PT0pt-1942

Monitor de Gás Portátil
Série 04

Manual Técnico(PT0-189)

ÍndiceÍndice1. Visão geral do produto .................................................................................................................................................6
1-1. Introdução .............................................................................................................................................................6
1-2. Utilização prevista .................................................................................................................................................8
1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA...................................................................................................................9
1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão ............................................................ 10
2. Informações importantes sobre segurança ............................................................................................................... 11
2-1. Informação de perigo .......................................................................................................................................... 11
2-2. Informação de aviso........................................................................................................................................... 14
2-3. Informação de precaução .................................................................................................................................. 18
2-4. Informação de Segurança ................................................................................................................................. 23
3. Configuração do produto........................................................................................................................................... 26
3-1. Unidade principal e acessórios .......................................................................................................................... 26
3-2. Nomes das peças e funções ............................................................................................................................. 28
3-2-1. Unidade principal ..................................................................................................................................... 28
3-2-2. Visor LCD ................................................................................................................................................ 30
3-3. Inserir as baterias............................................................................................................................................... 31
4. Funções do alarme ................................................................................................................................................... 35
4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme ...................................................................................... 35
4-2. Ativação do alarme de gás................................................................................................................................. 42
4-3. Ativação do alarme de falha............................................................................................................................... 44
4-4. Aviso de faixa de temperatura fora de operação ............................................................................................... 45
5. Instruções de uso ...................................................................................................................................................... 46
5-1. Nota de uso ........................................................................................................................................................ 46
5-2. Preparação da inicialização ............................................................................................................................... 46
5-3. Ligando .............................................................................................................................................................. 47
5-4. Executar a calibração do ar ............................................................................................................................... 53
2 / 173Índice5-5. Medição da concentração de gás ...................................................................................................................... 56
5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição) ............................ 58
5-6-1. Procedimento para exibir o modo de exibição ........................................................................................ 58
5-6-2. Itens exibidos no modo de exibição ........................................................................................................ 59
5-7. Desligando ......................................................................................................................................................... 64
6. Configurações do modo usuário ............................................................................................................................... 65
6-1. Procedimento de configuração do modo usuário .............................................................................................. 65
6-2. Itens de configuração do modo de usuário........................................................................................................ 68
6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET) ....................................................................................... 72
6-3-1. Ativar/desativar expiração da calibração (CAL.RMDR) .......................................................................... 73
6-3-2. Intervalo da data de vencimento da calibração (CAL.INT) ..................................................................... 74
6-3-3. Configuração da operação após a data de calibração expirar (CAL.EXPD) .......................................... 75
6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET) ........................................................................ 77
6-4-1. Configuração do teste de resposta (SETTING) ...................................................................................... 78
6-4-2. Ativar/Desativar expiração do teste de resposta (BP.RMDR) ................................................................. 82
6-4-3. Configuração do intervalo da data de expiração do teste de resposta (BP.INT) .................................... 83
6-4-4. Definição do comportamento após a expiração do teste de resposta (BP.EXPD) ................................. 84
6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P) .................................................................................. 86
6-5-1. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P) ....................................................................... 87
6-5-2. Redefinindo os pontos de ajuste de alarme (DEF.ALMP) ...................................................................... 94
6-6. Ativar/desativar a pausa para almoço (LUNCH)................................................................................................ 95
6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP) .................................................................................................. 96
6-7-1. Configuração da operação do bipe (BEEP.SEL) .................................................................................... 97
6-7-2. Configuração do intervalo do bipe (BEEP.INT) ....................................................................................... 98
6-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME) ............................................................................... 99
6-9. Ativar/desativar o tom de operação das teclas (KEY.TONE)........................................................................... 100
6-10. Ativar/desativar exibição de item no modo de exibição (DISP.SET) ............................................................. 101
6-11. Configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL) .................................................................................. 102
6-12. Configuração de data e hora (DATE) ............................................................................................................ 103
3 / 173Índice
6-13. Configuração de senha do modo de usuário (PASS-W) ............................................................................... 104
6-14. Visor ROM/SUM (ROM/SUM) ....................................................................................................................... 105
7. Manutenção ............................................................................................................................................................ 106
7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção .......................................................................................... 106
7-2. Executando a calibração.................................................................................................................................. 108
7-2-1. Preparação para calibração .................................................................................................................. 108
7-2-2. Exibindo a tela de calibração (GAS CAL) ............................................................................................. 121
7-2-3. Executar a calibração do ar................................................................................................................... 122
7-2-4. Executando calibração AUTO ............................................................................................................... 125
7-3. Realização dos testes de resposta .................................................................................................................. 134
7-4. Realização dos testes de alarme..................................................................................................................... 140
7-5. Instruções de limpeza ...................................................................................................................................... 142
7-6. Substituição de peças ...................................................................................................................................... 143
7-6-1. Peças de substituição periódica ............................................................................................................ 143
7-6-2. Substituição do filtro .............................................................................................................................. 146
7-6-3. Substituição do sensor .......................................................................................................................... 152
8. Armazenamento e descarte .................................................................................................................................... 155
8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados.......................... 155
8-2. Descarte do produto ........................................................................................................................................ 156
9. Resolução de problemas ........................................................................................................................................ 157
9-1. Anomalias do produto ...................................................................................................................................... 157
10. Especificações do produto ...................................................................................................................................... 161
10-1. Especificações comuns ................................................................................................................................. 161
10-2. Especificações por modelo ............................................................................................................................ 163
11. Apêndice ................................................................................................................................................................. 167
11-1. Função de registrador de dados .................................................................................................................... 167
11-2. Terminologia ................................................................................................................................................... 170
11-3. Política de garantia......................................................................................................................................... 171
11-3-1. Garantia do produto ............................................................................................................................. 171
4 / 173Índice
11-3-2. Garantia do sensor .............................................................................................................................. 172

5 / 173

1. Visão geral do produto

1-1. Introdução

1Visão geral do produto
1-1. Introdução
Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil Série 04 (a seguir designado como “produto”).
Este manual técnico descreve os procedimentos e especificações operacionais do produto. Ele fornece informações
essenciais para corrigir o uso do produto.
Certifique-se de ter lido e entendido completamente o conteúdo deste manual antes de usar o produto.
Mantenha esse manual técnico em mãos para rápida conferência durante uso.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio a fim de permitir melhorias no produto. Qualquer
duplicação ou reprodução deste manual sem permissão é proibida, em parte ou em totalidade.
A RIKEN KEIKI não se responsabiliza por acidentes ou danos resultantes do uso do produto, dentro ou fora do períodode garantia.
Revise a política de garantia indicada na garantia.

<Verificações feitas após a compra>

Antes de utilizar o produto, confirme se o modelo do produto que adquiriu corresponde ao modelo do produto coberto
neste manual técnico.

6 / 173

1. Visão geral do produto

1-1. Introdução

Modelos cobertos por este manual técnico
 OX-04G
 OX-04
 CO-04
 HS-04
 CO-04 (C-)
 CX-04 SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2)

<Este manual técnico>
Neste manual técnico, onde as descrições diferem de acordo com o modelo, os seguintes ícones são usados para
indicar cada um dos modelos:
OX-04GOX G

SC-04 (SO2)

SO2

OX-04

OX

SC-04 (NO2)

NO2

CO-04

CO

SC-04 (HCN)

HCN

HS-04

HS

SC-04 (PH3)

PH3

CO-04 (C-)

C-

SC-04 (NH3)

NH3

CX-04

CX

SC-04 (CL2)

CL2

Os procedimentos e especificações operacionais para os quais nenhum ícone aparece se aplicam a todos os modelos.
Nos casos sem diferenças significativas de modelo para modelo, os exemplos de exibição são retirados do CO-04(CO) (gás alvo de detecção: CO (monóxido de carbono)).

7 / 173

1. Visão geral do produto

1-2. Utilização prevista

1-2. Utilização prevista
O produto é um monitor de gás portátil para uso pessoal projetado para detectar gases na atmosfera circundante.
Ele mede as concentrações de gases tóxicos e oxigênio na atmosfera e emite um alarme quando as concentrações
de gases atingem níveis predefinidos, alertando os usuários sobre os riscos de envenenamento por gás edeficiência de oxigênio.
Os resultados da detecção se destinam a garantir a vida ou segurança.
Os modelos a seguir estão disponíveis para detectar vários gases-alvo de detecção.
Verifique as especificações antes de usar para confirmar que os gases corretos serão detectados de acordo com a
finalidade pretendida.
<Lista de gases alvo de detecção por modelo>
ModeloOX-04G

Gás alvo de detecção
Oxigênio (tipo de célula galvânica)

Model
SC-04 (SO2)

Detection target gas
Dióxido de enxofre

OX-04Oxigênio (tipo eletroquímico)

SC-04 (NO2)Dióxido de nitrogênio

CO-04

Monóxido de carbono

SC-04 (HCN)

Cianeto de hidrogênio

HS-04

Sulfato de hidrogênio

SC-04 (PH3)

FosfinaCO-04 (C-)

Monóxido de carbono*

SC-04 (NH3)AmôniaCX-04

Monóxido de carbono, oxigênio

SC-04 (CL2)Cloro* O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a interferência de hidrogênio. Essa função
funciona para concentrações de hidrogênio até 2.000 ppm. (No entanto, se usado em um ambiente com mais de 40 °C por mais de 15
minutos, pode ser afetado por interferência de hidrogênio e indicar uma concentração de monóxido de carbono maior do que a real).

8 / 173

1. Visão geral do produto

1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA

1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA
Este manual técnico usa as seguintes categorias para indicar possíveis danos/perigos se o usuário desconsiderar as
informações fornecidas e usar o produto incorretamente:

PERIGO

Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode
resultar em ferimentos graves ou fatais ou danos significativos àpropriedade.

AVISO

Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode
resultar em ferimentos graves ou danos significativos àpropriedade.

CUIDADO

Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode
resultar em ferimentos leves ou danos menores à propriedade.

Além disso, as recomendações de uso são indicadas da seguinte maneira:

NOTA

Isso indica itens que serão úteis conhecer ao usar o produto.

9 / 173

1. Visão geral do produto

1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão

1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão
As especificações do produto variam dependendo dos padrões específicos e da certificação de proteção contra
explosão. Verifique as especificações do produto antes de usá-lo. Para modelos com marcação CE, consulte a
Declaração de Conformidade no final deste documento.
Para especificações de produto, consulte a placa de identificação fixada atrás do produto.

Sinalização docertificado de tipo
de exame

Placa de identificação típica para modelos com certificado deconformidade para equipamentos elétricos utilizados
em atmosferas potencialmente explosivas(norma japonesa com relação à prova de explosão)Marcação Ex
Marcação CE
Marcação INMETRO

Placa de identificação típica para modelos
ATEX/IECEx/INMETRO

10 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-1. Informação de perigo2

Informações importantes sobre
segurança
Para manter o desempenho do produto e garantir o uso seguro, observe sempre as seguintes instruções de PERIGO,AVISO e CUIDADO.

2-1. Informação de perigo
PERIGO
Proteção contra explosão
• Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
• Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra riscos deeletricidade estática:
・ Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
・ Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência a vazamentos
de 10 MΩ ou inferior).
• Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.
• Use as baterias indicadas na placa de certificação conectada à unidade principal. O desempenho exigido àprova de explosão não pode ser garantido se forem usadas baterias diferentes das especificadas.

11 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-1. Informação de perigo

As especificações de bateria são as seguintes:<Especificações de células secas>
・ A classe de proteção contra explosão é Ex ia IIC T4 Ga.
・ As classificações são as seguintes:
・ Modelos japoneses:
Alimentação: 3 V CC (bateria Toshiba LR03 × 2)
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C
・ Modelos de exportação:Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C・ Não aceita baterias recarregáveis.
<Especificações da bateria recarregável>・ A classe de proteção contra explosão é Ex ia IIC T3 Ga.
・ As classificações são as seguintes:
Alimentação: 2,4 V CC, 1 mA (bateria Panasonic eneloop (BK-4MCC) × 2)
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C
・ Use duas baterias eneloop (BK-4MCC) (Panasonic). Não aceita pilhas com células secas.
・ Use um recarregador BQ-CC23 (Panasonic, recarregamento com controle Delta Vt).
・ A classificação para recarga é de 1,5 V CC, 550 mA.
・ Recarregue as baterias apenas em locais seguros.
• Se o produto for usado como um dispositivo à prova de explosão, observe que as condições de classificação à
prova de explosão especificam o tipo de bateria a ser usada.
Os tipos de bateria são os seguintes:<Especificações de células secas>
・ Modelos japoneses:
Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)
12 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-1. Informação de perigo

・ Modelos de exportação:Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)
<Especificações da bateria recarregável>Bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2• Diretrizes<Modelos de exportação (IECEx)><Modelos de exportação (ATEX)><Modelos japoneses (JPEx)>
・ IEC 60079-0:2017
・ EN IEC 60079-0:2018
・ JNIOSH-TR-46-1:2015
・ IEC 60079-11:2011
・ EN60079-11:2012
・ JNIOSH-TR-46-6:2015

PERIGO OX G

OX

CX

Uso
• Ao medir o interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite para o interior do bueiro ou
espaço fechado.
Esses locais podem gerar e descarregar ar com deficiência de oxigênio ou outros gases.

13 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-2. Informação de aviso

2-2. Informação de aviso
AVISO
Calibração de ar no ambiente• Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar.
A presença de gases de interferência impedirá a calibração adequada do ar. A presença de gases deinterferência também é extremamente perigosa porque o produto pode não detectar corretamente os
vazamentos de gás.
Verificação do nível da bateria• Verifique os níveis da bateria antes de usar o produto. As baterias podem ficar descarregadas se não forem
usadas por longos períodos.
Sempre substitua por novas baterias antes de usá-las.
Os tipos de bateria são os seguintes:<Especificações de células secas>
・ Modelos japoneses:
Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)
・ Modelos de exportação:Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)
<Especificações da bateria recarregável>bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2• Se ocorrer um alarme de baixa tensão da bateria, o gás não poderá ser detectado. Se ocorrer um alarme debaixa tensão durante o uso, desligue a energia e substitua as baterias.
Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração é nitrogênio e um gás tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até àmorte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
14 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-2. Informação de aviso• Para calibração, use um gás padrão que consiste no gás alvo de detecção diluído em nitrogênio ou ar. A
calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
Manuseio do sensor• Nunca desmonte o sensor do tipo eletroquímico dentro do produto.
O contato com o eletrólito dentro do sensor pode resultar em inflamação da pele. O contato com os olhos pode
resultar em cegueira. O contato com a roupa pode resultar em descoloração ou orifícios. Se ocorrer contato
com o eletrólito, lave imediatamente a área com muita água.
• Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar o sensor de oxigênio.
Diversos• Não descarte o produto no fogo.
• Não lave o produto, seja em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpeza ultrassônica.
• Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.
• Não remova as baterias enquanto a alimentação estiver ligada.

AVISO

CX

Substituição da bateria ou substituição do sensor• Poderá ocorrer um alarme de OVER se a energia for ligada dentro de 10 minutos após a substituição dasbaterias, do sensor e do filtro. Isso se deve às características do sensor.
Se ocorrer um alarme OVER em ar fresco após a substituição das baterias, do sensor e do filtro, desligue aenergia e ligue-a novamente depois de esperar pelo menos 10 minutos.

15 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-2. Informação de aviso

AVISO NH3
Substituição da bateria, substituição do sensor e substituição do filtro• Imediatamente após a aplicação da energia, a indicação pode aumentar temporariamente. Isso se deve àscaracterísticas do sensor. Ao substituir a bateria ou o filtro antes de a bateria ficar sem energia, aguarde pelo
menos 10 minutos e, ao substituir o sensor, substituir a bateria devido a uma bateria descarregada ou removera bateria e não usá-la por um longo período, aguarde pelo menos 120 minutos antes de ligar a energia
novamente.

AVISO CL2
Substituição da bateria e do sensor• Poderá ocorrer um alarme de OVER se a energia for ligada dentro de 10 minutos após a substituição dasbaterias e a substituição do sensor. Isso se deve às características do sensor.
Se ocorrer um alarme OVER em ar fresco após a substituição das baterias e do sensor, desligue a energia eligue-a novamente depois de esperar pelo menos 10 minutos.

16 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

AVISO

2-2. Informação de aviso

C-

Manuseando o gás de calibração
• O sensor de monóxido de carbono com compensação de hidrogênio deve ser calibrado separadamente para
monóxido de carbono e hidrogênio.
• Se a calibração da sensibilidade ao hidrogênio não for realizada, as leituras de monóxido de carbono podem ser
imprecisas devido à interferência do hidrogênio.
• Devido ao mecanismo de compensação de hidrogênio, as leituras de monóxido de carbono podem aumentar
temporariamente se as concentrações de gás hidrogênio aumentarem rapidamente na atmosfera que estásendo medida.

17 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-3. Informação de precaução

2-3. Informação de precauçãoCUIDADONão use o produto em locais onde possa ser exposto a óleo, produtos químicos ou outras substâncias.
Evite submergir deliberadamente o produto em água.
• Não use o produto em locais onde possa ser exposto a óleo, produtos químicos, líquidos ou outras substâncias.
Não use walkie-talkies perto do produto.
• As funções do produto podem ser afetadas por ondas de rádio emitidas por walkie-talkies ou outrostransmissores de rádio usados nas proximidades.
Posicione quaisquer transceptores ou outros dispositivos semelhantes para que eles não afetem as funções do
produto.
• Evite usar o produto próximo a dispositivos que emitem radiação eletromagnética forte (dispositivos de altafrequência ou alta tensão).
Certifique-se de realizar manutenção regular.
• O produto é um dispositivo de segurança. Mantenha o produto regularmente para garantir a segurança.
Continuar usando o produto sem manutenção adequada resultará em variações de sensibilidade do sensor,
impedindo a detecção precisa de gás.
Manutenção
• Substitua os filtros a cada seis meses.
• Manuseie os filtros com cuidado. Não use esse produto com filtros danificados.
Não use o produto em locais fora das faixas de temperatura e umidade operacionais.
• As faixas de temperatura e umidade de operação do produto são as seguintes: Evite usar o produto em
temperaturas ou níveis de umidade fora da faixa de operação indicada.
OX-04G：<Ambiente de uso contínuo> Temperatura: −20 °C a +50 °C
Umidade: 10 %UR a 90 %UR
OX-04, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), CX-04, SC-04 (SO2, NO2, PH3, CL2):<Ambiente de uso contínuo> Temperatura: −20 °C a +50 °C
Umidade: 10 %UR a 90 %UR<Ambiente de uso temporário>Temperatura: −40 °C a +60 °C
Umidade: 0% UR a 95% UR

18 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-3. Informação de precaução

SC-04 (HCN)：< Ambiente de uso contínuo>Temperatura: −20 °C a +50 °C
Umidade: 10 %UR a 90 %UR< Ambiente de uso temporário> Temperatura: −20 °C a +60 °C
Umidade: 0 %UR a 95 %UR
SC-04 (NH3)：< Ambiente de uso contínuo>Temperatura: −20 °C a +50 °C
Umidade: 10 %UR a 90 %UR< Ambiente de uso temporário> Temperatura: −30 °C a +50 °C
Umidade: 0 %UR a 95 %UR• Evite usar por longos períodos em locais expostos à luz solar direta.
• Evite armazenar o produto no interior de veículos estacionados em climas quentes.
• Observe que a umidade pode afetar as leituras, mesmo quando a umidade está dentro da faixa especificada.
Calibração do ar• O ar calibra o produto usando ar fresco a pressões, temperaturas e níveis de umidade semelhantes ao
ambiente de uso real.
• Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
• Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue aenergia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca dedez minutos*1 e faça a calibração do ar usando ar fresco antes de usar o produto.
Diversos• Pressionar botões desnecessariamente pode alterar as configurações e impedir que os alarmes sejam ativados
corretamente. Evite executar quaisquer operações não descritas neste manual técnico.
• Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Fazer isso pode prejudicar o desempenho à prova de águae à prova de explosão ou reduzir a sensibilidade.
• Não aperte o sensor ou a abertura de som da buzina com itens afiados ou pontiagudos. Isso pode resultar em
mau funcionamento ou danos ao produto, impedindo medições precisas.
• O produto é um dispositivo de precisão. Não submeta o produto a fortes impactos ou vibrações.
• Mantenha o produto longe de campos magnéticos. Campos magnéticos podem causar falhas ou mau
funcionamento do produto. Se o produto não funcionar corretamente, use-o longe de campos magnéticos.
Substituição da bateria• Substitua as pilhas imediatamente (dentro de 10 minutos).
Se o produto for armazenado por longos períodos com as baterias removidas, um alarme [FAIL SENSOR](anormalidade do sensor) poderá ocorrer em casos raros quando a energia for ligada. Se isso ocorrer, aguarde
alguns minutos*2 antes de ligar a energia novamente.
19 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-3. Informação de precaução

• Certifique-se de desligar a alimentação do produto quando substituir as baterias.
• Sempre substitua as baterias por novas.
• Observe a polaridade ao inserir as baterias. Se inserida com a polaridade errada, a tela para definir a data e ahora aparecerá na próxima vez que a energia for ligada.
• Não use baterias que não sejam os tipos especificados.
• Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.
Armazenamento• Se o produto não for utilizado por longos períodos, guarde com as baterias removidas. Vazamentos de bateria
podem resultar em incêndio ou ferimentos.
*1 OX-04G, SC-04(NH3): 30 minutos/
OX-04, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), CX-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, CL2): 10 minutos*2 OX-04G, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3): 5 minutos/
CX-04, SC-04(CL2): 10 minutos/SC-04(NH3): 120 minutos/OX-04: Não se aplica

CUIDADO

OX

CO

HS

C-

CX

SO2

NO2

HCN

PH3

NH3

CL2

Ativação do alarme de gás• Se o sensor tiver sido exposto a altas concentrações de gás (incluindo o gás alvo de detecção ou o gás deinterferência), pode levar alguns minutos ou até várias horas para que a leitura da tela retorne a [0ppm] ([20,9%]para oxigênio). (Por exemplo, altas concentrações de hidrogênio, hidrocarbonetos insaturados, álcool etc.)

20 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

CUIDADOOX

2-3. Informação de precaução

CX

Sensor de oxigênio
• Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão breve flutuação,impedindo medições exatas.
• Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio
aumentarão, impedindo a medição exata.

CUIDADOC-

Calibração
• A calibração do gás hidrogênio pode se tornar impossível quando o produto é usado ou armazenado por longos
períodos em ambientes secos.
Se [FAIL A-CAL] (anormalidade na calibração) aparecer durante a calibração da sensibilidade ao hidrogênio,deixe o produto durante a noite ou mais em um local com umidade suficiente e execute a calibração
novamente. Se não for possível executar a calibração da sensibilidade ao CO, entre em contato com a RIKEN
KEIKI para solicitar a substituição do sensor.

CUIDADOCX• Evite usar o produto continuamente por períodos longos (um dia ou mais) em um ambiente de baixa
temperatura (abaixo de −20 ºC) ou armazená-lo nesse ambiente.

21 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

CUIDADO SO2

2-3. Informação de precaução

NO2

Não use o produto em locais fora da faixa de temperatura e umidade operacionais.
• Devido ao filtro incorporado neste produto, a resposta ao gás pode diminuir em ambientes de alta umidade..

CUIDADO NH3• Existe a possibilidade de flutuação temporária da indicação em resposta a mudanças repentinas na umidade*.
Permita que o produto se adapte suficientemente ao ambiente operacional antes de ligá-lo novamente.
Reconecte a fonte de alimentação.
* Por exemplo, entrar em uma sala pelo lado de fora quando está chovendo, cobrir o sensor com a mão

22 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança

2-4. Informação de Segurança
Este produto é um monitor portátil de gás único/dois gases para detectar gás.
Este produto usa duas baterias alcalinas AAA (Toshiba LR03 ou Duracell MN2400/PC2400) ou duas baterias
AAA Ni-MH (Panasonic eneloop (BK-4MCC)) para fonte de alimentação. Realize a substituição da bateria
apenas em uma área segura.

< Especificações Japan Ex>
Construção à
Construção intrinsecamente segura à prova de explosão
prova deexplosão
Classe à prova
Ex ia IIC T4 Ga (Especificações da célula seca)de explosão
Ex ia IIC T3 Ga (Especificações da bateria recarregável)Temperatura-40 ℃ a +60 ℃
ambiente*
Classificação
Fonte de alimentação: Bateria Toshiba LR03 × 2 (3 V CC, 1 mA)
ApplicableJNIOSH-TR-46-1: 2015
guidelinesJNIOSH-TR-46-6: 2015
*A temperatura ambiente refere-se a temperaturas na faixa em que o desempenho à prova de explosão pode sermantido. Ela não implica a faixa de temperatura na qual o desempenho exigido do produto pode ser alcançado. Paraobter informações sobre a faixa de temperatura operacional, consulte `10. Especificações do produto".

23 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança< Especificações ATEX/IECEx>
Construção à
prova deexplosão
Classe à prova
de explosão

Construção intrinsecamente segura à prova de explosão

Ex ia IIC T4/T3 Ga
II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga

Temperatura
ambiente*
Electrical
specifications-40 ℃ a +60 ℃

T4: Alimentado por duas baterias alcalinas conectadas em série, LR03 da Toshiba ou
MN2400/PC2400 da Duracell (Somente a LR03 da Toshiba pode ser usada para modelosjaponeses.)
T3: Alimentado por duas pilhas AAA Ni-MH conectadas em série, eneloop (BK-4MCC) da
Panasonic
Números de・ IECEx: IECEx DEK 19.0059
certificados
・ ATEX: DEKRA 19 ATEX 0097
Lista de normas ・ IEC 60079-0:2017
・ EN IEC 60079-0:2018
・ IEC 60079-11:2011
・ EN60079-11:2012*A temperatura ambiente refere-se a temperaturas na faixa em que o desempenho à prova de explosão pode sermantido. Ela não implica a faixa de temperatura na qual o desempenho exigido do produto pode ser alcançado.
Para obter informações sobre a faixa de temperatura operacional, consulte `10. Especificações do produto".

24 / 173

2. Informações importantes sobre segurança

2-4. Informação de Segurança

AVISO• Não substitua as baterias em locais perigosos.
• Não tente desmontar nem alterar o produto.
• Use apenas duas baterias alcalinas AAA conectadas em série, LR03 de fabricação Toshiba ou
MN2400/PC2400 da Duracell ou use duas baterias AAA Ni-MH conectadas em série, eneloop (BK-4MCC)
de fabricação Panasonic.
・ T4: LR03 de fabricação Toshiba ou MN2400/PC2400 da Duracell(Somente a LR03 da Toshiba pode ser usada para modelos japoneses.)
・ T3: eneloop (BK-4MCC) fabricada pela Panasonic

INST. N.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB

C

D

E

A: Ano de fabricação (0-9)
B: Mês de fabricação (1-9, XYZ para Out.-Dez.)
C: Lote de fabricação
D: Número de série
E: Código de fábrica
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone:+81-3-3966-1113
Fax:+81-3-3558-9110
E-mail:intdept@rikenkeiki.co.jp
Website:http://www.rikenkeiki.co.jp

25 / 173

3. Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios

3

Configuração do produto
3-1. Unidade principal e acessórios
Abra a caixa e embalagem e inspecione a unidade principal e os acessórios.
Se alguma coisa estiver faltando, contate a RIKEN KEIKI.

<Unidade principal e acessórios padrão>Unidade principal

Acessórios padrão
Barra de mola × 2 (instalada)
Especificações de células secas: Bateria alcalina AAA × 2(instalada)
Especificações da bateria recarregável:Bateria AAA Ni-MH × 2 (instalada)

Tampa de proteção de borracha × 1 (instalada)

26 / 173

Fivela do cinto × 1 (instalada)
Modelos japoneses

Manual técnico × 1
Garantia do produto × 1

Garra jacaré × 1
Modelos de exportação

3. Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios

<Itens opcionais (vendidos separadamente)> Filtro do pó Filtro de poeira (embutido) (exceto SC-04 (CL2))
 Espaçador (SC-04 (CL2))
 Filtros
HS-04, SC-04(PH3):
Filtro de controle de umidade CF-A13i-1
SC-04(NH3):
Filtro de controle de umidade CF-B134-1
CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Filtro de remoção de gás de interferência CF-6280
SC-04 (SO2):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-1
SC-04 (HCN):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-3
SC-04 (SO2):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-5
 Fivela do cinto Garra jacaré
 Clipe de montagem de capacete (para sensor de monóxido de carbono) Caixa resistente ao calor Adaptador de calibração
 Alça de mão Banda Programa de gerenciamento de registrador de dados

27 / 173

3. Configuração do produto

3-2. Nomes das peças e funções

3-2. Nomes das peças e funções
3-2-1. Unidade principal① Lâmpada do alarme/
Porta de comunicação
infravermelha② Abertura do
som da buzina⑥ Sensor⑧ Fivela docinto⑨ Tampa dabateria③ Visor LCD④ Botão AIR⑤ Botão POWER/MODENº⑦ Tampa de proteção deborrachaNomeFunção①

Lâmpada do
alarme/Porta decomunicação
infravermelha

Pisca em vermelho quando ocorre um alarme.
Esta é usada para comunicação de dados com um PC ao usar um programa de
gerenciamento de registrador de dados (vendida separadamente)*.

②

Abertura do som dabuzinaAo abrir, emite sons de operação e de alarme. Bloquear a abertura de som da buzina
abafará ou silenciará o aviso audível.

③

Visor LCD

Exibe o nome do gás alvo de detecção, a concentração do gás, o nível da bateria, etc.

28 / 173

3. Configuração do produto
Nº3-2. Nomes das peças e funções

NomeFunção④Botão AIR

Executa a calibração do ar no modo de medição. Utilizado para selecionar funções nomodo de usuário, etc.

⑤

Botão
POWER/MODE

Liga/desliga a energia. Confirma as operações no modo de usuário, etc.

⑥

SensorO sensor para detecção de gás está instalado.

⑦

Tampa de proteção
de borracha

Tampa protegendo o produto⑧

Fivela do cinto

Usado ao afivelar um cinto⑨

Tampa da bateria

Tampa protegendo as baterias* O programa de gerenciamento do registrador de dados é vendido separadamente. Para mais informações, consulte o manual de
instruções sobre o gerenciamento do registrador de dados.

29 / 173

3. Configuração do produto

3-2. Nomes das peças e funções

3-2-2. Visor LCD① Visor de nome/
concentração
de gás③ Visor do estado deoperação

② Ícone de nível
da bateria④ Visor de informações

Nº
①
②
③
④

Nome
FunçãoVisor de nome/
Exibe o nome do gás alvo de detecção e a concentração do gás.
concentração de gásÍcone do nível da bateria Indica os níveis da bateria.
Indica o estado operacional no modo de medição.
Pisca quando normal. O intervalo intermitente muda de aproximadamente uma vez a
Visor do estado decada segundo para aproximadamente uma vez a cada dois segundos, se nenhuma
operação
operação for realizada por cerca de 30 segundos. No modo usuário, o intervalointermitente muda para aproximadamente uma vez a cada quatro segundos.
Visor de informações Exibe várias informações.

NOTA
 A seguir, é apresentado um guia para os níveis de bateria:: Suficiente /: Baixo / : Substitua as baterias.
O ícone do nível da bateria piscará ( ) se os níveis da bateria descerem ainda mais.
 Se a configuração de expiração do teste de resposta estiver ativada e a data de validade do teste de resposta
não tiver passado, [✔] será exibido na parte inferior do LCD. (Consulte “6-4-2. Ativar/Desativar expiração doteste de resposta (BP.RMDR)”.)
30 / 173

3. Configuração do produto

3-3. Inserir as baterias

3-3. Inserir as baterias
Ao usar o produto pela primeira vez ou quando os níveis da bateria estiverem baixos, insira/troque por duas novas
baterias.
Os tipos de bateria são os seguintes:<Especificações de células secas>
 Modelos japoneses:
Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)
 Modelos de exportação:Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)
<Especificações da bateria recarregável>bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2
1 Confirme se a alimentação do produto está
desligada.
Se a energia estiver ligada, mantenha pressionado
o botão POWER/MODE por pelo menos trêssegundos para desligar a energia.
2 Use uma chave de fenda para soltar o parafuso
de retenção da tampa da bateria e abra a tampa
da bateria.
Se um clipe de cinto tiver sido instalado, abra-o.

Parafuso de retenção da tampa da bateria
Tampa da bateria

Fivela do cinto

31 / 173

Tampa dabateria3. Configuração do produto

3-3. Inserir as baterias

3 Remova as pilhas antigas e insira novas.
Observe a polaridade.
Ao remover as baterias, empurre a extremidade [+]na direção da extremidade [−] e levante. Retire asbaterias uma de cada vez.
Ao inserir as baterias, combine as marcações depolaridade com as marcações dentro do produto.
4 Feche a tampa da bateria e aperte o parafuso
de retenção da bateria com a chave de fenda.

Extremidade [+]Extremidade [+]Empurre a bateria na direção daextremidade [-].

Levante a bateria.

PERIGO• Se o produto for usado como um dispositivo à prova de explosão, observe que as condições de classificação à
prova de explosão especificam o tipo de bateria a ser usada.
Os tipos de bateria são os seguintes:<Especificações de células secas>
・ Modelos japoneses:
Alimentação: 3 V CC, 1mA (bateria Toshiba LR03 × 2)
・ Modelos de exportação:Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)
<Especificações da bateria recarregável>bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2

32 / 173

3. Configuração do produto

AVISO

3-3. Inserir as baterias

CX• Poderá ocorrer um alarme de OVER se a energia for ligada dentro de 10 minutos após a substituição dasbaterias, do sensor e do filtro. Isso se deve às características do sensor. Se ocorrer um alarme OVER em arfresco após a substituição das baterias, do sensor e do filtro, desligue a energia e ligue-a novamente depois deesperar pelo menos 10 minutos.

AVISO NH3
• Imediatamente após a aplicação da energia, a indicação pode aumentar temporariamente. Isso se deve àscaracterísticas do sensor. Ao substituir a bateria ou o filtro antes de a bateria ficar sem energia, aguarde pelo
menos 10 minutos e, ao substituir o sensor, substituir a bateria devido a uma bateria descarregada ou removera bateria e não usá-la por um longo período, aguarde pelo menos 120 minutos antes de ligar a energia
novamente.

CUIDADO• Certifique-se de desligar a alimentação do produto quando substituir as baterias.
• Sempre substitua por duas novas baterias do mesmo tipo.
• Observe a polaridade ao inserir as baterias.
• Não use baterias que não sejam os tipos especificados.
33 / 173

3. Configuração do produto

3-3. Inserir as baterias• Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.
• A tela de configuração de data e hora será exibida nos seguintes casos. Defina a data e a hora referentes a“6-12. Configuração de data e hora (DATE)”.
・ Quando as baterias são inseridas pela primeira vez
・ Quando as baterias são inseridas após o produto ter sido deixado por cinco minutos ou mais sem baterias ao
substituí-las, etc.
・ Quando as pilhas são inseridas com a polaridade errada
・ Quando um botão é pressionado sem bateria ao substituir as baterias, etc.

CUIDADO OX G

CO

HS

C-

SO2

NO2

HCN

PH3

• O sensor levará cerca de cinco minutos para estabilizar após a substituição das baterias. Depois de substituir asbaterias, aguarde pelo menos cinco minutos antes de usar o produto.

CUIDADOCX

CL2• O sensor levará cerca de 10 minutos para estabilizar após a substituição das baterias. Depois de substituir asbaterias, aguarde pelo menos 10 minutos antes de usar o produto.

34 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme4Funções do alarme
4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme
OX G

OX

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H) e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarmeNome
do gásmedidoOxigênio

Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeOVER(OVER)

18,0 %

18,0 %

25,0 %

40,0 %

35 / 173

4. Funções do alarmeCO

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarmeC-

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme
mostrados na tabela a seguir. (Modelos japoneses: Redefinição automática/Modelos de exportação: Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme integrado (A-1H) ou o alarme TWA (TWA)* e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarme
Nome do Monóxido Japão
gásdemedido carbono Ｅｘｐｏｒｔａçãｏ

Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

Alarmeintegrado(A-1H)

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

50 ppm

150 ppm

150 ppm

200 ppm

150 ppm-

2.000 ppm

25 ppm50 ppm1.200 ppm

200 ppm-

25 ppm2.000 ppm

*Modelos japoneses: Alarme integrado/Modelos de exportação: Alarme TWA

HS
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarme
Nome doJapão
Sulfatodegáshidrogênio Exportação
medidoPrimeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

1,0 ppm

10,0 ppm

10,0 ppm

5,0 ppm

1,0 ppm

200,0 ppm

5,0 ppm

30,0 ppm

100,0 ppm

5,0 ppm

1,0 ppm

200,0 ppm

36 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme

CX
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme
mostrados na tabela a seguir. (Modelos japoneses: Redefinição automática/Modelos de exportação: Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme integrado (A-1H) ou o alarme TWA (TWA)* e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarme
Monóxidodecarbono Japão
Nome do Oxigênio
gás
medido Monóxido
decarbono Exportação
Oxigênio

Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

Alarmeintegrado(A-1H)

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

50 ppm

150 ppm

150 ppm

200 ppm

150 ppm-

2.000 ppm

18,0 %

18,0 %

25,0 %---

40,0 %

25 ppm50 ppm1.200 ppm

200 ppm-

25 ppm2.000 ppm

18,0 %

18,0 %

25,0 %---

40,0 %*Modelos japoneses: Alarme integrado/Modelos de exportação: Alarme TWA

37 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarmeSO2
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

Nome doSulfur Japão 2,00 ppm
gás
dioxide Exportação 2,00 ppm
medido5,00 ppm

5,00 ppm

5,00 ppm

2,00 ppm

100,00 ppm

5,00 ppm

100,00 ppm

5,00 ppm

2,00 ppm

100,00 ppm

Tipo de alarmeNO2
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste de alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autobloqueio)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

Nome doJapão 3.00 ppm
Nitrogengás
dioxide Exportação 2.00 ppm
medido6.00 ppm

6.00 ppm

5.00 ppm

3.00 ppm

20.00 ppm

4.00 ppm

20.00 ppm

1.00 ppm

0.50 ppm

20.00 ppm

Tipo de alarme

38 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme

HCN
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste de alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autobloqueio)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

AlarmeTWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

Nome do
4.7 ppmJapãogás Hydrogenmedido cyanide Exportação 10.0 ppm

9.4 ppm

9.4 ppm

4.5 ppm

0.9 ppm

30.0 ppm

20.0 ppm

30.0 ppm

4.5 ppm

0.9 ppm

30.0 ppm

Tipo de alarmePH3
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste de alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autobloqueio)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Terceiroalarme(ALARM H)

AlarmeSTEL(STEL)

AlarmeTWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

Nome doJapão 0.30 ppm
gás Phosphine
Exportação 0.30 ppm
medido0.60 ppm

0.60 ppm

1.00 ppm

0.30 ppm

20.00 ppm

0.60 ppm

1.00 ppm

1.00 ppm

0.30 ppm

20.00 ppm

Tipo de alarme

39 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme

NH3
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste de alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autobloqueio)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarme
Nome doJapão
gás Ammonia
Exportação
medidoPrimeiroalarme(WARNING)
25.0ppm

Segundoalarme(ALARM)
35.0ppm

Terceiroalarme(ALARM H)
35.0ppm

AlarmeSTEL(STEL)
35.0ppm

AlarmeTWA(TWA)
25.0ppm

AlarmeOVER(OVER)
400.0ppm

25.0ppm

50.0ppm

300.0ppm

35.0ppm

25.0ppm

400.0ppm

CL2
Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste de alarme
mostrados na tabela a seguir. (Autobloqueio)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme(ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).
Tipo de alarme
Nome doJapão
gás Chlorinea
Exportação
medidoPrimeiroalarme(WARNING)
0.40ppm

Segundoalarme(ALARM)
0.80ppm

Terceiroalarme(ALARM H)
0.80ppm

AlarmeSTEL(STEL)
1.00ppm

Alarme
TWA(TWA)
0.50ppm

AlarmeOVER(OVER)
20.00ppm

1.00ppm

2.00ppm

10.00ppm

1.00ppm

0.50ppm

20.00ppm

40 / 173

4. Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme

NOTA As configurações padrão para os pontos de configuração de alarme de gás são mostradas nas tabelas acima.
 Os valores de ajuste para os pontos de configuração de alarme podem ser alterados. (Consulte“6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)”.) Recomenda-se que os pontos de alarme de gás sejam usados em suas configurações padrão.

41 / 173

4. Funções do alarme

4-2. Ativação do alarme de gás

4-2. Ativação do alarme de gás<Padrões da lâmpada de buzina e alarme>
Quando ocorrer um alarme de gás, o usuário será alertado pela buzina sonora, pela lâmpada piscando e pela vibração.
O comportamento difere dependendo do tipo de alarme.
Primeiroalarme(WARNING)

Segundoalarme(ALARM)

Bipes fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de1-segundo:“Bipe, bipe”

Sons fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de0,5-segundos:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”

Sons fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de0,5-segundos:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”

Bipes fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de1-segundo:“Bipe, bipe”

Sons fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca 1
segundo e 0,5segundos:“Bipe, bipe”

Bipes fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de1-segundo:“Bipe, bipe”

Sons fortes e
fracosrepetidos ealternados em
intervalos decerca de0,5 segundos:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”

Repetido
intermitente em
Lâmpada intervalos decerca dedo
1-segundo
alarmeRepetido
intermitente emintervalos decerca de0,5-segundos

Repetido
intermitente emintervalos decerca de0,5 segundos

Repetido
intermitente emintervalos decerca de 1
segundoIntermitência
repetida ealternada emintervalos decerca 1
segundo e 0,5segundos

Repetido
intermitente emintervalos decerca de 1
segundoRepetido
intermitente emintervalos decerca de0,5 segundos

Tipo dealarmeBuzinaVibração

Terceiro
Alarme STEL
alarme(STEL)(ALARM H)

Alarmeintegrado(A-1H)

O produto vibrará quando ocorrer um alarme.

42 / 173

Alarme TWA(TWA)

AlarmeOVER(OVER)

4. Funções do alarme

4-2. Ativação do alarme de gás<Visor do alarme de gás>
Quando ocorre um alarme de gás, o tipo de alarmeé indicado no visor LCD e o indicador deconcentração de gás correspondente pisca.
Exemplo de visor: Concentração de monóxido de carbono (CO):200 ppm quando o terceiro alarme é acionado

NOTA Se o intervalo de detecção de gás for excedido (acima da escala), [OVER] será exibido no visor LCD e [∩∩∩∩]
piscará na área de exibição da concentração de gás.

AVISO
• Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas adequadas após
tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.

NOTA O padrão de alarme pode ser verificado na exibição do ponto de ajuste do alarme no modo de exibição.
Todavia, note que a exibição da concentração de gás não piscará nos testes de alarme. (Consulte“7-4. Realização dos testes de alarme”.)
 Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme de gás.

43 / 173

4. Funções do alarme

4-3. Ativação do alarme de falha

4-3. Ativação do alarme de falha
É acionado um alarme de falha se for detectada uma anomalia no produto.
Os tipos de alarme de falha incluem anormalidades no sistema, tensão da bateria, relógio, sensor e calibração.

CUIDADO• Se ocorrer um alarme de falha, determine a causa e tome as medidas adequadas.
Se o problema estiver no produto e a falha ocorrer repetidamente, entre imediatamente em contato com a RIKEN KEIKI.
No caso de um alarme de falha, o usuário será alertado pela buzina sonora e pela lâmpada de alarme piscando.
Tipo de alarme
BuzinaLâmpada do
alarmeAlarme de falha

Alarme M OVER (M OVER)

Bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de
1 segundo: “Beep-beep, beep-beep”

Bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de
1 segundo: “Beep-beep, beep-beep”

Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo

Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo

Exemplo de visor: Anomalia do sistema

Exemplo de visor: Alarme M OVER

Visor LCDNOTA Para mais informações sobre mau funcionamento (mensagens de erro), consulte “9. Resolução de problemas”.
 O alarme M OVER (falha do sensor negativo) é um alarme disparado se o ponto zero cair abaixo do lado negativo.
 Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme.
44 / 173

4. Funções do alarme

4-4. Aviso de faixa de temperatura fora de operação

4-4. Aviso de faixa de temperatura fora de operação
Um aviso de faixa de temperatura operacional externa (erro de faixa de temperatura) será emitido se um produto (quenão seja o OX-04G) for usado por 20 minutos ou mais fora da faixa de temperatura de operação.
Quando ocorrer um erro na faixa de temperatura, deixe o produto por cinco minutos ou mais na faixa de temperatura
operacional ou desligue a energia da unidade principal.
Se ocorrer um aviso de faixa de temperatura operacional externa, o usuário será alertado pela buzina sonora e pela
lâmpada de alarme piscando.
Tipo dealarmeAviso de faixa de temperatura fora de operação

BuzinaBipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo:“Beep”

Lâmpada do
alarmeRepetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo

Visor LCD
Exemplo de visor: Aviso de faixa de temperatura fora de operaçãoNOTA
 Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme.
 O aviso da faixa de temperatura de operação externa não se aplica ao OX-04G.

45 / 173

5. Instruções de uso

5-1. Nota de uso

5

Instruções de uso
5-1. Nota de uso
Observe todas as precauções de uso ao usar o produto.
O não cumprimento dessas precauções pode resultar em falha do produto ou incapacidade de realizar medições
normais de gás.

5-2. Preparação da inicialização
Verifique o seguinte antes de iniciar a detecção do gás:
 Confirme se a película protetora no visor LCD foi removida.
 Confirme níveis adequados de bateria.
 Confirme se os filtros no interior do produto não estão contaminados nem entupidos.

AVISO• A película protetora é anexada ao visor LCD do produto no momento do envio para protegê-lo contra arranhões.
Certifique-se de retirar esta película protetora antes de usar o produto. A prova de explosão não pode sergarantida se a película protetora for deixada anexada.

46 / 173

5. Instruções de uso

5-3. Ligando

5-3. Ligando
Ligue a energia e inicie o produto.
Quando a energia é ligada, várias informações, incluindo data e hora e pontos de ajuste de alarme, serão exibidas emsequência, seguidas pela tela do modo de medição.
1 Mantenha pressionado o botão POWER/MODE (durante, pelo menos, três segundos).
A lâmpada do alarme acende e a buzina toca uma vez.
Quando a energia é ligada, o display LCD inteiro acende. O visor muda automaticamente, como mostrado abaixo.

NOTA Quando a configuração LIGAR/DESLIGAR (LUNCH) para o almoço estiver ligada, na próxima vez que aenergia for ligada, uma tela de confirmação exibida por 5 segundos solicitará que você decida se deseja
continuar a medição mantendo e valor PEAK e o valor integrado (valor TWA) da sessão anterior.
Pressione o botão POWER/MODE para manter o valor ou o botão AIR para redefinir. O valor será retido se
nenhuma ação for tomada dentro de cinco segundos. (Consulte “6-6. Ativar/desativar a pausa para almoço(LUNCH)”.)Os valores de concentração de gás retidos ou redefinidos são os seguintes:
OX-04G, OX-04:
Valor PEAK
CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Valor integrado ou valor TWA*, valor PEAK (*Modelos japoneses: Valor
integrado/Modelos de exportação: Valor TWA)
HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2): Valor TWA, valor PEAK

47 / 173

5. Instruções de uso
OX G

OX

5-3. Ligando(Hora de inicialização: OX-04G, aprox. 20 segundos; OX-04, aprox. 40 segundos)

O visor LCD
inteiro acende.

Notificação decalibração*1

Data e hora

Nível de bateria/padrão de alarme

Nome do gás alvo
de detecção

Primeiro ponto
de ajuste do
alarme de gás

Segundo ponto
de ajuste do
alarme de gás

Terceiro ponto
de ajuste do
alarme de gás

Modo demedição

A buzina toca uma
vez e a energia é
ligada.
Escala máxima

A buzina toca
duas vezes e oproduto mudapara o modo demedição.* 2*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração
*2 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.

48 / 173

5. Instruções de uso
COHS
CO visor LCD
inteiro acende.

5-3. Ligando(Tempo de inicialização aprox. 20 segundos)(Exemplo de visor: CO-04)

SO2 NO2 HCN
Notificação decalibração*1

PH3

Data e hora

Nível de bateria/padrão de alarme

Nome do gás alvo
de detecção

Escala máxima

Primeiro ponto de
ajuste do alarme de gás

Segundo ponto de
ajuste do alarme de gás

Terceiro ponto de ajuste
do alarme de gás

Ponto de ajuste
do alarme STEL

Ponto de ajuste do alarme
integrado/TWA*2

Modo de medição

NH3

CL2

A buzina toca uma veze a energia é ligada.

A buzina toca duas
vezes e o produto
muda para o modo demedição.* 3*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração
*2 HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2): Ponto de ajuste do alarme TWA
CO-04, CO-04 (C-): Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA*3 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.

49 / 173

5. Instruções de uso

5-3. Ligando(Tempo de inicialização aprox. 20 segundos)
CX
O visor LCD
Notificação deData e hora
inteiro acende.
calibração*1

Nível de bateria/padrão de alarme

Nome do gás alvo
de detecção

Terceiro ponto de ajuste
do alarme de gás

Ponto de ajuste
do alarme STEL

A buzina toca uma veze a energia é ligada.
Escala máxima

Primeiro ponto de
ajuste do alarme de gás

Ponto de ajuste do alarme
integrado/TWA*2

Modo demedição

Segundo ponto de
ajuste do alarme de gás

A buzina toca duas
vezes e o produto
muda para o modo demedição.* 3*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração
*2 Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA*3 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.

50 / 173

5. Instruções de uso

5-3. Ligando<Fluxo de operação básico>
Depois de ligar a alimentação, o produto funciona da seguinte maneira quando você pressiona o botão AIR ou o botão
POWER/MODE.
OX G

OX

<Calibração do ar>Botão AIR
Pressionar

CO

Botão
POWER/
MODE<Estado do alarme de gás>C-

<Calibração do ar><Modo de exibição><Modo de medição>HSBotão POWER/
MODEBotão AIR
PressionarBotão POWER/
MODE

Botão
POWER/
MODE

51 / 173<Modo de exibição><Modo de medição><Estado do alarme de gás>

<Estado do alarme de falha>(Exemplo de visor:

SO2 CO-04)

Botão
POWER/MODE

Botão
POWER/
MODE<Estado do alarme de falha>5. Instruções de uso

5-3. Ligando

CX<Calibração do ar>Botão AIR
Pressionar<Modo de exibição><Modo de medição>Botão
POWER/
MODE<Estado do alarme de gás>

Botão
POWER/
MODEBotão POWER/
MODE<Estado do alarme de falha>

52 / 173

5. Instruções de uso

5-4. Executar a calibração do ar

5-4. Executar a calibração do ar
Execute a calibração de ar antes de medir a concentração de gás.
A calibração de ar refere-se ao ajuste zero necessário para garantir a medição exata das concentrações de gás.

AVISO
• Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar.
A presença de gases de interferência impedirá a calibração adequada do ar. A presença de gases deinterferência também é extremamente perigosa porque o produto pode não detectar corretamente os
vazamentos de gás.

CUIDADO

OX

CO

HS

C-

CX

SO2

NO2

HCN

PH3

CL2

• Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:・ Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e
umidade no ambiente de uso real.
・ Ao ar fresco• Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
• Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue aenergia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de
10 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.

53 / 173

5. Instruções de uso

5-4. Executar a calibração do ar

CUIDADO OX G NH3• Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:・ Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e
umidade no ambiente de uso real.
・ Ao ar fresco• Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
• Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue aenergia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de
30 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.
1 Mantenha pressionado o botão AR no modo demedição.
Mantenha pressionado até a buzina tocar uma vez.
Começa a calibração do ar.

2 Solte o botão AIR quando o visor LCD mudarde [Air HOLD] para [AdJ RELEASE].

O produto retorna automaticamente ao modo demedição assim que a calibração do ar for concluída
com êxito.
54 / 173

5. Instruções de uso

5-4. Executar a calibração do ar

NOTA Se a calibração do ar falhar, [FAIL AIR] será exibido. A calibração do ar não será realizada.
Pressione o botão POWER/MODE para reinicializar o alarme de falha (anormalidade na calibração). A
reinicialização do alarme exibe o valor antes da calibração de ar.
 Se a função de calibração rápida estiver ativada, é possível executar a calibração rápida após uma calibração
de ar bem sucedida no modo de medição. Para realizar uma calibração rápida, mantenha pressionado o botão
AIR e solte o botão AIR quando [E-CAL] aparecer. (Consulte “6-11. Configuração do tempo de calibração
rápida (E-CAL)”.)

55 / 173

5. Instruções de uso

5-5. Medição da concentração de gás

5-5. Medição da concentração de gás
O produto retorna automaticamente ao modo de medição assim que a calibração do ar for concluída com êxito paramedição da concentração de gás.
A concentração de gás aparecerá no visor LCD quando a medição estiver concluída.
Se a concentração de gás detectada chegar nesse momento ao ponto de ajuste do alarme, um alarme de gás éacionado. (Consulte “4-2. Ativação do alarme de gás”.)
OX G

OX

CO

HS

NO2 HCN

Indicador deconcentração degás [O2] (oxigênio)

PH3

C-

SO2

NH3

CX

CL2

Indicador de concentração de gás [CO](monóxido de carbono)

Linha superior: Indicador de concentração de gás[CO] (monóxido de carbono)
Linha do meio: Indicador de concentração de gás[O2] (oxigênio)AVISO• Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas adequadas após
tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.
• Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.

56 / 173

5. Instruções de uso

CUIDADO5-5. Medição da concentração de gás

CX• O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a interferência
devido ao hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio de até 2.000 ppm. No entanto,
se for usado em um ambiente com mais de 40 °C por mais de 15 minutos, ele poderá ser afetado pelainterferência do hidrogênio e indicar uma concentração de monóxido de carbono maior do que a real.
• Se o sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) detectar hidrogênio em uma concentração de 2.000 ppm ou
mais, [H2] e [rich] serão exibidos alternadamente na área de exibição da concentração. Embora a medição
possa continuar, ocorrerão erros nas leituras de concentração de monóxido de carbono devido aos efeitos
significativos da interferência do hidrogênio.

NOTA
 Quando o bipe de confirmação é definido, o sinal sonoro soa no intervalo definido durante a medição.
(Consulte “6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP)”.) Os pontos de ajuste do alarme de contração de gás podem ser verificados no modo de exibição. (Consulte“5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)”.) A luz de fundo do LCD acende quando pressionado o botão POWER/MODE ou o botão AIR. A luz de fundo do
LCD apaga após cerca de 30 segundos se nenhuma operação for realizada. Trinta segundos é a configuração
padrão. Altere o tempo de iluminação da luz de fundo do LCD no modo de usuário. (Consulte“6-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME)”.) A luz de fundo do LCD acende automaticamente se um alarme for acionado.

57 / 173

5. Instruções de uso

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo deexibição)Verifique os resultados da medição.
Alterne para o modo de exibição para verificar itens como concentração máxima de gás detectada, pontos de ajustede alarme, data e hora e temperatura. Também é possível ajustar o volume da buzina.

5-6-1. Procedimento para exibir o modo de exibição
1 Pressione o botão POWER/MODE no modo demedição.
A buzina toca uma vez e o produto muda para omodo de exibição.
2 Pressione o botão POWER/MODE para alternar
entre os itens exibidos.
Pressionar o botão POWER/MODE alterna entre os
itens exibidos.

Exemplo de visor:
Com a exibição dedata e hora
selecionada

Pressione o botão POWER/MODE na tela deconfiguração do volume da buzina para finalizar omodo de exibição e retornar ao modo de medição.

58 / 173

5. Instruções de uso

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)NOTA
 O produto retorna automaticamente ao modo de medição se nenhuma operação de botão ocorrer por cerca de
20 segundos.
 Quando a configuração de exibição do item do modo de exibição (DISP.SET) estiver desativada, aconfiguração do volume buzina não será exibida. Para finalizar o modo de exibição, pressione o botão
POWER/MODE na tela de exibição do ponto de ajuste do alarme. (Consulte “6-10. Ativar/desativar exibição deitem no modo de exibição (DISP.SET)”.)

5-6-2. Itens exibidos no modo de exibição
Item deexibição

Visor LCD
OX G
OX

CO

HS

C-

SO2

NO2

HCN

PH3

NH3

Conteúdo exibido
CX

CL2(Exemplo devisor: CO-04)
Visor degás alvodedetecção

―Exibe o nome do gás alvo de detecção. [CO](monóxido de carbono) é exibido na linha
superior. [O2] (oxigênio) é exibido na linha do
meio.

―

59 / 173

5. Instruções de uso
Visor
PEAK
(Valorlimiteinferior)

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)

―

―

Visor
PEAK
(Valorlimitesuperior)

Exibe a concentração mínima de gás
detectada desde que a energia foi ligada.
Você pode limpar o valor PEAK (valor limite
inferior) exibido, mantendo pressionado obotão AIR até que apareça [RELEASE].

Exibe a concentração máxima de gás
detectada (concentração mínima de oxigênio
detectada para CX-04) desde que aalimentação foi ligada.
Você pode limpar o valor PEAK (valor limite
superior) exibido, mantendo pressionado obotão AIR até que apareça [RELEASE].
(Exemplo de visor: OX-04G)

Visor STEL

A média ponderada no tempo daconcentração de gás em 15 minutos. O valor
é atualizado a cada 60 segundos.

60 / 173

5. Instruções de uso

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)Exibe o valor da concentração de gás
integrado ou o valor TWA*.
O valor inegrado (A-1H) é a média ponderadano tempo para a concentração de gás em
uma hora.
O valor TWA (TWA) é a média ponderada no
tempo da concentração de gás em oito horas
por dia ou 40 horas por semana. O valor éatualizado a cada 60 segundos.

Visor
integrado
ou Visor
TWA* HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3,
CL2): Visor TWA* CO-04, CO-04 (C-), CX-04:
Modelos japoneses: Visor integrado (A-1H)/Modelos de exportação: Visor TWA
Visor dedata e hora

Exibe a data e a hora atuais.
Exemplo de visor: 1º de janeiro de 2019,
10:38

Visor detemperatura

Exibe a temperatura atual.
A temperatura indicada pelo visor detemperatura corresponde à temperaturainterna do produto. Este valor difere datemperatura ambiente real.
Exemplo de visor: 24 °C

61 / 173

5. Instruções de uso

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)Exibe os pontos de ajuste do alarme.
Pressionar o botão AIR permite alterar a
exibição do ponto de ajuste do alarme.
[OX-04G, OX-04]
Pressionar o botão AIR alterna entre asconfigurações na seguinte ordem:[F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] →[ALARM] → [ALARM H].

Visor doponto deajuste do
alarme[CO-04, HS-04, CO-04 (C-), SC-04 (SO2,
NO2, HCN, PH3, NH3, CL2)]
Pressionar o botão AIR alterna entre asconfigurações na seguinte ordem:[F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] →[ALARM] → [ALARM H] → [STEL] →[A-1H] ou [TWA]*.

62 / 173

5. Instruções de uso

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)* HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3,
CL2): Visor TWA*CO-04, CO-04 (C-):
Modelos japoneses: Visor integrado (A-1H)/Modelos de exportação: Visor TWA[CX-04]Pressionar o botão AIR alterna entre asconfigurações na seguinte ordem:[F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] →[ALARM] → [ALARM H] → [STEL] →[A-1H] ou [TWA]*.

* Modelos japoneses: Visor integrado (A1H)/Modelos de exportação: Visor TWA
Exibe o volume da buzina. Pressionar o botão
AIR permite alterar o volume da buzina.
Pressionar o botão AIR alterna a configuração
entre [LO] (suave) e [HI] (alto).

Configuração
do volume do
alarme63 / 173

5. Instruções de uso

5-7. Desligando

NOTA Pressionando o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo, enquanto exibe qualquer um dos
pontos de ajuste de alarme na exibição do ponto de ajuste de alarme do modo de exibição, é possível testar oalarme relevante.
(Consulte “7-4. Realização dos testes de alarme”.)

5-7. Desligando
CUIDADO• Se a exibição da concentração não retornar a [0 ppm] (ou [20.9%] para oxigênio) quando desligar aalimentação, deixe o produto em repouso ao ar livre. Confirme se o visor volta para [0 ppm] (ou [20.9%] paraoxigênio) antes de desligar a energia.

1 Mantenha pressionado o botão POWER/MODE(durante, pelo menos, três segundos).
Mantenha pressionado até a buzina tocar trêsvezes.
[TURN OFF] aparece no LCD. A alimentação
desliga.

64 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-1. Procedimento de configuração do modo usuário

6

Configurações do modo usuário
6-1. Procedimento de configuração do modo usuário
Defina a data e a hora, os pontos de ajuste de alarme e outras configurações no modo de usuário.

<Exibindo a tela de configuração do modo usuário>Selecione o item de configuração no menu do modo de usuário e faça as configurações na tela de configurações
exibidas.
1 Desligue a energia.
Mantenha pressionado o botão POWER/MODE porpelo menos três segundos para desligar a energia.
2 Mantenha pressionado o botão AIR e o botão
POWER/MODE ao mesmo tempo e solte-os
quando a buzina tocar uma vez.
O visor LCD inteiro acende e o menu do modo deusuário é exibido.

65 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-1. Procedimento de configuração do modo usuário

Uma tela de entrada de senha será exibida se asenha do modo de usuário tiver sido definida.
Pressione o botão AIR para cada dígito para inserira senha e, em seguida, pressione o botão
POWER/MODE.
O menu do modo de usuário aparecerá quandopressionar o botão POWER/MODE após inserir oquarto dígito.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o item de configuração.
Pressionar o botão AIR alterna entre as telas demenu do modo de usuário.
Para informações sobre os itens de configuração
do modo de usuário, consulte “6-2. Itens deconfiguração do modo de usuário”.

Exemplo de visor: Com aconfiguração de data e hora
(DATE) selecionada

4 Pressione o botão POWER/MODE.
A tela de configuração é exibida.
Faça as configurações em cada uma das telas deconfiguração.

NOTA

 Para exibir o menu um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e
POWER/MODE ao mesmo tempo.
 A senha do modo de usuário é o número de quatro dígitos definido na configuração de senha do modo deusuário (PASS-W). Para informações sobre a senha do modo de usuário, consulte “6-13. Configuração desenha do modo de usuário (PASS-W)”.
66 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-1. Procedimento de configuração do modo usuário<Modo de usuário final>
1 Assim que as configurações estiverem
concluídas, pressione o botão AIR várias vezes
para selecionar [START], depois pressione obotão POWER/MODE.
O modo de usuário termina. O produto retorna ao
modo de medição após executar a mesma
operação que quando a energia é ligada.

AVISO• Certifique-se de retornar ao modo de medição após a conclusão das configurações do modo de usuário. O
produto não retornará automaticamente ao modo de medição se deixado no modo de usuário.

67 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-2. Itens de configuração do modo de usuário

6-2. Itens de configuração do modo de usuário
Os seguintes itens podem ser definidos no modo de usuário:Item

Visor LCD

Detalhes

Teste de resposta(BUMP)

Realize um teste de resposta (verificação da função).
O teste de resposta é um teste para verificar se as leituras estão dentroda faixa aceitável, introduzindo um gás de calibração.
Para informações sobre o procedimento de teste de resposta, consulte“7-3. Realização dos testes de resposta”.

Calibração(GAS CAL)

Execute a calibração do ar e a calibração automática.
Para informações sobre o procedimento de calibração, consulte“7-2. Executando a calibração”.

Configuração deexpiração dacalibração(CAL SET)

Ative/desative a expiração da calibração para a calibração AUTO,
defina o número de dias para a expiração da calibração e defina aoperação após a expiração da data de calibração.
*Configurações disponíveis apenas nos modelos de exportação

Configuração deexpiração do testede resposta(BUMP.SET)

Defina as várias condições para o teste de resposta, ligue/desligue
expiração do teste de resposta, defina o intervalo da data de validade
do teste de resposta e defina o comportamento após a expiração doteste de resposta.

68 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-2. Itens de configuração do modo de usuário

Configuração doponto de ajuste do
alarme(ALARM-P)

Definir pontos de ajuste de alarme*1. Também é possível retornar os
pontos de ajuste de alarme às configurações padrão.
*1 Os seguintes pontos de ajuste de alarme podem ser definidos:
・ OX-04G, OX-04:
Primeiro a terceiro pontos de ajuste dealarme・ CO-04, CO-04 (C-), CX-04:
Primeiro a terceiro pontos de ajuste dealarme, ponto de ajuste de alarme STEL,
ponto de ajuste de alarme integrado ou
ponto de ajuste de alarme TWA*2
・ HS-04, SO-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2):
Primeiro a terceiro pontos de ajuste dealarme, ponto de ajuste do alarme STEL,
ponto de ajuste do alarme TWA*2 Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelosde exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA

Ativar/desativar apausa para almoço(LUNCH)

Ative/desative a configuração de pausa para o almoço.
A função de pausa para o almoço retém os valores de concentração de
gás*1 da última vez que a energia foi desligada e os carrega para
retomar a medição na próxima vez que a energia for ligada.
*1 Os valores de concentração de gás retido são os seguintes:
・ OX-04G, OX-04:
Valor PEAK
・ CO-04, CO-04 (C-), CX-04:
Valor integrado ou valor TWA*2, valor
PEAK・ HS-04, SO-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2):
Valor TWA, valor PEAK
*2 Modelos japoneses: Valor integrado/Modelos de exportação: Valor
TWA
69 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-2. Itens de configuração do modo de usuário

Configuração debipe de confirmação
(BEEP)

Ative/desative o bipe de confirmação, defina seu comportamento e
defina intervalos.
Esta função fornece uma indicação audível de se o produto está
operando normalmente.
Se a configuração de expiração do teste de resposta (BP.RMDR) ou a
configuração de expiração de calibração (CAL.RMDR) estiver ativada,você poderá fazer com que esta função funcione quando a data deexpiração for atingida.

Configuração dotempo de iluminação
do LCD(BL TIME)

Define quanto tempo a luz de fundo do LCD permanece acesa.

Ativar/desativar o
tom de operação
das teclas(KEY.TONE)

Ative/desative o tom de operação das teclas.

Ativar/desativar
exibição de item nomodo de exibição(DISP.SET)

Ative/desative a exibição dos itens que podem ser configurados nomodo de exibição (configuração do volume da buzina).

70 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-2. Itens de configuração do modo de usuário

Configuração detempo de calibração
rápida(E-CAL)

Defina o tempo para a calibração rápida.
A função de calibração rápida realiza a calibração AUTO após aintrodução do gás de calibração, contando automaticamente o tempo
de calibração definido com a configuração do tempo de calibração
rápida (E-CAL).

Configuração dedata e hora
(DATE)

Defina a data e a hora do relógio interno.

Configuração desenha do modo deusuário (PASS-W)

Defina uma senha ao fazer a transição para o modo de usuário.
Defina uma senha entre 0000 e 9999.

Visor ROM/SUM(ROM/SUM)

Exibe o número do programa e o valor SUM do produto.
Normalmente não é configurado ou ajustado pelo usuário.

Início da medição
(START)

Retorna ao modo de medição.

71 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)Os seguintes itens podem ser definidos na configuração de expiração da calibração (CAL SET). (Configurações
disponíveis apenas nos modelos de exportação)Configuração de expiração da calibração (CAL SET)
Ativar/desativar expiração da calibração (CAL.RMDR)Intervalo da data de vencimento da calibração (CAL.INT)
Configuração da operação após a data de calibração expirar (CAL.EXPD)
ESCAPENOTA Para exibir o menu um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e
POWER/MODE ao mesmo tempo.
 Para finalizar as configurações de expiração da calibração (CAL SET), pressione o botão AIR várias vezes
para selecionar [ESCAPE], depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

72 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)

6-3-1. Ativar/desativar expiração da calibração (CAL.RMDR)
Isso ativa/desativa a expiração da calibração para a calibração AUTO.
Se a expiração da calibração estiver ativada, quando a data de expiração definida no intervalo da data de expiração
da calibração (CAL.INT) for atingida, a operação definida na operação de configuração após a expiração da data decalibração (CAL.EXPD) será executada.
Por padrão, está ativada (ON) (para modelos de exportação).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [CAL SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [CAL.RMDR] e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [CAL.RMDR].

73 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)

6-3-2. Intervalo da data de vencimento da calibração (CAL.INT)
Isso define o número de dias (1 a 1.000 dias) para a expiração da calibração para a calibração AUTO.
A configuração padrão é 90 dias.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [CAL SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CAL.INT], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o número de dias para a expiração
da calibração e, em seguida, pressione o botão
POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [CAL.INT].

74 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)

6-3-3. Configuração da operação após a data de calibração expirar (CAL.EXPD)
Defina a operação executada quando a data de calibração da calibração AUTO expirar.
Selecione um dos seguintes:
 CONFIRM:
O comportamento difere dependendo da operação.
Pressione o botão AIR para prosseguir para o modo de medição ou pressione o botão
POWER/MODE para prosseguir para a calibração AUTO.
 CANT.USE: Modo de medição não disponível. Pressione o botão POWER/MODE para prosseguir com a
calibração AUTO. Como alternativa, o produto prosseguirá automaticamente para a calibração
AUTO após cerca de seis segundos.
 NONE:O comportamento difere dependendo da operação.
Se o produto indicar que a data de vencimento foi atingida, pressione o botão POWER/MODE para
prosseguir para a calibração AUTO. Se nada for feito, o produto procederá com o modo demedição após seis segundos.
A configuração padrão é CONFIRM.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [CAL SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CAL.EXPD], depois pressione obotão POWER/MODE.

75 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-3. Configuração de expiração da calibração (CAL SET)3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar a operação após o término da datade calibração, depois pressione o botão
POWER/MODE.
Selecione [CONFIRM], [CANT.USE], ou [NONE].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [CAL.EXPD].

76 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)Os seguintes itens podem ser definidos na configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET):
Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)
Configuração do teste de resposta (SETTING)
Configuração do tempo do teste de resposta (GAS.TIME)
Configuração de tolerância do teste de resposta (CHECK)
Configuração do tempo de calibração do teste de resposta (CAL.TIME)
Ativar/Desativar calibração do teste de resposta (A-CAL)
ESCAPE
Ativar/Desativar expiração do teste de resposta (BP.RMDR)
Configuração do intervalo da data de expiração do teste de resposta (BP.INT)
Definição do comportamento após a expiração do teste de resposta (BP.EXPD)
ESCAPENOTA Para exibir o menu um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e
POWER/MODE ao mesmo tempo.
 Para finalizar as configurações de expiração do teste de resposta (BUMP.SET), pressione o botão AIR várias
vezes para selecionar [ESCAPE], depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu domodo usuário.
 Para finalizar as configurações do teste de resposta (SETTING), pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ESCAPE], depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu de configuração deexpiração do teste de resposta (BUMP.SET).

77 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

6-4-1. Configuração do teste de resposta (SETTING)
Defina o tempo do teste de resposta, a tolerância do teste de resposta, o tempo de calibração e ative/desative acalibração após uma falha no teste de resposta.

<Configuração do tempo do teste de resposta (GAS.TIME)>
Isso permite definir o horário em que o gás de calibração é introduzido ao executar um teste de resposta.
Selecione entre 30, 45, 60 e 90 segundos. A configuração padrão é 30 segundos.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [SETTING], e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Selecione [GAS.TIME], e pressione o botão
POWER/MODE.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o tempo para o teste de resposta e,em seguida, pressione o botão POWER/MODE.
Selecione [30], [45], [60], ou [90].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [GAS.TIME].

78 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)<Configuração de tolerância do teste de resposta (CHECK)>Defina a tolerância do teste de resposta (limite para determinar aprovação ou falha no teste de resposta).
Selecione entre 10, 20, 30, 40 e 50%. A configuração padrão é 50%.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [SETTING], e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CHECK], depois pressione o botão
POWER/MODE.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar a tolerância de resposta e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
Selecione [10], [20], [30], [40] ou [50].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [CHECK].

79 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)<Configuração do tempo de calibração do teste de resposta (CAL.TIME)>
Defina o tempo para a calibração após um teste de resposta falhar.
Selecione entre 60, 90 e 120 segundos. A configuração padrão é 60 segundos.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [SETTING], e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CAL.TIME] e depois pressione obotão POWER/MODE.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o tempo de calibração após um testede resposta, depois pressione o botão
POWER/MODE.
Selecione [60], [90], ou [120].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [CAL.TIME].

80 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)<Ativar/Desativar calibração do teste de resposta (A-CAL)>
Defina se a calibração deve ser executada após um teste de resposta falhar.
Se estiver definido como ON, a calibração (calibração AUTO) é realizada automaticamente quando um teste deresposta falha.
Por padrão, está ativada (ON).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [SETTING], e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [A-CAL].

81 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

6-4-2. Ativar/Desativar expiração do teste de resposta (BP.RMDR)
Isso ativa/desativa a expiração do teste de resposta.
Se a configuração estiver ativada (ON), a operação definida no comportamento da configuração após a expiração doteste de resposta (BP.EXPD) será executada quando a data de validade definida na configuração do intervalo da data
de validade do teste de resposta (BP.INT) for atingida.
Por padrão, está desativada (OFF).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [BP.RMDR], depois pressione obotão POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [BP.RMDR].

82 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

6-4-3. Configuração do intervalo da data de expiração do teste de resposta (BP.INT)
Isso define o número de dias (0 a 30 dias) para a expiração do teste de resposta.
A configuração padrão é 30 dias.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [BP.INT], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro intervalo da data de validade do teste deresposta e, em seguida, pressione o botão
POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [BP.INIT].

83 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

6-4-4. Definição do comportamento após a expiração do teste de resposta (BP.EXPD)
Seleciona o comportamento após a data de expiração do teste de resposta.
Selecione um dos seguintes:
 CONFIRM:
O comportamento difere dependendo da operação.
Pressione o botão AIR para prosseguir para o modo de medição ou pressione o botão
POWER/MODE para prosseguir para o teste de resposta.
 CANT.USE: Modo de medição não disponível. Pressione o botão POWER/MODE para prosseguir com o testede resposta. Se nada for feito, o produto procederá automaticamente com o teste de resposta após
cerca de seis segundos.
 NONE:O comportamento difere dependendo da operação.
Se o produto indicar que a data de expiração foi atingida, pressione o botão POWER/MODE para
prosseguir para o teste de resposta. Se nada for feito, o produto procederá com o modo demedição após seis segundos.
A configuração padrão é CONFIRM.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [BP.EXPD], depois pressione obotão POWER/MODE.

84 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-4. Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)

3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o comportamento após a expiração
e, em seguida, pressione o botão
POWER/MODE.
Selecione [CONFIRM], [CANT.USE], ou [NONE].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna à tela [BP.EXPD].

85 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)
É usada para definir pontos de ajuste de alarme. Também é possível retornar os pontos de ajuste de alarme às
configurações padrão.
Os seguintes itens podem ser definidos na configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P):
Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)
Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)
Redefinindo os pontos de ajuste de alarme (DEF.ALMP)ESCAPENOTA Para exibir o menu um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e
POWER/MODE ao mesmo tempo.
 Para finalizar as configurações do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P), pressione o botão AIR várias vezes
para selecionar [ESCAPE], depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu do modo
usuário.
 Recomenda-se que os pontos de alarme de gás sejam usados em suas configurações padrão.

86 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

6-5-1. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)<Faixa de configuração do ponto de ajuste do alarme>
Os pontos de ajuste de alarme podem ser definidos para o número especificado de Resolução.
OX G

CO

OX

Gás alvo dedetecção

Resolução

Oxigênio (O2)0,1%Primeiro / segundo alarme
Limite inferior
0,0 %Limite superior
20,0 %

Terceiro alarme
Limite inferior
21,8 %

Limite superior
40,0 %C-

Gás alvo de detecção
Monóxido de carbono(CO)

Resolução
1 ppm (0 a 300 ppm)
10 ppm(300 a 2.000 ppm)

Limite inferior

Limite superior

20 ppm2.000 ppm

Resolução
0,1 ppm(0,0 a 30,0 ppm)
1.0 ppm(30,0 a 200,0 ppm)

Limite inferior

Limite superior

1,0 ppm

200,0 ppm

HS
Gás alvo de detecção
Sulfato de hidrogênio
(H2S)

87 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

CX
Gás alvo de detecção

Resolução
1 ppm (0 a 300 ppm)
10 ppm(300 a 2.000 ppm)

Limite inferior

Limite superior

20 ppm2.000 ppm

Gás alvo dedetecção

Resolução

Primeiro / segundo alarme

Terceiro alarmeOxigênio (O2)0,1%Monóxido de carbono(CO)

Limite inferior
0,0 %Limite superior
20,0 %

Limite inferior
21,8 %

Limite superior
40,0 %

SO2
Gás alvo de detecção
Dióxido de enxofre(SO2)

Resolução
0,05 ppm(0,00 a 100,00 ppm)

Limite inferior

Limite superior

0.50 ppm

100.00 ppm

Resolução
0.05 ppm(0.00 to 20.00 ppm)

Limite inferior

Limite superior

0.50 ppm

20.00 ppm

Resolução
0.1 ppm(0.0 to 30.0 ppm)

Limite inferior

Limite superior

0.9 ppm

30.0 ppm

NO2
Gás alvo de detecção
Dióxido de nitrogênio
(NO2)
HCN
Gás alvo de detecção
Cianeto de hidrogênio
(HCN)

88 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

PH3
Gás alvo de detecção
Fosfina (PH3)

Resolução
0.01 ppm

Limite inferior
0.05 ppm

Limite superior
20.0 ppm

Resolução
0.5ppmLimite inferior
8.0ppmLimite superior
400.0ppm

Resolução
0.05ppm

Limite inferior
0.15ppm

Limite superior
20.00ppm

NH3
Gás alvo de detecção
Amônia (NH3)
CL2
Gás alvo de detecção
Cloro (CL2)<Configuração do ponto de ajuste do alarme>
OX G

OX

CO

HS

C-

SO2

NO2 HCN

PH3

NH3

CL2

(Exemplo de visor: CO-04)

Defina os pontos de ajuste do alarme da seguinte forma: Primeiro alarme ≤ segundo alarme ≤ terceiro alarme (primeiro
alarme ≥ segundo alarme para oxigênio [O2]).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [ALARM-P], em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
2 Confirme o nome do gás alvo e pressione obotão POWER/MODE.

89 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

3 Pressione o botão POWER/MODE várias vezes
para selecionar o tipo de alarme.
Os pontos de ajuste de alarme são exibidos na
seguinte ordem:
OX-04G, OX-04:
Primeiro ponto de ajuste do alarme → Segundo
ponto de ajuste do alarme → Terceiro ponto de
ajuste do alarme
CO-04, CO-04 (C-):
Primeiro ponto de ajuste do alarme → Segundo
ponto de ajuste do alarme → Terceiro ponto de
ajuste do alarme → Ponto de ajuste do alarme
STEL → Ponto de ajuste do alarme integrado ou
ponto de ajuste do alarme TWA*
*Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme
integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste
do alarme TWA
HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2):
Primeiro ponto de ajuste do alarme → Segundo
ponto de ajuste do alarme → Terceiro ponto de
ajuste do alarme → Ponto de ajuste do alarme
STEL → Ponto de ajuste do alarme TWA
4 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro valor do ponto de ajuste do alarme e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.

90 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

Defina cada ponto de ajuste de alarme dentro dointervalo válido de pontos de ajuste.
Além disso, defina da seguinte maneira: Primeiro
alarme ≤ segundo alarme ≤ terceiro alarme(primeiro alarme ≥ segundo alarme para oxigênio
[O2]).
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O display retorna para a tela [ALARM-P](exibição do gás alvo).

91 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)<Configuração do ponto de ajuste do alarme>

CX

Defina os pontos de ajuste do alarme da seguinte forma: Primeiro alarme ≤ segundo alarme ≤ terceiro alarme (primeiro
alarme ≥ segundo alarme para oxigênio [O2]).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [ALARM-P], em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o gás alvo e, em seguida, pressioneo botão POWER/MODE.
Selecione [CO] ou [O2].
3 Pressione o botão POWER/MODE várias vezes
para selecionar o tipo de alarme.
Os pontos de ajuste de alarme são exibidos na
seguinte ordem:
Para [CO] (monóxido de carbono):Primeiro ponto de ajuste do alarme → Segundo
ponto de ajuste do alarme → Terceiro ponto de
ajuste do alarme → Ponto de ajuste do alarme
STEL → Ponto de ajuste do alarme integrado ou
ponto de ajuste do alarme TWA** Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme
integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste
do alarme TWA
Para [O2] (oxigênio):
Primeiro ponto de ajuste do alarme → Segundo
ponto de ajuste do alarme → Terceiro ponto de
ajuste do alarme
92 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

4 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro valor do ponto de ajuste do alarme e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
Defina cada ponto de ajuste de alarme dentro dointervalo válido de pontos de ajuste.
Além disso, defina da seguinte maneira: Primeiro
alarme ≤ segundo alarme ≤ terceiro alarme(primeiro alarme ≥ segundo alarme para oxigênio
[O2]).
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O display retorna para a tela [ALARM-P](exibição do gás alvo).

93 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)

6-5-2. Redefinindo os pontos de ajuste de alarme (DEF.ALMP)
Restaura os pontos de ajuste do alarme para as suas configurações padrão.
Para mais informações sobre as configurações padrão dos pontos de ajuste de alarme, consulte “4-1. Tipos de alarmede gás e pontos de ajuste de alarme”.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [ALARMP], em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [DEF.ALMP] e depois pressione obotão POWER/MODE.
3 Pressione o botão POWER/MODE.
Para cancelar a redefinição, pressione o botão AIR.

4 Pressione o botão POWER/MODE quando a telade confirmação de redefinição aparecer.
Para cancelar a redefinição, pressione o botão AIR.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [DEF.ALMP].

94 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-6. Ativar/desativar a pausa para almoço (LUNCH)

6-6. Ativar/desativar a pausa para almoço (LUNCH)
Ative/desative a configuração de pausa para o almoço.
A função de pausa para o almoço retém os valores de concentração de gás da última vez que a energia foi desligada
e os carrega para retomar a medição na próxima vez que a energia for ligada.
Quando a configuração de pausa para o almoço estiver ativada (ON), uma tela de confirmação aparecerá na próxima
vez que a energia for ligada e solicitará que você decida se deseja manter os valores de concentração de gás daúltima vez que a energia foi desligada e retomar a medição ou redefinir os valores desde a última vez que a energia
foi desligada.
Por padrão, está desativada (OFF).
Os valores de concentração de gás retido são os seguintes:
 OX-04G, OX-04:
Valor PEAK CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Valor integrado ou valor TWA*, valor PEA
 HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN, PH3, NH3, CL2): Valor TWA, valor PEAK
*Modelos japoneses: Valor integrado/Modelos de exportação: Valor TWA
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [LUNCH], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.
95 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP)

6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP)
Esta função fornece uma indicação audível sobre se o produto está operando normalmente enquanto mede asconcentrações de gás.
Os seguintes itens podem ser definidos na configuração do bipe de confirmação (BEEP):
Configuração de bipe de confirmação (BEEP)
Configuração da operação do bipe (BEEP.SEL)
Configuração do intervalo do bipe (BEEP.INT)ESCAPENOTA Para exibir o menu um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e
POWER/MODE ao mesmo tempo.
 Para finalizar as configurações do bipe de confirmação (BEEP), pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ESCAPE] e, em seguida, pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

96 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP)

6-7-1. Configuração da operação do bipe (BEEP.SEL)
Defina a operação do bipe de confirmação.
Selecione um dos seguintes. Por padrão, está desativada (OFF).
• OFF:
O bipe de confirmação está desativado.
• LED:
A lâmpada do alarme acende.
• BUZZER: A campainha soa.
• LED+BUZ: A lâmpada do alarme acende e a campainha soa.
• BMP/CAL: Se a configuração de expiração do teste de resposta ou a expiração de calibração estiver ativada(ON), a lâmpada de alarme acenderá quando a data de validade for atingida.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BEEP], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [BEEP.SEL] e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o comportamento do sinal sonoro
de confirmação e depois pressione o botão
POWER/MODE.
Selecione [OFF], [LED], [BUZZER], [LED+BUZ] ou[BMP/CAL].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [BEEP.SEL].

97 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-7. Configuração de bipe de confirmação (BEEP)

6-7-2. Configuração do intervalo do bipe (BEEP.INT)
Defina o intervalo entre os bipes de confirmação.
Defina o intervalo para 0,5 minutos ou para um valor de 1 a 99 minutos. A configuração padrão é 5 minutos.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BEEP], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [BEEP.INT] e depois pressione obotão POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro intervalo para o bipe de confirmação e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [BEEP.INT].

98 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME)

6-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME)
Defina a duração pela qual a luz de fundo do LCD permanece acesa.
Defina o tempo de iluminação do LCD para OFF ou para um valor de 1 a 255 segundos. A configuração padrão é 30
segundos.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BL TIME], depois
pressione o botão POWER/MODE.

2 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro tempo de iluminação do LCD e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
Você pode ajustar para [OFF] ou para um valor de[1] a [255].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

99 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-9. Ativar/desativar o tom de operação das teclas (KEY.TONE)

6-9. Ativar/desativar o tom de operação das teclas (KEY.TONE)
Selecione ON/OFF para o tom de operação das teclas ao pressionar o botão AIR ou o botão POWER/MODE.
Se essa configuração estiver ativada, o tom de operação da tecla será emitido quando você pressionar o botão AIR
ou o botão POWER/MODE.
Por padrão, está ativada (ON).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [KEY.TONE], depois
pressione o botão POWER/MODE.

2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

100 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-10. Ativar/desativar exibição de item no modo de exibição (DISP.SET)

6-10. Ativar/desativar exibição de item no modo de exibição (DISP.SET)
É possível selecionar se deseja exibir ou ocultar itens que podem ser definidos no modo de exibição (configuração dovolume da buzina).
Se estiver definido como OFF, os itens que podem ser configurados no modo de exibição (configuração do volume
buzina) não serão exibidos.
Por padrão, está ativada (ON).
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [DISP.SET], depois
pressione o botão POWER/MODE.

2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

101 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-11. Configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL)

6-11. Configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL)
A função de calibração rápida realiza a calibração AUTO após a introdução do gás de calibração, contando
automaticamente o tempo de calibração definido com a configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL).
Selecione OFF ou um tempo de 1 a 180 segundos para o tempo de calibração rápida.
As configurações padrão são as seguintes:
・ Para CO-04, CO-04 (C-), modelos japoneses: CX-04: 60 segundos
・ Para modelos diferentes dos citados acima: OFF
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [E-CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes para definiro tempo da calibração rápida e, em seguida,pressione o botão POWER/MODE.
Ajuste para [OFF] ou para um valor de [1] a [180].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

NOTA O tempo de calibração padrão para calibração AUTO é de 60 segundos. Embora a calibração AUTO termine
mais rápido se você definir um valor menor, isso poderá afetar a precisão das leituras.
 Quando a calibração rápida está ativada, o menu de calibração AUTO muda de [A-CAL] para [E-CAL].
(Consulte “7-2-4. Executando calibração AUTO”.)

102 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-12. Configuração de data e hora (DATE)

6-12. Configuração de data e hora (DATE)
Defina a data e a hora do relógio interno.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [DATE], depois
pressione o botão POWER/MODE.

2 Pressione o botão POWER/MODE paraselecionar cada ano, mês, dia, hora e minutos,
depois pressione o botão AIR para definir adata e a hora.
Pressionar o botão POWER/MODE alterna entre os
itens na seguinte ordem: Ano → Mês → Dia →Hora → Minutos.
3 Quando as configurações estiverem
concluídas, selecione [Minutos] e pressione obotão POWER / MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

103 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-13. Configuração de senha do modo de usuário (PASS-W)

6-13. Configuração de senha do modo de usuário (PASS-W)
Defina uma senha ao fazer a transição para o modo de usuário.
Se a configuração estiver ativada, o acesso ao modo de usuário será protegido por senha e uma tela de entrada desenha será exibida quando o usuário tentar entrar no modo de usuário.
Por padrão, está desativada (OFF).
Se estiver definido como ON, defina uma senha de quatro dígitos entre 0000 e 9999. A configuração padrão é 0000.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [PASS-W], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [ON] ou [OFF] para a configuração
da senha e, em seguida, pressione o botão
POWER/MODE.
Se [ON] for selecionado, uma tela de configuração
de senha será exibida.
Se [OFF] for selecionado, [END] será exibido. O
visor retorna ao menu do modo usuário.
3 Pressione o botão AIR várias vezes para definira senha, um dígito de cada vez, depois
pressione o botão POWER/MODE.
Defina a senha um dígito de cada vez, começando
pela esquerda. Selecione um número com o botão
AIR e pressione o botão POWER/MODE parapassar para o próximo dígito à direita.
Quando definir o quarto dígito e pressionar o botão
POWER/MODE, [END] será exibido. O visor
retorna ao menu do modo usuário.
104 / 173

6. Configurações do modo usuário

6-14. Visor ROM/SUM (ROM/SUM)

6-14. Visor ROM/SUM (ROM/SUM)
Exibe o número do programa e o valor SUM do produto.
Normalmente não é configurado ou ajustado pelo usuário.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [ROM/SUM], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Verifique o número do programa e o valor SUM
e pressione o botão POWER/MODE.

[END] aparece. O visor retorna ao menu do modo
usuário.

105 / 173

7. Manutenção

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção

7

Manutenção
O produto é um importante dispositivo de segurança e prevenção de desastres.
Execute a manutenção do produto em intervalos regulares para garantir o desempenho e melhorar a confiabilidadeda prevenção de desastres e segurança.

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção
Mantenha os seguintes itens em intervalos regulares:
 Manutenção diária:Realize a manutenção antes de começar o trabalho.
 Manutenção mensal: Execute a manutenção antes de iniciar o trabalho. (Consulte “7-4. Realização dos testes
de alarme”.)
 Manutenção regular:
Realize a manutenção pelo menos uma vez por ano (idealmente, pelo menos uma vez acada seis meses).
Item demanutenção
Nível da bateria
Visor deconcentração
Operação da
unidade principal

Detalhes da manutenção
Verifique para confirmar se os níveis da bateria estão adequados.
Verifique para confirmar que a leitura da concentração é de [0 ppm]([20.9%] para oxigênio) medindo o ar fresco.
Se a leitura não for [0 ppm] ([20.9%] para oxigênio), verifique se não
há gases de interferência e execute a calibração do ar.
Verifique para confirmar que nenhum alarme de falha é exibido novisor LCD.

106 / 173

Manutenção
diária〇Manutenção
mensal〇Manutenção
regular
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

7. Manutenção
Item demanutenção
Filtros
Teste do alarme
Calibração
Verificação doalarme de gás

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção
Detalhes da manutenção
Verifique para confirmar que os filtros não estão sujos.
Faça um teste. Verifique para confirmar se a lâmpada do alarme, acampainha e a vibração estão funcionando normalmente.
Realize a calibração usando um gás de calibração.
Verifique o alarme de gás usando um gás de calibração.

Manutenção
diária〇Manutenção
mensal〇Manutenção
regular
〇

―

〇

〇

―

―

〇

―

―

〇

AVISO
• Se você encontrar alguma anormalidade no produto, entre em contato com RIKEN KEIKI imediatamente.
• Ao usar o SC-04 (HCN), a sujeira no rosto em contato com o CF-A13D-3 não apresenta problemas.

NOTA A calibração requer ferramentas dedicadas e a preparação de um gás de calibração. Entre em contato com a
RIKEN KEIKI antes de executar a calibração.
 O sensor integrado tem uma data de validade. Substitua periodicamente.
 O sensor precisará ser substituído se encontrar sintomas como falha na restauração das leituras após acalibração do ar ou leituras flutuantes ao executar a calibração. Entre em contato com a RIKEN KEIKI para a
substituição.

107 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

7-2. Executando a calibração
O produto pode ser calibrado usando a calibração AUTO com concentrações predefinidas de gás, além da calibração
do ar realizada na atmosfera.
A calibração requer ferramentas dedicadas e um gás de calibração. Entre em contato com a RIKEN KEIKI antes deexecutar a calibração.

7-2-1. Preparação para calibração
Prepare o seguinte equipamento e gases de calibração, depois, conecte a esse produto:<Equipamento necessário> Conjunto de gás(Bolsa de amostragem de gás, tubo (comprimento não superior a 1 m), bomba com função de regulador de fluxo(também pode ser usada uma bomba, medidor de vazão e agulha.)) Adaptador de calibração
 Cronômetro<Gases de calibração e concentrações de gases recomendadas>
Os gases de calibração e as concentrações recomendadas de gás são os seguintes. (Padrão japonês)ModeloOX-04G, OX-04
CO-04
HS-04
CO-04 (C-)

Gás de calibração
N2
CO (baseado em N2)
H2S (baseado em N2)
CO (baseado em N2)
H2 (baseado em ar)*Valor recomendado
99,9 % ou mais
80 ppm16 ppm80 ppm
500 ppm* H2 (à base de ar) deve ser calibrado a temperaturas ambientes que variam de 10 a 30 °C.

108 / 173

7. Manutenção
ModeloCX-04
SC-04 (SO2)
SC-04 (NO2)

7-2. Executando a calibração
Gás de calibração
CO (baseado em N2)
N2
SO2 (baseado em N2)
NO2 (baseado em ar)
HCN (baseado em ar)

SC-04 (HCN)

PH3 (baseado em N2, gás
substitute)*

SC-04 (PH3)
SC-04 (NH3)SC-04 (CL2)PH3 (baseado em N2)
NH3 (baseado em N2)
Cl2 (A baseado em ar)

Valor recomendado
80 ppm99,9 % ou mais
8 ppm
4.8 ppm
8 ppm
0.5 ppm(Concentração de HCN = concentração
de PH3 × fator de conversão)0.50ppm
40ppm
0.8ppm* Para PH3 (baseado em N2, gás substituto), calibre na faixa de 10 °C a 30 °C com o filtro removido.

<Conectando o equipamento>
Antes de executar a calibração, conecte o adaptador de calibração, conecte-o como mostrado abaixo e ajuste o fluxo
do gás de calibração para 250 ± 10 mL/min.
Conecte a bolsa de amostragem de gás quando o visor de concentração de gás estiver piscando ([A-CAL] e [APPLY]
alternam no visor) durante a calibração AUTO.

109 / 173

7. Manutenção
OX G

OX

7-2. Executando a calibração
CO

HS

C-

CX

Tubo
(comprimento total não superior a 1 m)
Saco deamostragem degás

GAS IN

Bomba com função de reguladorde fluxo(Uma bomba, medidor de fluxo eagulha também podem ser
usados.)Taxa de vazão: 250 ±10 mL/min

SO2

NO2 HCN PH3NH3GAS OUTGAS OUT deve ser liberado na atmosfera.

CL2

Adaptador decalibração

Saco deamostragem degás

Bomba com função deregulador de fluxo(Uma bomba, medidor de fluxo
e agulha também podem ser
usados.)Taxa de vazão: 250 ±10 mL/min

Adaptador de calibraçãoGAS INGAS OUT

110 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

NOTA
 Tenha cuidado para não puxar a tampa de calibração para cima pelo tubo conectado à tampa de calibração.

AVISO
Saco de amostragem de gás• Use diferentes sacos de amostragem de gás para cada tipo de gás e concentração para garantir uma
calibração precisa.
Localização para a calibração
• Não calibre em espaços confinados.
• Não calibre em locais onde gases como silicone e gases de pulverização são usados.
• Calibre em ambientes fechados a temperaturas normais, sem flutuações significativas de temperatura (dentro
de ± 5 °C).

111 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibraçãoAVISO OX G
Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração é nitrogênio. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até à morte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em oxigênio diluído em nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gás nitrogênio). Manuseie com o devido
cuidado.

112 / 173

7. Manutenção

AVISO

7-2. Executando a calibraçãoOX

Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração é nitrogênio. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até à morte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em oxigênio diluído em nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
• Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio flutuam brevemente, impedindo
uma calibração precisa.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gás nitrogênio). Manuseie com o devido
cuidado.
• Não aplique uma carga na extremidade GAS OUT.

113 / 173

7. Manutenção

AVISO

7-2. Executando a calibração

CO

Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração (monóxido de carbono) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até àmorte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão, que é monóxido de carbono diluído com nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com misturas de gases que incluem outros componentes. No entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie com odevido cuidado.

AVISO

HS

Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração (sulfeto de hidrogênio) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até àmorte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em sulfeto de hidrogênio diluído com
nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie com odevido cuidado.
114 / 173

7. Manutenção

AVISO

7-2. Executando a calibração

C-

Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração (monóxido de carbono) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até àmorte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• Os gases de calibração utilizados devem ser um gás padrão consistindo em monóxido de carbono diluído com
nitrogênio ou ar e um gás padrão consistindo em hidrogênio diluído com ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
• O sensor de monóxido de carbono com compensação de hidrogênio deve ser calibrado separadamente para
monóxido de carbono e hidrogênio.
• Se a calibração da sensibilidade ao hidrogênio não for realizada, as leituras de monóxido de carbono podem ser
imprecisas devido à interferência do hidrogênio.
• Devido ao mecanismo de compensação de hidrogênio, as leituras de monóxido de carbono podem aumentar
temporariamente se as concentrações de gás hidrogênio aumentarem rapidamente na atmosfera que estásendo medida.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie com odevido cuidado.

115 / 173

7. Manutenção

AVISO

7-2. Executando a calibraçãoCX

Manuseando o gás de calibração
• Os gases de calibração são nitrogênio e monóxido de carbono tóxico. A inalação do gás pode levar à perda desaúde ou até à morte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão composto de monóxido de carbono diluído com nitrogênio
ou ar. nitrogênio ou ar e um gás padrão que consiste em hidrogênio diluído em ar.
• A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
• Ao calibrar o monóxido de carbono e o oxigênio separadamente, os gases de calibração usados devem ser um
gás padrão composto de monóxido de carbono diluído com nitrogênio ou ar e nitrogênio ou um gás padrão
composto de oxigênio diluído com nitrogênio.
• Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio flutuam brevemente, impedindo
uma calibração precisa.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases combustíveis, gases tóxicos, gásnitrogênio). Manuseie com o devido cuidado.
• Não aplique uma carga na extremidade GAS OUT.

116 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibraçãoAVISO SO2
Manuseando o gás de calibração
• O gás de calibração (dióxido de enxofre) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até àmorte.
Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em dióxido de enxofre diluído com nitrogênio
ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie com odevido cuidado.

AVISO NO2
Manuseio do gás de calibração
• O gás de calibração (dióxido de nitrogênio) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda da saúde ou até
mesmo à morte. Ao usar o gás de calibração, descarregue-o do lado de fora, faça a calibração em uma áreabem ventilada ou use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em dióxido de nitrogênio diluído em ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclua outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras de concentração imprecisas.
• Use o gás de calibração dentro de 30 minutos após a preparação.

117 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado.
• Os gases de calibração incluem gases perigosos (gases tóxicos). Manuseie-os com o devido cuidado.

AVISO HCN
Manuseio do gás de calibração
• O gás de calibração (cianeto de hidrogênio) e o gás substituto (fosfina) são tóxicos. A inalação do gás podelevar à perda de saúde ou até mesmo à morte.
Ao usar o gás de calibração, descarregue-o do lado de fora, faça a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão que consiste em cianeto de hidrogênio diluído com ar ou
fosfina diluída com nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclua outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras de concentração imprecisas.
• Remova o CF-A13D-3 ao calibrar com gás substituto (fosfina).
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie-os
com o devido cuidado.

118 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibraçãoAVISO PH3
Manuseio do gás de calibração
• O gás de calibração (fosfina) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até mesmo à morte.
Ao usar o gás de calibração, descarregue-o do lado de fora, faça a calibração em uma área bem ventilada ou
use equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão composto de fosfina diluída com nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclua outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras de concentração imprecisas.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie-os
com o devido cuidado.

AVISO NH3
Manuseio do gás de calibração
• O gás de calibração (amônia) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até mesmo à morte.
Ao usar gás de calibração, descarregue-o do lado de fora, faça a calibração em uma área bem ventilada ou use
equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão composto de amônia diluída com nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclua outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras de concentração imprecisas.

119 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie-os
com o devido cuidado.

AVISO CL2
Manuseio do gás de calibração
• O gás de calibração (cloro) é tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até mesmo à morte.
Ao usar gás de calibração, descarregue-o do lado de fora, faça a calibração em uma área bem ventilada ou use
equipamento de ventilação local.
• O gás de calibração usado deve ser um gás padrão composto de cloro diluído com nitrogênio ou ar.
A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclua outros componentes; no entanto, essas
calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras de concentração imprecisas.
Manuseie os gases de calibração e o equipamento usado para calibração com o devido cuidado• Os gases de calibração incluem gases perigosos (por exemplo, gases tóxicos, gás nitrogênio). Manuseie-os
com o devido cuidado.

120 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

7-2-2. Exibindo a tela de calibração (GAS CAL)
A calibração é realizada com a função de calibração (GAS CAL) no modo de usuário.
Os seguintes itens podem ser executados ou definidos com a função de calibração (GAS CAL):
Calibração (GAS CAL)
Calibração do ar (AIR)Calibração AUTO (A-CAL)
Executando calibração AUTO (A-CAL)
Início da medição (START)
Configuração da concentração de gás de calibração (CAL-P)
Configuração do cilindro (CYL SEL) (apenas CO-04 (C-) e CX-04)
ESCAPEESCAPENOTA

 Com a energia desligada, mantenha pressionado o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo(por cerca de três segundos) para entrar no modo de usuário. (Consulte “6-1. Procedimento de configuração
do modo usuário”.)
 Após uma calibração bem-sucedida, o produto retornará automaticamente ao modo de medição.
No entanto, se vários cilindros estiverem configurados (apenas CO-04 (C-) e CX-04), o produto não retornará
automaticamente ao modo de medição.
 Faça o seguinte para retornar ao modo de medição na tela de calibração (GAS CAL):① Pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [A-CAL], depois pressione o botão POWER/MODE.
② Pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [START], depois pressione o botão POWER/MODE.
O modo de usuário termina. O produto retornará ao modo de medição após executar a mesma operação quequando a energia é ligada.
 Para finalizar a calibração (GAS CAL), pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [ESCAPE], depois
pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.
 Para finalizar a calibração AUTO (A-CAL), pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [ESCAPE],
depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu de calibração (GAS CAL).

121 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

7-2-3. Executar a calibração do ar
AVISO• Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar.
A presença de gases de interferência impedirá a calibração adequada do ar. A presença de gases deinterferência também é extremamente perigosa porque o produto pode não detectar corretamente os
vazamentos de gás.

CUIDADO

OX

CO

HS

C-

CX

SO2

NO2 HCN

PH3

CL2• Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:・ Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e
umidade no ambiente de uso real.
・ Ao ar fresco• Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
• Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue aenergia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de
10 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.

122 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibraçãoCUIDADO OX G NH3• Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:・ Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e
umidade no ambiente de uso real.
・ Ao ar fresco• Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
• Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue aenergia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de
30 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Selecione [AIR] e pressione o botão
POWER/MODE.
3 Mantenha pressionado o botão AIR.

123 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

4 Solte o botão AIR quando o visor LCD mudarde [Air HOLD] para [AdJ RELEASE].
Quando a calibração do ar for bem-sucedida,[PASS] será exibido.
Após a calibração do ar, a concentração atual degás é exibida e o visor retorna à tela [AIR].

NOTA
 Se a calibração do ar falhar, [FAIL AIR] será exibido. A calibração do ar não será realizada.
Pressione o botão POWER/MODE para reinicializar o alarme de falha (anormalidade na calibração). A
reinicialização do alarme exibe o valor antes da calibração de ar.

124 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

7-2-4. Executando calibração AUTO
Introduza o gás de calibração e execute a calibração na concentração de gás definida na configuração deconcentração de gás de calibração (CAL-P).

CUIDADO• A calibração do ar deve sempre ser realizada antes da calibração AUTO.

<Realizando calibração AUTO (A-CAL)>

OX G

OX

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Confirme o nome do gás a calibrar e pressioneo botão POWER/MODE.

4 Introduza o gás de calibração, aguarde 60
segundos e pressione o botão POWER/MODE.

125 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

A calibração AUTO é iniciada.

5 Verifique o resultado da calibração AUTO.
Se a calibração AUTO for bem-sucedidaaparece [PASS], seguido pela concentração de gás
após a calibração AUTO.
Depois disso, o produto retorna automaticamente
ao modo de medição.
Se a calibração AUTO falhar[FAIL] aparece.

<Realizando calibração AUTO (A-CAL)>

COHS

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Confirme o nome do gás a calibrar e pressioneo botão POWER/MODE.

126 / 173

SO2

NO2 HCN

PH3

NH3

CL2

(Exemplo de visor: CO-04)

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

4 Introduza o gás de calibração, aguarde 60
segundos e pressione o botão POWER/MODE.
* Após 120 segundos nos seguintes casos
・Ao calibrar o SC-04 (NH3).
・Ao calibrar o SC-04 (CL2).
・Quando o HCN é usado durante a SC-04 (HCN)
Calibração. (Após 60 segundos quando estiver
calibrando com um gás alternativo (PH3).
A calibração AUTO é iniciada.

5 Verifique o resultado da calibração AUTO.
Se a calibração AUTO for bem-sucedidaaparece [PASS], seguido pela concentração de gás
após a calibração AUTO.
Depois disso, o produto retorna automaticamente
ao modo de medição.
[FAIL] aparece se a calibração AUTO falhar.

127 / 173

7. Manutenção

<Realizando calibração AUTO (A-CAL)>

7-2. Executando a calibraçãoCX (Exemplo de visor: CX-04)

C-

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR para selecionar ocilindro a calibrar e, em seguida, pressione obotão POWER/MODE.

4 Introduza o gás de calibração, aguarde 60
segundos e pressione o botão POWER/MODE.

A calibração AUTO é iniciada.

128 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

5 Verifique o resultado da calibração AUTO.
Se a calibração AUTO for bem-sucedidaaparece [PASS], seguido pela concentração de gás
após a calibração AUTO.
Depois disso, o produto retorna automaticamente
ao modo de medição.
No entanto, se vários cilindros estiverem definidos,
o produto não retornará automaticamente ao modode medição.
Se a calibração AUTO falhar[FAIL] aparece.

Linha superior: Resultado da calibração [CO] AUTO
Linha do meio: Resultado da calibração [O2] AUTO

NOTA Quando a função de calibração rápida está ativada, o menu de calibração AUTO muda para [E-CAL].
Selecione [E-CAL] e pressione o botão POWER/MODE. Após a introdução do gás de calibração, a calibração
AUTO é realizada pela contagem automática do tempo de calibração definido com a configuração do tempo decalibração rápida
(E-CAL). (Consulte “6-11. Configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL)”.)129 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

<Configuração da concentração de gás de calibração (CAL-P)>
OX G OXCOHS
SO2 NO2 HCN
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.

PH3

NH3

CL2 (Exemplo de visor: CO-04)

2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CAL-P] e depois pressione o botão
POWER/MODE.
4 Confirme o nome do gás alvo e pressione obotão POWER/MODE.

5 Pressione o botão AIR várias vezes para definira concentração do gás de calibração e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [CAL-P](confirmação do gás alvo).
*Com o SC-04 (HCN), o nome do gás será indicado como HCN na tela, mesmo quando a calibração for feita com gás substituto (PH3).
A concentração do gás de calibração HCN deve ser calculada multiplicando-se a concentração de PH3 pelo fator de conversão.
(Concentração de HCN = concentração de PH3 × fator de conversão)130 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

<Configuração da concentração de gás de calibração (CAL-P)>
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CAL-P] e depois pressione o botão
POWER/MODE.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o gás alvo, em seguida, pressione obotão POWER/MODE.
CO-04 (C-): Selecione [CO] ou [H2].
CX-04:
Selecione [CO] ou [O2].
5 Pressione o botão AIR várias vezes para definira concentração do gás de calibração e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [CAL-P](seleção de gás alvo).

131 / 173

C-

CX

7. Manutenção

<Configuração do cilindro (CYL SEL)>

7-2. Executando a calibraçãoCXC-Defina grupos de gases (cilindros) para calibração. Cinco cilindros podem ser definidos de A a E.
As configurações padrão são as seguintes:
CO-04 (C-): [CO]: A, [H2]: B
CX-04:[CO]: A, [O2]: A

NOTA Na maioria das circunstâncias, não há necessidade de alterar a configuração do cilindro.
Altere a configuração do cilindro se [CO] (monóxido de carbono) e [O2] (oxigênio) forem calibrados
separadamente no CX-04.
1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [GAS CAL], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [A-CAL], depois pressione o botão
POWER/MODE.
3 Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe o tipo de gás e aconcentração dos cilindros A a E em sequência.
4 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar [CYL SEL], depois pressione o botão
POWER/MODE.

132 / 173

7. Manutenção

7-2. Executando a calibração

5 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o gás alvo de detecção e, em
seguida, pressione o botão POWER/MODE.
Pressionar o botão AIR percorre os gases alvo dedetecção.
CO-04 (C-): [CO] → [H2] → [ESCAPE]
CX-04:[CO] → [O2] → [ESCAPE]
Selecionar [ESCAPE] e pressionar o botão
POWER/MODE retorna a exibição à tela decalibração AUTO (A-CAL).
Para cancelar a configuração do cilindro, pressioneo botão AIR até que [ESCAPE] apareça.
6 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar um cilindro e, em seguida, pressioneo botão POWER/MODE.
Selecione de [A] a [E].
[END] aparece quando as configurações estiverem
completas. O visor volta para a tela [CYL SEL]
(seleção de gás alvo).

133 / 173

7. Manutenção

7-3. Realização dos testes de resposta

7-3. Realização dos testes de resposta
Os testes de resposta são realizados usando a função de teste de resposta (BUMP) no modo de usuário.
O teste de resposta (verificação da função) é um teste para verificar se as leituras estão dentro da faixa aceitável,introduzindo um gás de calibração.
Como na calibração, prepare o equipamento e os gases de calibração, depois conecte a este produto. (Consulte“7-2-1. Preparação para calibração”.)

NOTA
 Com a energia desligada, mantenha pressionado o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo(por cerca de três segundos) para entrar no modo de usuário. (Consulte “6-1. Procedimento de configuração
do modo usuário”.)
 Após um teste de resposta bem-sucedido, o produto automaticamente retornará ao modo de medição.
No entanto, se vários cilindros estiverem configurados (apenas CO-04 (C-) e CX-04), o produto não retornará
automaticamente ao modo de medição.
 Para retornar ao modo de medição na tela de teste de resposta (BUMP), pressione o botão AIR várias vezes
para selecionar [START], depois pressione o botão POWER/MODE. O modo de usuário termina. O produto
retornará ao modo de medição após executar a mesma operação que quando a energia é ligada.
 Para finalizar o teste de resposta (BUMP), pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [ESCAPE],
depois pressione o botão POWER/MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.
OX G

OX

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP], depois
pressione o botão POWER/MODE.

134 / 173

7. Manutenção

7-3. Realização dos testes de resposta

2 Introduza o gás de calibração e pressione obotão POWER/MODE.
[APLY] e [BUMP] alternam no visor. O tempo até oinício do teste de resposta é exibido no lado direito.
O teste de resposta começa quando o tempo
restante chega a [0].
3 Verifique o resultado do teste de resposta.
Se o teste de resposta for bem sucedido[P] aparece na tela [BMP/CAL]. Pressione o botão
AIR para visualizar a leitura no momento do testede resposta.
Se o teste de resposta falhar[F] aparece na tela [BMP/CAL] (lado esquerdo dalinha do meio). Pressione o botão AIR paravisualizar a leitura no momento do teste deresposta.
Após uma falha no teste de resposta, a calibração é
realizada se especificado na configuração. Depois
de concluída a calibração, o resultado da calibração
é exibido na tela [BMP/CAL] (lado direito da linha
do meio) e, cada vez que o botão AIR é
pressionado, o visor mostra a leitura no momento
do teste de resposta e da leitura da calibração.

Lado esquerdo da linha
do meio:
Resultado do teste deresposta
Lado direito da linha domeio:
Resultado dacalibração
(P: Passou/F: Falhou)

4 Pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece. Se o teste de resposta for bemsucedido, o produto retornará automaticamente ao
modo de medição.
135 / 173

(Exibido apenas se acalibração foi
realizada)7. Manutenção

COHS

7-3. Realização dos testes de resposta

SO2

NO2

HCN

PH3

NH3

CL2

(Exemplo de visor: CO-04)

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Introduza o gás de calibração e pressione obotão POWER/MODE.
[APLY] e [BUMP] alternam no visor. O tempo até oinício do teste de resposta é exibido no lado direito.
O teste de resposta começa quando o tempo
restante chega a [0].
3 Verifique o resultado do teste de resposta.
Se o teste de resposta for bem sucedido[P] aparece na tela [BMP/CAL]. Pressione o botão
AIR para visualizar a leitura no momento do testede resposta.

*Com o SC-04 (HCN), o nome do gás será indicado como HCN na tela, mesmo quando a calibração for feita com gás substituto (PH3).
A concentração do gás de calibração HCN deve ser calculada multiplicando-se a concentração de PH3 pelo fator de conversão.
(Concentração de HCN = concentração de PH3 × fator de conversão)136 / 173

7. Manutenção

7-3. Realização dos testes de resposta

Se o teste de resposta falhar[F] aparece na tela [BMP/CAL] (lado esquerdo dalinha do meio). Pressione o botão AIR paravisualizar a leitura no momento do teste deresposta.
Após uma falha no teste de resposta, a calibração é
realizada se especificado na configuração. Depois
de concluída a calibração, o resultado da calibração
é exibido na tela [BMP/CAL] (lado direito da linha
do meio) e, cada vez que o botão AIR é
pressionado, o visor mostra a leitura no momento
do teste de resposta e da leitura da calibração.

Lado esquerdo da linha
do meio:
Resultado do teste deresposta
Lado direito da linha domeio:
Resultado dacalibração
(P: Passou/F: Falhou)

4 Pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece. Se o teste de resposta for bemsucedido, o produto retornará automaticamente ao
modo de medição.

137 / 173

(Exibido apenas sea calibração foi
realizada)7. Manutenção
C-

CX

7-3. Realização dos testes de resposta(Exemplo de visor: CX-04)

1 Pressione o botão AIR várias vezes no modo deusuário para selecionar [BUMP], depois
pressione o botão POWER/MODE.
2 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o cilindro para o teste de resposta,
depois pressione o botão POWER/MODE.
3 Introduza o gás de calibração e pressione obotão POWER/MODE.
[APLY] e [BUMP] alternam no visor. O tempo até oinício do teste de resposta é exibido no lado direito.
O teste de resposta começa quando o tempo
restante chega a [0].
4 Verifique o resultado do teste de resposta.
Se o teste de resposta for bem sucedido[P] aparece na tela [BMP/CAL]. Pressione o botão
AIR para visualizar a leitura no momento do testede resposta.

Linha superior: Resultado do teste deresposta [CO]Linha do meio: Resultado do teste deresposta [O2]138 / 173

7. Manutenção

7-3. Realização dos testes de resposta

Se o teste de resposta falhar[F] aparece na tela [BMP/CAL] (lado esquerdo).
Pressione o botão AIR para visualizar a leitura no
momento do teste de resposta.
Após uma falha no teste de resposta, a calibração é
realizada se especificado na configuração. Depois
de concluída a calibração, o resultado da calibração
é exibido na tela [BMP/CAL] (lado direito) e, cadavez que o botão AIR é pressionado, o visor mostra
a leitura no momento do teste de resposta e leiturada calibração.
5 Pressione o botão POWER/MODE.
[END] aparece. Se o teste de resposta for bemsucedido, o produto retornará automaticamente ao
modo de medição.
No entanto, se vários cilindros estiverem definidos,
o produto não retornará automaticamente ao modode medição.

Lado esquerdo da linha
superior:
Resultado do teste deresposta [CO]Lado direito da linha superior:
Resultado da calibração
[CO]
Lado esquerdo da linha domeio:
Resultado do teste deresposta [O2]Lado direito da linha do meio:
Resultado da calibração[O2])(P: Passou/F: Falhou)(Exibido apenas se acalibração foi realizada)NOTA A expiração do teste de resposta e as várias condições para o teste de resposta são definidas na configuração
de expiração do teste de resposta (BUMP.SET) no modo de usuário. (Consulte “6-4. Configuração deexpiração do teste de resposta (BUMP.SET)”.) Após uma falha no teste de resposta, defina a configuração ON/OFF (A-CAL) da calibração do teste deresposta para ON para executar a calibração após o teste de resposta. (Consulte “6-4-1. Configuração do testede resposta (SETTING)”.)

139 / 173

7. Manutenção

7-4. Realização dos testes de alarme

7-4. Realização dos testes de alarmePressionando o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo, enquanto exibe qualquer um dos pontos
de ajuste de alarme na exibição do ponto de ajuste de alarme do modo de exibição, é possível testar o alarme
relevante.
1 Pressione o botão POWER/MODE no modo demedição.
A buzina toca uma vez e o produto muda para omodo de exibição.
2 Pressione o botão POWER/MODE várias vezes
para selecionar a exibição do ponto de ajuste
do alarme [dISP ALARM-P].
3 Pressione o botão AIR várias vezes paraselecionar o ponto de ajuste do alarme para oteste de alarme.
Pressionar o botão AIR alterna entre os pontos deajuste de alarme.
Para os pontos de ajuste de alarme exibidos,
consulte “5-6-2. Itens exibidos no modo deexibição”.
4 Pressione o botão AIR e o botão POWER/MODE
ao mesmo tempo.
Isso ativa o alarme do ponto de ajuste do alarme
selecionado.
Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar oalarme.

140 / 173

7. Manutenção

7-4. Realização dos testes de alarme

NOTA Para informações sobre os padrões de alarme nos diferentes pontos de ajuste de alarme, consulte“4-2. Ativação do alarme de gás”.
 A concentração de gás no visor LCD não pisca nos testes de alarme.
 Para finalizar o modo de exibição, pressione o botão POWER/MODE, selecione a tela de configuração dovolume da buzina e pressione o botão POWER/MODE. Quando a configuração de exibição do item do modode exibição (DISP.SET) está desativada, a tela de configuração do volume da buzina não é exibida. Pressioneo botão POWER/MODE na tela de exibição do ponto de ajuste do alarme (dISP ALARM-P).

141 / 173

7. Manutenção

7-5. Instruções de limpeza

7-5. Instruções de limpeza
Limpe o produto se ficar excessivamente sujo.
Certifique-se de desligar a energia antes de limpar. Limpe com um pano embebido em água e torcido firmemente.
Não limpe com água, solventes orgânicos ou produtos de limpeza disponíveis no mercado para limpeza, pois podem
causar mau funcionamento do produto.

CUIDADO• Ao limpar o produto, não salpique água nem use solventes orgânicos, tais como álcool e benzina, ou produtos
de limpeza disponíveis comercialmente.
Estes podem descolorir ou danificar a superfície do produto ou causar mau funcionamento do sensor.

NOTA A água pode permanecer na abertura do som da campainha ou nas ranhuras se o produto se molhar. Remova
qualquer umidade da seguinte forma:① Limpe qualquer umidade do produto usando uma toalha ou pano seco.
② Segure o produto firmemente e agite cerca de 10 vezes com o som da campainha abrindo para baixo.
③ Use uma toalha ou pano para limpar toda a umidade drenada do interior.
④ Coloque o produto em uma toalha ou pano seco e deixe repousar à temperatura ambiente.

142 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

7-6. Substituição de peçasPara obter informações sobre substituição de peças, entre em contato com RIKEN KEIKI. Uma verificação funcional
por um engenheiro de serviço qualificado também é necessária após a substituição das peças.
Para mais informações, entre em contato com a RIKEN KEIKI.

7-6-1. Peças de substituição periódica
Listados abaixo estão as peças consumíveis do produto. Substitua as peças consumíveis com base nos intervalos
de substituição recomendados.

<Lista de peças de substituição recomendadas>
Nome
Sensor O2 (OS-BM2 C)
Sensor de O2 (ESR-X13P)
Sensor de H2S (ESR-A13i)
Sensor de CO (ESR-A13P)
Sensor CO（ESR-A1CP）
Sensor de CO/O2 (ESR-X1DP)
Sensor de SO2 (ESR-A13D)
Sensor de NO2 (ESR-A13D)
Sensor de HCN (ESR-A13D)
Sensor de PH3 (ESR-A13D)
Sensor de NH3 (ESR-B134D)
Sensor de CL2 (ESR-B136)

Intervalo deverificação
recomendado
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 mesesIntervalo de
substituição
recomendado
1 ano
3 anos3 anos3 anos3 anos3 anos3 anos3 anos3 anos3 anos
1 anos
1 anos

143 / 173

Quantidade(peça/unidade)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observações
Sensor para OX-04G
Sensor para OX-04
Sensor para HS-04
Sensor para CO-04
Sensor para CO-04 (C-)
Sensor para CX-04
Sensor para SC-04 (SO2)Sensor para SC-04 (NO2)Sensor para SC-04 (HCN)
Sensor para SC-04 (PH3)
Sensor para SC-04 (NH3)
Sensor para SC-04 (CL2)7. Manutenção

Nome
Filtro do pó
Filtro de controle de umidade(CF-A13i-1)
Filtro de controle de umidade(CF-B134-1)
Filtro de remoção de gás deinterferência (CF-6280)
Filtro de remoção H2S(CF-A13D-1)
Filtro de remoção H2S(CF-A13D-3)
Filtro de remoção H2S(CF-A13D-5)
Espaçador
Lacre de borracha parainterruptor
Lacre de borracha para caixa
superior e inferior
Lacre de borracha para
tampa da bateria
Lacre de borracha parasensorBaterias alcalinas AAA

7-6. Substituição de peçasIntervalo deverificação
recomendado

Intervalo de
substituição
recomendado
6 meses ou quandocontaminado

Quantidade(peça/unidade)Observações

1

Não usado para SC-04 (CL2)

3 meses

6 meses1

Filtro para HS-04, SC-04(PH3)3 meses

6 meses1

Filtro para SC-04(NH3)3 meses

6 meses1

Filtro para CO-04/CO-04 (C-)/
CX-04

3 meses

6 meses1

Filtro para SC-04 (NO2)

3 meses

6 meses1

Filtro para SC-04 (HCN)

3 meses

6 meses1

Filtro para SC-04 (SO2)

Antes e após o uso

6 meses ou quandocontaminado

1

Para SC-04 (CL2)-

3 a 6 anos1-

3 a 6 anos1-

3 a 6 anos1-

3 a 6 anos

1

-

-

2

Antes e após o uso

Especificações de células secas
Especificações da bateria
Baterias AAA Ni-MH
2
recarregável* Uma verificação funcional deve ser realizada por um engenheiro de serviço qualificado após a substituição das peças para garantir asegurança e a operação estável do produto. Entre em contato com a RIKEN KEIKI para solicitar uma verificação funcional.

144 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

NOTA Os intervalos de substituição acima são diretrizes. Os intervalos de substituição podem variar dependendo das
condições reais de operação. Além disso, esses intervalos não constituem períodos de garantia. Os intervalos
de substituição podem variar dependendo dos resultados da manutenção regular.

145 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

7-6-2. Substituição do filtro
OX G

OX

O filtro de poeira é um consumível. Verifique a extensão da contaminação e substitua periodicamente em intervalos
apropriados.
1 Desligue a energia.
Mantenha pressionado o botão POWER/MODE porpelo menos três segundos para desligar a energia.
2 Remova a tampa de proteção de borracha.

Parafusos

3 Posicione com a tela voltada para baixo e solte
os quatro parafusos com uma chave de fenda
Phillips.
4 Posicione com a tela voltada para cima.
Retire a caixa superior.

Parafusos

146 / 173

Caixa superior7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

5 Remova a vedação de borracha e o filtro depoeira da caixa superior.

Vedante de borracha
Filtro do pó

6 Substitua o filtro de poeira.
Vedante de borracha
Lado dosensor

7 Fixe o selo de borracha.
Consulte o diagrama à direita e observe aorientação da vedação de borracha ao montar.

Lado da caixa
superior

8 Retorne a caixa superior para sua posição
original. Aperte os quatro parafusos com achave de fenda Phillips.
Aperte os parafusos com um torque de 15 a
16 N∙cm com a chave de fenda Phillips.
9 Coloque a tampa de proteção de borracha.

CUIDADO• Substitua os filtros aproximadamente a cada seis meses.
• Substitua os filtros imediatamente (em até 10 minutos).
• Manuseie os filtros com cuidado. Não use esse produto com filtros danificados.

147 / 173

7. Manutenção
COHS

7-6. Substituição de peças
C-

CX

SO2

NO2

HCN

PH3

NH3

O filtro de poeira e o filtro são consumíveis. Verifique a extensão da contaminação e substitua periodicamente emintervalos apropriados.
Os tipos de filtro são os seguintes:
 HS-04, SC-04(PH3):
Filtro de controle de umidade CF-A13i-1
 SC-04(NH3):
Filtro de controle de umidade CF-B134-1
 CO-04(C-), CO-04(C-), CX-04: Filtro de remoção de gás de interferência CF-6280
 SC-04 (NO2):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-1
 SC-04 (HCN):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-3
 SC-04 (SO2):
Filtro de remoção H2S CF-A13D-5
1 Desligue a energia.
Mantenha pressionado o botão POWER/MODE porpelo menos três segundos para desligar a energia.
2 Remova a tampa de proteção de borracha.
3 Posicione com a tela voltada para baixo e solte
os quatro parafusos com uma chave de fenda
Phillips.
4 Posicione com a tela voltada para cima. Retirea caixa superior.

Parafusos

Parafusos

148 / 173

Caixa superior7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

5 Remova o filtro, a vedação de borracha e ofiltro de poeira da caixa superior.

FiltroVedante de borracha
Filtro do pó

6 Substitua o filtro de poeira.
7 Fixe o selo de borracha.
Observe a orientação do selo de borracha ao
encaixar.
Consulte o diagrama à direita e observe aorientação da vedação de borracha ao montar.

Vedante deborracha
Lado do sensor

8 Substitua o filtro.

Lado da caixa
superior
Filtro9 Retorne a caixa superior para sua posição
original. Aperte os quatro parafusos com achave de fenda Phillips.
Aperte os parafusos com um torque de 15 a
16 N∙cm com a chave de fenda Phillips.
10 Coloque a tampa de proteção de borracha.

CUIDADO• Os produtos químicos foram aplicados ao filtro de controle de umidade CF-A13i-1, ao filtro de controle deumidade CF-B134-1, CF-A13D-1 filtro de remoção de H2S e CF-A13D-3 filtro de remoção de H2S. Para
substituir os filtros, segure-os com uma pinça. Trabalhe com cuidado para evitar danificar os filtros ou tocá-loscom as mãos desprotegidas. Lave as mãos imediatamente se elas entrarem em contato com os produtos
químicos.
• Substitua os filtros aproximadamente a cada seis meses.
• Substitua os filtros imediatamente (em até 10 minutos).
• Manuseie os filtros com cuidado. Não use esse produto com filtros danificados.
• Podem aparecer rachaduras na superfície do CF-A13D-3. Isso não afeta a funcionalidade. Não use se os
fragmentos se soltarem.
149 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

CL2
O espaçador é um item de consumo. Verifique a extensão da contaminação e substitua-o periodicamente emintervalos apropriados.
1 Desligue a energia.
Mantenha o botão POWER/MODE pressionado porpelo menos três segundos para desligar a energia.

Parafusos

Caixa superior

2 Remova a tampa de proteção de borracha.
3 Posicione-o com o visor voltado para baixo e,
em seguida, solte os quatro parafusos com
uma chave de fenda Phillips.

Parafusos

4 Posicione-o com a tela voltada para cima.
Remova o gabinete superior.

Vedante de borracha
Espaçador

5 Remova a vedação de borracha e o espaçador
do gabinete superior.
Vedante deborracha

6 Substitua o espaçador.
7 Fixe a vedação de borracha.
Consulte o diagrama à direita e observe aorientação da vedação de borracha ao fazer a
instalação.

Lado do sensor

Lado da caixa
superior
Filtro8 Retorne o gabinete superior à sua posição
original. Aperte os quatro parafusos com achave de fenda Phillips.

150 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

Aperte os parafusos com um torque de 15 a 16
N∙cm com a chave de fenda Phillips.
9 A Coloque a tampa de proteção de borracha.

CUIDADO
Foram aplicados produtos químicos no filtro de controle de umidade CF-A13i-1, no filtro de controle de umidade
CF-B134-1, no filtro de remoção de H2S CF-A13D-1 e no filtro de remoção de H2S CF-A13D-5. Ao substituir os
filtros, segure-os com uma pinça. Trabalhe com cuidado para evitar danificar os filtros ou tocá-los com as mãosdesprotegidas. Lave as mãos imediatamente se elas entrarem em contato com o produto químico.
• Substitua o espaçador aproximadamente a cada seis meses.
• Substitua o espaçador imediatamente (em até 10 minutos).
• Manuseie o espaçador com cuidado. Não use este produto se o espaçador estiver danificado.
• O CF-A13D-3 pode apresentar rachaduras na superfície, mas isso não é um problema para o uso. Se as peçasse soltarem da superfície, não use.

NOTA
 O intervalo para substituir os filtros (seis meses) é um valor de referência. Os intervalos reais podem variar
dependendo das condições de operação. Esses intervalos não constituem períodos de garantia. Os intervalos
de substituição podem variar dependendo dos resultados da manutenção diária e regular.
 Certifique-se de desligar a energia do produto antes de substituir os filtros.
 As vedações de borracha também contêm filtros. Manuseie com cuidado, pois eles são facilmente danificados.
 Ao montar a caixa superior, verifique se não há material estranho preso no selo de borracha ao redor da caixa
superior.

151 / 173

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

7-6-3. Substituição do sensor
O sensor precisará ser substituído se encontrar sintomas como falha na restauração das leituras após a calibração
do ar ou leituras flutuantes ao executar a calibração.
Entre em contato com a RIKEN KEIKI para a substituição.
OX G
1 Desligue a energia.
Mantenha pressionado o botão POWER/MODE porpelo menos três segundos para desligar a energia.

Caixa superior

Parafusos

2 Remova a tampa de proteção de borracha.
3 Posicione com a tela voltada para baixo e solte
os quatro parafusos com uma chave de fenda
Phillips.

Parafusos
Sensor

4 Posicione com a tela voltada para cima. Retirea caixa superior.
5 Substituir o sensor.
Inserir completamente o sensor.
6 Retorne a caixa superior para sua posição
original. Aperte os quatro parafusos com achave de fenda Phillips.
Aperte os parafusos com um torque de 15 a
16 N∙cm com a chave de fenda Phillips.
7 Coloque a tampa de proteção de borracha.
152 / 173

7. Manutenção
OX

CO

7-6. Substituição de peças
HS

C-

CX

SO2

NO2 HCN

PH3

NH3

CL2

1 Desligue a energia.
Mantenha pressionado o botão POWER/MODE porpelo menos três segundos para desligar a energia.
2 Remova a tampa de proteção de borracha.
3 Posicione com a tela voltada para baixo e solte
os quatro parafusos com uma chave de fenda
Phillips.
4 Posicione com a tela voltada para cima.
Retire a caixa superior.

Parafusos

Caixa superior

Parafusos

5 Substituir o sensor.
Combine as marcas no sensor com os locais
correspondentes na caixa do sensor e insira osensor completamente.

SensorLocais a combinar ao
encaixar o sensor(CO-04/HS-04/SC-04 (SO2))

153 / 173

Locais a combinar ao
encaixar o sensor(OX-04, CX-04)

7. Manutenção

7-6. Substituição de peças

6 Retorne a caixa superior para sua posição
original. Aperte os quatro parafusos com achave de fenda Phillips.
Aperte os parafusos com um torque de 15 a
16 N∙cm com a chave de fenda Phillips.
7 Coloque a tampa de proteção de borracha.

NOTA As vedações de borracha também contêm filtros. Manuseie com cuidado, pois eles são facilmente danificados.
 Ao montar a caixa superior, verifique se não há material estranho preso no selo de borracha ao redor da caixa
superior.

154 / 173

8. Armazenamento e descarte

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados

8

Armazenamento e descarte
8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos
prolongados
O produto deve ser armazenado no seguinte ambiente: Em um local escuro a temperaturas e umidade normais, longe da luz solar direta.
 Em um local livre de gases, solventes e vapores.
Armazene o produto em sua caixa de remessa, se retido e disponível. Se a caixa de remessa não estiver disponível,armazene longe de pó e sujeira.

CUIDADO• Se o produto não for utilizado por longos períodos, armazene com a bateria removida. Vazamentos de bateria
podem resultar em incêndio ou ferimentos.

<Procedimento para reutilização>Realize a calibração se o produto for usado novamente após um período em armazenamento. (Consulte "3-3. Inserção
das baterias", '7-2. Realização da calibração".)155 / 173

8. Armazenamento e descarte

8-2. Descarte do produto

8-2. Descarte do produto
Descarte o produto como resíduo industrial (incombustível) de acordo com os regulamentos locais.

AVISO• Descarte as baterias de acordo com os procedimentos especificados pelas autoridades locais.

<Descarte nos Estados-Membros da UE>
Ao descartar o produto em um Estado-Membro da UE, descarte as baterias separadamente.
As baterias devem ser removidas e descartadas adequadamente, de acordo com os sistemas de triagem e coleta ou
reciclagem de resíduos estipulados pelos regulamentos dos Estados-Membros da UE.

NOTA
Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz
O pictograma à direita indica que as baterias devem ser separadas do lixo comum e descartadas
adequadamente.
Isto está afixado aos produtos que contêm baterias às quais se aplica a Diretiva 2006/66/EC sobrebaterias. Essas baterias devem ser descartadas adequadamente.

156 / 173

9. Resolução de problemas

9-1. Anomalias do produto

9

Resolução de problemas
9-1. Anomalias do produto
SintomaCausaAção corretiva

As baterias estão gastas.

Desligue a energia e substitua por novas baterias em um
local seguro.
(Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)

As baterias foram inseridas
com a polaridade invertida.

Insira novamente as baterias corretamente.
(Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)

O botão POWER/MODE foi
pressionado muito
brevemente ou por muito
tempo.

Para ligar, mantenha pressionado o botão POWER/MODE
por pelo menos três segundos até que a campainha toqueuma vez.
(Consulte “5-3. Ligando”.)

A tampa da bateria não estácompletamente fechada.

Feche a tampa da bateria completamente.

Anomalia do sistema:[FAIL SYSTEM] aparece.

Ocorreu uma anomalia do
circuito na unidade principal.

Entre em contato com a RIKEN KEIKI para a reparação.

Anomalia do sensor:[FAIL SENSOR] aparece.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a RIKEN KEIKI para solicitar a
substituição do sensor.
(Consulte “7-6-3. Substituição do sensor”.)

A alimentação não podeser ligada.

157 / 173

9. Resolução de problemasSintoma

9-1. Anomalias do produto
CausaAção corretiva

Alarme de baixa tensão da
Os níveis da bateria estão
bateria:
baixos.
[FAIL BATTERY] aparece.
A calibração do ar não é
possível.
[FAIL AIR] aparece.

Anomalia do relógio:[FAIL CLOCK] aparece.

Desligue a energia e substitua por novas baterias em um
local seguro.
(Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)

Não está sendo fornecido ar
fresco ao produto.

Forneça ar fresco ao redor do produto.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a RIKEN KEIKI para solicitar a
substituição do sensor.
(Consulte “7-6-3. Substituição do sensor”.)

Anomalia do relógio interno

Defina a data e a hora.
(Consulte “6-12. Configuração de data e hora (DATE)”.)Se esse ocorrer com frequência, o relógio interno pode estar
com defeito.
Entre em contato com a RIKEN KEIKI para solicitar a
substituição do relógio interno.

Para OX-04G, OX-04, HS-04, SC-04 (SO2, NO2, HCN,
PH3, NH3, CL2)
O alarme não para mesmo
Os alarmes do produto são de travamento automático. Depois
depois que as
O botão POWER/MODE não que o alarme ocorrer, pressione o botão POWER/MODE.
concentrações de gás
foi pressionado.
caem abaixo do ponto dePara CO-04, CO-04 (C-), CX-04
ajuste do alarme.
Se o padrão de alarme de gás for autotravante, pressione obotão POWER/MODE após o alarme ocorrer.
Anomalia no sistema:
É exibido [FAIL 031
SYSTEM].

Memória FLASH anormal

Se a anormalidade ainda for exibida depois de desligar eligar a energia cinco vezes ou mais, entre em contato com orevendedor ou com o escritório de vendas mais próximo
para reparos.

158 / 173

9. Resolução de problemasSintoma

9-1. Anomalias do produto
CausaAção corretiva

Visor de notificação decalibração
* Somente modelos doJapãoEssa é a operação quando o ciclo de calibração é atingido.
Depois que o aviso de calibração for exibido, é possível
prosseguir para o modo de medição pressionando o botão
AIR. No entanto, não deixe de entrar em contato com orevendedor ou com o escritório de vendas mais próximo
para manutenção.
* No caso da configuração padrão.

É exibida a mensagem[CAL-LMT].

Exibição da expiração dacalibração
* Modelos de exportação

Operação de calibração expirada. Após a exibição dacalibração expirada, pressione o botão POWER/MODE para
prosseguir para a calibração AUTO ou pressione o botão
AIR para prosseguir para o modo de medição, mas realize acalibração por conta própria ou peça ao seu revendedor ou
ao escritório de vendas mais próximo para realizar amanutenção.
* Operação após a expiração da calibração: configuração
padrão.

É exibido [BP-LMT].

Operação de expiração do teste funcional. Depois que a
expiração do teste funcional for exibida, pressione o botão
POWER/MODE para prosseguir com o teste funcional.
Exibição da validade do teste Pressione o botão AIR para ir para o modo de medição, masde respostanão se esqueça de realizar o teste funcional.
* Operação após a expiração do teste funcional:
configuração padrão.

É exibido [M-LIMIT].

NOTA

 Esta seção de solução de problemas não trata de todos os problemas que podem ocorrer com o produto.
Breves explicações sobre causas e ações corretivas foram fornecidas para ajudar a corrigir problemas comuns
que podem ocorrer com freqüência. Se os problemas persistirem mesmo após a execução das ações

159 / 173

9. Resolução de problemas

9-1. Anomalias do produto

corretivas sugeridas aqui ou forem encontrados sintomas não listados aqui, entre em contato com RIKEN
KEIKI.

160 / 173

10. Especificações do produto

10-1. Especificações comuns

10Especificações do produto
10-1. Especificações comuns
Exibição

Visor digital LCD (segmentos + ícones)Método de amostragem Tipo de difusão
Alarme de gás

Three-step alarm, STEL alarm, integrated (CO models only, Japan models only) or TWA
alarm, OVER alarm

Alarme de falha

Conexão/desconexão do sensor, baixa tensão da bateria, calibração defeituosa,anormalidade do relógio, anormalidade do sistema

Indicações de alarme

Lâmpada piscando, campainha intermitente, visor de concentração de gás piscando,
vibraçãoAlimentação

Especificações de células secas: Bateria alcalina AAA × 2
Especificações da bateria recarregável: Bateria AAA Ni-MH (eneloop) × 2

Nível de proteção

IP66/67 equivalente

Construção contra
explosão:construção contra explosão intrinsecamente segura

161 / 173

10. Especificações do produto

10-1. Especificações comuns

Classe à prova deexplosão

<Especificações de células secas>
Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas: Ex ia IIC T4 Ga
ATEX:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx, INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga<Especificações da bateria recarregável>Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas: Ex ia IIC T3 Ga
ATEX:
II 1G Ex ia IIC T3 Ga
IECEx, INMETRO: Ex ia IIC T3 Ga

Certificações

Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas, ATEX, IECEx, INMETRO

Dimensões externas

Aprox. 54 mm (L) × 67 mm (A) × 24 mm (P) (excluindo projeções)Peso

Aprox. 93 g (incluindo baterias)Funções

Registrador de dados, vibração, alarme STEL, alarme integrado (somente para modelosde CO, somente para modelos do Japão) ou TWA, calibração rápida, exibição do valor
PEAK, exibição de temperatura

162 / 173

10. Especificações do produto

10-2. Especificações por modelo

10-2. Especificações por modelo
ModeloOX-04G

OX-04

HS-04

CO-04

Gás alvo de detecção

OxigênioOxigênio

Sulfato de hidrogênio

Monóxido decarbonoPrincípio de detecção

Tipo de célula
galvânica

Exibir nome
Modelo do sensor

O2
OS-BM2 C

Faixa de exibição
(resolução)CO-04 (C-)
Monóxido decarbono*3(interferência
reduzida dehidrogênio)CX-04
Monóxido decarbonoOxigênio

Tipo eletroquímicoO2
ESR-X13P

0.0 a 40.0 % (0.1)

H2S
ESR-A13i
0.0 to 30.0 ppm (0.1)
30.0 a 200.0 ppm
(1.0)

CO
ESR-A13PCO
ESR-A1CP

0 to 300 ppm (1)300 a 2,000 ppm (10)COO2
ESR-X1DP
0 to 300 ppm (1)300 a 2,000 ppm
0.0 a 40.0 % (0.1)(10)

Faixa de detecção
(Modelos japoneses)

0.0 a 25.0 %0.0 a 30.0 ppm

0 a 500 ppm

0 a 500 ppm

0.0 a 25.0 %Faixa de detecção
(Modelos de exportação)0.0 a 25.0 %0.0 a 100.0 ppm

0 a 500 ppm

0 a 500 ppm

0.0 a 25.0 %Pontos de ajuste do
alarme(Padrão japonês)

L
LL
H
OVER

18.0 %
18.0 %
25.0 %
40.0 %

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

1.0 ppm
10.0 ppm
10.0 ppm
1.0 ppm
5.0 ppm
200.0 ppm

1st
50 ppm2nd
150 ppm
3rd
150 ppm
Integrated 150 ppm
STEL
200 ppm
OVER 2,000 ppm

1st
50 ppm2nd
150 ppm
3rd
150 ppm
Integrated 150 ppm
STEL
200 ppm
OVER 2,000 ppm

L
LL
H
OVER

18.0 %
18.0 %
25.0 %
40.0 %

Pontos de ajuste do
alarme(Padrão de exportação)

L
LL
H
OVER

18.0 %
18.0 %
25.0 %
40.0 %

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

5 ppm
30.0 ppm
100.0 ppm
1.0 ppm
5.0 ppm
200.0 ppm

1st
25 ppm2nd
50 ppm3rd
1,200 ppm
TWA
25 ppm
STEL
200 ppm
OVER 2,000 ppm

1st
25 ppm2nd
50 ppm3rd
1,200 ppm
TWA
25 ppm
STEL
200 ppm
OVER 2,000 ppm

L
LL
H
OVER

18.0 %
18.0 %
25.0 %
40.0 %

163 / 173

10. Especificações do produto
Faixa de configuração
permitida do alarme

L/LL 0.0 a 20.0 %H 21.8 a 40.0 %Dentro de 20
segundos(Típico: 9
segundos)

Tempo de resposta *1(T90)

Operação dereinicialização do alarme
Faixa de temperatura deoperação
(sem mudanças
repentinas)
Faixa de umidade deoperação
(sem condensação)Faixa deoperação

pressão

10-2. Especificações por modelo

Dentro de 20
segundos(Típico: 8
segundos)

Autorretentivo

1.0 a 200.0 ppm

20 a 2,000 ppm

20 a 2,000 ppm

L/LL 0.0 a 20.0 %H
21.8 a 40.0 %Dentro de 30
segundos(Típico: 18
segundos)

Dentro de 30
segundos(Típico: 6
segundos)

Dentro de 30
segundos(Típico: 17
segundos)

Dentro de 30
segundos(Típico: 7 segundos)

Dentro de 30
segundos(Típico: 15
segundos)

Autorretentivo

Modelos japoneses: Reinicialização
automática
Modelos de exportação:Autorretentivo

Modelos japoneses:
Reinicialização
automática
Modelos deexportação:Autorretentivo

Autorretentivo−40 °C a +60 °C (em ambiente de uso temporário por aprox. 15 minutos)−20 °C a +50 °C (em ambiente de uso contínuo)−20 °C a+50 °C0 a 95 %RH (em ambiente de uso temporário por aprox. 15 minutos)
10 a 90 %RH (em ambiente de uso contínuo)10 a 90 %RH

de

80 kPa a 120 kPa (80 kPa a 110 kPa para alcance contra explosão)Normas JIS aplicáveis

JIS T 8201:
2010-

JIS T 8205: 2018

Tempo de operação
contínua*2(Baterias alcalinas)

Aprox.
9,000 horas

Aprox.
3,000 horas

Aprox.
9,000 horas

Aprox.
9,000 horas

Aprox.
6,200 horas

Aprox. 4,600 horas

Tempo de operação
contínua*2(Baterias Ni-MH)

Aprox.
6,000 horas

Aprox.
2,000 horas

Aprox.
6,000 horas

Aprox.
6,000 horas

Aprox.
4,200 horas

Aprox. 3,000 horas-*1 Típico indica um valor médio.
*2 25 °C, sem alarme, sem iluminação
*3 O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a interferência devido ao hidrogênio.
Essa função funciona para concentrações de hidrogênio de até 2.000 ppm. (No entanto, se usado em um ambiente com mais de

164 / 173

10. Especificações do produto

10-2. Especificações por modelo

40 °C por mais de 15 minutos, ele pode ser afetado pela interferência do hidrogênio e indicar uma concentração de monóxido decarbono maior do que a real).

ModeloGás alvo de detecção
Princípio de detecção
Exibir nome
Modelo do sensor
Faixa de exibição
(resolução)Faixa de detecção
(Modelos japoneses)
Faixa de detecção
(Modelos deexportação)Pontos de ajuste do
alarme(Padrão japonês)Pontos de ajuste do
alarme(Modelos deexportação)SC-04 (SO2)
Dióxido de enxofre
SO2
ESR-A13D
0.00 a 100.00 ppm(0.05)

SC-04 (NO2)
SC-04 (HCN)
SC-04(PH3)
Dióxido de nitrogênio Cianeto de hidrogênio
Fosfina
Tipo eletroquímico
NO2
HCN
PH3
ESR-A13D
ESR-A13D
ESR-A13D2
0.00 a 20.00 ppm
0.0 a 30.0 ppm*3
0.00 a 20.00 ppm(0.05)(0.1)(0.01)

SC-04(NH3)AmôniaSC-04(CL2)
Cloro

NH3
ESR-B134
0.0 a 400.0ppm
(0.5)

CL2
ESR-B136
0.00 a 20.00ppm(0.05)

0.00 a 20.00 ppm

0.00 a 20.00 ppm

0.0 a 30.0 ppm*3

0.00 a 20.00 ppm

0.0 a 300.0ppm

0.00 a 10.00ppm

0.00 a 20.00 ppm

0.00 a 20.00 ppm

0.0 a 30.0 ppm*3

0.00 a 20.00 ppm

0.0 a 300.0ppm

0.00 a 10.00ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER
1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

2.00 ppm 1st
5.00 ppm 2nd
5.00 ppm 3rd
2.00 ppm TWA
5.00 ppm STEL
100.00 ppm OVER
2.00 ppm 1st
5.00 ppm 2nd
100.00 ppm 3rd
2.00 ppm TWA
5.00 ppm STEL
100.00 ppm OVER

3.00 ppm 1st
6.00 ppm 2nd
6.00 ppm 3rd
3.00 ppm TWA
5.00 ppm STEL
20.00 ppm OVER
2.00 ppm 1st
4.00 ppm 2nd
20.00 ppm 3rd
0.50 ppm TWA
1.00 ppm STEL
20.00 ppm OVER

Faixa deconfiguração
permitida do alarme

0.50 a 100.00 ppm

0.50 a 20.00 ppm

Tempo de resposta *1(T90)

Dentro de 30
segundos(Típico: 9 segundos)

Dentro de 30
segundos(Típico: 6 segundos)

Operação dereinicialização doalarme4.7 ppm
9.4 ppm
9.4 ppm
0.9 ppm
4.5 ppm
30.0 ppm
10.0 ppm
20.0 ppm
30.0 ppm
0.9 ppm
4.5 ppm
30.0 ppm

0.9 a 30.0 ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER
1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

0.30 ppm
0.60 ppm
0.60 ppm
0.30 ppm
1.00 ppm
20.00 ppm
0.30 ppm
0.60 ppm
1.00 ppm
0.30 ppm
1.00 ppm
20.00 ppm

0.05 a 20.00

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER
1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

25.0ppm
35.0ppm
35.0ppm
25.0ppm
35.0ppm
400.0ppm
25.0ppm
50.0ppm
300.0ppm
25.0ppm
35.0ppm
400.0ppm

8.0 a 400.0ppm

1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER
1st
2nd
3rd
TWA
STEL
OVER

0.40ppm
0.80ppm
0.80ppm
0.50ppm
1.00ppm
20.00ppm
1.00ppm
2.00ppm
10.00ppm
0.50ppm
1.00ppm
20.00ppm

0.15 a 20.00ppm

Dentro de 90
Dentro de 30 segundos Dentro de 90 segundos Dentro de 90 segundos
segundos(Típico: 6 segundos)(Típico: 30 segundos) (Típico: 36 segundos)(Típico: 36 segundos)
Autorretentivo

165 / 173

10. Especificações do produto

10-2. Especificações por modelo−40 °C a +60 °C
Faixa de temperatura(em ambiente de uso temporário por aprox.
de operação
15 minutos)(sem mudanças−20 °C a +50 °C
repentinas)(em ambiente de uso contínuo)Faixa de umidade deoperação
(sem condensação)Faixa de pressão deoperação
Tempo de operação
contínua*2(Baterias alcalinas)
Tempo de operação
contínua*2(Baterias Ni-MH)−20 °C a +60 °C(em ambiente de uso
temporário por aprox.
15 minutos)−20 °C a +50 °C(em ambiente de uso
contínuo)−40 °C a +60 °C(em ambiente de uso
temporário por aprox.
15 minutos)−20 °C a +50 °C(em ambiente de uso
contínuo)−30 °C a +50 °C(em ambiente de uso
temporário por aprox.
15 minutos)−20 °C a +50 °C(em ambiente de uso
contínuo)

0 a 95 %RH (em ambiente de uso temporário por aprox. 15 minutos)
10 a 90 %RH (em ambiente de uso contínuo)80 kPa a 120 kPa (80 kPa a 110 kPa para alcance contra explosão)Aprox. 3,000 horas
Aprox. 2,000 horas*1 Típico indica um valor médio.
*2 25 °C, sem alarme, sem iluminação
*3 O SC-04 (HCN) indica 0,0 ppm entre 0,0 e 0,2 ppm.

166 / 173

−40 °C a +60 °C(em ambiente de uso
temporário por aprox.
15 minutos)−20 °C a +50 °C(em ambiente de uso
contínuo)

11. Apêndice11-1. Função de registrador de dados

11Apêndice
11-1. Função de registrador de dados
O produto está equipado com uma função de registrador de dados que registra os resultados de medições e eventos,
tais como alarmes de gás, alarmes de falha e calibração.

NOTA

 O programa de gerenciamento de registrador de dados (vendido separadamente) é necessário para verificar
os dados gravados usando a função de registrador de dados. Entre em contato com a RIKEN KEIKI para mais
informações.

O registrador de dados possui as cinco funções seguintes:(1) Tendência de intervalo

Registra as alterações na concentração medida desde a hora que a alimentação é ligada até que seja desligada.
O valor médio, o valor PEAK e o tempo de detecção do valor PEAK são registrados para monóxido de carbono, sulfetode hidrogênio e dióxido de enxofre. O valor médio, o valor mínimo, o tempo de detecção do valor mínimo, o valormáximo e o tempo de detecção do valor máximo são registrados para o oxigênio.
Registra/retém os 3.600 itens de dados mais recentes.
Se o número de itens exceder 3.600, novos dados substituirão os dados mais antigos.
Se 3.600 itens forem registrados para uma única medição, os dados mais antigos não serão substituídos e a gravação
será interrompida.
No entanto, se o tempo máximo de gravação for excedido, novos dados substituirão os dados mais antigos, mesmo
que o número de itens de dados seja menor que 3.600.
167 / 173

11. Apêndice11-1. Função de registrador de dados

Os tempos máximos de gravação correspondentes a diferentes intervalos são os seguintes:
Intervalo

10
segundos

20
segundos

30
segundos

1 minuto

3 minutos

5 minutos

10 minutos

Tempo máximo
de gravação

10 horas

20 horas

30 horas

60 horas

180 horas

300 horas

600 horas*O intervalo padrão é de cinco minutos. O intervalo pode ser definido usando o programa de gerenciamento de registrador de dados(vendido separadamente).

(2) Tendência de alarme
Quando um alarme é disparado, esta função registra as mudanças na concentração medida por 30 minutos antes edepois do alarme ocorrer (uma hora no total).
A tendência do alarme registra valores PEAK (valores mínimos para oxigênio) em períodos de 5 segundos em
intervalos de 5 segundos.
Registra/retém os itens de dados mais recentes.
Se o número de itens exceder oito, novos dados substituirão os dados mais antigos.

(3) Evento de alarme
Registra as ocorrências do alarme como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme foi acionado, o gás alvo de medição e o tipo de evento de alarme.
Registra/retém os 100 itens de dados mais recentes.
Se o número de itens exceder 100, novos dados substituirão os dados mais antigos.

(4) Evento de problema
Registra as ocorrências do alarme de falha como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme de falha foi acionado, o gás alvo de medição, as informações do
dispositivo e o tipo de evento do problema.
168 / 173

11. Apêndice11-1. Função de registrador de dados

Registra/retém os 100 itens de dados mais recentes.
Se o número de itens exceder 100, novos dados substituirão os dados mais antigos.

(5) Histórico da calibração
Registra os dados quando a calibração é executada.
Essa função registra o tempo de calibração, os valores de concentração antes e depois da calibração e os erros decalibração.
Registra/retém itens de dados para as 100 calibrações mais recentes.
Se o número de calibrações exceder 100, novos dados substituirão os dados mais antigos.

NOTA O modo de comunicação será iniciado automaticamente se a energia for ligada, a data e a hora ou o nível dabateria/padrão de alarme forem exibidos e a porta de comunicação por infravermelho do produto estiver
voltada para uma direção que permita a comunicação IrDA. Você também pode entrar no modo decomunicação pressionando os botões AIR e POWER/MODE ao mesmo tempo com a porta de comunicação
infravermelha do produto voltada para uma direção que permite a comunicação IrDA.
 Um alarme de falha será acionado se nenhuma conexão de comunicação puder ser confirmada por uma
duração predefinida no modo de comunicação. Se isso ocorrer, repita a tentativa de estabelecer uma conexão
de comunicação ou desligue a energia do produto.

169 / 173

11. Apêndice11-2. Terminologia

11-2. Terminologia
ppm

Indica a concentração de gás em unidades de partes por milhão em volume.

%

Indica a concentração de gás em unidades de partes por centena por volume.

Calibração

Determinação da correlação entre os valores de leitura do produto, os valores exibidos e
os valores definidos com os valores reais usando gás de calibração

Valor integrado

Essa é a média ponderada no tempo de uma hora.
A duração em que o gás está presente é multiplicada pelo valor da concentração demonóxido de carbono. Após o cálculo da soma deste resultado (valor), ele é dividido pelonúmero de horas para fornecer o valor da exposição por hora.

TWA

Acrônimo de Threshold Limit Value Time Weighted Average (Média ponderada de tempo
do valor limite de exposição)Concentrações médias ponderadas no tempo de uma substância prejudicial considerada
sem efeitos adversos à saúde em quase todos os trabalhadores, mesmo com exposições
repetidas, durante o trabalho normal por 8 horas por dia ou 40 horas por semana

STEL

Acrônimo de Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit
Concentrações de uma substância nociva considerada sem efeitos adversos à saúde nos
trabalhadores, mesmo com exposição contínua por 15 minutos, desde que a exposição
diária não exceda a TWA

Autorretentivo

Configuração na qual um alarme persiste, uma vez acionado, a menos que seja redefinido,
mesmo quando as condições de alarme não se aplicarem maisReinicialização
automática

Configuração na qual um alarme para automaticamente após ser acionado quando as
condições de alarme não se aplicam mais

170 / 173

11. Apêndice11-3. Política de garantia

11-3. Política de garantia
11-3-1. Garantia do produto
1. Caso ocorra defeitos, nós iremos consertar o produto sem custo adicional por um período de três anos a partir dadata da compra se o produto tiver sido usado corretamente de acordo com o manual de instruções, etiquetas
fixadas no produto e outros avisos.
2. Para informações sobre reparo, manutenção, e serviços pós-venda, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
3. Quando reparos no local são necessários, iremos requisitar o custeio da viagem para o local.
4. Mesmo dentro do prazo de garantia, uma taxa será cobrada nos seguintes casos:(a) Quando a falha ou quebra é em resultado de uso indevido, reparo injustificável ou modificação.
(b) Quando as falhas ou danos ocorreram devido o produto ter sido consertado em agências que não seja aprópria RIKEN KEIKI ou uma agência designada por ela.
(c) Quando as falhas ou danos ocorreram devido ao item ter sido movido, transportado, tombado, derrubado ou
armazenado de maneira errada após a compra do produto.
(d) Quando as falhas ou danos ao produto ocorreram devido a fatores externos como; fogo, terremoto,alagamento, raios, etc.; poluição; voltagem anormal; uso de fontes de energia além da faixa estipulada(voltagem, frequência); etc.
(e) Quando a causa da falha é algo além desse produto.
(f) Substituição de peças consumíveis (ex. Filtros e baterias)

171 / 173

11. Apêndice11-3. Política de garantia

11-3-2. Garantia do sensor
1. Caso ocorra defeitos, nós iremos consertar o produto sem custo adicional por um período de do número de anoslistado na "Lista de anos de garantia do sensor" a partir da data em que o sensor foi comprado ou substituído
mediante o pagamento de uma taxa, se o produto tiver sido usado corretamente de acordo com o manual de
instruções, etiquetas fixadas no produto e outros avisos.
Entretanto, uma condição para a garantia do sensor é que a manutenção seja feita pelo menos uma vez ao ano apartir da data da compra ou da data em que o sensor foi trocado através do pagamento de uma taxa.
2. Para informações sobre reparo, manutenção, e serviços pós-venda, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
3. Quando reparos no local são necessários, iremos requisitar o custeio da viagem para o local.
4. Mesmo dentro do prazo de garantia, uma taxa será cobrada nos seguintes casos:(a) Quando a troca é necessária devido a falha ao seguir os avisos indicados no manual de instruções, etiquetas
fixadas no produto e outros tipos de avisos.
(b) Quando as falhas ou danos ocorreram devido o produto ter sido consertado em agências que não seja aprópria RIKEN KEIKI ou uma agência designada por ela.
(c) Quando as falhas ou danos ocorreram devido ao item ter sido movido, transportado, tombado, derrubado ou
armazenado de maneira errada após a compra do produto.
(d) Quando as falhas ou danos ao produto ocorreram devido a fatores externos como; fogo, terremoto,alagamento, raios, etc.; poluição; voltagem anormal; uso de fontes de energia além da faixa estipulada(voltagem, frequência); etc.
(e) Quando a causa da falha é algo além desse produto.

172 / 173

11. Apêndice

Modelo dosensor
OS-BM2 C
ESR-X13P
ESR-A13i
ESR-A13P
ESR-A1CP
ESR-X1DP

11-3. Política de garantia

Tabela: Lista de anos de garantia do sensor
Modelo do
Gás alvo de detecção
Garantia
Gás alvo de detecção
sensorOxigênio (O2)
1 ano
ESR-A13D
Dióxido de enxofre (SO2)Oxigênio (O2)
3 anosESR-A13D
Dióxido de nitrogênio (NO2)
Sulfeto de hidrogênio (H2S)
3 anosESR-A13D
Cianeto de hidrogênio (HCN)
Monóxido de carbono (CO)
3 anosESR-A13D2 Fosfina (PH3)
Monóxido de carbono (CO)(Interferência de hidrogênio
3 anosESR-B134
Amônia (NH3)reduzida)
Monóxido de carbono (CO) /3 anosESR-B136
Cloro (CL2)Oxigênio (O2)173 / 173

Garantia
3 anos3 anos3 anos3 anos
1 ano
1 ano

Histórico de Revisão

Histórico de Revisão
Número012Detalhes da revisão
Primeira edição
*Corresponde ao Manual de Instruções PT0pt-1890.
Declaração de conformidade*Corresponde ao Manual de Instruções PT0pt-1891.
Renovação completa (PT0E-1948)

Data de emissão
09/04/2020
29/10/2021
15/05/2023