株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書

大径ローラーメカニカルテンションメーター
DXF/DXL シリーズ
・メカニカルテンションメーターDX2 シリーズを基にしたカスタム品です。
・大径ローラーを使用することにより、測定サンプルの曲げを最小限に押さえます。

【主な特徴（共通）】
もろく細いサンプルの測定が可能◎光ファイバーやカーボンファイバーなどのもろく細いサンプルを測定することができます。
◎大径のローラーのため、サンプルをやさしく挟むことが可能です。
◎ローラーに付いている溝により、走行中のサンプルを容易に挟んで測定することが可能です。

DXF シリーズ

ユーザーフレンドリーな操作性◎付属のフィンガーサポートを背面に取付けることで、ガイドローラーを容易に動かすことが可能←フィンガーサポート取付イメージ◎アナログ表示で変動する張力を素早く表示し、生産の工程管理が容易に◎背面に取り付け穴が組み込まれており、設備に固定して連続的な張力を測定可能

1 / 6
2024/09/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書DXF シリーズ対応ローラー一覧
ローラータイプ

標準ローラー

オプションローラー

ご購入時型式（※1）

DXF-○○○

DXF-○○○-T

R515911

R515910

ハードコートアルミニウム

プラスチック（PVC）赤

交換用ローラー型式（※2）
ローラー材質4000m/min

許容サンプル送り速度

イメージ※1 「ご購入時型式」の○○○にはレンジが入ります。ご購入時はレンジを選択しご購入ください。例）DXF-1000※1 ご購入時にオプションローラーを選択する場合は、各型式の未尾に対象のアルファベットを追加してください。
例）ローラー材質がプラスチック製の場合：DXF-○○○-T※2 ローラーを単体（3 つで 1 セット）で購入することが可能です。その際は、各交換用ローラー型式でご購入を承っております。

DXL シリーズ対応ローラー一覧
ローラータイプ

標準ローラー

オプションローラー

オプションローラー

オプションローラー

ご購入時型式（※1）

DXL-○○○

DXL-○○○-R1

DXL-○○○-B6

DXL-○○○-B10

R516026

R516035

ステンレス

硬質クロムメッキ
スチール

交換用ローラー型式（※2）
ローラー材質
許容サンプル送り速度-※3-硬化鉄

4000m/min※3硬化鉄2000m/min

イメージ※1 「ご購入時型式」の○○○にはレンジが入ります。ご購入時はレンジを選択しご購入ください。例）DXL-1000※1 ご購入時にオプションローラーを選択する場合は、各型式の未尾に対象のアルファベットを追加してください。
例）ローラー材質がクロムメッキスチール製の場合：DXL-○○○-R1※2 ローラーを単体（3 つで 1 セット）で購入することが可能です。その際は、各交換用ローラー型式でご購入を承っております。
※3 交換用ローラーをご希望の方は弊社までお問い合わせください。

【型式及び仕様】
DXF シリーズ
型式
DXF-120
DXF-200
DXF-400
DXF-1000

テンションレンジ(cN)

測定部幅(mm)20～12020～20020～40050～1000140

シュミット社校正素材
PA:0.12mmφ
PA:0.20mmφ
PA:0.30mmφ

対応オプション ※1AM
○○
○
○○○○○

DXL シリーズ
型式

テンションレンジ

DXL-2000
DXL-5000

200～2000cN
400～5000cN

DXL-10K

2.5～10daN

測定部幅(mm)

シュミット社校正素材
メーカー支給サンプルΦ2.3mm

235

またはお客様支給サンプル

対応オプション ※1ALM○○○○○○○○○(推奨)※PA＝ポリアミド・モノフィラメント
※1 下記オプションをご参照ください。

2 / 6
2024/09/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書【DX シリーズオプション】
コードＡ
エア・ダンピング
指針の変動を減衰させます。

コードＬ

コードＭ

大型レバー

置針

ローラーのシフトを容易にします。

最大測定値を保持します。

[購入時型式の作り方]■新規ご購入時は、製品型式の後ろにオプションコードを付けてご注文ください。
例:DXF-200-A-M
置針
エア・ダンピング

製品仕様
型式
DXF シリーズ
DXL シリーズ
精度±1%F.S.もしくは±1 目盛目盛板
41mm Ø
使用環境
10～45℃
使用湿度
最高 85％RH
寸法
下記寸法図をご参照ください
ケース材質
ダイカストアルミニウム
本体重量（総重量）
約 500g（約 1000 g）
約 640g（約 1100 g）
付属品
キャリングケース、検査合格証（欧州規格「EN10204」準拠）、取扱説明書オンラインテンションセンサー
FSL シリーズ

関連製品
デジタルテンションメーター
DTX シリーズ設備に組み込みやすく、常時測定 を行うのに最適。PC との接続でテンション値の変化をグラフで確認 可能。
糸や繊維、細いワイヤーな どのサンプルに対応。

最大 60da(600N)まで計測が可能
な デジタルテンションメーター
で、 巻取り(送り出し)中の繊維等のテ ンションを容易に計測することが 可能。

メカニカルテンションメーター
ZF2/ZD2 シリーズ

1～300cN まで測定が可能な低荷重向けメカニカルテンションメータ
ーで、低価格で手軽に測定が可能です。

※測定値の表示には表示機（別売）が必要です。

3 / 6
2024/09/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書【各型式目盛】DXF シリーズ

DXL シリーズ[外観図]
DXF シリーズ

4 / 62024/09/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書
DXL シリーズ

型式DXL-2000
DXL-5000
DXL-10K

A（※）

B

Approx.235mm

200mm

Approx.288mm

250mm※測定部幅は外側のローラー間の幅によって異なります。

5 / 62024/09/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製大径ローラーメカニカルテンションメーターDXF/DXL シリーズ仕様書[注意事項]
・本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
・本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
・計測ローラーに最大荷重値を超える負荷をかけると破損(オーバーロード)する原因となるためご注意ください。
・本製品は海外からの輸入品であるため返品はお受けできかねます。仕様をよくご確認の上ご注文下さい。

[お問い合わせフォーマット]
下記の情報をいただけますとスムーズに機種の選定が可能です。ご記入の上、FAX またはメールでご依頼ください。
貴社名
部署
氏名
ご連絡先

TEL

Email

測定方法

手で持って測定・設備に組み込んで測定（その他詳細：

サンプル材質）形状・幅予想されるテンション値

cN ・N

測定可能スペース静止状態・動作状態（送り速度

サンプルの状態
測定環境

温度

データ管理m/min）

湿度不要・内部メモリ機能・外部出力（RS232C・USB）

その他

株式会社イマダ
〒441-8077 愛知豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

6 / 62024/09/02