nicht in feuchter Umgebung betreiben
Um einen Kurzschluss im Geräteinneren oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, betreiben Sie das
Gerät nicht in feuchter Umgebung.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen
Um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, das Gerät nicht in
explosionsgefährdeter Umgebung zu betreiben.
Halten Sie die Produktoberflächen sauber und trocken
Um den Einfluss von Staub und/oder Feuchtigkeit in der Luft zu vermeiden, halten Sie die Oberfläche desGeräts bitte sauber und trocken.
Sicherheit bei der Handhabung
Bitte behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig, um Schäden an Tasten,
Drehknopfschnittstellen und anderen Teilen auf den Bedienfeldern zu vermeiden.
Es dürfen nur Tastköpfe verwendet werden, die den Spezifikationen des Herstellers entsprechen
Bei Verwendung von 2X/.../10000X-Sondenbaugruppen müssen die Sondenbaugruppen durch eine
doppelte oder verstärkte Isolierung von den gemessenen Stromkreisen isoliert sein.
Alle Sondenbaugruppen sollten die Anforderungen von UL 61010-031 und CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-03107 erfüllen.
Das Gerät darf nicht so positioniert werden, dass es schwierig ist, die Trennvorrichtung (abnehmbarer
Stecker) zu bedienen.
Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann der Schutz,
den das Gerät bietet, beeinträchtigt warden.

6

SDS6000A Quick Start

Sicherheitsbegriffe und symbole
Begriffe in diesem Handbuch. Diese Begriffe können in diesem Handbuch vorkommen:
WARNUNG
Warnhinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Verletzungen oder zum
Verlust des Lebens führen können.
VORSICHT
Vorsichtshinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Schäden an diesem
Produkt oder anderen Gegenständen führen können.

Begriffe auf dem Produkt. Diese Begriffe können auf dem Produkt erscheinen:
GEFAHR

Weist auf direkte Verletzungen oder Gefahren hin, die auftreten können.

WARNUNG

Weist auf mögliche Verletzungen oder Gefährdungen hin, die auftreten können.

VORSICHT

Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen hin, die eintreten
können.

Symbole auf dem Produkt. Diese Symbole können auf dem Produkt erscheinen:

Hazardous

Protective Earth

VoltageGroundWarning

Earth Ground

Power Switch

Wenn Sie solche Symbole auf dem Produkt finden, ziehen Sie das Handbuch zu Rate, um die Art derpotenziellen Gefahr und die zu ergreifenden Maßnahmen zu erfahren

SDS6000A Quick Start

7

General Care and Cleaning
Care
Do not store or leave the instrument in direct sunshine for extended periods of time.
To avoid damages to the instrument or probes, please do not expose them to fog, liquid, or solvents.
Cleaning
Please perform the following steps to clean the instrument and probes regularly in accordance with its
operating conditions.
1.

Disconnect the instrument from all power sources and then clean with a soft wet cloth.

2.

Clean the loose dust on the outside of the instrument and probe with a soft cloth. When cleaning the
LCD, take care to avoid scratching it.

To avoid damage to the surface of the instrument and probe, please do not use any corrosive liquid or
chemical cleansers.
Make sure that the instrument is completely dry before restarting it to avoid potential short circuits or
personal injury.

8

SDS6000A Quick Start

General Inspection
1.

Inspect the shipping container

Keep the damaged shipping container or cushioning material until the contents of the shipment have been
completely checked and the instrument has passed both electrical and mechanical tests.
The consigner or carrier will be responsible for damages to the instrument resulting from shipment.
SIGLENT would not provide free maintenance or replacement if the instrument has been damaged in
shipment.

2.

Inspect the instrument

If there are instruments found damaged, defective or failure in electrical and mechanical tests, pleasecontact SIGLENT.

3.

Check the accessories

Please check the accessories according to the packing list. If the accessories are incomplete or damaged,please contact your SIGLENT sales representative.

SDS6000A Quick Start

9

Quick Start
Mechanical Dimension

Front View

Top View

10

SDS6000A Quick Start

Adjust the Supporting Legs
Adjust the supporting legs properly to use them as stands to tilt the oscilloscope upwards for stable
placement as well as easier operation and observation of the instrument.

Connecting to Power Supply
The standard power supply for the instrument is 100~240 V, 50/60 Hz or 100~120 V, 400 Hz. Please use
the power cord provided with the instrument to connect it to AC power.

SDS6000A Quick Start

11

Front of Oscilloscope

Touch Screen Display The display and major functions area. See "User Interface" for moredetails
Front Panel Includes knobs and buttons. See "Front Panel" for more details
Probe Compensation / Ground Terminal
USB 3.0 Host Ports Connect to USB storage devices for data transfer or USB mouse/keyboard
for control

12

Digital Input Connector

Analog Input Connectors

Power Switch

Supporting Legs

SDS6000A Quick Start

Back of Oscilloscope

SD Card Slot

Ext Trigger Input

Auxiliary Out Outputs the trigger indicator. When Mask Test is enabled, outputs the pass / failsignalHDMI Video Output Connect the port to an external monitor. The resolution is 1280 * 800
100M LAN Port Connect the port to the network for remote control
USB 2.0 Device Connects with a PC for remote control
USB 2.0 Hosts Connect with a USB storage device or USB mouse/keyboard
AC Power Input

SDS6000A Quick Start

Handle13

Probe Compensation
All oscilloscope probes should be properly compensated before their first use with the oscilloscope. A noncompensated or inadequately compensated probe may cause inaccurate measurement. The following
steps illustrate the proper probe compensation procedure.

1.

Use the probe to connect the CH1 Input Terminal and the Compensation Signal Output Terminalon the front panel. Connect the ground alligator clip of the probe to the “Ground Terminal” under thecompensation signal output terminal.

2.

3.

Check the displayed waveforms and compare them with the following figure.

Under

CompensatedOver

CompensatedCorrectly

Compensated

Use a nonmetallic flat-head screwdriver to adjust the low-frequency compensation adjustment hole on
the probe until the waveform matches the “Compensated Correctly” waveform above.

14

SDS6000A Quick Start

User Interface

Menu Bar
Grid Area displays the waveform traces. Traces can be moved by dragging them and re-scaled bypinch and spread
Channel descriptor boxes include analog channels (C1 ~ C4), digital channels (D), math (F1-F4)
and reference (Ref). They show the parameters of the corresponding traces. Touching the boxes
creates a dialog box
Timebase and Trigger Descriptor Boxes show the parameters of timebase and trigger
respectively. Touching the boxes creates a dialog box
Dialog Box is the main area to select the parameters for a chosen specific function
Trigger Delay Indicator locates where the trigger is on the horizontal axis
Trigger Level Indicator shows the level where the waveform triggers
Cursors show where measurement points have been set

SDS6000A Quick Start

15

Channel Descriptor Box
Channel Index
Coupling and Input Impedance
Vertical Scale
Vertical Offset
Bandwidth Information
Probe Attenuation Factor

Timebase and Trigger Descriptor Boxes
Trigger delay
Horizontal scale (timebase)# Samples
Sample Rate

Trigger source
Trigger coupling
Trigger mode
Trigger level
Trigger type
Trigger slope

16

SDS6000A Quick Start

Dialog Box
The dialog box on the right side of the screen is the main area for setting the parameters of the selectedfunction.
Title bar. Touching the bar can hide the dialog
box, and touching again can open the dialog box

Parameter setting area

Scroll bar. When parameters are more than thedisplayed range, the blue scrollbar will be
displayed. By sliding the dialog area up anddown, or rolling the mouse wheel, it can scroll tothe area not displayed

SDS6000A Quick Start

17

To Set Parameters
Several different ways are provided to set parameters:
Switch – sets parameters with two states, such as to enable or disable
a function. Touch the switch region to change from one state to the other.

List – sets parameters with more than two
options, such as the coupling mode ofchannels. Touch the parameter region, andthen select the expected option from the popup list.

Virtual Keypad – Sets parameters with a numerical value. Touch theparameter region, and the parameter can be adjusted by the universal
knob on the front panel; touch the region again, then the virtual keypadappears;

To use the operation of setting “deskew” of thechannel as an example: If the expected valueis 65 ns, input “65” on the virtual keypad, andthen choose the unitn

to complete theoperation. On the virtual keypad, touching the
buttonMax ,Min , andDefault

quicklysets the parameter to its maximum, minimum
and default values.

18

SDS6000A Quick Start

Touch Gestures
Waveforms, cursors and trigger level can be adjusted by touch gestures in the grid area.
Drag the waveform left and right to move it on
the horizontal axis

Pinch and spread the waveform horizontallyto re-scale the timebase

Drag the waveform up and down to move iton the vertical axis

Pinch and spread the waveform vertically to
re-scale the vertical gain

SDS6000A Quick Start

19

Touch and drag the cursor to move it

Touch and drag the cursor information region
to move the pair of cursors simultaneously

Draw a rectangular box to create a zone or ahistogram region. At the beginning of thegesture keep the angle close to 45° so it canbe recognized as the drawing box gesture

20

SDS6000A Quick Start

Front Panel
The front panel is designed to operate the basic functions
without having to open the software menu. Most of the front
panel controls duplicate functionality available through thetouch screen display but the operation is more quickly
achieved

Automatically sets the waveform to adapt thedisplay according to its frequency and amplitude

Resetstheoscilloscope

to

the

default

configuration

Enables or disables the touch screen. When it
is lighted the functionality is enabled

Rotate the universal knob to set the value of theactivated parameter, or to move the selectedcursor. Push to select a different cursor

Choosing the Language＞ System setting ＞ Language

SDS6000A Quick Start

21

Basic Operations
Turn On / Disable a Channel
From the Front Panel
Push the channel button (1-4, Digital, Math, Ref) to turn on the corresponding channel. Its channel descriptor
box and dialog box will appear on the display.

If a channel is already on but not activated, push the button to activate it. If a channel is already on andactivated, push the same button again to disable the channel.

From the Touch Screen
Touch thebutton and then select the expected channel to turn it on, and its channel descriptor box

and the dialog box will appear on the display. Touch the channel descriptor box and then touch theOffbutton to disable it.

22

SDS6000A Quick Start

Vertical System
Analog channel on / off
Rotate the knob to adjust the vertical scale(volts/div). Push to switch to alternate between
coarse and fine adjustments
Rotate the knob to adjust the DC offset orvertical position of the channel. Push to set theoffset to zero
Zoom on / offMath on / off
Reference on / off

SDS6000A Quick Start

23

Channel Setup
Touch the channel descriptor box, a quick dialog will pop up. Vertical scale and offset can also be set fromthis dialog box.
Touch the region to set the vertical scale with the universal
knob or virtual keypad▲ to increase the vertical scale and ▼ to decrease
Check to coarsely adjust the vertical scale and uncheck toenable fine adjustment
Touch the region to set the offset with the universal knob or
virtual keypad▲ to increase the offset and ▼ to decrease
Set the offset to zero
Copy the setting of the current channel to another channel
Quickly select the current channel as the source of a specified
operation (Trigger, FFT, Measure, Cursor, Search, DVM andCounter)
Disable the channel
Hide the trace

24

SDS6000A Quick Start

Activating a channel in the quick dialog of the channel recalls the channel dialog box, displaying moreparameters:
Turn channel on/off
Coupling (DC, AC or GND)
Bandwidth limit (Full, 200 MHz or 20 MHz)
Probe attenuation (1X, 10X, 100X or custom)
Set the label text. Click to recall the label setting. Users cancustomize the text and display of the label
Quickly apply a specified operation (Cursor, Measure, FFT,
Search, DVM, Histogram and Mask Test) to the current channel
Impedance
Units for the channel
Deskew
Enable/disable invert
Trace visible/hidden

SDS6000A Quick Start

25

Horizontal System
Rotate to adjust the horizontal scale (time/div); When Zoom isenabled, push to switch between the main window and zoom window
Rotate to adjust trigger delay; push to set trigger delay to zero
Push to recall Acquire dialog box
Push to enable horizontal Roll; push again to exit Roll mode. At
timebase settings larger than 50ms/div, it is recommended to set theoscilloscope to Roll mode so that the waveform is displayed in realtime

Touch the timebase descriptor box to display a quick dialog box. Timebase and Trigger Delay can also be
set in this dialog box.
Set the horizontal scale (timebase) by the virtual keypad▲ to increase and ▼ to decrease the horizontal scale
Set the trigger delay by the virtual keypad▲ to increase and ▼ to decrease the trigger delay
Set the trigger delay to zeroSet the trigger point to the left part of the screen
Set the trigger point to the right part of the screen
Open the Acquire dialog box

26

SDS6000A Quick Start

Acquisition System
Touchon the quick menu of the timebase settings, or press the

button on the front panel, or

touch the menu bar Acquire > Menu to recall the Acquire dialog box on the right side.
Select the interpolation mode
Select the Acq mode
Select the acquisition mode (Normal/Peak/Average/Hi-Res)
Select the Memory Management mode (Auto, Fixed Sample Rate,and Fixed Memory)
Select the maximum memory depthEnter the sequence menu
ESR mode on/off
XY mode on/off

SDS6000A Quick Start

27

Zoom
Waveform zoom in the horizontal and vertical directions is supported. Pushthebutton on the front panel to enable Zoom mode

When the Zoom mode is enabled, press down the horizontal knob to switch
between the main window and zoom window

In Zoom mode the grid area is divided into two areas. The main window appears on the top and the zoom
window on the bottom. The region without the gray background in the main window is the portion of tracethat is magnified in the zoom window. Please refer to the User Manual for detailed operation instructions ofZoom mode.

28

SDS6000A Quick StartTrigger
The trigger system supports multiple powerful triggering modes including serial bus triggering. Refer to theUser Manual for more details.

Opens trigger setup dialog box
Auto mode – triggers after preset period if no valid trigger occurs
Normal mode – triggers repeatedly when all conditions are met
Single-mode – triggers once when all conditions are met
Trigger level adjustment -- push to set the level to 50% of the waveform
Ready LED, lighted when ready for trigger
Trig'd LED, lighted when a trigger event happens

Indicators Relative to Trigger

Trigger level Indicator

Horizontal 0 position Indicator

Horizontal 0 position (out of
screen) Indicator

SDS6000A Quick Start

29

Select trigger type
Select the trigger source
Select the trigger slope (When the trigger type is "Edge", "Slope"and other specific types)
Set holdoff (None/Time/Events)
Set trigger coupling mode (DC/AC/LF Reject/HF Reject)
Enable/disable Noise Rejection. When Noise Reject is on, thetrigger hysteresis is increased, so the noise immunity of the trigger
circuit is better. As a compromise, the trigger sensitivity degrades
Set the Zone trigger

30

SDS6000A Quick StartMathTouch + > Func1/Func2/Func3/Func4 , or push the

button on the front panel to createa math trace and open math setup dialog box
Math trace
Math setup dialog box
Selects the trace (F1 ~ F4)
Selects the operator and source (C1~C4, Z1~Z4, F1~F4)

SDS6000A Quick Start

31

Measure & Statistics

Touch Measure > Menu , or push the

button on the front panel to open measure setup

dialog box
Measurement parameters and statistics display area. If select the mode as “Simple”, the "Simple"
parameter area is displayed. Touch the

button on the front panel to reset the statistics

Measure dialog box

32

SDS6000A Quick Start

Cursors
Cursors set measurement points on the Vertical or Horizontal axis of a trace (or both). For more information
please refer to the User Manual.

Push the button to open the cursors setup dialog box
Rotate the knob to move the selected cursor; push to
select different cursor

The display mode of cursors

Display mode 1

SDS6000A Quick Start

Display mode 233

Reference Waveforms
Reference waveforms (REFA, REFB, REFC, and REFD) are analog or math traces stored in the non-volatilememory. They can be recalled to the display for comparison with other traces. Press the

button on

the front panel to set the reference waveforms.

Select the location of the reference (REFA/REFB/REFC/REFD)
Select the source (C1~C4 and MATH)
Enable/disable Display of the reference waveform
Set the label text of the reference trace
Save the waveform specified into the specified location in

The reference waveforms（.ref）can be saved to an external storage device. See “Save / Recall” for details.

34

SDS6000A Quick Start

Save/Recall
Press thebutton on the front panel, or touch Utility ＞ Save/Recall to save / recall a setup,

picture, waveform data or reference waveform.
Choose Save or Recall operation
Select the object type
Recall the File Manager for further operations

Quickly Save a Screenshot
Push thebutton on the front panel to save the screenshot as a picture (.bmp/.png/.jpg) to an

external storage device.

SDS6000A Quick Start

35

Calibration
The oscilloscope is calibrated at the factory prior to being shipped. The calibration is run at 23 °C (± 2 °C)
and is valid for temperatures 23 ± 5 °C. Within this temperature range, the oscilloscope will meet all
specifications once warmed up.
Warm up the oscilloscope for at least 20 minutes prior to each use or calibration in order for it to reach astable operating temperature. Specifications are not guaranteed during the warm-up period.
Whenever the oscilloscope is used in an environment outside 23 ± 5 °C, or when it has been more than one
month since the previous calibration, manual calibration is recommended. To perform a self-calibration:
Touch Utility ＞ Menu ＞
or

Maintenance ＞ Self Calibration＞ Maintenance ＞ Self Calibration

Software Option
Installing a Software Option
Follow the steps below to install a software option (see the data sheet for details) after purchasing it andobtaining the Option Key:1.

Utility ＞ Menu ＞

2.

Select the correct Option Type

3.

Input the option key in the text box

4.

Touch Install and then restart the oscilloscope

36

Software Options , or

＞ Software Options

SDS6000A Quick Start

Headquarters:
SIGLENT Technologies Co., Ltd
Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda Industrial
Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an District,
Shenzhen, 518101, China
Tel: + 86 755 3688 7876
Fax: + 86 755 3359 1582
Email: sales@siglent.com
Website: int.siglent.com

North America:
SIGLENT Technologies America, Inc
6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139
Tel: 440-398-5800
Toll Free: 877-515-5551
Fax: 440-399-1211
Email: info@siglentna.com
Website: www.siglentna.com

Europe:SIGLENT Technologies Germany GmbH
Add: Staetzlinger Str. 70
86165 Augsburg, Germany
Tel: +49(0)-821-666 0 111 0
Fax: +49(0)-821-666 0 111 22
Email: info-eu@siglent.com
Website: www.siglenteu.com

Follow us on
Facebook: SiglentTech