[1] 安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください～

1-2 安全使用のための警告文上げいただき，誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき，正しく，安全にご使用下さい。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本書で指定しない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。

・

・

・

本文中の “ ! 警 告 ” の記載事項は，やけどや感電などの事故防止のため，必ずお守りください。

1-1 警告マーク等の記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味! : 安全に使用するための特に重要な事項を示します。
• 警告文はやけどや感電などの人身事故を防止する

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL!
12. 電池交換を除く修理・改造は行わないこと。
13. 年 1 回以上の点検は必ず行うこと。
14. 屋内で使用すること。

• 注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。

+ :プラス（ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ赤）- :マイナス（ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ黒）:直流 (DC)～ :交流 (AC)

:二重絶縁または強化絶縁

Ω :抵抗
:ブザー

:電池

:ダイオード
植物油インキを使用しています。

10-2101 2040 2040

–1–[2] 用途と特長[3] 各部の名称

2-1 用途3-1 本体・テストリード

プ・デジタルマルチメータです。
小型通信機器や家電製品，電灯線電圧や各種電池の測定

2-2 特長• 携帯に便利なポケットサイズ• IEC61010-1 測定カテゴリ に準拠• 4000 カウント，円弧バーグラフ付き• 電圧・抵抗ファンクションはフルオートレンジ

入力禁止

注意：AC 電圧はサイン波の実効値で規定。

–4–

–3–

[4] 機能説明○ 電源スイッチ兼ファンクションスイッチ
このスイッチを回して電源の ON/OFF および DCV,
ACV, Ω,,のファンクションを切り換えます。

（電源は各ファンクションへ合わせると ON になります。使用後はスイッチを OFF に合わせてください。）○ 電池消耗警告表示
内部電池が消耗し電池電圧が低下してきますと，表示器に BT マークが表示されます。点滅または点灯しているときは新しい電池と交換してください。

◎ 本体蓋（保護カバー）の開閉方法① 蓋を開ける場合，本体左側にある，ボタンを図の方向へ押します。
② そのまま蓋を開きます。
③ 蓋を閉める場合は，蓋内側の突起を差し込み口へ押し込みます。

◎ テスト棒の固定方法
本体，左上部の固定位置に赤または黒色のテストリードを400 Ω レンジのみ：約 1.2 V
400 Ω レンジ以外：約 0.45 V（テストリード赤：マイナス  出力、黒：プラス  出力）● 測定に際しノイズの影響を受ける場合は，被測定物をCOM の電位でシールドしてください。
● テストピンに指を触れて測定すると，人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。

図のように差し込みます。

＜交換方法＞① 電池ふたにねじ止めされているねじをプラスねじ回しではずします。
② 電池ふたをはずし，消耗した電池をとりだします。
③ ， の極性を間違えぬよう注意し，新品の電池と交換します。
④ 電池ふたを取り付け，ねじ止めします。

3）保証期間経過後の修理• 修理によって本来の機能が維持できる場合，ご要望に

1. パネル，リアケース等は揮発性溶剤に弱いため，シンナーやアルコール等でふいたりしないでください。
2. パネル，リアケース等は熱に弱いため，高熱を発するもの（はんだこて等）の近くに置かないでください。

より有料で修理させていただきます。
• 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので，事前にお問い合わせください。

• 本品の補修用性能部品の最低保有期間は，製造打切後６年間です。この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし購売部品の入手が3. 振動の多い場所や落下のおそれがある場所には保管しないでください。

製造会社の製造中止等により不可能になった場合は，

4. 直射日光下や高温または低温，多湿，結露のある場所での保管は避けてください。
5. 長期間使用しない場合，内蔵電池を必ず抜いておいてください。

[7] アフターサービスについて
7-1 保証期間について
本製品の保証期間は，お買い上げの日より 3 年間です。
ただし，日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また，製品本体の確度は 1 年保証，製品付属の電池，テ注） • 測定時には蓋を裏側へ回しておいてください。
• テストリードが出たままですと蓋を閉めることができません。
• テストリードがテストリード収納スペースより大き
くはみだしていますと蓋がうまく閉まらない場合もあります。無理に閉めずに，もう一度，テストリー
ドを収納し直してください。

てください。
● テストリードが切れたりしていないことを，p. 11～12 [5]ﾌｧﾝｸｼｮﾝ

レンジ

確度

保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきく
ださい。
4) 修理品の送り先• 製品の安全輸送のため，製品の５倍以上の容積の箱にいれ，十分なクッションを詰めてお送りください。

• 箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
• 輸送にかかる往復の送料は，お客様のご負担とさせていただきます。
[送り先]

4.000 V

(DCV)
（直流電圧） 40.00 V

4.000 V
(ACV) 40.00 V（交流電圧）
400.0 V※±(2.3% rdg+8 dgt)

後に，自動的に電源が切れ表示が全て消えます。
復帰する場合は，被測定物からテストリードを離し，電池消耗表示 ：内部電池電圧が消耗し，電池電圧が低下した
とき表示器に BT が点灯
サンプルレート：数値部 約 1.3 回／秒
バーグラフ部 約 13 回／秒
確度保証温湿度範囲：23 ± 5 ℃
80% RH 以下 結露のないこと
使用温湿度範囲：0 ～ 40 ℃
80% RH 以下 結露のないこと
保存温湿度範囲：–10 ～ 50 ℃ 70% RH 以下 結露のないこと
使用環境条件 ：高度 2000 m 以下、屋内での使用
環境汚染度 2電

〒 2 0 5 - 8 6 0 4 東京都羽村市神明台 4 - 7 - 1 5
T E L （0 4 2 ）5 5 4 - 0 1 1 3 ／F A X （0 4 2 ）5 5 5 - 9 0 4 6

消費電力

源

：LR-44

ボタン電池× 2：約 3.5 mW

TYP（DCV にて）オートパワーオフ：最終操作から約 30 分後に電源オフ（テストリードは2重被覆線を使用しています。リード線が傷んで内側の白色被覆の露出が見られた時点でテストリードの交換が必要です。）

製品についての問い合わせ
0120-51-3930
受付時間
9：30～12：00 13：00～17：00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp

2) 保証期間中の修理• 保証書の記載内容によって修理させていただきます。

7-3 お問い合わせ先：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022

大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249

4.000 kΩ40.00 MΩ

（導通ﾁｪｯｸ）
確度保証
周波数範囲：45 Hz ～ 1 kHz– 22 –

MEMO◎確度計算方法±(2.0% rdg+4 dgt)

400.0 kΩ

約 10 MΩ：EN61010 -1、EN61010 -2- 030、EN61010 - 2-033、
EN61010 -031
着脱式テストピンキャップ装着時：
過電圧カテゴリⅢ 300 V に準拠
着脱式テストピンキャップ未装着時：
過電圧カテゴリⅡ 500 V に準拠
EMC指令、RoHS指令：IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）– 21 –

400.0 Ω
開放電圧
400 Ω レンジ 約 1.2 V
400 Ω レンジ以外 約 0.45 V※テストリード 赤：マイナス出力
黒：プラス  出力※ 測定電流は被測定抵抗の抵抗値によって変化します。

例）直流電圧測定 (DCmV)
真値: 100.0 mV

レンジ確度 : 400 mV レンジ ···· ±(0.8% rdg+4 dgt)
誤差

: ±(100.0 [mV] x 0.8% + 4 [dgt] ) = ±1.2 [mV]

表示値

: 100.0 [mV] ± 1.2 [mV]（98.8~101.2 mV の範囲内）

※400 mVレンジにおける 4 [dgt] とは，0.4 mV に相当します。

±(10% rdg+5 dgt)

• 約 35 Ω 以下でブザーが発音します。
• 開放電圧は約 1.2 V※テストリード 赤：マイナス  出力黒：プラス  出力･ 開放電圧はほぼ電池電圧となります。

rdg : reading（読みとり値）

ファンクションスイッチを一度OFF位置まで戻してか

極性切り換え ：自動切り換え（－のみ表示）：取扱説明書4.000 MΩ ±(3.5% rdg+4 dgt)

約 10 MΩ

オーバー表示 ：表示器上に “OL” と表示

安全規格（ダイオードテスト）

500 V：数値部 最大 約 4000 カウント
バーグラフ部 最大 40 セグメント
レンジ切り換え：フルオート（V・Ω）

本社Ω（抵抗）40.00 kΩ

約 11 MΩ：二重積分方式

表示• 内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいですか？
• テストリードが傷んで中の芯線またはリード内側の白色被覆が露出していませんか？

約 11 MΩ±(1.3% rdg+4 dgt)

8-1 一般仕様
動作方式：117 (H ) x 76 (W ) x 18 (D ) mm. 約 117 g

備考

400.0 mV ±(0.8% rdg+4 dgt) 約 100 MΩ 以上[8] 仕様三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部– 20 –

入力抵抗– 18 –

付属品

500 V

電源ON時からスイッチ操作が行われないとき約30分

か？

以上の項目に該当するものはそのまま使用せず，修理を依頼し寸法・質量確度保証範囲：23 ± 5 ℃ 80% RH 以下 結露のないこと

400.0 V○ オートパワーオフ• テストリードのコード部分が傷んでいないか？
• テストリードのどこかの箇所から芯線が露出していない

三和電気計器株式会社

8-2 測定範囲および確度

内側に入れます。
③ リード線のはじを収納部の下部内側に入れます。

• 落下などにより，外観が壊れていないか？

2) テストリード– 17 –!

– 19 –

方向へ引っ張り２つ折りにし，折った所を収納部の上部

1) 外観● 入力端子間の開放電圧は約 1.2 V です。
（テストリード赤：マイナス  出力、黒：プラス  出力）

6-4 保管について

1. 入力端子に入力が加わった状態でリヤケースや電池ふたをはずすと感電のおそれがあります。必ず入力が加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
2. テストリードを回路から切り離し，本体の電源を必ずOFF にしてから作業を行うこと。

–6–② テストリードの赤・黒リード線を束ねて，液晶表示器の6-1 保守点検

サービス部までお問い合わせください。
（ p. 21 [送り先] 参照）– 16 –

出荷時の電池について
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので，電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

① 赤・黒テストリードのテスト棒をまず収納スペースに入れます。（リード線は外へ出しておく）

を実施してください。

校正，点検については三和電気計器株式会社・羽村工場● 入力端子間の開放電圧※ 電池はボタン型を使用しております。くれぐれもお子さまが飲み込まないようご注意ください。

◎ テストリードの収納方法理を行ってください。
2. 安全と確度の維持のために１年に１回以上は校正，点検

6-2 校正1) 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。

–5–!
1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管5-1 を参照して確認してください。

7-2 修理について

バーグラフのマイナス
動作表示

·Ω

DC 500 V
AC 500 V AC 500 V
または! 電流 · 電圧 peak max 700 V

ダイオードテスト
動作表示Ω·

DC 500 V=–(Black · 黒 )1) 使用対象
ダイオードの良否をテストします。
2) 使用方法① ファンクション・スイッチを  に合わせます。
② ダイオードのカソード側に黒のテストピンを，アノード
側に赤のテストピンを接触させます。
③ 表示器にダイオードの順方向電圧降下が表示されていることを確認します。
④ ダイオードのカソード側に赤のテストピンを，アノード
側に黒のテストピンを接触させます。
⑤ テストリード開放時の表示と同じ表示になっていることを確認します。
⑥ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。
※ ③・⑤ の確認ができれば，ダイオードは正常です。

ストリード等は保証対象外とさせていただきます。

交流測定動作表示(ACV)=+(Red · 赤 )最大過負荷保護
入力値

数値データのマイナス
極性表示

(DCV)

最大定格
入力値

入力端子

導通チェック動作表示

ファンクション

配線の導通確認や選定に用います。
2) 使用方法① ファンクション・スイッチをに合わせます。
② 被測定回路または導線に赤黒のテストピンをそれぞれあてチェックします。
③ ブザーが鳴るか鳴らないかで導通を確認します。
※ 被測定回路抵抗が約 35 Ω 以下でブザーが発音します。
※ 測定値が 400 Ω 以下の場合は，その時の測定値が表示されます。
④ 測定後は被測定物から赤，黒のテストピンをはずします。

入力端子には電圧を絶対に加えないこと。

● 入力端子間の開放電圧はほぼ電池電圧と同じになります。

• 本体と蓋部分はワンタッチ式の開閉機構• 本体ケースおよび回路基板は難燃材を使用しています。
直流測定動作表示

1-3 最大過負荷保護入力値

400 Ω ～ 40 MΩ までの６レンジ
3) 測定方法① ファンクション・スイッチを Ω に合わせます。
② 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
③ 表示器の表示値を読みとります。
④ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。

小数点

数値表示

• 片手で測定が行えるテスト棒固定ホルダ付

入力端子には電圧を絶対に加えないこと。

!

などはもちろん，回路分析などにも威力を発揮します。

• オートパワーオフ（約 30 分）機能付き• テストリードは本体に収納可能

2) 測定レンジ[6] 保守管理について!

1) 使用対象

抵抗器や回路の抵抗を測ります。

6-3 内蔵電池の交換!
1. トランスや大電流路など強磁界の発生している近く，無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定が出来ない場合があります。
2. インバータ回路のような特殊な波形では，本器が誤動作や正常な測定が出来ない場合があります。

!

入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
1) 測定対象

5-5 ダイオード（ ）テスト

）チェック

– 15 –

3-2 表示器

本器は弱電回路の測定用に設計された，ポケットタイ

5-4 導通（!

–2–バーグラフスケール

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号 =101-0021・電話 =東京（03）3253－4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2－7－2
郵便番号 = 556-0003・電話= 大阪（06）6631－7361㈹

高速バーグラフDIGITAL MULTIMETER

ためのものです。

測定値単位表示デジタルマルチメータ

以下の項目は，やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。 本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 3.6 kVA を超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値（p .3 [1] 1-3参照）を超える信号は入力しないこと。
4. 誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータ等）
ライン
は、最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため測定しないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり，壊れている場合は使用しないこと。
6. ケースまたは電池ふたをはずした状態では使用しないこと。
7. テストリードは最初に接地側（テストリードの黒）を接続し，離す場合は最後に接地側を離すこと。
8. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
9. 測定中は他のファンクションへ切り換えたりしな
いこと。
10. 測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないこと。

電池消耗警告PM11について

5-3 抵抗 (Ω) 測定!

このたびはデジタルマルチメータ PM11 をお買い

dgt : digits（最下位けた）※ 正弦波交流における確度

ら再度測定を行うファンクションに合わせてください。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により，予告なしに変更することがありますのでご了承くだ
さい。

–7–

[5] 測定方法
5-1 始業点検–8––9–5-2 電圧 (V)測定

スタート

5-2-2 交流電圧 (!

!

1. 本体およびテストリードが傷んでいたり，壊れている
場合は使用しないこと。
2. テストリードが切れていたりしていないことを確認すること。

壊れていない注意： 内部電池が完全に消耗していると，電源が入りません
ので新しい電池と交換してから始めてください。

壊れている

テストリードの断線確認

ファンクションスイッチを回したときに“ピッ”とブザー音が鳴りますが故障ではありません。

③表示器の表示は
0 . 0 ～ 0 . 4 になっていますか？
なっていない①ファンクションスイッチ
をΩに設定します。

なっている②赤，黒のテストピンをショートさせます。

2. 測定中はファンクション・スイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たなそのまま使用せず修理を依頼
してください。

異常はありません。
測定を開始してください。

最大定格入力電圧

AC 500 V

電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。
2) 測定レンジ)– 24 –– 25 –

MEMO

MEMO

MEMO

最大定格入力電圧 DC 500 V

1) 測定対象
電池や直流回路の電圧を測ります。
2) 測定レンジ
400 mV ～ 500 V までの 5 レンジ
3) 測定方法に合わせます。
① ファンクションスイッチを② 被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを，プラ
ス電位側に赤のテストピンを接触させます。
③ 表示器の表示値を読みとります。
④ 測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。

保証書
ご氏名

型

様

4 V ～ 500 V までの 4 レンジ① ファンクション・スイッチを② 被測定回路に赤黒のテストピンを極性に関係なく接触させます。
④ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。

TEL
保証期間
ご購入日

年

月より3 年間（製品の確度については 1 年間）

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（ 代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷

注意： テストリード開放時に表示が変動しますが故障ではありません。

● 本器は平均値測定方式のため，正弦波以外の測定波形では表示値に誤差がでます。
● 確度保証周波数範囲は 45 Hz ～ 1 kHz です。

5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

– 11 –– 12 –– 13 –

PM11

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

に合わせます。

③ 表示器の表示値を読みとります。

名

製造No.

ご住所

3) 測定方法

いこと。

5-2-1 直流電圧 ()– 23 –

1) 測定対象

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
本体およびテストリードは
外観上壊れていませんか？

– 10 –– 14 –

以上

[1] SAFETY PRECAUTIONS: Before use,
read the following safety precautions

1–2 Warning Instruction for Safe UseThis instruction manual explains how to use your new
digital multimeter PM11 safely. Before use, please readthis manual thoroughly. After reading it, keep it together
with the product for reference to it when necessary.
Using this product in ways not specified in this manual
may damage its protection function.
The instruction given under the heading “ ! WARNING ”
must be followed to prevent accidental burn or electricalshock.

To ensure that the meter is used safely, be sure toobserve the instruction when using the instrument.
1. Never use meter on the electric circuit that exceed
3.6 k VA.
2. Pay special attention when measuring the voltage
of AC 33 Vrms (46.7 Vpeak) or DC 70 V or more to
avoid injury.
3. Never apply an input signals exceeding the
maximum rating input value.
4. Never use meter for measuring the line (i.e. motors)
that generates induced or surge voltage since it
may exceed the maximum allowable voltage.
5. Never use meter if the meter or test leads aredamaged or broken.
6. Never use uncased meter.
7. When connecting and disconnecting the test leads,
first connect the ground lead (black). Whendisconnecting them, the ground lead must be
disconnected last.
8. Always keep your fingers behind the finger guards
on the probe when making measurements.
9. Be sure to disconnect the test pins from the circuit
when changing the function.
10. Before starting measurement, make sure that thefunction and range are properly set in accordancewith the measurement.
11. Never use meter with wet hands or in a damp
environment.

1–1 Explanation of Warning Symbols
The meaning of the symbols used in this manual andattached to the product is as follows.

: DC～ : AC: Double insulation: Continuity: Battery

–1–

(DCV)

Ω·

Input terminal

(ACV)

=+
(Red)

·Ω

=–
(Black)Maximum rating Maximum overload
input value
Protection input
DC 500 V
AC 500 V! Voltage andcurrent input
prohibited

DC 500 V
AC 500 V

3–2 Display• Pocket size for easy carrying.
• The instrument has been designed in accordance with• Auto power off. (30min.)• Test leads storable in the main uni t.

• Test leads fixing feature to enable one-hand measurement.

• Voltage and resistance functions in full auto range.
• Main unit and lit quick open/close mechanism.

• The main unit case and the circuit board is made of fire
retarding materials.

Note : AC voltage is regulated by rms value of sinusoidal wave.

○ Power Switch and Function Switch

Turn this switch to turn on and off the power andto select the functions of DCV, ACV, Ω,, .

○ Battery Voltage Drop Warning Display

If the internal battery has been consumed and thevoltage drops, the display shows BT . If it isflashing or lit, replace the battery with a new one.

○ Auto power off

Never apply voltage to the input terminals.

Measures sine-wave a.c. voltages such as lighting voltages.

1) Application

4 ranges from 4 V to 500 V

Resistance of resistors and circuits are measured.

3) Measurement Procedure Set the function switch at2) Measuring Ranges(ACV) range.

 Apply the red and black test pins to the circuit to measure.
 Read the value on the display.
 After measurement, remove the red and black test pinsfrom the circuit measured.

–4–

 Set the function switch at Ω range.
 Apply the red and black test pins to an object to measure.
 Read the value on the display.
from the object measured.

● This instrument employs the average measurement
system and some error is made to the display of
waveforms other than sine waves.
● The accuracy guaranteed frequency range is 45 Hz to
1 kHz.

– 16 –– 17 –

5–5 Testing Diode

! WARNING
Never apply voltage to the input terminals.
1) Application

1) Application
Checking the continuity of wiring and selecting wires.
2) How to Use
range.
 Set the function switch at
 Apply the red and black test pins to a circuit or conductor
to measure.
 The continuity can be judged by whether the buzzer
sounds or not.
 After measurement, release the red and black test pinsfrom the object measured.

– 18 –

 Make sure that the display is the same as that when thetest leads are released.
 After measurement, release the red and black test pinsfrom the object measured.
Judgement:When the items  and  are normal, thediode is good.

The quality of diodes is tested.
2) How to Use Set the function switch atrange.
 Apply the black test pin to the cathode of the diode andthe red test pin to the anode.
 Make sure that the display shows a diode forward voltagedrop.
 Apply the red test pin to the cathode of the diode andthe black test pin to the anode.

● Open voltage between input terminals is about the sameas the voltage of battery.

Insert the red or black test leads in the fixing position on the
top left corner of the main unit.

• Is the appearance not damaged by falling?

2) Test leads• Are you having the problem with “the test leads aredamaged, and the cable core and white coating insideof the test leads are exposed”?
(We use double insulation test leads. If you could see
the test leads as above condition, you need to change
the new one)
Please do not use as it is, if applicable, of the above items.
Please have it serviced.

6–2 Calibration
The calibration and inspection may be conducted by
the dealer. For more information, please contact the dealer.

measure is less than about 35 Ω.
● The input terminals release voltage is about 1.2 V.

– 19 –– 20 –

6–3 Battery Replacement◎ How to store test leads.

 Test rod of red-black test leads is let in to store space
first of all. (Lead wire is paid outside.) Red-black lead wire of the test lead is bundled and it ispulled toward a display and it fold in two and a folded
place is put inside the upper part of store space.
 An end of lead wire is accepted inside the lower part ofstore space.

! WARNING

1. If the rear case or the battery lid is removed with
input applied to the input terminals, you may getelectrical shock. Before starting the work, always
make sure that no input is applied.
2. Before starting the work, be sure to turn OFF themain unit power and release the test leads fromthe circuit.
〈 How to Replace 〉 Remove the battery lid screw with a screwdriver.
 Remove the battery lid.
 Take out the battery and replace it with a new one.
 Attach the battery lid and fix it with the screw.

– 22 –– 21 –

6-4 Storage! CAUTION
Set a battery with its polarities facing in the correct
directions.
Batteris when the meter is shipped:
A battery for monitoring has been installed prior to
shipment from the factory. It may be discharged before
the expiration of the described battery life.
*The battery for monitoring is a battery used to checkthe functions and performance of the product.

7-2 Repair! CAUTION

1. The panel and the case are not resistant to volatilesolvent and must not be cleaned with thinner or alcohol.
For cleaning, use dry soft cloth and wipe it lightly.
2. The panel and the case are not resistant to heat. Do
not place the instrument near heat-generating devices(such as a soldering iron).
3. Do not store the instrument in a place where it may besubjected to vibration or from where it may fall.
4. For storing the instrument, avoid hot, cold or humid
places or places under direct sunlight or wherecondensation is anticipated.

[7] AFTER-SALE SERVICE
7-1 Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its endusers and to its product resellers. Under Sanwa's general
warranty policy, each instrument is warranted to be free fromdefects in workmanship or material under normal use for theperiod of one (1) year from the date of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase
only, and applied only to the product purchased from Sanwa
authorized agent or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims
to determine the extent to which the warranty policy shallapply. This warranty shall not apply to fuses, disposables
batteries, or any product or parts, which have been subject
to one of the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviatesfrom the instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification bypeople other than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this productsuch as fire, flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation
or dropping after the purchase.

swallow it in.

–8–

–9–

[5] MEASUREMENT PROCEDURE

The meter will beep when turning its function switch, and it is– 10 –

Main unit and test
leads damaged?

No damaged

Stop using it and have it
repaired.

Check continuity oftest leads.

5-2-1
Display shows
0.0~0.4?
Yes

Short the red and black
test pins.

DCV ( ) Measurement
Input Value 500 V DC

1) Applications
No

Measures batteries and d.c. circuits.
2) Measuring Ranges
5 ranges from 400 mV to 500 V.

No problem.
Start measurement.

– 13 –

8–1 General Specifications

1. Never apply an input signals exceeding the
maximum rating input value.
2. Be sure to disconnect the test pins from the circuit
when changing the function.
3. Always keep your fingers behind the finger guards
on the probe when making measurements.

DamagedSet the function switch
at Ω.

– 12 –[8] SPECIFICATIONS! WARNING

not malfunction.

– 11 –– 23 –

5-2 Voltage Measurement

Start

5–1 Start-up Inspection! WARNING

1. This section is very important for safety. Read andunderstand the following instruction fully andmaintain your instrument properly.
2. The instrument must be calibrated and inspected atleast once a year to maintain the safety and accuracy.

1) Appearance● The buzzer sounds when the resistance in a circuit to–6–◎ How to fix test leads[6] MAINTENANCE

6–1 Maintenance and Inspection(Test lead RED: Negative  Output / BLACK: Positive Output)

Please keep it away from little children lest they should! WARNING

Other range: Approx 0.45 V(Test lead RED: Negative  Output / BLACK: Positive Output) After measurement, release the red and black test pins

The button-battery is made of oxidized silver, etc.

1. Never use meter if the meter or test leads aredamaged or broken.
2. Make sure that the test leads are not cut or otherwise
damaged.

human body to result in measurement error.
● Open voltage between input terminals.

the section 5–1, page 12 ~ 13.

If no switch is operated for about 30 minutes after
power on, the power will automatically be turned
off and the display will become blank.
To reset the meter, remove the object to measurefrom the meter and set the function switch to OFF
set the function switch again according to themeasurement and connect the object to measure.

MEMO

lead black).
● If a test pin is touched by a finger during measurement,
measurement will be influenced by the resistance in the● Make sure that the test leads are not cut, referring to–5–

Cautions :• Keep the lid turned to the rear during measurement.
• The lid can not be closed when the test leads areout.
• If the test leads are projecting from the test leadstorage space, the lid may not close completely.
Do not force the lid, but re-set the test leads properly.

–7–● If measurement is likely to be influenced by noise, shield
the object to measure with negative potential ( test

400Ω range: Approx 1.2 V

6 ranges from 400 Ω to 40 MΩ.
3) Measurement Procedure

Decimal point

the safety standard IEC 61010-1 Measurement Category II.

• 4000 counts and circular bar graph available.

◎ How to open/close main unit lid (Protection cover) To open the lid, push the button on the left side of
the main unit in the direction shown.
 Open the lid.
 To close the lid, push in the projection provided
inside the lid in the catch on the main unit.

This is not malfunction.

Never apply voltage to the input terminals.

2–2 Features

or peak max 700 V[4] DESCRIPTION OF FUNCTIONS

from the circuit measured.
蘆 The display fluctuates when the test leads are removed.

5–3 Resistance Measurement! WARNING

2) Measuring Ranges! WARNING

Measurement
unit display

This instrument is pocket type digital multimeter
designed for measurement of weak current circuits. It
plays an important role in circuitry analysis by using
additional functions as well as measurements of small typecommunication equipment, electrical home appliance,lighting voltage and batteries of various types.

–3– After measurement, remove the red and black test pins

5–4 Checking Continuity
Battery discharge
warning

2–1 Application

3–1 Multimeter, Test leads

Checking continuity
display

Function[3] NAME OF COMPONENT UNITS

Minus polarity display
for bar graph

1–3 Maximum Overload Protection Input

potential side.
 Read the value on the display.

Maximum Rating

1) Applications– 15 –

Testing diode display

1. Correct measurement may not be performed whenusing the meter in the ferromagnetic / intenseelectric field such as places near a transformer, ahigh-current circuit, and a radio.
2. T h e m e t e r m a y m a l f u n c t i o n o r c o r r e c tmeasurement may not be performed whenmeasuring special waveform such as that of theinverter circuit.

[2] APPLICATION AND FEATURES

Minus polarity display
for numeral data

! CAUTION

the circuit to measure and the red test pin to the positive–2–

Numeral data display

12. Never open tester case except when replacing
batteries. Do not attempt any alteration of original
specifications.
13. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate
and check the tester at least once a year.
14. Indoor use.

 Apply the black test pin to the negative potential side of

5-2-2 ACV () Measurement
Input Value 500V AC

DC measurement display! WARNING(DCV) range.

: DiodeAC measurement
display

INSTRUCTION MANUAL

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo, JapanΩ : Resistance+ : Plus input (Red)– : Minus input (Black)

Bar graph scale

DIGITAL MULTIMETER Set the function switch at

High speed
bar graph

PM11! : Very important instruction for safe use.
• The warning messages are intended to prevent
accidents to operating personnel such as burn andelectrical shock.
• The caution messages are intended to prevent
damage to the instrument.

3) Measurement Procedure! WARNING– 14 –

Maximum Rating

Measuring method
Display: Dual integration: Counter approx. 4000 counts max.
Bar graph max. 40 segments
Range selection : Auto range (V • Ω)Over display: “OL” mark indication
Polarity: Automatic selection (“–” is displayed only.)
Battery discharge : If the internal battery has been consumed andthe voltage drops, the display shows BT .
Sampling rate
: Approx. 1.3 times/sec (numeral display)
Approx. 13 times/ sec (bar graph)
Accuracy assurance temperature/humidity range: 23±5 °C 80% RH max.
No condensation
Operating temperature/humidity range: 0~40 °C 80% RH max. No condensation
Storage temperature / humidity range: –10~50 °C 70% RH max.
: No condensation
Environmental Condition : Operating altitude ＜2000m, Indoor use only
Pollution degree 2
Power supply: LR-44 2 pieces
Power consumption : Approx. 3.5 mW TYP (at DCV)
Auto power off: Power off about 30 minutes after no operation.
Dimension and Mass : 117(H ) x 76(W ) x 18(D ) mm. Approx 117 g
Accessories: Instruction manual
Safety: When removable test pin covers are attached:In compliance with 300 V requirement of
EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-033,
EN61010-031
Overvoltage Category III
When removable test pin covers are notattached: In compliance with 500 V requirementof Overvoltage Category II
Installation Category (Overvoltage Category)Ⅱ: Local Level Appliances Portable Equipment
Installation Category (Overvoltage Category)Ⅲ: Distribution Level Fixed Installation
EMC directive, RoHS directive : IEC61326(EMC). EN50581(RoHS).

– 27 –– 24 –

400.0 Ω

Accuracy assurance range: 23±5°C 80%RH max.
No condensation.

(DCV)

Range

Accuracy

Input Resistance

400.0 mV±(0.8% rdg+4 dgt)

≧ 100 MΩ

40.00 V±(1.3% rdg+4 dgt)

400.0 V
500 V

40.00 V
400.0 VΩ
40.00 kΩResistance
400.0 kΩ※±(2.3% rdg+8 dgt)

40.00 MΩ

500 V

Approx.
10 MΩ±(2.0% rdg+4 dgt)

4.000 MΩ ±(3.5% rdg+4 dgt)

Approx.
10 MΩ
Approx.
11 MΩ

4.000 V
(ACV)

Remarks

4.000 kΩApprox.
11 MΩ

4.000 VNote:

1) Prior to requesting repair,please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installationand discontinuity of the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with theconditions stipulated in 7-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become
higher than the price of the product. Please contact Sanwa
authorized agent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts
is 6 years after the discontinuation of manufacture. Thisretention period is the repair warranty period. Please note,however, if such functional parts become unavailable forreasons of discontinuation of manufacture, etc., theretention period may become shorter accordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired:
To ensure the safety of the product during transportation,
place the product in a box that is larger than the product5 times or more in volume and fill cushion materials
fully and then clearly mark ”Repair Product Enclosed”
on the box surface. The cost of sending and returning
the product shall be borne by the customer.

7-3 SANWA web site

http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp– 25 –

8–2 Measurement Range and Accuracy

Function

Customers are asked to provide the following information
when requesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the productPlease contact Sanwa authorized agent / distributor / service
provider, listed in our wbsite, in your country with above
information.An instrument sent to Sanwa / agent / distributor
without those information will be returned to the customer.

Accuracy inthe case of sine
wave AC:
45 Hz ~ 1 kHz±(10% rdg+5 dgt)

– 26 –

Open voltage between input
terminals.
400 Ω range: Approx 1.2 V
Other range: Approx 0.45 V※ Test lead
RED: Negative  Output
BLACK: Positive  Output※The measuring current changes
according to the resistance ofthe resister to measure.

Chcking
Continuity• Buzzer sounds at approx. 35 Ω max.
• Open voltage : approx. 1.2 V※ Test lead RED: Negative  Output※ Test lead BLACK: Positive  Output

Testing
Diode• Open voltage between input terminals is about the sameas the voltage of battery.

rdg : reading◎ Accuracy calculation
True value:Measurement DCV

Displayed value :100.0 mV
Accuracy:400 mV Range ···· ±(0.8% rdg+4 dgt)

Error:±(100.0 [mV] x 0.8% + 4 [dgt] ) = ±1.2 [mV]For example:100.0 [mV] ± 1.2 [mV] (In a range of98.8~101.2 mV)※ 4 [dgt] in the 400 mV range corresponds to 0.4 mV

dgt : digits※ Accuracy in the case of sine wave AC.

Specifications and external appearance of the productdescribed above may be revised for modification without
prior notice.

– 28 –– 29 –– 30 –