目次
1.製品のアウトライン
1-1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1-2 使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1-3 危険・警告・注意・注記の定義・・・・・・・2
2.安全上、大切なお知らせ
2-1 危険事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32-2 警告事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2-3 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2-4 準拠する指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.製品の構成
3-1 本体及び付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3-2 各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・6
4.使用方法4-1 始動準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84-2 電源の入れ方と切り方・・・・・・・・・・・・・94-3 エア校正する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
4-4 検知する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
4-5 各種情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・125.各種動作及び機能
5-1.ガス警報動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5-2 故障警報動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5-3 データロガ機能について・・・・・・・・・・・・・・14
6.保守点検6-1 点検の頻度と点検項目・・・・・・・・・・・・・・・15
6-2 ユーザーモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6-3 清掃方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
6-4 推奨定期交換部品リスト・・・・・・・・・・・・・・18
6-5 フィルタの交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7.保管及び廃棄について
7—1 保管又は長期使用しない場合の処置・・・20
7-2 再度使用する場合の処置・・・・・・・・・・・・・20
7-3 製品の廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
8.トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
9.製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

1

1．製品のアウトライン
1-1 はじめにこの度は、可燃性ガス用パーソナルガスモニター
GP-03（以後、本器）をご採用下さいまして、誠にありがとうございます。 お買い求めの製品型番と本取扱説明書の仕様を照合し、ご確認をお願いします。

検知結果により、生命・安全の保障をするものではありません。

本書は本器の取扱方法と仕様を説明したものです。
本器を正しくご使用いただくための必要な事項が記載されています。初めてご使用になる方はもちろん、すでにご使用になられたことのある方も、知識や経験を再確認する上で、よくお読みいただき内容を理解した上でご使用願います。

危険

1-3 危険・警告・注意・注記の定義
本書では安全かつ効果的な作業が行えるように、次の見出しを使用しています。
この表示は取扱いを誤った場合、「人命、人体又は物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

警告
この表示は取扱いを誤った場合、「身体又は物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

注意
この表示は取扱いを誤った場合、「身体又は物に軽微な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。

1-2 使用目的
本器は、大気中の可燃性ガス(%LEL)を検知する一成分型のガスモニターです。

注記
この表示は取り扱い上のアドバイスを意味します。

22.安全上、大切なお知らせ
2-1 危険事項
危険危険

防爆に関して・回路・構造等の改造又は変更は、行わないで下さい。
・大気中の可燃性ガスを測定する以外に使用しないで下さい。
・本器を携帯して危険場所で使用する場合は静電気の帯電による危険防止総合対策として、① 使用する衣服は帯電防止作業服、履き物は導電性履き物(帯電防止作業靴)であること② 屋内での使用に於いては導電性作業床(漏洩抵抗10MΩ以下)の環境であることとなるようにして下さい。
・電池を交換する場合は、非危険場所にて行って下さい。
・IP保護等級：IP20
人に対する保護内容：指での危険な部分への接近に対して保護されています。
有害な影響を伴う水の侵入：無保護です。
IP20は防爆検定上の保護等級であり、製品出荷時のIP保護等級はIP67相当です。

・本体貼付の検定銘板に記載されている電池を使用して下さい。指定以外の電池を使用した場合、防爆性能要件を満たすことが出来ません。
【乾電池仕様】
・防爆等級はExiaⅡCT4です。
・定格は以下の通りです。
電源： DC3V 40mA（LR03 株式会社東芝 2本）
周囲温度： -20℃ ～ +50℃
・電池はLR03(株式会社東芝)を2本使用して下さい。
・充電池は使用できません。
【充電池仕様】
・防爆等級はExiaⅡCT3Gaです。
・定格は以下の通りです。
電源： DC2.4V 40mA
（BK-4MCCパナソニック株式会社 2本）
周囲温度： -20℃ ～ +50℃
・電池はBK-4MCC(パナソニック株式会社)を2本使用して下さい。
・乾電池は使用できません。
・充電器はBQ-CC23(パナソニック株式会社、-ΔVt制御充電方式）を使用して下さい。充電の定格はDC1.5V 550mAです。
・充電は非危険場所で行って下さい。
32.安全上、大切なお知らせ
2-2 警告事項

2-3 注意事項
警告注意

周辺空気でのエア調整
・エア調整を周辺空気で行う場合は、周辺が新鮮な大気であることを確認してから行って下さい。雑ガスなどが存在する状態で行うと、正しい調整が行えず、実際にガスが漏洩した場合、危険です。
電池残量の確認・ご使用前に電池残量を確認して下さい。長期間使用しなかった場合は、電池が消耗していることが考えられます。必ず新しい電池に交換してからご使用下さい。
・電池電圧低下警報が発せられると、ガス検知を行えなくなります。使用中に発報した場合は、電源を切り電池を交換して下さい。
その他
・火中に投げ入れないで下さい。
・洗濯機や超音波洗浄機などで本器を洗わないで下さい。
・ブザー放音口をふさがないで下さい。警報音が出なくなります。

油・薬品等がかかるような場所では使用しないで下さい。また故意に水中に沈める様なこと等は避けて下さい
・本器に油・薬品など液体がかかるような場所は避けて使用して下さい。
・本器はIP67 相当品ですが、耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口、シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることは避けて下さい。尚、本器の防水性能は真水、水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。
・本器を水や泥のたまるような場所に置かないで下さい。このような場所に置くとブザー穴から水や泥が入り故障の原因となることがあります。
温度が-20℃未満又は50℃を超える場所では使用しないで下さい
・本器の使用温度範囲は-20～50℃です。使用範囲を超えた高温・高湿、高圧、低温環境下でのご使用は避けて下さい。
・直射日光が当たる場所での長時間に渡る使用は極力避けて下さい。
・炎天下駐車の車内での保管は避けて下さい。
本器の近くでは、トランシーバーを使用しないで下さい
・本器の近くでトランシーバー等による電波を発射すると、指示に影響する場合があります。トランシーバー等を使用する場合には影響の出ないところでご使用下さい。
・強い電磁波の発生する機器(高周波機器・高電圧機器)の近くでのご使用は避けて下さい。
42.安全上、大切なお知らせ注意

注意

定期的な点検を必ず行って下さい
・本器は保安計器につき、安全確保のために定期的な点検を必ず行って下さい。点検を行わずに使用を続けると、センサの感度が変化し、正確なガス検知を行えません。
その他
・むやみにボタンを押すと、各設定が変更されてしまい、警報が正常に作動しないことがあります。本取扱説明書に記載されている以外の操作は行わないで下さい。
・落下させたり、衝撃を与えないで下さい。防水性、防爆性、精度の低下を招くことがあります。
・本器の検知対象ガスは様々ありますが、使用環境には本器のセンサに悪影響を及ぼすガスも存在する場合があります(センサにより検知対象ガスは異なります)。
以下に示すガス存在下での使用はできません。
① 高濃度で連続して存在する硫化物(H2S、SO2 等)② ハロゲン系ガス(塩素化合物、フロン等)③ シリコーン(Si 化合物)
上記ガス(高濃度硫化物、ハロゲン系ガス、シリコーン等)の存在下で使用すると、センサの寿命が極端に短くなったり、正確な指示が得られない等の不具合を発生しますので、このような環境では使用しないで下さい。
万一、シリコーン等が存在する場所で検知を行った場合、次に使用するまでに必ずガス感度を確認して下さい。
・センサ及びブザーの開口部を先の尖ったもので突かないで下さい。故障や破損の原因となり、正しい測定ができなくなる可能性があります。

・本器は精密機器ですので、強い衝撃や振動を与えないで下さい。

2-4 準拠する指針
充電池仕様
・工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針） 総則
JNIOSH-TR-46-1(平成 27 年 5 月 1 日発行)
・工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）
本質安全防爆”I”
JNIOSH-TR-46-6(平成 27 年 5 月 1 日発行)

54.使用方法＜充電器の仕様＞（充電池仕様のみ）

注記
・初めて電源を入れるとき、又は電池交換の際など、電池が外れた状態で 5 分間以上放置した後に、電源を入れたとき、時刻合わせモードになります。その場合、「6-2-1
時刻合わせ」を参照して、日時を合わせて下さい。

注記
・本器と別の機器の通信ポートを向い合せて、電源を入れた場合、不意に通信モード『TRANS PC』に入ることがあります。その時は一旦電源を切り、電源を入れ直して下さい。その際、通信ポートが向かい合わないようにして下さい。

4-2 電源の入れ方と切り方<電源の入れ方>ブザーがピッと鳴るまで、[POWER]ボタンを押します。LCD 表示が以下のように切り替わった後、検知モードになります。
『全点灯』→『日時』→『電池電圧』→『検知範囲』→『第一ガス警報設定値』→『第二ガス警報設定値』→『検知モード』（ピッピッ）
9<電源の切り方>『TURN～OFF』表示からブザーがピッピッピッと3 回鳴り、LCD が消えるまで、[POWER]ボタンを押します。

4.使用方法
4-3 エア校正する

項目
検知モード

警告LCD

内容
※検知モードであることを確認します。

エア校正を周辺空気で行う場合は、周辺が新鮮な大気であることを確認してから行って下さい。雑ガスなどが存在する状態で行うと、正しい調整が行えず、実際にガスが漏洩した場合、危険です。

↓［AIR］『AIR～HOLD』

注意
・エア校正は、使用環境に近い状態の圧力、温湿度条件下かつ新鮮な空気中で行って下さい。
・エア校正は指示が安定してから行って下さい。
・保管場所と使用場所の温度が15℃以上急変するような場合、電源を入れた状態で使用場所と同様の環境下にて10分程度馴染ませ、新鮮な大気中でエア校正を実施してから使用して下さい。

※[AIR]ボタンを LCD 表示が『AIR～HOLD』（ブザー音、ピッ<1 回目>）から『ADJ』↓［AIR］『ADJ』（ブザー音、ピッ<2回目>）に遷移するまで押し続け離します。

注記
エア校正不良となった場合、『AIR～FAIL』がLCDに表示されます。［POWER/MODE］ボタンを押して、警報(校正不良)を解除します。警報が解除されると、エア校正前の値が表示されます。

↓検知モードへ戻ります10※調整後、自動的に検知モードに戻ります。

4.使用方法
4-5 各種情報を見る『F.S.』
当該機器のフ［MODE］ボタンを押すとディスプレイモードに遷移します。［MODE］ボタン押す毎に各種情報を見ること ルスケール表が出来ます。尚、本モード中もバックグラウンドでは、 示です。
ガス検知していて、検知したガス濃度値が警報設定値を超えた場合、検知モードに自動的に戻ります。
『日時』※フルスケール表示の時、［AIR］ボタンを押す毎に、F.S.及び WARN,ALARMが順繰り表示されます。
※L：ガス警報動作 自己保持↓［MODE］
表示例：2014 年 1 月 21 日
10 時 23 分

内部時計の表

項目
検知モード

LCD

内容示です

↓［MODE］
検知モードへ戻ります↓［MODE］『PEAK』※ピーク値をクリアする場合、注記

電源を入れて［AIR］ボタンを『HOLD』表示から、検知したが消えるまで長押しします

最大の値です表示例：12%LEL・スイッチ操作が何も無い場合、約 20 秒後、自動的に検知モードへ戻ります。
・スイッチ操作が何も無い場合、約 30 秒後、自動的にバックライトが消灯します（警報時除く）。
・フルスケール表示の時、[AIR]+［MODE］ボタン押下で、警報テストが出来ます。

↓［MODE］
12

5.各種動作及び機能5-1 ガス警報動作
検知したガス濃度が、警報設定値に達する若しくは超えると発報します《自己保持動作》。
<警報動作>
警報の種類
LCD
作動
ブザー：遅い強弱
WARN
ランプ・振動：遅い断続(第一ガス警報)
設定値：10%LEL<警報の解除の仕方>
検知したガス濃度値が警報設定値未満になってから、いずれかのボタンを押してガス警報を解除します。
注記
・検知したガス濃度が警報設定値未満に回復しても、いずれかのボタンを押す（解除する）まで、ブザー・ランプ・振動の作動が継続（自己保持）します。
・オーバー警報の警報方式は自己保持（『OVER』表示も保持）です。いずれかのボタンを押すことにより、解除することが出来ます。解除の時、ガス濃度値がフルスケー
ル未満の場合、ガス濃度表示に戻ります。フルスケールオーバーの場合、再度オーバー警報となります。

表 示：濃度表示点滅『WARN』表示

ALRM(第二ガス警報)

ブザー：早い強弱

設定値：50%LEL

表 示：濃度表示点滅

ランプ・振動：早い断続『ALRM』表示

オーバー警報
設定値：100%LEL

ブザー：早い強弱
ランプ・振動：早い断続
表 示：濃度表示点滅『OVER』表示13

5.各種動作及び機能
5-2 故障警報動作
本器内での異常動作を検知して故障警報として発報します《自己保持動作》。
原因を究明し適切な対処を行って下さい。
機器に問題があり、故障が頻発する場合は、速やかに弊社にご連絡下さいますようお願いします。
<警報動作>
警報の種類
LCD（表示例）作動
ブザー：断続
電池電圧低下警
ランプ：点滅報5-3 データロガ機能について
本器には校正履歴・各種トレンド・イベント履歴のログを記録する機能があります。
データ

インターバルトレンド 1800 データロガ仕様（10 秒間隔 5 時間、5 分間隔 180 時間)
アラームトレンド 1 件（前後 15 分 5 秒間隔）
警報イベント20 件

故障イベント

20 件

校正履歴

20 件

本機能をご使用になる場合は、データロガマネージメントプログラム(別売)が必要になります。
販売店または最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

振 動：なし表 示：内容表示※故障警報の種類・主な要因・処置の仕方については、「8.トラブルシューティング」をご参照下さい。

※取扱いの詳細は「データロガマネジメントプログラム」の取扱説明書をご参照下さい。

14

6.保守点検
本器は防災・保安上重要な計器です。
本器の性能を維持し、防災・保安上の信頼性を向上するために、定期的な保守・点検を実施して下さい。
販売店または最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

点検項目

点検内容

電池残量

電池残量が十分であること

濃度表示

新鮮な空気中で、濃度表示値がゼロであること

フィルタ

ダストフィルタに汚れ・破損が無いこと

6-1 点検の頻度と点検項目
定期点検は、お客様の使用環境に関連する法令などまたは弊社が定める頻度、いずれか短い方の頻度で行って下さい。

警報テスト

日常

１ヶ月

定期点検

点検

点検

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

○

○

―

―

○

―

―

○

警報テスト機能を使用し、警報ランプおよびブザーが正常に作動すること

ガス感度校 試験用標準ガスを用いて・日常点検：作業前に点検を行って下さい。
・1 ヶ月点検：1ヶ月に1回、警報テストを行って下さい。
・定期点検：保安機器としての性能を維持する為、6ヶ月に1回以上の頻度で行って下さい。

正

感度校正を行って下さい

ガス警報

試験用標準ガスを用い、正常にガス警報を発する
こと

15

6.保守点検
6-2 ユーザーモード
ユーザーモードは、時刻合わせなどの保守を行うとき使用します。
電源オフの状態から［AIR］ボタンを押しながら、［POWER］ボタンを押して、ブザーがピッと鳴ったら離し下さい。ユーザーモードに入ります。

項目『DATE』

LCD

内容
6-2-1 時刻合わせへ

日時の設定

『ROM』

警告
調整が終了したら検知モードに必ず戻して下さい。
(ユーザーモードにて放置した場合、自動的に検知モードに戻りません。)※プログラム番号などプログラム番号表を表示しますが、お示

客様においてはご使用になれません。

注記『START』※［POWER］ボタンを押起動開始し、起動後、検知モードへ戻ります。

誤って他のモードに入ってしまった場合、一旦電源を切り、最初からやり直して下さい。

16

6.保守点検
6-2-1 時刻合わせ内部時計の日時設定を行います。
項目
LCD
内容
『DATE』

6-2-2 ガス校正
校正ガスによるガス校正は、6 ヶ月に一度は行って下さい。ガス校正を行うには専用の器具や校正ガスの作製が必要になります。ガス校正は、販売店又は最寄りの弊社営業所までご依頼下さい。

↓［POWER］

注意『日時』

ライターガスを使用して本器の感度点検を行わないで下さい。ライターガスに含まれる成分によって、センサの性能を劣化させる恐れがあります。

※点滅している箇所を［AIR］ボタンで変更し、［POWER］ボタンで決定します。

注記
・センサの保証は、ご購入後一年です。

年→月→日→時→分の順
で、分を決定した時点から、6-3 清掃方法
本器が著しく汚れていた場合は清掃を行って下さい。清掃は電源をOFFにした状態で、ウエスなどで汚れを拭き取って下さい。
水拭きや有機溶剤を使用しての清掃は故障の原因となりますので止めて下さい。

スタートします。

↓『DATE』※調整後、ユーザーモードメニューへ戻ります。

17

6.保守点検
6-4 推奨定期交換部品リスト
名称
ガスセンサ
パッキン類

点検周期 交換周期
6 ヶ月
―

3年2年
6 ヶ月又は防水フィルタ 使用前後
汚れた場合

数量
（個/台）
11式
1

備考※
※

4123-6394-40※部品交換後に専門のサービス員による動作確認が必要です。機器の安定動作と安全上、専門のサービス員にお任せ願います。販売店または最寄りの弊社営業所までご依頼下さい。

注記
上記の交換周期は目安であり、使用条件によって異なる場合があります。また、保証期間を表すものではありません。交換時期は日常点検・定期点検の結果により変動することがあります。

18

7.保管及び廃棄について
7-1 保管又は長期使用しない場合の処置
本器は下記の環境条件内で保管して下さい。
①常温、常湿、直射日光の当たらない暗所②ガス、溶剤、蒸気などの発生しない場所
製品を収納してあった梱包箱がある場合は、それに入れて保管して下さい。梱包箱がない場
合は、ほこり等を避けて保管して下さい。

7-3 製品の廃棄
本器を廃棄する際は、産業廃棄物(不燃物)として地域の法令などに従い、適切な処理をして下さい。
<電池の廃棄について>・ＥＵ加盟各国内で、本器を廃棄する際は電池を分別して下さい。取り外した電池については、Ｅ
Ｕ加盟各国内の法令などに従い、各地域の分別収集システムやリサイクル制度に従い、適切な処理をして下さい。廃棄する際は、お近くの販売店又は最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

注意
長期間使用しない場合は、乾電池を抜いて保管して下さい。電池の液漏れにより、火災、ケガなどの原因となることがあります。

7-2 再度使用する場合の処置停止保管後、再度使用する場合は必ずガス校正を行って下さい。ガス校正を含めて、再調
整は、販売店または最寄りの弊社営業所までご依頼下さい。
20

8.トラブルシューティング
このトラブルシューティングは、本器の全てのエア調整ができな不具合の原因を示した物ではありません。よく起 い『AIR FAIL』
りえる不具合の原因究明の手助けとなるものを時計異常
簡単に示してあります。ここに記載のない症状や、 『CLOCK FAIL』
対策を行っても復旧しない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡願います。
症状

要因

システム異常『SYSTEM FAIL』

本体回路に異常が 販売店または最寄あるりの弊社営業所まで修理をご依頼下
さい
センサが故障して 販売店または最寄いるりの弊社営業所まで修理をご依頼下
さい
電池残量がなくな 電源を切り、非危っている
険場所で新品の乾電池または満充電された充電池に交換して下さい

センサ異常『SENSOR FAIL』

電池電圧低下警報が表示されている『BATTERY FAIL』

処置

22

本器の周囲に新鮮 新鮮な空気を供給な空気を供給して して下さい
いない
内部の時計異常
日時設定を行って下さい。尚、頻繁にこのような症状が電池を外した(又は 起こる場合は、内電池が切れた)状
部時計の故障が考態で長時間放置さ えられます
れた9.製品仕様<国内仕様>

各種機能

LCD バックライト/ピーク表示/データロガ

電源※2【乾電池仕様】単４形アルカリ乾電池 2 本

検知原理

ニューセラミック式

検知対象ガス※1

i-C4H10 又は CH4

濃度表示

LCD デジタル表示(7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ+記号)

検知範囲

0～100%LEL

表示分解能

1%LEL

使用温度範囲-20～+50℃

検知方式

拡散式

使用湿度範囲

90%RH 以下(結露なきこと)

警報設定値

10%LEL(WARN)/50%LEL(ALRM)/100%LEL(OVER)

防爆構造

本質安全防爆構造

各種表示

電池残量表示/動作表示

防爆等級【乾電池仕様】ExiaⅡCT4(TIIS)【充電池仕様】単４形ニッケル水素電池 2 本連続使用時間【乾電池仕様】約 35 時間(25℃無警報無照明)【充電池仕様】約 30 時間(25℃無警報無照明)【充電池仕様】ExiaⅡCT3Ga(TIIS)

応答時間(同一条件下) 90%応答 30 秒以内
ガス警報タイプ 2 段警報/OVER

外形寸法

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動

ガス警報動作自己保持(正常復帰後ﾘｾｯﾄにて解除)

質量約 80g(ｸﾘｯﾌﾟを除く)※1 検知対象ガスは機種に依ります。
※2 防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定
合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。

故障警報・自己診断 システム異常/センサ接続異常/電池電圧低下/校正不良/時計異常
故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

23

約 54×67×24mm(突起部は除く)