株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書

デジタルテンションメーター

DT シリーズ

・繊維やワイヤーの送り出し・巻き取りのテンションをレバーで挟んで簡単に測定
・60daN (600N)まで測定可能なデジタルテンションメーター（張力計）・異なる線径の校正データ保存・選択が可能で複数のサンプルを正確に測定可能[主な特長（共通）]
多様な測定が可能■ 高荷重 60daN (600N)まで測定可能■ 異なる線径のサンプルも対応
サンプル校正を複数保存可能で線径の異なるサンプルも一台で測定できます。
（一部レンジ）■ 送り出し、巻き取り中の測定が可能
ラインスピード 2000m/min まで測定できます。
（オプションローラー使用により変更可能）

DTX シリーズ

使用イメージ

高い作業性を実現
マルチ表示で必要なデータが視覚的に確認できます。

測定方向にあわせて 90 度ごとに自動 回（①測定値②コンパレータポイント付きバーグラフ③時間-テンション値グラフ）

転。測定の向きにより表示方向を変更する手間を省けます。

■ 特殊な技術でノブのスライドに要する力を軽減。サンプルがラクにつかめます。
■ コンパレーター設定に応じた表示で OK・NG を簡単確認■ 特殊センサーで測定姿勢に関わらず自動でゼロリセット

正確な測定■ 高速内部サンプリングで正確に測定■ 一部設定内容をパスワードでロックすることが可能■ 測定サンプルの直径に合わせてつまみで線径設定
現場で簡易補正ができ、より正確な測定が可能です。
（一部モデル）1 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[対象サンプル]
標準ローラー

幅広ローラー

用途

ワイヤーや繊維などの測定にリボンやフィルム、箔、束にしたファイバーなどの測定に

型式

DTS/DTX シリーズ

DTSB/DTXB シリーズ

硬質ローラー

大型ローラー用途

ケーブル、ロープ、バッファーチューブ、や繊維ストランドなどの測定に切れやすい細糸などの測定に

型式

DTSL/DTXL シリーズ

DTSF/DTXF シリーズ

イメージ

イメージ

小型ローラー
用途

狭いスベースの測定に

型式

DTSE/DTXE シリーズ

イメージ

※測定部幅はレンジにより異なります。

2 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[DTX、DTXB/L/F/E）追加機能]
DTX、DTXB/L/F/E は標準タイプ（DTS、DTSB/L/F/E）に下記の機能が追加された高機能タイプです。
便利機能により、用途に合わせた測定・データ管理が可能になります。
用途に合わせたデータ管理が可能に
PC での分析・管理■

USB で の PC 接 続 が 可 能 で 、 付 属 ソ フ ト
ウェア Tension Inspect 3(*)を使用してデータ分析ができます。
- 最大毎秒 1000 データの送信が可能-

リアルタイム測定値表示・グラフ描画
グラフの拡大・縮小表示
表示中グラフにおける統計値表示
表示中のグラフを CSV 形式で保存
設定時間での長時間自動データ保存（CSV）が可能

内部メモリに保存■ 多様な内部メモリ機能で最大 60,000 件のデータ保存ができ、本体ディスプレイでの確認やソフトウェアに取り込んでの分析が可能です。
メモリモード
S: 各測定の統計値をメモリ
H: X-Y グラフと統計値をメモリ
C: 設定時間内の連続データログ（2Hz)
F: モード C の高速モード（1000Hz)
メーカー校正 2 種類付きで手間なく測定 （DTX のみ）
標準の校正サンプル PA（ポリアミドモノフィラメント）に加え、銅線でのメーカー校正メモリも入っており、ワイヤー類の測定をする場合にも、よりサンプルに近い校正メモリを選択でき便利です。
*ソフトウェア Tension Inspect 3 は英語版です。

3 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書

[仕様]
特徴
型式

標準タイプ
高機能タイプDTS/DTSB/DTSL/DTSF/DTSE
DTX/DTXB/DTXL/DTXF/DTXE± 0.5％F.S．±１digit （1％～100％ F.S.）±3%F.S. ±１digit (上記以外の測定範囲、校正素材以外のサンプル測定時)

精度
保存可能校正サンプルデータ数
表示単位
測定原理
ローラー偏差信号処理
サンプリング周期表示
表示更新速度
メモリ機能
ダンピング
微調整範囲
直径補正
使用温度
使用湿度
温度影響
電源
オートパワーオフ
ケース材質寸法付属品
出力5件

11件

cN, daN, g, kg, N（直径 mm）(*)
ひずみゲージ最大 0.2mm
デジタル 16 bit A/Dコンバーター
最大1kHz
4デジットLCD、文字高11mm、バックライト付き
約2回／秒
最大、最小、ピーク、平均、最終計測値
調整可能±10段階 （1％F.S.ごと増減）
最大2.5mm （一部対応モデル）
10℃～45℃
85％RH以下
ゲイン：±0.01％F.S./℃ ゼロ：±0.3％F.S./℃
LiPoバッテリー 約40時間連続使用可能（充電約3.5時間）
不使用で3分経過時
アルミダイキャスト
外観図参照
キャリングケース、ACアダプター、キャリングケース、ACアダプター、USBケーブル、データ管理ソフトウェア
取扱説明書、
Tension Inspect 3、取扱説明書、検査合格証（欧州規格「EN10204」準拠）
検査合格証（欧州規格「EN10204」準拠）
USB* cN、daN、N、mm 以外の単位については計量法により取引や証明には使用できません。参照値として表示が可能です。

[DTS/DTX 型式]
型式
標準タイプ 高機能タイプ

測定範囲
(cN)

測定部幅(mm)(*1)

校正基準（直径 mm）
共通 (PA=ポリアミドモノフィラメント)

DTX のみ（銅線）

線径
補正

測定サンプル
繊維番手（TEX）

ワイヤー（直径 mm）

DTS-200

DTX-200

0.2 - 20066

0.120.10-

最大 200

最大 0.15

DTS-500

DTX-500

0.5 - 500660.12 + 0.20

0.16 + 0.25○

最大 5000.05～0.25

DTS-1000

DTX-1000

10 - 100066

0.20 + 0.40

0.25 + 0.40○

最大 1000

0.10～0.40

DTS-2000

DTX-2000

20 - 2000

66

0.40 + 0.70

0.40 + 0.60○

最大 2000

0.30～0.60

DTS-2500

DTX-2500

25 - 2500

1160.40 + 0.70

0.40 + 0.60○

最大 2500

0.30～0.60

DTS-4000

DTX-4000

40 - 400066

0.50 + 0.80

0.50 + 0.80

○最大 4000

0.35～0.80

DTS-5000

DTX-5000

50 - 5000

116

0.60 + 1.20

0.60 + 1.00○

最大 5000

0.40～1.00

DTS-10K

DTX-10K

0.1 - 10daN

1160.80 + 1.40.

0.70 + 1.20○

最大 10000

0.70～1.20

DTS-20K

DTX-20K

0.2 - 20daN

166

1.20 + 1.80

1.5, 2.0○

最大 20000

1.00～1.70

DTS-30K

DTX-30K

0.3 - 30daN

216

1.40 + 2.00

1.5, 2.0○

最大 30000

1.20～2.00

0.5 - 50daN

216

ワイヤーロープ
1.5 (7x7x0.15)

ワイヤーロープ
2.0 (7x7x0.30)-

最大 50000

1.40～2.00

0.6 - 60daN

280

ワイヤーロープ
2.0 (7x7x0.30)

ワイヤーロープ
2.5 (7x7x0.40)-

最大 60000

1.80～3.00

DTS-50K

DTX-50K

DTS -60K-V1 DTX-60K-V1*1 測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。（詳細 [寸法図]参照)

4 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[DTSB/DTXB 型式]
型式
標準タイプ 高機能タイプ

測定範囲
(cN)

測定部幅(mm)(*1)

ローラー幅(mm)DTSB-500

DTXB-500

0.5 - 50055

7, 10, 15, 20

DTSB-1000

DTXB-1000

50- 100055

7, 10, 15, 20, 30, 41

DTSB-2000

DTXB-2000

100 - 2000

55

7, 10, 15, 20, 30, 41

DTSB-2500

DTXB-2500

150 - 2500

117

7, 10, 15, 20, 30, 41

DTSB-4000

DTXB-4000

200 - 4000

55

7, 10, 15, 20, 30, 41

DTSB-5000

DTXB-5000

250 - 5000

117

7, 10, 15, 20, 30, 41

DTSB-10K

DTXB-10K

0.5 - 10daN

117

7, 10, 15, 20, 30

DTSB-20K

DTXB-20K

1 - 20daN

167

7, 10, 15, 20, 30

DTSB-30K

DTXB-30K

1.5 - 30daN

217

7, 10, 15

DTSB-50K

DTXB-50K

2.5 - 50daN

217

7, 10

*校正基準はレンジとローラー幅により、リボンまたはフィルムのみです。尚、線径補正機能はありません。
*1 測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。（詳細 [寸法図]参照)[DTSL/DTXL 型式]
型式
標準タイプ 高機能タイプ

測定範囲(cN)

測定部幅(mm)(*1)

校正基準（直径 mm）

DTSL-2500

DTXL-2500

150 - 2500

185

ローラーにより或いはお客様のサンプル

DTSL-5000

DTXL-5000

250 - 5000185

ローラーにより或いはお客様のサンプル

DTSL-10K

DTXL-10K

1 - 10daN

235

ローラーにより或いはお客様のサンプル

DTSL-20K

DTXL-20K

2 - 20daN

235

ローラーにより或いはお客様のサンプル

DTSL-50K-R4 DTXL-50K-R45 - 50daN

226

スチールロープ（8）或いはお客様のサンプル

DTSL-50K-R5 DTXL-50K-R55 - 50daN

226

スチールロープ（13）或いはお客様のサンプル

DTSL-60K-R4 DTXL-60K-R4

6 - 60daN

276

スチールロープ（8）或いはお客様のサンプル

DTSL-60K-R5 DTXL-60K-R5

6 - 60daN

276

スチールロープ（13）或いはお客様のサンプル*1 測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。（詳細 [寸法図]参照)[DTSF/DTXF 型式]
型式
標準タイプ 高機能タイプ

測定範囲
(cN)

測定部幅(mm)(*1)

校正基準（直径 mm）

DTSF-200

DTXF-200

1- 2001400.12

DTSF-500

DTXF-500

1- 5001400.20

DTSF-1000

DTXF-1000

10 - 1000

1400.30

DTSF-2000

DTXF-2000

20 - 2000

1400.50*1 測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。（詳細 [寸法図]参照)[DTSE/DTXE 型式]
型式
標準タイプ 高機能タイプ

測定範囲
(cN)

測定部幅(mm)(*1)

校正基準（直径 mm）

測定サンプル
繊維番手（TEX）

DTSE-200

DTXE-200

1- 200360.12200

DTSE-500

DTXE-500

1- 500360.20500

DTSE-1000

DTXE-1000

10 - 1000

360.301000

DTSE-2000

DTXE-2000

20 - 2000

360.502000*1 測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。（詳細 [寸法図]参照)

5 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[ローラーバリエーション]
・DTS/DTX 取付可能オプションローラー
オプション
ラインスピード
コード（m/min）
標準（コードなし）
-K
-H
-T
-W
-ST
-B
-CE2

ローラー材質2000

ハードコートアルミ

3500
5000
1000
1000
1000
1000
1000

ハードコートアルミ
アルミプラズマコート
プラスチック（POM）
鉄
硬化鉄
鉄焼き戻し
セラミック
ハードコートアルミ（DTS/DTX-500 以上、フィラメントガイド無）
鉄焼き戻し（DTS/DTX-500 以上、フィラメントガイド無）ハードコートアルミ (-60K のみ)-ASY

1000-ASYB

1000-V1(*1)
1000
コード U
2000
ハードコートアルミ（R3）（Ｕ字カット）*1 -60K のレンジは-V1 オプションが必ずつくため型式自体が DTS-60K-V1 または DTX-60K-V1 となります。

・DTSB/DTXB ローラー幅オプション
オプション
コード

ローラー材質

ローラー幅(mm)1000

710152030
41-7-10-15-20-30-41-CF-KE-AH

ハードコートアルミ

カーボンファイバー用
セラミックス
抗接着性対応レンジ

ラインスピード（m/min）

DTSB/DTXB
全レンジ
500 ～ 30K
500 ～ 20K
1000 ～ 20K
1000 ～ 5000

詳細はお問い合わせください。

6 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書

・DTSL/DTXL

取付可能オプションローラー

オプション
コード標準（コードなし）

ラインスピード（m/min）

ローラー材質4000

硬化鉄（最大直径 4mm）

-R1

4000

-R4-R5-B6-B10

1000
1000
2000
2000

・DTSF/DTXF

取付可能オプションローラー

オプション
コード標準（コードなし）-T・DTSE/DTXE

硬化クロムめっき鉄（半径 R5）、直径 3－9 ㎜サンプル用
硬化鉄（半径 R8）、直径 8－11 ㎜サンプル用
硬化鉄（半径 R8）、直径 12－15 ㎜サンプル用硬化鉄（幅 6 ㎜）
硬化鉄（幅 10 ㎜）

ラインスピード（m/min）

ローラー材質4000

ハードコートアルミ

4000

プラスチック(PVC)、赤い取付可能オプションローラー

オプション
コード標準（コードなし）-K

ラインスピード（m/min）

ローラー材質900

ハードコートアルミ

2000

ハードコートアルミ

摩耗したローラーの交換が必要な場合はご購入時の製品に該当するローラー型式をご注文ください。
ローラーの型式はテンションメーターローラー仕様書をご参照ください。
ご購入時と異なるローラーをご検討の際は、弊社サービスグループへご相談ください。
交換の可否・調整等の有無をご案内します。（0532-33-3288）

7 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[オプション]
コード MH

据え付け用穴追加工（背面 M5ｘ2）※購入時型式の作り方
新規ご購入時は、製品型式の後ろにオプションコードを付けてご注文ください。

例:

DTS-1000-T-MH
据え付け用穴追加工
プラスチック（POM 製）のローラー[関連製品]

ZEF/ZED シリーズ

オンライン
テンションセンサー
TS1 シリーズ

メカニカルテンションメーター
DX2 シリーズ

50cN から 500cN までの低荷重レンジシリーズ

設備に組み込んでの測定に（別途アンプが必要です）

テンション値の推移が読み取りやすく安価な針式タイプ

低荷重用デジタル
テンションメーター8 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[外観図]
DTS/DTX シリーズ
型式
DTS/DTX-200
DTS/DTX-500
DTS/DTX-1000
DTS/DTX-2000
DTS/DTX-2500
DTS/DTX-4000
DTS/DTX-5000
DTS/DTX-10K
DTS/DTX-20K
DTS/DTX-30K
DTS/DTX-50K
DTS/DTX-60K-V1

AB

663811666

10038116100

166

150

216200280

250(mm)DTSB/DTXB シリーズ

DTSB/DTXB シリーズ

型式
DTSB/DTXB-500
DTSB/DTXB-1000
DTSB/DTXB-2000
DTSB/DTXB-2500
DTSB/DTXB-4000
DTSB/DTXB-5000
DTSB/DTXB-10K
DTSB/DTXB-20K
DTSB/DTXB-30K
DTSB/DTXB-50K

AB

5538117
58

100
38117

100

167

150

217

200(mm)9 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書

DTSL/DTXL シリーズ
型式
DTSL/DTXL-2500
DTSL/DTXL-5000
DTSL/DTXL-10K
DTSL/DTXL-20K

A

B

150

184.5200

234.5(mm)DTSF/DTXF シリーズ

10 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書

DTSE/DTXE シリーズ

*測定部幅は型式によって外側ローラー間の幅やフィラメントガイドの幅を指します。

11 / 122021/07/02

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 DT シリーズ仕様書[注意事項]
・本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本製品は張力測定を目的としており、それ以外には使用できません。
・本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
・特殊なサンプル、測定環境によっては正しく測定できない場合がございます。
・計測ローラーに最大荷重値を超える負荷をかけると破損（オーバーロード）する原因となるためご注意ください。
・本製品は海外からの輸入品であるため返品はお受けできかねます。仕様をよくご確認の上ご注文下さい。

[お問い合わせフォーマット]
下記の情報をいただけますとスムーズに機種の選定が可能です。ご記入の上、FAX またはメールでご依頼ください。
貴社名
部署
氏名
ご連絡先
測定方法
サンプル

TEL

Email

手で持って測定・設備に組み込んで測定（その他詳細：材質）

形状・幅

予想されるテンション値

cN ・N ・daN

測定可能スペース静止状態・動作状態（送り速度

サンプルの状態
測定環境
データ管理

温度m/min）

湿度
不要・内部メモリ機能・外部出力（RS232C・USB）

その他

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例
や測定動 画がご覧 頂けます。

12 / 122021/07/02