PT2pt-3092

Transmissor inteligente/
Cabeça Detectora de Gás

SD-1RI(TIPO H)
Manual de instruções
(PT2E-195)(PT2-195)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110 GIII
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp

Precauções de operação
Este detector é um detector de gás que detecta gases combustíveis, gases tóxicos no ar e aciona um
alarme de gás.
O detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases.
Compreenda na íntegra os pontos seguintes antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
1.

Este detector pode sofrer a interferência de gases e vapores diferentes do gás a ser detectado.
Observe que o alarme pode disparar devido a interferências. Além disso, pode flutuar devido aalterações ambientais (temperatura, umidade, etc.) no local da instalação.

2.

O alarme tem de ser definido dentro de uma faixa onde o desempenho do detector possa estar
garantido.
Em instalações em conformidade com a Lei de Segurança de Gás de Alta Pressão, um ajuste do
alarme abaixo do nosso ponto de ajuste do alarme standard pode disparar um alarme falso.

3.

Se usado na unidade de segurança, a saída de sinal analógico do detector deve ser usada para um
indicador ou gravador externo.
Se essas saídas forem usadas para controlar outras unidades, não nos responsabilizamos por
quaisquer anomalias.
Se for utilizado como dispositivo de instrumentação de segurança, determine a especificação egerencie-o com base no manual de segurança.

4.

Para manutenção do detector, este tem de submeter-se a manutenção regular, incluindo a substituição
e o ajuste das peças de substituição regular, conforme especificado no manual de instruções. Alémdisso, como esta é uma unidade de segurança, recomenda-se a execução de uma manutenção e deuma calibração regulares a cada seis meses, de acordo com os regulamentos.

<Índice>
Esboço do produto ................................................................................................................... 1
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 1
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 1
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 1
1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão ..... 2
Avisos importantes sobre segurança ....................................................................................... 3
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 3
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 4
2-3. Precauções ....................................................................................................................... 5
2-4. Informação de Segurança ................................................................................................. 6
Componentes do produto ......................................................................................................... 8
3-1. Acessórios padrão e detector de gás ................................................................................ 8
3-2. Nomes e funções para cada peça..................................................................................... 9
3-3. Diagrama do bloco ............................................................................................................ 10
Como usar ................................................................................................................................ 11
4-1. Antes de usar o detector ................................................................................................... 11
4-2. Precauções para pontos de instalação ............................................................................. 11
4-3. Precauções para a concepção do sistema ....................................................................... 12
4-4. Como instalar .................................................................................................................... 13
4-5. Procedimento de instalação .............................................................................................. 14
4-6. Como ligar ......................................................................................................................... 16
Como utilizar ............................................................................................................................ 20
5-1. Preparação para a partida................................................................................................. 20
5-2. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 20
5-3. Como iniciar o detector ..................................................................................................... 21
5-4. Modos ............................................................................................................................... 225-5. Modo de manutenção (Usuário) ........................................................................................ 23
5-6. Como sair .......................................................................................................................... 25
Operações e funções ............................................................................................................... 26
6-1. Ativação do alarme de gás ................................................................................................ 26
6-2. Ativação do alarme de falha .............................................................................................. 27
6-3. Operação de saída externa ............................................................................................... 28
6-4. Outras funções .................................................................................................................. 29
Manutenção ............................................................................................................................. 30
7-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 30
7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular) .................................................................... 32
7-3. Método de calibração do gás ............................................................................................ 39
7-4. Substituição de peças ....................................................................................................... 42
Armazenamento, recolocação e eliminação ............................................................................. 44
8-1. Procedimentos para armazenar o detector ou deixá-lo fora de serviço durante um
período longo .................................................................................................................... 44
8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou usá-lo novamente...................................... 44
8-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 44
Resolução de problemas .......................................................................................................... 45
Especificações do produto ....................................................................................................... 47
10-1. Lista de especificações ................................................................................................... 47
10-2. Princípio de detecção ...................................................................................................... 52
Definição de termos ................................................................................................................. 53

1

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por escolher nossa cabeça detectora de gás/transmissor inteligente SD-1RI (TYPE H). Verifiquese o número do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias
para utilizar adequadamente o detector. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que jáusaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e aexperiência antes de usar o detector.

1-2. Uso previsto
 O detector é do tipo fixo que detecta vazamento de gás combustível e tem saída de sinal analógico
(4 - 20 mA).
 O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento) com
o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de setesegmentos.
 O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA.
 O detector tem função de comunicação HART.
 Este detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do
detector antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGOAVISOCUIDADONOTA

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar
danos graves para a vida, saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar
danos graves para a saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar
danos menores para a saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

-1-4 Como usar

4-5. Procedimento de instalaçãoNOTA・ Nossa graxa especificada pela empresa: BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER)
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos.
1. O material não endurece devido à deterioração
2. Livre de solventes voláteis
3. O material não causa corrosão na superfície
4. Sem silicone
5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante- 15 -

6 Operações e funções

6-1. Ativação do alarme de gás

6

Operações e funções
6-1. Ativação do alarme de gás
Alarme de gás: Ativado quando a concentração de gás detectada atinge ou ultrapassa o valor do ponto de
ajuste do alarme. <<Reinicialização automática>>

NOTA
O ponto de ajuste do alarme está definido de fábrica. Apesar do tempo de atraso de alarme (padrão: 2
segundos) funciona no detector para evitar uma ativação falsa e pode cancelar-se se não for necessário.

<Operação do visor>
Visor de concentração do gás
Em caso de acima da faixa de detecção exibe-se (Over Scale), [∩∩∩∩] no LED.
Luz indicadora de alimentação (POWER: verde)Durante o funcionamento, esta acende continuamente.
Luz indicadora de alarme (ALM: vermelha)
Acende quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido ou ultrapassado.

<Ativação do alarme>
Acende quando a concentração de gás atinge ou excede o valor do ponto de ajuste de alarme.
A ativação do alarme é reinicializada automaticamente quando a concentração de gás desce abaixo dovalor do ponto de ajuste do alarme.

Concentração

Ponto de ajuste do alarme

0
Tempo

Luz de alarme (ALM)
Tempo de atraso de alarme (2 segundos)- 26 -

6 Operações e funções

6-2. Ativação do alarme de falha<Resposta a alarme de gás>
Um valor de concentração de gás ultrapassa o ponto de ajuste do alarme.
Quando um alarme de gás disparar, tome ações em conformidade com suas regras de gerenciamento dealarme de gás.
Normalmente, tome as ações seguintes.
 Verifique a leitura do detector.

NOTA
Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando um
alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura poderá já ter
descido.
 Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a acessar àzona monitorada para garantir a segurança.
 Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em seguida,
verifique se a leitura da concentração de gás desceu.
 Equipado com uma engrenagem protetora para evitar perigos causados pela probabilidade de gases
remanescentes, antes de acessar ao ponto de vazamento de gás, verifique se os gases permanecem
usando um detector de gás portátil.
 Determine que o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás.

6-2. Ativação do alarme de falha
É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Após um alarme de falha ter disparado, a luz
de falha (amarela) acende e exibe-se uma mensagem de erro no LCD. Determine as causas e tome asações adequadas.
Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo
após ter sido ligado (ligação inicial).
Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contacte imediatamente o nosso
departamento de vendas no estrangeiro ou os representantes locais.
<Operação do visor>
Visor de detalhes de falhas
Exibe uma mensagem a indicar os detalhes da falha.
Luz de falha (FAULT: amarela)
Acende quando ocorre uma falha.

NOTA
Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte ‘9. Resolução de problemas’.

- 27 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

7

Manutenção
Este é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do detector e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

7-1. Intervalos e itens de manutenção
 Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
 Manutenção mensal: Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez por mês.
 Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter odesempenho como uma unidade de segurança.
Item demanutenção
Verificação dafonte dealimentação
Verificação dovisor deconcentração

Teste doalarmeAjuste de gás

Verificação doalarme de gás

Conteúdo da manutenção
Verifique se a luz de alimentação
acende.
Verifique se o valor do visor deconcentração é zero. Quando aleitura for incorreta, execute o ajustezero após garantir que não existem
outros gases ao redor do mesmo.
Inspecione o circuito do alarme
usando a função teste do alarme.
Realize a calibração dasensibilidade usando o gás decalibração.
Verifique o alarme de gás usando ogás de calibração.

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regular































<Sobre os Serviços de Manutenção> Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, ajuste e manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gásde concentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento em
segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
 Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, contacte o nosso
departamento de vendas no estrangeiro ou os representantes locais.

- 30 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

Serviços principais
Verificação dafonte dealimentação

:Verificação dovisor deconcentração
Teste doalarme:Ajuste de gás
Verificação doalarme de gás::

Limpeza e
reparação dodetector(Diagnósticovisual)Verificação daoperação dodetector
Substituição depeças
consumíveis

::Verifica a voltagem da fonte de alimentação.
Verifica se a luz de alimentação acende.
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.)
Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica a operação com a
UPS (sistema de alimentação ininterrupta.)
Verifica se o valor da concentração é zero usando um gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do AIR) se a leitura for incorreta.
Inspeciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme.
• Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação ALM).
• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, como uma buzina.)
Realiza a calibração da sensibilidade usando o gás de calibração.
Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.
• Verifica o alarme. (Verifica a ativação do alarme quando o ponto de ajuste do alarme éatingido.)• Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja disparado.)• Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação ALM).
• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes esternos, tais como uma buzina
ou um sinal de reinicialização.)Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peças internas do detector.
Limpe e repare tais peças do detector.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

:

Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

:

Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

- 31 -

7 Manutenção

7-4. Substituição de peças<Substituição de Peças de Substituição Regular>
Lista de peças de substituição regular recomendadas
Nº

Item

Intervalos demanutenção

Intervalos desubstituição (ano)Quantidade(peças/unidade)1

Conjunto de proteção

6 meses

3 - 8 anos

1

※ Após as substituições há a necessidade de verificação da operação por engenheiros de serviço
profissionais.
Para manter o funcionamento em segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
Peça-os à RIKEN KEIKI.

NOTA

 Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar dependendo
das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O resultado damanutenção regular pode determinar quando substituir as peças.

- 43 -

9 Resolução de problemas

Resolução de problemas

9

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector
mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, contacte o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os
representantes locais.

<Anomalias na Unidade>Sintoma/visor

A alimentação não
pode ser ligada.

Operações
anormais

Anomalias do
sensor[E-1]

Anomalias dosistema
[E-9]

FAULT

-

-



CausasA ligação não está correta.
A placa terminal estáremovida.

AçõesConecte a ligação corretamente.
Conecte a placa terminal corretamente.

Anomalias/falha de energia
momentâneas do sistemade alimentação.

Forneça a voltagem nominal.
Verifique a UPS, o filtro em linha da fonte dealimentação e o transformador de isolamento e, em
seguida, tome medidas adicionais.

Anomalias do cabo
(circuito aberto/não
conectado/curto-circuito)

Verifique a ligação do detector e os dispositivos
relacionados periféricos.

Perturbações por ruído depico súbito, etc.

Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome
as medidas adequadas para eliminar o ruído.

O sensor não estáconectado, ou estáconectado incorretamente.
A flutuação zero causada
por alterações ambientais
ou deterioração porenvelhecimento está fora da
faixa do seguidor zero.
Falhas do sensor
A voltagem nominal não é
fornecida para o detector.
Anomalias da ROM, RAM,
ou EEPROM dentro do
detector.

O sinal de saída (4 - 20mA)
não funciona corretamente.

- 45 -

Verifique se o cabo do sensor está firmemente
fixado na placa terminal.
Executa o ajuste zero. Se o sintoma persistir apóso ajuste zero, substitua o sensor por um novo.
Substitua o sensor por um novo.
Verifique a fonte de alimentação e forneça avoltagem nominal.
Contacte o nosso departamento de vendas no
estrangeiro ou os representantes locais.
Verificar se o cabo para saída externa estáconectado corretamente. (Deterioração do cabo,
conexão do sistema host, etc.).
Se a saída não for necessária, conectar uma
resistência ao terminal, como mencionado em P17.
Se estiver conectado corretamente, entre em
contato com nosso departamento de vendas noexterior ou com agentes locais, pois pode ocorrer
uma falha dentro deste detector.

9 Resolução de problemas

Resolução de problemas<Anomalias das Leituras>
Sintomas

A leitura sobe (desce) epermanece inalterada.

CausasFlutuação da saída
do sensor.
Presença de gás deinterferência
Vazão lenta
Alterações
ambientais
Presença de gás deinterferência

Um alarme de gás
dispara apesar de não
existir vazão de gás enão haver outras
anomalias no ponto dedetecção.

Resposta lenta
Impossível efetuar acalibração dasensibilidade

Perturbação por
ruído

Alteração súbita noambiente.

Sensibilidade dosensor deteriorada
Concentração do
gás de calibração
inadequada
Sensibilidade dosensor deterioradaAçõesExecuta o ajuste zero.
Teste de gás de interferência, incluindo solventes, são
identificados e tratados adequadamente.
Uma quantidade muito pequena do gás a ser detectado
pode estar vazando (vazão lenta). Se ignorar isso podecausar perigos. Tome uma medida de correção, por ex.,tomando ações como as para o alarme de gás.
Efetue o ajuste zero (ajuste do AIR).
Teste de gás de interferência, incluindo solventes, são
identificados e tratados adequadamente.
Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as
medidas adequadas para eliminar o ruído.
Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda
subitamente, o detector não pode ajustar-se e é afetado
por isso.
Em alguns casos, o detector dispara um alarme deindicação.
Como o detector não pode ser usado sob alterações
ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve tomarquaisquer ações preventivas para eliminá-las.
Substitua o sensor por um novo.
Use o gás de calibração adequado.
Substitua o sensor por um novo.

- 46 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

10

Especificações do produto
10-1. Lista de especificações
< Especificações de exportação >ModeloTipo
Princípio de detecção
Gás de detecção
Visor de concentração do gás
Faixa de detecção
Resolução
Método de detecção
Pontos de ajuste do alarme
Visor de alimentação
Saída
Precisão do alarme(Sob uma condição idêntica)
Tempo de atraso de alarme(Sob uma condição idêntica)
Tipo de alarme de gás
Visor de alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha・Autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falha
Esquema de transmissão
Especificação de transmissão
Esquema de comunicação
Cabo de transmissão
Distância de transmissão
Funções
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porto de cabeamento

SD-1RITIPO H
Método de absorção de infravermelho não dispersivo
Gás combustível / Gás tóxico
LED (4 dígitos・7 segmentos)
Depende do gás de detecção
Depende do gás de detecção
Método de difusão
Depende do gás de detecção
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás (saída 4 - 20 mA)
Dentro de ±25 % para o valor de pontos de ajuste de alarme
Dentro de 30 seg(ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o valor do ponto de ajuste de alarme)
Alarme único(H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema ([E-9])/ Falha do sensor ([E-1])
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/Exibição do número de erro
Falha do sistema: Autorretentivo
Falha do sensor: Autorrecuperação
Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação< fonte dealimentação,sinal,comum>) ou Transmissão analógica de dois fios + transmissão digital(comunicação HART)4 - 20 mA CC (linear・resistência de carga menor que 300 Ω)
HART 7CVVS valor do cabo blindado (1,25 mm2)･4-núcleos ou 3-núcleos
CVVS valor do cabo blindado (2,0 mm2)･4-núcleos ou 3-núcleos
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
Atraso de alarme/supressores/comunicação HART
24 V CC ±10 %MAX. 2 W
Adaptador A <NPT1/2> ou adaptador B <NPT3/4> ou adaptador <M20 × 1,5>
Embalagem à prova de pressão <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro
externo)Aprox. 25 seg
Depende do gás de detecção (sem rápida variação)Ligação inicial
Faixa de temperatura deoperação*Faixa de umidade de operação
Menos de 95 % de UR (sem condensação)Estrutura
Tipo de montagem na parede
Construção protegida contra
Estrutura à prova de chamas
explosões
Classe à prova de explosão
Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 Gb(ATEX / UKEX) / Ex db ⅡC T6 Gb(IECEx / INMETRO)
Dimensões
Aprox.148 (L) × 149 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)Peso
Aprox. 2,0 kg
Cor
Munsell 7.5BG5/2* A faixa de temperatura ambiente que mantém a capacidade de prova de explosão da etiqueta no detector é -20 - +60 °C.
Entretanto, a faixa de temperatura operacional disponível é diferente, dependendo do gás detectável.

- 47 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

< Especificações japonesa >ModeloTipo
Princípio de detecção
Gás de detecção
Visor de concentração
Faixa de detecção
Resolução
Método de detecção
Pontos de ajuste do alarme
Visor de alimentação
Saída externa
Precisão do alarme(Sob uma condição idêntica)
Tempo de atraso de alarme(Sob uma condição idêntica)
Tipo de alarme de gás
Visor de alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha・
Autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falha
Esquema de transmissão
Especificação de transmissão
Esquema de comunicação
Cabo de transmissão
Distância de transmissão
Funções
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Porto de cabeamento
Ligação inicial
Faixa de temperatura deoperação*Faixa de umidade de operação
Estrutura
Construção protegida contra
explosões
Classe à prova de explosão
Dimensão
Peso
Cor
*

SD-1RITIPO H
Método de absorção de infravermelho não dispersivo
Gás combustível / Gás tóxico
LED(4dígitos・7segmentos)
Depende do gás de detecção
Depende do gás de detecção
Método de difusão
Depende do gás de detecção
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás (saída 4 - 20 mA)
Dentro de ±25 % do valor do ponto de ajuste do alarme
Dentro de 30 seg(ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o valor do ponto de ajuste de alarme)
Alarme único (H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema ([E-9])/ Falha do sensor ([E-1])
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/Exibição do número de erro
Falha do sistema: Autorretentivo
Falha do sensor: Autorrecuperação
Transmissão analógica a três fios (em comum com a fonte de alimentação< fonte dealimentação,sinal,comum>) ou Transmissão analógica de dois fios + transmissão digital(comunicação HART)4 - 20 mA CC (linear・resistência de carga menor que 300 Ω)
HART 7CVVS valor do cabo blindado (1,25 mm2)･4-núcleos ou 3-núcleos
CVVS valor do cabo blindado (2,0 mm2)･4-núcleos ou 3-núcleos
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
Atraso de alarme/supressores/comunicação HART
24 V CC ±10 %MAX. 2 W
Embalagem à prova de pressão <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro
externo)Aprox. 25 seg
Depende do gás de detecção (sem rápida variação)Menos de 95 % de UR (sem condensação)Tipo de montagem na parede
Estrutura à prova de chamas
Ex d ⅡC T6 X(Japan Ex)
Aprox. 148 (L) × 167 (A) × 88 (P) mm (excluindo porções de projeção)Aprox. 2,0 kg
Munsell 7.5BG5/2

A faixa de temperatura ambiente que mantém a capacidade de prova de explosão da etiqueta no detector é -20 - +53 °C.
Entretanto, a faixa de temperatura operacional disponível é diferente, dependendo do gás detectável.

- 49 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

＜Lista de gás detectável＞
Código de gás

Faixa de medição

Ponto dealarmeLNG
1,2-Dicloroetano
1,3-Dioxolano
1-Buteno
1-Hexeno
Acetona
IsobutanoIsobutanoÁlcool isopropílico
Isopentano
Etano
EtanolEtilenoXilenoCloreto de metila
Acetato de etilo
Acetato n-butilÓxido de propileno
Ciclopentano

LNG
EDC
C3H6O2C4H8
1-C6H12C3H6O
i-C4H10i-C4H8IPA
i-C5H12
C2H6
C2H5OH
C2H4
C8H10
CH3CL
EtAC
C6H12O2
PO
C5H10

Diclorometano
Carbonato de dietila
Carbonato de dimetila
Tetraidrofurano
Gás urbano 13A
ToluenoDióxido de carbono
n-Butanon-Hexano

CH2CL2
C5H10O3C3H6O3
THF
13A
C7H8
CO2
n-C4H10n-C6H14n- Heptano
Pentano1,3-Butadieno
PropanoAcetato de éter etílico depropilenoglicol
Benzeno
Metanon-C7H16n-C5H12C4H6
C3H8

0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 5000 ppm
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 10000 ppm
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 5 vol%0 - 10 vol%0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1250
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
5000
25,0
25,0
1,25
2,5
25,0
25,0
25,0
25,0

Temperatura de operação
Especificação
Especificações dejaponesa
exportação
-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C

PGMMEAc

0 - 100 %LEL

25,0

-20 - 53 °C-20 - 60 °C

C6H6
CH4

0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 vol%0 - 100 %LEL
0 - 10000 ppm
0 - 100 %LEL

25,0
25,0
25,0
25,0
2500
25,0

-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 53 °C-20 - 53 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-10 - 50 °C-20 - 60 °C-20 - 60 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-20 - 60 °C

Gás detectável

Metanol
Metiletilcetona

CH3OH
MEK

* Entre em contato com nosso departamento de vendas no exterior ou nosso representante local, exceto para o gás mencionado
acima.

- 51 -

11 Definição de termos

11

Definição de termos
Tipo infravermelhonão dispersivo
Ligação inicial
Escala máxima%LEL
CalibraçãoSupressão zero
INHIBIT
Comunicação
HART

Este é um princípio do sensor instalado na cabeça detectora.
Veja o ‘10-2. Princípio de detecção’ para detalhes.
A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar aalimentação.
Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante esse
tempo.
Valor máximo da faixa de detecção.
Uma unidade cujo limite de explosão inferior (LEL) do gás combustível a detectar
está definido para 100.
Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás de calibração.
Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem.
A função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante amanutenção, etc., do detector.
A isto também se chama “avanço de ponto”, que tem a mesma função.
A sinalização digital do sinal 4 - 20 mA CC é sobreposta e consiste em métodos
que transmitem vários sinais.

- 53 -

Histórico de Revisão
EdiçãoRevisão

Data deemissão

0Primeira edição (PT2E-3090)

04/27/2021

1

Declaração de conformidade

11/12/2021

2

P6 Informação de Segurança, Declaração de conformidade

03/14/2023