マルチユースデータロガー

NEW

GLT400
商品構成図

別売

コネクタカバー（標準付属品）

アナログ入力端子 拡張端子ベース（B-566: 別売）（各種別売）

GLT400 本体● Modbus/TCPで PLCへデータ転送可能＊上記イメージは、
本体 +スクリューレス端子（B-564SL)+拡張端子ベース（B-566)装着時● -20℃〜+60℃の幅広い使用環境 (条件有）● 遠隔計測に対応した WEBサーバー＆FTPサーバー＆FTPクライアント対応● 各チャネル絶縁入力採用で配線に気を配る必要なし● GL840シリーズの子機として使用が可能
制御盤や装置等への組み込み、データを PCで監視
イーサネットや無線 LAN*・USB経由で遠隔操作やリアルタイム計測が可能 (PCソフトウェア標準付属）

PLCの I/Oとして Modbus連携も可能
PLCへデータ転送
Modbus/TCPで PLCとの通信が可能
PLCからのスタート /ストップ、PLCへの測定データの転送

Modbus/TCP
GLT400
組込み

電圧

パソコン

温度

GLT400組込み

PLC

電圧温度評価試験器

本体背面のネジ穴を使用しオプションの DINレール取付金具（B-540）を使用することにより制御盤等への組付けが可能

生産ライン

PCロガーとして使用が可能

GL840の子機として使用

USB、イーサネット、無線 LAN*で PC接続
PCを使用した計測や PCと切り離しての計測が可能

イーサネットや無線 LAN*で通信可能 (１台の GL840に GLT400含め最大200ch、または GLT400を5台まで接続可能）
GL840からの設定・制御や GLT400で測定したデータを GL840内に保存可能

リアルタイム通信

無線 LANPC で波形表示

設定・制御→

設定は PC で実施後に通信を切り離し、本体メモリにデータ収録→収録後に PC でデータ確認

測定データ

厳しい環境下での使用も可能

GL840 シリーズ

（高耐圧高精度端子装着時は除く。ただし、付属の ACアダプタは0〜45℃、高耐圧高精度端子は0〜45℃の使用環境となります。）＊オプションの B-568必要。
複数台時は無線 LANルータ使用-20〜60℃ で使用可能www.graphtec.co.jp測定対象に応じて選べるアナログ入力端子
アナログ入力端子は、端子形状や、耐圧、測定精度に合わせて端子を選択可能です。
また、アナログ入力端子は、電圧・温度のマルチファンクション入力が可能です。

プッシュ式端子で簡単結線 (接続可能ケーブル径 :φ0.3〜1.3mm)

NEW

チャネル数
端子形状
測定対象 電圧
温度
湿度
最大入力電圧

電圧測定精度
使用温度環境標準端子スクリューレス端子
高耐圧高精度端子(B-564)(B-564SL)(B-565)20ch/ 端子M3 ネジ
スクリューレス
M3 ネジ
20mV 〜 100V
熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・C( 旧 W(WRe5-26))
測温抵抗体 Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751)※三線式のみ
0 〜 100%（別途専用湿度センサ B-530 必要）
20mV 〜 2Ｖレンジ：60Vp-p ( 入力端子 +/- 間 )、5V 〜 100Ｖレンジ：110Vp-p( 入力端子 +/- 間 )60Vp-p( 入力端子 / 入力端子間 )600Vp-p( 入力端子 / 入力端子間 )60Vp-p( 入力端子 /GND 間 )300Vp-p( 入力端子 /GND 間 )±0.1%ofF.S.
±(0.05%ofF.S.+10μV）-20℃〜 +60℃(GLT400 接続時 )０〜 45℃(GLT400 接続時 )

オプション
端子カバー
各アナログ入力端子に装着可能。
オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。

B-588※各端子 (B-564、B-564SL、B-565) の混在使用は可能。
ただし混在時には B-565 の耐圧は B-564 や B-564SL と同等となります。

測定点数に合わせてチャネル拡張可能 ( 最大 200ch)
最小 20ch から最大 200ch まで 20ch 毎にチャネル拡張が可能です。
また、拡張方法もご用途に合わせて選択が可能です。
■ 連結拡張本体に拡張端子ベースを直接接続■ ケーブル拡張 (最大10本または20m)
拡張端子ベース間をケーブル接続

オプション
拡張端子接続ケーブル
50cm タイプ

B-567-05
2m タイプ

B-567-20

拡張端子接続ケーブル B-567シリーズ

チャネル拡張 ( 直接接続時）の商品構成
GLT400 本体
拡張端子ベース
アナログ入力端子20ch
11140ch１2260ch13380ch144100ch
155120ch
166140ch
177160ch
188180ch
199200ch
11010※拡張端子接続ケーブルは、必要に応じてご使用ください。

大容量メモリで長時間収録が可能
内蔵に 4GB のフラッシュメモリを搭載。その他にも SD カードスロットを搭載し、最大 32GB の SD カードが使用でき、リアルタイム書き込みが可能です。
ただし、１ファイルは 2GB となります。

SD
メモリカード＜ファイル形式は以下の２種類から選択可能＞● 弊社独自のバイナリ形式 (GBD）● エクセル等でそのまま開ける CSV 形式＊無線 LANユニット (B-568)装着時はSDメモリカードスロットは使用できません。
＊1回の測定の最大容量は2GB■ チャネル数とサンプリング速度■ 収録時間例 ( アナログ 20ch のみ使用時、2GB 収録時 )サンプリング速度
10ms 20ms 50ms 100ms 200ms 500ms 1s
使用可能チャネル数
125102050 100
測定対象電圧
●
●
●
●
●
●
●
温度−−−
●
●
●
●

2s200
●
●

サンプリング速度
GBD 形式時
CSV 形式時

アラーム出力機能で異常をお知らせ

10ms 50ms 100ms 200ms 500ms 1s
10s
31 日 77 日 95 日 108 日 270 日 1 年以上1 年以上
3 日 11 日 16 日 21 日 54 日 109 日1 年以上

長時間測定時に便利な機能

各入力チャネルごとにアラームレベルの設定可能です。
アラーム発生時■ アラームランプ点灯■ Eメール■ アラーム信号出力（4ポート )各入力チャネルごとに出力ポートを選択可能※GL入出力ケーブル (B-513)が必要■ 古いデータを自動削除しながら収録できる機能です。
収録停止時には、指定した点数分のデータのみ保存されます。

リレー収録機能■ データの取りこぼしなく時間、または容量でファイルを区切って連続収録できます。PCソフトウェアのGL-Connectionを使用し、１本のファイルにできます。

デジタル I/Oポートも装備 (別途 B-513必要 )電流 (4-20ｍA)も測定が可能■ オプションでシャント抵抗250Ωを用意 *■ 専用の1-5Vレンジを搭載■ 電圧値を単位変換機能 (スケーリング )使用で電圧値として換算可能※B-564SLではご使用いただけません

リング収録機能オプション

シャント抵抗 2250Ω

B-551

入力

■ ロジック /パルス入力（いずれか４点）
パルスモード：瞬時・積算・回転数■ 外部トリガ /外部サンプリング信号入力（いずれか1点）

出力■ アラーム出力 (4点 )入力信号にしきい値を設け、超えると出力
出力形式：オープンコレクタ出力 (5Vプルアップ抵抗10kΩ)

用途に合わせて駆動電源を選択可能
DC8.5V 〜 24V 駆動

AC100V 駆動■ 本体に付属の AC アダプタで駆動可能※標準付属の AC アダプタは耐環境温度ｰ20℃〜 60℃には対応しておりません。
上記環境下に対応した AC アダプタが必要な場合は弊社営業へお問い合わせください。

■ オプションの DC 駆動ケーブルを使用することで DC8.5V 〜 24V での駆動可能

USB PD 駆動■ USBTypeC の入力ポートを装備。
市販品のモバイルバッテリからも電源供給が可能 (USB PD 2.0 以降準拠品に対応 )用途に応じた２種類のソフトウェアと便利な機能を標準装備
ソフトウェア
GLT400 SETTING APP

シンプル操作任意接続タイプ

簡易的に設定や測定値を確認可能。
1台の GLT400時に最適。設定メニューの表示に関しては、従来の GLシリーズ本体のメニューを継承。

ソフトウェア
GL-Connection

多機能常時接続タイプ

GLT400をはじめ他の GLシリーズを最大20台まで同時接続可能。
表示機能として Y-T・XY・FFYを搭載。
拡張機能として、ダイレクトエクセル機能や、ファイル結合機能を搭載。

設定ボタンで各種設定※本体が Remote モード時は子機設定を表示

本体内データの表示やPC へのダウンロードやファイル消去などの操作が可能

測定画面(４画面)

設定画面

測定画面(１画面)ダイレクトエクセル機能搭載

メイン画面で接続

現在値の表示や収録 / 開始の制御が可能

収録開始とともに、指定したエクセルファイルへリアルタイムデータ転送が可能
計算式やマクロ等を組み合わせることにより、収録停止とともに測定レポートが完成

便利機能

WEBブラウザ機能

シンプル操作任意接続タイプ

WEBブラウザを使用し、本体の制御や測定値の確認、本体内ファイルの PC転送が可能です。

＜＜使用可能ブラウザ＞＞
Google Chrome(推奨 )・Microsoft Edge・Fire Fox
ドラッグ & ドロップで PC へデータ転送■ 各ソフトウェアの機能の違い
GLT400 SETTING APP GL-Connection WEB ブラウザ機能
●
●
●
●
●
●
●
●
×
接続台数
1台
20 台
1台
●
●
×
本体設定
●
●
●
本体制御(スタート/ストップ)
データ表示
デジタル値表示
●●
●
波形表示
×●
●
その他
×●
×
収録済みデータの再表示
×●×
収録中の接続・切断●
×●
本体データの PC 転送●●●
データ変換（CSV)×●×
GL シリーズ *対応機種
GLT400 のみ GL シリーズ *本体との接続有線 LAN
無線 LANUSB※GL7000・GL2000・GL980・GL840シリーズ・GL240シリーズ・GLT400(現行機種のみ記載)

便利機能

便利機能

FTPバックアップ機能

遠隔 &データ共有

指定した時刻ごとに、FTPファイルサーバーへデータバックアップ可能
バックアップ間隔：1H・2H・6H・12H・24H・ファイル毎
バックアップ成功時には、本体内ファイル削除機能あり

USBドライブモード

簡単 &便利

PCの外付け記憶媒体と認識し本体内測定データファイルをドラッグ &ドロップで PC転送

USB 接続FTPサーバ
お客様社内 FTPサバ

弊社クラウドサービス
GRM-ONE
ウドサ ビス GRM
ONE BASIC
30日間無料体験可能 ・ネットワークカメラの静止画もバックアップ可能
・最大10GBのサーバー容量
サーバ容量：1GB
同時アクセス数：3台 ・最大30台同時アクセス可能

ドラッグ & ドロップ

PCCドライブSDK( ソフトウェア開発キット ) を無償提供
お客様独自の PC ソフトウェアを開発される場合に必要となるソフトウェア開発キットを無償提供いたします。
● USB ドライバ ● マニュアル ( 本体制御関連・通信関連・データファイル関連・ModbusTCP 仕様書 ) ● サンプルプログラム（C#・VisualC++・VisualBasic）● LabVIEW VI● デジタル証明書導入ツール

本体仕様
アナログ入力端子仕様（本体とは別売）項目
内容項目
標準端子 (B-564)
スクリューレス端子 (B-564SL) 高耐圧高精度端子 (B-565)
アナログ端子ユニット装着数 最大10ユニット (200CH)
入力 ch数
20ch
20ch
20ch
サンプリング周期
10ms/ch〜1h（10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり）、外部（STAND ALONE時のみ）(*１)
入力端子形状M3ねじ式（角型平座金） スクリューレス
M3ねじ式（角型平座金）
入力方式
フォトモスリレーによるスキャン方式全 CH絶縁、平衡入力トリガ・トリガ繰り返し Oﬀ・On※測温抵抗体を接続時は、端子 bを全チャネル内部で短絡
アラーム機能トリガ設定
スタート、ストップ：Oﬀ・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
10㎳ /1ch 最速 (10ms〜50msは電圧のみ、CH数制限あり )トリガ・組み合わせ：アナログ・ロジック又は、パルスの「Level AND」
「Level OR」「Edge AND」
「Edge OR」 サンプリング速度
アラーム
アナログ判定：立ち上がり（↑）・立ち下がり（↓）・範囲内・範囲外
測定レンジ 電圧20･50･100･200･500mV、1･2･5･10･20･50･100V、1-5VF.S.
判定種類
ロジック判定：パターン
温度 (*4)
熱電対：K･J･E･T･R･S･B･N･C(旧 W (WRe5-26))
測温抵抗体：Pt100･JPt100･Pt1000(IEC751)
パルス判定：立ち上がり（ ↑）・立ち下がり（ ↓）・範囲内・範囲外
アラーム
動作状態表示 LEDの ALARMランプ点灯、アラーム Eメール送信温度レンジ：100℃、500℃、2000℃発生時動作 外部入出力端子からの信号出力 (4ch(REMOTE時は1CH))
湿度 (*5)0〜100％（ 電圧0V 〜 1V スケーリング換算）固定 ※B-530(オプション)が必要
アラーム発生 あり
A/Dコンバータ
方式：ΔΣ方式、分解能：16Bit(有効分解能：±レンジの約1/40000)
入力抵抗1MΩ±5％
1MΩ±5％
1MΩ±5％
保持機能
許容信号源抵抗300Ω以下300Ω以下100Ω以下外部入出力
入出力種類 トリガ入力（1CH）または外部サンプリング入力（1CH）、(*１)
ロジック入力（4CH）またはパルス入力（4CH）（STAND ALONE時のみ） 最大入力電圧 入力端子＋/−間 20mV 〜 2Ｖレンジ：60Vp-p 、5V 〜100Ｖレンジ：110Vp-p
入力仕様
入力電圧範囲：0〜＋30V（片線接地入力）
入力端子 /入力端子間 60Vp-p
600Vp-p
入力信号：無電圧接点（a接点、b接点、NO、NC）、オープンコレクタ、電圧入力
入力端子 /GND間 60Vp-p
300Vp-p
入力スレッシュホールド電圧：約＋2.5V、ヒステリシス：約0.5V（＋2.5V〜＋3V） 耐電圧
入力端子 /入力端子間 350Vp-p 1分間
600Vp-p
アラーム
アラーム出力：4CH（REMOTE時は１CHのみ )入力端子 /GND間 350Vp-p 1分間
2300VACrms 1分間
出力仕様
出力形式：オープンコレクタ出力（5Vプルアップ抵抗10kΩ）
フィルタ (移動平均 )OFF,2,5,10,20,40（フィルタ回数で移動平均を実施、サンプリング間隔が30秒より長くなった場合は、サブサンプリング (30秒 )で取得したデータの平均値となります）＜出力トランジスタ最大定格＞コレクタ-GND間電圧：50V、コレクタ電流：2A、コレクタ損失：0.3W
パルス入力
回転数モード サンプリング間隔毎のパルス数をカウントし、倍率をかけて1分間の回転数に換算するモード※ 測定精度については、弊社ホームページにてご確認願います。
回転数時は、1回転のパルス数も設定無線 LANユニット B- 568(オプション )スパン：50・500・5000・50ｋ・500ｋ・5Ｍ・50Ｍ・500Ｍ RPM / F.S.
通信方式
無線 LAN
積算モード 測定開始からサンプル間隔ごとのパルス数を積算表示するモード
装着場所
SD CARDスロットの装着
スパン：50・500・5000・50ｋ・500ｋ・5Ｍ・50Ｍ・500Ｍ Ｃ / F.S.
※無線ユニットを装着した場合、SD CARDスロットに SDメモリカードを装着することはできません。
瞬時モード サンプル間隔ごとのパルス数を表示するモード。サンプル間隔ごとの積算値はリセット
無線 LAN 規格
IEEE802.11b/g/n
スパン：50・500・5000・50ｋ・500ｋ・5Ｍ・50Ｍ・500Ｍ Ｃ / F.S.
機能
通信距離：約40m（障害物や周辺の環境状況により異なります。)
最大パルス入力数 最大入力周波数：50kHz、最大カウント数：50kC/サンプリング（16Bitカウンタ）
PCからの制御、PCへのデータ転送（ REMOTEモード時、GL840の子機として接続）
CH間演算
演算種類：四則（+、−、×、÷）、対象CH：アナログ入力CH（CH1〜CH200）
WPS：プッシュボタン方式 /PIN 方式
スケーリング機能（EU）
各チャネルごとに4点設定、温度レンジ時：2点設定
暗号化機能 :WEP64、WEP128、WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES
アノテーション入力
文字種類：英語、数字、カナ、文字数：31文字、機能：各CH毎にコメント入力可能
湿度センサーB-530 (オプション )PC I/F種類
イーサネット（10BASE-T / 100BASE-TX）、USB2.0、無線LAN（オプション）
使用可能範囲方式
温度：-25 〜 +80℃、湿度：0 〜 100％ RH、電気容量式機能
PCへのデータ転送、PCから本体の制御、GL840 の子機としてネットワーク接続
相対湿度計測精度
測定環境0℃〜80℃、測定精度 ±3％RH〜±8％RH
イーサネット Webサーバ機能、FTP サーバ機能、FTP クライアント機能、NTP クライアント機能、（5〜98％）※60℃以上の測定精度は、参考値となります。
機能
DHCP クライアント機能、DHC サーバ機能、Modbus/TCP 通信
応答時間15sec（メンブレンフィルタ装着時、90％応答）
USB 機能 USBドライブモード：本体メモリ、またはSDメモリカード収録ファイル転送・削除
外形φ14mm×80mm（ケーブル含まず）
リアルタイム転送速度 10ms/1ch 最速 ※転送速度は、CH 数によって異なります。
ケーブル長3m
記憶装置
本体メモリ 約4GB
本体価格
外部メモリスロット SDメモリカードスロット ：1口（SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能）項目
内容
価格
1ファイル最大容量 1ファイル2GB
midi LOGGER
GLT400100,000円 (税込110,000円 )記憶内容
本体の設定条件・測定データ
オプション &アクセサリー
データ収録
機能
OFF(START/STOP間のデータを収録 )・リング収録・リレー収録
内容
価格
備考
リング収録 収録点数(1000〜2000000）以上になると、古いデータを削除しながらデータ収録 項目
B-513
8,800円 (税込 ) 2m、先端切離し機能※リング収録 ONの場合、収録可能容量は、空き容量の１/3となる。 GL 用入出力ケーブル
DC駆動ケーブル
B-514
5,500円(税込)
2m、先端切離しリレー収録機能 データの取りこぼしなく、ファイルを区切って連続収録
湿度センサー（*6）
B-530
3,300円 (税込 ) 3m、専用電源コネクタ付き（使用可能温度範囲：-25℃〜 +80℃）
ファイル形式 GBD（Graphtec Binary Data）形式・CSV形式
湿度センサー電源 BOX B-542
79,200円（税込）湿度センサー10 本接続用：受注生産
収録中機能 SDメモリカード交換
標準端子
B-564
44,000円（税込）アナログ入力端子
データバックバックアップ間隔 Oﬀ・1・2・6・12・24 時間・ファイル毎
高耐圧高精度端子
B-565
74,800円（税込）アナログ入力端子
アップ機能
バックアップ先 本体メモリ・SDメモリカード・FTP
スクリューレス端子
B-564SL44,000円（税込）アナログ入力端子(*2)
ファイル形式 GBD・CSV
B-566
22,000円（税込）各アナログ入力端子に装着して使用
使用環境−20〜 60℃（ 付属のACアダプタやB-565：0〜 45℃）、5〜 85% RH（結露なきこと） 拡張端子ベース
拡張端子接続ケーブル
B-567-05
11,000円（税込）接続ケーブル（ 50cm）（USB PDを電源とした場合は、電源の仕様によります）
B-567-20
17,600円（税込）接続ケーブル（ 2m）
電源
ACアダプタ AC 100〜240V / 50〜60Hz
B-568
18,700円（税込）
DC入力
DC8.5 〜 24V（ 最大26.4V ）（オプションのB-514 DC駆動ケーブルが必要） 無線 LAN ユニット
B-540
23,980円（税込）
USB給電
外付けUSB PD 対応バッテリ(規格：USB Power Delivery 2.0以降に準拠、出力：5V 2A(10W) DINレール取付金具
シャント抵抗 250Ω
B-551
３,300円（税込）250Ω（ ±0.1％）、定格電力1W、最高使用電圧15.8V
消費電力
24VA以下 (ACアダプタ使用、AC100V時 )
端子カバー
B-588
6,600円（税込）各アナログ入力端子に装着可能。オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
外形寸法 [W×D×H]（約）標準端子 /スクリューレス端子装着時：187.5 × 183 × 65.5 mm
T 型熱電対 (*7)
JBS-7115-5M-T 19,800円（税込）5m、5 本セット 素線φ0.32、1.0×1.6×5000mm（突起部含まず )高耐圧高精度端子装着時：1187.5 × 183 × 73.4 mm
K 型熱電対 (*7)
JBS-7115-5M-K 19,800円（税込）5m、5 本セット 素線φ0.32、1.0×1.6×5000mm
質量 [重量 （約])標準端子装着時：1090g、スクリューレス端子装着時：1020g、シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)(*7) NSMH-T-M-2000 52,800円（税込）シートサイズ：約14mm×10mm、シート温接点部厚さ：約0.35mm(ACアダプタ含まず )高耐圧高精度端子装着時：1120g
シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)(*7) NSMH-K-M-2000 52,800円（税込）長さ：２０００mm、測定温度：〜200℃、クラス2、5本入
その他
耐振性
自動車部品第一種 A種相当
棒状 K 型熱電対
RIC-410
12,100円（税込）-100 〜 300℃、クラス1、コード長：1.1m
制御ソフトウェア GL-Connection（ STAND-ALONE時のみ）
静止表面用 K 型熱電対
RIC-420
13,200円（税込）-30 〜 400℃、クラス2、コード長：1.1m
項目内容
L 型静止表面用 K 型熱電対 RIC-430
15,400円（税込）-30 〜 600℃、クラス2、コード長：1.1m
対応 OS(*3)
Windows10/Windows8.1
K 型熱電対用ミニコネクタ（ 5 本入）
RIC-440
22,000円（税込）5 本入り、接続可能熱電対：素線径0.65mm
機能
本体制御、リアルタイムデータ収録、コンバート
T 型熱電対用ミニコネクタ（ 5 本入）
RIC-450
22,000円（税込）5 本入り、接続可能熱電対：素線径0.65mm
1グループ CH数 接続機器の最大まで校正価格 (詳細は弊社 WEBサイトにてご確認ください )最大 CH数
MAX：２000CH
品名
価格
備考
設定範囲
アンプ設定、収録設定、トリガ・アラーム設定、その他
GLT400 20CH 購入時校正 ISO書類 (*8) 17,600円 (税込 ) 商品購入時のISO関連書類は購入時の校正データに基づいて作成されます。
収録データ
リアルタイムデータ（ CSV、GBD バイナリ）
試験成績書 (*9)
3,300円 (税込 )本体メモリ、または SDメモリカードデータ（ CSV、GBD バイナリ）
校正証明書 (*9)
4,400円 (税込 )
表示内容
アナログ波形、ロジック波形、パルス波形、デジタル値
トレーサビリティチャート (*9)
1,100円 (税込 )表示モード
Y-T 表示、デジタル表示、XY 表示、FFT 表示
GLT400 20CH標準校正料金 (*10)
26,400円(税込)
ファイルコンバート カーソル間、全データ
統計・履歴表示
測定中の最大・最小・平均値を表示＊3：OSメーカのサポートが終了している OSに付きましては、弊社でのサポートも対象外となります。
＊4：使用熱電対は、T、K:0.32φ、その他 :0.65φを使用した場合
メール機能
アラーム監視で指定のアドレスにメールを送信＊1：外部出力機能を使用する場合は、GL 用入出力ケーブル（B-513：オプション）が必要＊2：（ファイル毎はバックアップ先が FTP時で FTPクライアント設定のバックアップ成功時収録ファイルを削除の場合のみ）
リング収録・外部サンプリング機能が Onの場合は、バックアップ機能は使用できません。有効 CH数が多くサンプリング時間が速い設定の場合やバックアップ間隔が長い場合は、バックアップするデータサイズが大きくなり、収録停止時の書き込み終了に時間がかかる場合があります。無線 LANを使用して FTPサーバに保存する場合、通信状態によってはバックアップに失敗する場合があります。CSV形式でのバックアップは、サンプリングを100msより遅い設定で使用できます。CSV形式収録とバックアップ機能が有効な場合、SDメモリカードの交換とリレー収録はできません＊5：3線式＊6：B-542未使用時は1本のみ使用可能。使用可能温度範囲：-25℃〜+80℃（特注品 10m、15m、20m有り）＊7：日本国内のみ販売となります。
＊8：購入時にのみ校正と ISO書類付端子1ユニット (20CH)追加ごとに、1,000円 (税込1,100円 )追加されます。
＊9：購入時の ISOS関連書類のみの場合は、本体、端子の各々に対し発行となります。値は、製造時または校正時のデータとなります。
＊10：購入後の校正のみとなります。ISO関連書類は別途端子1ユニット (20CH)追加ごとに、2000円 (税込1,100円 )追加されます。

※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2021年3月29日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税10％を含みます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

お電話によるお問い合わせは計測機器、計測機器関連、金属検出機に関する営業窓口

詳しい商品情報はこちら

北 海 道 全 域・青 森・岩 手・秋 田・山 形・宮 城・福 島・新 潟
長野・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・静岡

0570-016262

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10■www.graphtec.co.jp

東日本担当

中 部 担 当■ お問い合わせは下記へ

愛 知・三 重・岐 阜(045) 825-6217(052) 937-2533

西日本担当(06) 6821-8821

大 阪 ・ 京 都 ・ 滋 賀 ・ 奈 良 ・ 和 歌 山
兵 庫・富 山・石 川・福 井・四 国 全 域

福岡担当(092) 451-0505

岡 山・広 島・島 根・鳥 取・山 口・福 岡・佐 賀
大 分・熊 本・長 崎・宮 崎・鹿 児 島・沖 縄
GLT400_KJ10692_3D