ギリシャ語版 14-03（E10）[Στεφάνες Jacket ]Έλεγχος – 2020/1/21 (Έλεγχος 1)Αριθμός ταυτοποίησης: 222AABZX00121000

Ελεγμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν – Σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρεςTWｉNY[Ενδείξεις ]Στεφάνες και γέφυρες με μεταλλικό σκελετό, ή metal free αποκαταστάσεις όπως στεφάνεςεπιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.

jacket , όψεις, ένθετα και επένθετα, και[Αντενδείξεις ]ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΡΟΡΙΚΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΕΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΑ Η ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ.

[Σχήματα, Σύσταση και Πρωτόκολλο]Το προϊόν αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα αντικείμενα και περιλαμβάνει τα παρακάτω συστατικά.
ΑντικείμενοΣύστασηOpaque ResinΠάσταΜεθακρυλικό μονομερές, ανόργανα συστατικά ( πυριτικάσυστατικά διαμέτρου <50µm ), χρωστικές, κτλ.

Ποσοστό ανόργανωνσυστατικών
Κατά προσέγγιση37 %Body ResinΠάσταΜεθακρυλικό μονομερές, ανόργανα συστατικά ( πυριτικάσυστατικά διαμέτρου <20µm ), χρωστικές, κτλ.

Κατά προσέγγιση56 %Body Resin FlowΠάστα

Μεθακρυλικό μονομερές, ανόργανα συστατικά ( πυριτικά,αλουμίνα, ζιρκονία διαμέτρου <20µm ), χρωστικές, κτλ.

Κατά προσέγγιση
48 %StainΠάστα

Μεθακρυλικό μονομερές, ανόργανα συστατικά ( πυριτικάσυστατικά διαμέτρου <50µm ), χρωστικές, κτλ.

Κατά προσέγγιση38 %ΣυστατικάRepair PrimerΥγρόΑιθανόλη κτλ.
－Repair LiquidΥγρόΜονομερές μεθακρυλικού κτλ.
－・ Ό, τι φέρει την ονομασία “Flow” έχει χαμηλό ιξώδες, και αναφέρεται ως “Body Resin Flow” ή “TWiNY Flow”. Αντίθετα, ό,τι το συμβατικόαναφέρεται ως types are referred to as “Body Resin”.
Αρχές: Το υλικό αυτό πολυμερίζεται με ορατό φως και θερμότητα.

[Ενδεδειγμένη χρήση και αποτελέσματα]Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις προσθετικής ή επανορθωτικά σε όψεις, στεφάνες jacket, στεφάνες,γέφυρες, ένθετα, επένθετα και για προσωρινές στεφάνες ή επιδιόρθωση τεχνητών δοντιών εξωστοματικά.

[Προδιαγραφές]Μέθοδος : ISO 10477
Αντικείμενο

Προϋπόθεση( Τύπος 2 - Τάξη 2 )Βάθος πολυμερισμού(Σκληρότητα)Άνω επιφάνεια: ≧ 18HV0.5
Κάτω επιφάνεια: όχι λιγότερο από 70% από την άνω επιφάνεια

Αντοχή στην κάμψη

≧ 80 MPaΠροσρόφηση νερού

≦40 μg/mm³Διαλυτότητα

≦7.5μg/mm³[Οδηγίες]Η διάρκεια πολυμερισμού στον πίνακα.
Αντικείμενο

LED CURE Master*Άλλη συσκευή(Luna Wing) Primer Paste/Invisible OpaqueΠερίπου 10 sec.

Περίπου 90 sec.

OpaqueΠερίπου 30 sec.

Περίπου 180 sec.
Περίπου 60 sec.

Body ResinΠερίπου 10 sec.

Body Resin FlowΠερίπου 10 sec.

Περίπου 60 sec.

Final Light CuringΠερίπου 90 sec.

Περίπου 180 sec.

ΘερμοπολυμεριμόςΠερίπου 110℃ για περίπου 15λεπτά

* LED συσκευή φωτοπολυμερισμού από την YamakinΠριν την χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

(1) Κατασκευή Εκμαγείου Γύψου και τοποθέτηση Βερνικιού Χώρου Ρητίνης.
Κατασκευάστε ένα συνηθισμένο εκμαγείο γύψου. Τοποθετήστε βερνίκι χώρου Ρητίνης στην επιφάνεια, εκτός από τον αυχένα, καιστεγνώστε. Για την εύκολη αφαίρεση της στεφάνης jacket, τοποθετήστε λεπτό στρώμα διαχωριστικού ρητινών στον αυχένα καιστεγνώστε.
(2) Τοποθέτηση Opaque και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε το opaque σε λεπτό στρώμα με επίπεδο πινέλο και πολυμερίστε για περίπου 180 δευτερόλεπτα. Όταν το χρώμα τουμετάλλου φαίνεται, επαναλάβατε το στάδιο μέχρι το μέταλλο να καλυφθεί πλήρως. Μην απλώνετε το opaque σε ένα παχύ στρώμα(3) Τοποθέτηση του Body Resin και TWiNY Flow και Φωτοπολυμερισμός.
①Τοποθέτηση Cervical, Opaque Dentine και Dentine and Φωτοπολυμερισμός.
Τοποθετήστε Cervical ή Opaque Dentine ξεκινώντας από τον αυχένα προς το κοπτικό σε ολοένα μικρότερο πάχοςσυνυπολογίζοντας την διακύμανση του χρώματος. Πολυμερίστε για 60 δευτ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε Dentine για ναδιαμορφώσετε το περίγραμμα της οδοντίνης και πολυμερίστε για περίπου 60 δευτ. Με τη χρήση του TWiNY Flow είναι ευκολότερονα καλύψετε την αυχενική περιοχή.
②Τοποθέτηση Enamel και Translucent και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Enamel για να σχηματίσετε το περίγραμμα και.πολυμερίστε για 60 δευτ. Όπου απαιτείται Translucentτοποθετήστε το και πολυμερίστε για 60 δευτ.
Χρησιμοποιώντας το TWiNY Flow μπορείτε να αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα και είναι ευκολότερο να πετύχετε λεπτέςαποχρώσεις και σχήματα.
③Τελικός ΦωτοπολυμερισμόςΜετά την ολοκλήρωση της διαστρωμάτωσης, τοποθετήστε Resin Air Barrier σε όσο το δυνατόν, λεπτότερο στρώμα για την αποφυγήατελούς πολυμερισμού και αφήστε για περίπου 60 δευτ. να στεγνώσει. Μετά, πολυμερίστε για περίπου 180 δευτ. ως τελικόφωτοπολυμερισμό.Αν το Resin Air Barrier τοποθετείται σε παχύ στρώμα, είναι δύσκολο να στεγνώσει. Το πινέλο πουχρησιμοποιείται για το Resin Air Barrier πρέπει να καθαριστεί με νερό μετά τη χρήση.
(4) Διορθώση ΣχήματοςΔιορθώστε το σχήμα με φρέζες carbide ή διαμάντια.
*Προσθήκες : Όταν απαιτείται προσθήκη ρητίνης, μετά τη διόρθωση του σχήματος, τοποθετήστε Repair Primer σε λεπτό στρώμα μεπινέλο πάνω σε τροχισμένη επιφάνεια και αφήστε για 60 δευτ. Τοποθετήστε Apply Repair Liquid σε λεπτό στρώμα στην ίδια περιοχή.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε ρητίνη όπως Dentine ή Enamel και πολυμερίστε.
Τοποθετήστε Air Barrier στην περιοχή της προσθήκης, και μετά κάνετε τον τελικό πολυμερισμό για 180 δευτ. Επαναλάβετε τιςδιορθώσεις και ολοκληρώστε.
(5) Θερμικός πολυμερισμόςΑφαιρέστε την στεφάνη jacket από το εκμαγείο και πολυμερίστε θερμικά στους 110℃ για περίπου 15 minutes με την κατάλληλησυσκευή.
(6) ΛείανσηΤροποποιήστε την επιφάνεια και λειάνετε με λάστιχα σιλικόνης.
(7) Στίλβωση και ΟλοκλήρωσηΣτιλβώστε μηχανικά με βούρτσες και λειαντικά υλικά όπως το C&B Diamond polisher ή C&B NANO Diamond Polisher. Τελικά,αμμοβολήστε (με πίεση περίπου 0.1～0.2MPa) την εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης jacket με οξείδια αλουμινίου 50μm, και στησυνέχεια καθαρίστε με ατμό ή υπερήχους και στεγνώστε.

[Ένθετα και επένθετα](1) Κατασκευή γύψινου εκμαγείου και Τοποθέτηση Βερνικιού Χώρου ΚονίαςΚατασκευάστε ένα συνηθισμένο εκμαγείο γύψου. Τοποθετήστε βερνίκι χώρου Ρητίνης στην κοιλότητα, και στεγνώστε. Ανυπάρχουν υποσκαφές, κλείστε τις πριν ξεκινήσετε με κερί.
(2) Τοποθέτηση του Body Resin και TWiNY Flow and Φωτοπολυμερισμός.
①Τοποθέτηση Dentine, Cervical Translucent (CT1,CT2,CT3,CT4) και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Dentine ή Cervical Translucent στην κοιλότητα και πολυμερίστε για 60 δευτ. Η χρήση του Body Resin Flowδιευκολύνει τη διαστρωμάτωση στον αυχένα και στο βάθος της κοιλότητας. Αν το χρώμα της παρασκευής, πρέπει να καλυφθεί ή τοφως διέρχεται ανεπιθύμητα, τοποθετήστε Opaque ή Opaque Dentine στο βάθος της κοιλότητας.
②Τοποθέτηση Enamel και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Enamel για να σχηματίσετε το περίγραμμα και.πολυμερίστε για 60 δευτ. Χρησιμοποιώντας το TWiNY Flowμπορείτε να αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα και είναι ευκολότερο να πετύχετε λεπτές αποχρώσεις και σχήματα.
③Τελικός ΦωτοπολυμερισμόςΜετά την ολοκλήρωση της διαστρωμάτωσης, τοποθετήστε Resin Air Barrier σε όσο το δυνατόν, λεπτότερο στρώμα για την αποφυγήατελούς πολυμερισμού και αφήστε για περίπου 60 δευτ. να στεγνώσει. Μετά, πολυμερίστε για περίπου 180 δευτ. ως τελικόφωτοπολυμερισμό. Αν το Resin Air Barrier τοποθετείται σε παχύ στρώμα, είναι δύσκολο να στεγνώσει. Το πινέλο πουχρησιμοποιείται για το Resin Air Barrier πρέπει να καθαριστεί με νερό μετά τη χρήση.
(3) Διορθώση ΣχήματοςΔιορθώστε το σχήμα με φρέζες carbide ή διαμάντια.
*Προσθήκες : Όταν απαιτείται προσθήκη ρητίνης, μετά τη διόρθωση του σχήματος, τοποθετήστε Repair Primer σε λεπτό στρώμα μεπινέλο πάνω σε τροχισμένη επιφάνεια και αφήστε για 60 δευτ. Τοποθετήστε Apply Repair Liquid σε λεπτό στρώμα στην ίδιαπεριοχή.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε ρητίνη όπως Dentine ή Enamel και πολυμερίστε.
Τοποθετήστε Air Barrier στην περιοχή της προσθήκης, και μετά κάνετε τον τελικό πολυμερισμό για 180 δευτ. Επαναλάβετε τιςδιορθώσεις και ολοκληρώστε.
(4) Θερμικός πολυμερισμόςΑφαιρέστε το ένθετο ή το επένθετο από το εκμαγείο και πολυμερίστε θερμικά στους 110℃ για περίπου 15 minutes με την κατάλληλησυσκευή.
(5) ΛείανσηΤροποποιήστε την επιφάνεια και λειάνετε με λάστιχα σιλικόνης.
(6) Στίλβωση και ΟλοκλήρωσηΣτιλβώστε μηχανικά με βούρτσες και λειαντικά υλικά όπως το C&B Diamond polisher ή C&B NANO Diamond Polisher. Τελικά,αμμοβολήστε (με πίεση περίπου 0.1～0.2MPa) την εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης jacket με οξείδια αλουμινίου 50μm, και στησυνέχεια καθαρίστε με ατμό ή υπερήχους και στεγνώστε.

[Στεφάνες -Γέφυρες και Ούλα](1) Κατασκευή μεταλλικού σκελετούΚατασκευάστε ένα συνηθισμένο εκμαγείο. Κατασκευάστε την στεφάνη με κερί μοντελαρίσματος. Τοποθετήστε υλικό σύνδεσης καισυγκρατητικές πέρλες στην επιφάνεια. Τέλος, χυτεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή(2) Αμμοβόληση του μεταλλικού σκελετούΑμμοβολήστε (με πίεση περίπου 0.2～0.25MPa) την επιφάνεια με οξείδιο αλουμινίου 50μm και στη συνέχεια καθαρίστε με ατμόή υπερήχους και τέλος στεγνώστε.
(3) Τοποθέτηση Luna Wing Primer Paste και Invisible Opaque και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Luna Wing Primer Paste σε λεπτό στρώμα και επίπεδο πινέλο. Αφήστε για 120 δευτ, για ενίσχυση του δεσμού. Μετά,τοποθετήστε to Invisible Opaque ώστε αυτό να περιβάλλει τις πέρλες συγκράτησης. Τοποθετήστε σε λεπτό στρώμα και πολυμερίστεγια 90 δευτ. Το Primer paste είναι υλικό δεσμού αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Invisible Opaque. Σ’ αυτές τις περιπτώσειςτο Invisible Opaque δεν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή, το Primer Paste πρέπει να τοποθετείται σε παχύτερο στρώμα ώστενα περιβάλλει πλήρως τις συγκρατητικές πέρλες※Το Primer Paste δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράματα χρυσού.

(4) Τοποθέτηση Opaque και Φωτοπολυμερισμός.
Τοποθετήστε το opaque σε λεπτό στρώμα και πολυμερίστε για180 δευτ. Όταν το μέταλλο είναι ακόμα ορατό, επαναλάβετε μέχρι νακαλυφθεί πλήρως. ※Μην τοποθετείτε σε ένα, παχύ στρώμα
Στα γεφυρώματα, τοποθετήστε Invisible Opaque και πολυμερίστε για 90 δευτ. Μετά, τοποθετήστε στη βάση και πολυμερίστε για 180δευτ. Χρησιμοποιήστε Special Opaque Color για να δώσετε διαπερατότητα στο κοπτικό άκρο ή να εντείνετε το χρώμα στον αυχένα.
Χρησιμοποιήστε Gum Opaque για κάλυψη του χρώματος του μετάλλου και πολυμερίστε για180 δευτ. Χρησιμοποιήστε Gum Stainγια να αποδώσετε αγγεία ή δυσχρωματικά ούλα. Το Gum Stain δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιφανειακά αλλά ενδιάμεσα κατά τηδιαστρωμάτωση.
(5) Τοποθέτηση του Body Resin, Body Resin Flow και Φωτοπολυμερισμός.
①Τοποθέτηση του Cervical, Opaque Dentine και Dentine και Φωτοπολυμερισμός.
Τοποθετήστε Cervical ή Opaque Dentine ξεκινώντας από τον αυχένα προς το κοπτικό σε ολοένα μικρότερο πάχοςσυνυπολογίζοντας την διακύμανση του χρώματος. Πολυμερίστε για 60 δευτ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε Dentine για ναδιαμορφώσετε το περίγραμμα της οδοντίνης και πολυμερίστε για περίπου 60 δευτ. Με τη χρήση του TWiNY Flow είναι ευκολότερονα καλύψετε την αυχενική περιοχή.
②Τοποθέτηση Enamel και Translucent και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Enamel για να σχηματίσετε το περίγραμμα και.πολυμερίστε για 60 δευτ. Όπου απαιτείται Translucentτοποθετήστε το και πολυμερίστε για 60 δευτ.
Χρησιμοποιώντας το TWiNY Flow μπορείτε να αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα και είναι ευκολότερο να πετύχετε λεπτέςαποχρώσεις και σχήματα.
Για ενδιάμεση διαπερατότητα μεταξύ Translucent and Enamel, χρησιμοποιήστε Trans Enamel. Για δυσχρωματισμούς,χρησιμοποιήστε τμηματικά τα Effect.
③Τοποθέτηση Gum και ΦωτοπολυμερισμόςΤοποθετήστε Gum και πολυμερίστε για 60 δευτ. Για αναπαραγωγή ούλων. Για αναπαραγωγή στοιχείων Μελανίνης ή για τηδιαπερατότητα του επιφανειακού στρώματος, τοποθετήστε Gum Modifier και πολυμερίστε για 60 δευτ. Χρησιμοποιώντας το Body
Resin Flow μπορείτε να πετύχετε λεπτές αποχρώσεις .
※Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το Gum για μεγάλο τμήμα ενωμένων δοντιών, απαιτείται η τοποθέτηση του υλικούμεμονωμένα για να αποφευχθεί η στρέβλωση του μεταλλικού σκελετού από τη συρρίκνωση κατά τον πολυμερισμό④Τελικός ΦωτοπολυμερισμόςΜετά την ολοκλήρωση της διαστρωμάτωσης, τοποθετήστε Resin Air Barrier σε όσο το δυνατόν, λεπτότερο στρώμα για την αποφυγήατελούς πολυμερισμού και αφήστε για περίπου 60 δευτ. να στεγνώσει. Μετά, πολυμερίστε για περίπου 180 δευτ. ως τελικόφωτοπολυμερισμό.Αν το Resin Air Barrier τοποθετείται σε παχύ στρώμα, είναι δύσκολο να στεγνώσει. Το πινέλο πουχρησιμοποιείται για το Resin Air Barrier πρέπει να καθαριστεί με νερό μετά τη χρήση.
(6) Διορθώση ΣχήματοςΔιορθώστε το σχήμα με φρέζες carbide ή διαμάντια.
*Προσθήκες : Όταν απαιτείται προσθήκη ρητίνης, μετά τη διόρθωση του σχήματος, τοποθετήστε Repair Primer σε λεπτό στρώμα μεπινέλο πάνω σε τροχισμένη επιφάνεια και αφήστε για 60 δευτ. Τοποθετήστε Apply Repair Liquid σε λεπτό στρώμα στην ίδιαπεριοχή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ρητίνη όπως Dentine ή Enamel και πολυμερίστε.
Τοποθετήστε Air Barrier στην περιοχή της προσθήκης, και μετά κάνετε τον τελικό πολυμερισμό για 180 δευτ. Επαναλάβετε τιςδιορθώσεις και ολοκληρώστε.
(7) Θερμικός πολυμερισμός
Αφαιρέστε την στεφάνη ή τη γέφυρα από το εκμαγείο και πολυμερίστε θερμικά στους 110℃ για περίπου 15 minutes με τηνκατάλληλη συσκευή.
(8) ΛείανσηΤροποποιήστε την επιφάνεια και λειάνετε με λάστιχα σιλικόνης.
(9) Στίλβωση και ΟλοκλήρωσηΣτιλβώστε μηχανικά με βούρτσες και λειαντικά υλικά όπως το C&B Diamond polisher ή C&B NANO Diamond Polisher.

[Τεχνικές οδηγίες και σημεία προσοχής ]1.

Για τον φωτοπολυμερισμό αυτού του υλικού, χρησιμοποιήστε λάμπες αλογόνου, λάμπες ξένου ή μεταλλικές LED με μήκοςκύματος φωτός 400-500 nm. Αν χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή ή έχετε ερωτήσεις για συσκευές πολυμερισμού, επικοινωνήστε μαζίμας. Για θερμικό πολυμερισμό, χρησιμοποιείστε συσκευή που να επιτυγχάνει 110℃ για 15 λεπτά.
2. Σε κλινικές περιπτώσεις με υψηλό κίνδυνο θραύσης όπως προβληματική σύγκλιση ή βρουξισμό, η μασητική επιφάνεια θα πρέπει
να είναι μεταλλική.
3. Κλείστε το καπάκι σφιχτά μετά τη χρήση όλων των προϊόντων.
4. Χρησιμοποιείστε ξεχωριστά πινέλα για τα Primer Paste, Opaque, TWiNY Flow, Stain, Repair Primer, Repair Liquid και Resin AirBarrier.
5. Αν το Repair Primer ή το Repair Liquid τοποθετείται άμεσα (από τη συσκευασία) στον μεταλλικό σκελετό, υπάρχει κίνδυνοςάμβλυνσης του δεσμού ειδικά σε μεγάλη ποσότητα. Κατά την τοποθέτηση του Repair Primer ή του Repair Liquid πάνω σε έναμεταλλικό σκελετό, χρησιμοποιείστε ένα λεπτό πινέλο, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποσότητα με ένα λεπτό στρώμα
6. Κατά την τοποθέτηση TWiNY body, μην πιέζετε πολύ όταν χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό εργαλείο. Πιθανόν να κάνει την ρητίνη
να φαίνεται σκουρότερη, δεδομένου ότι τα ανόργανα συστατικά στο TWiNY θα φθαρούν στη επαφή με το μέταλλο του εργαλείου.
Συστήνονται πλαστικά ή πολύ σκληρά εργαλεία με επικάλυψη νιτριλίου του τιτανίου για την τοποθέτηση του TWiNY.
7. Όταν χρησιμοποιείται σε παλέτα ή χαρτί ανάμιξης, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από κάλυμμα.
8. Μην αναμιγνύετε με άλλα υλικά και μην αναμιγνύετε περισσότερες από μια ρητίνες για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα και τηναλλαγή των ιδιοτήτων του υλικού.
9. Είναι απολύτως εφικτό να αναμιχθούν ρητίνες TWiNY Flow, αλλά μην αναμιγνύετε TWiNY Flow με TWiNY body resin.
10. Το TWiNY Flow πιθανόν να δημιουργήσει φυσαλίδες αέρα κατά την ανάμιξη. Αναμίξτε προσεκτικά
11. Το TWiNY Flow παρουσιάζει μεγαλύτερη συρρίκνωση συγκριτικά με το TWiNY body resin κατά τον πολυμερισμό.
12. Δεδομένου ότι το TWiNY Flow είναι θιξοτροπικό υλικό, πιθανόν να σκληρύνει στην άκρη του ακροφύσιου και να μην μπορεί ναβγει από την συσκευασία. Μετά από κάθε χρήση, τραβήξτε το έμβολο προς τα πίσω 2mm.
13. Τα Stain πρέπει να τοποθετούνται εσωτερικά. Καλύψτε τα με Enamel ή κάποιο αντίστοιχο προϊόν.
14. Αποφύγετε την έκθεση σε δυνατό φως ή ηλιακό φως (κοντά σε παράθυρο ή κοντά στο φωτισμό του εργαστηρίου κτλ.) για να μηνπαρουσιαστεί σκλήρυνση των υλικών.
15. Μην χρησιμοποιείτε Base σε στεφάνες, δεδομένου ότι η χρήση του ενδείκνυται μόνο στα γεφυρώματα.

[Προφυλάξεις ]① Αερίζετε καλά το χώρο κατά τη χρήση του υλικού.
② Κατά τη διάρκεια του τροχισμού και της λείανσης του πολυμερισμένου υλικού, χρησιμοποιείτε απορρόφηση και μάσκα προστασίας
όπως προβλέπονται από τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας για την αποφυγή της εισπνοής σκόνης. Φοράτε ειδικά γυαλιά προστασίας③ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλη χρήση εκτός της ενδεδειγμένης.
④ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν συνδυαστικά με άλλα.
⑤ Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
⑥ Μην δουλεύετε μη τις σύριγγες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθώς μπορεί να σπάσουν. Χρησιμοποιείτε το σε θερμοκρασίες20-25℃ για εύκολο χειρισμό. Σε περίπτωση που έχετε αποθηκεύσει σε θερμοκρασία 4℃, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου 20℃για 20 λεπτά ώστε να επανέρθει στην κατάλληλη σύσταση.
⑦ Αν το Resin Air barrier έχει αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ιξώδες του θα αυξηθεί. Στηνπερίπτωση αυτή, κλείστε τη συσκευασία καλά και τοποθετήστε σε ζεστό νερό για 5 λεπτά ώστε το ιξώδες να επανέρθει στοφυσιολογικό.

[Σημαντικές προειδοποιήσεις]① Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αν παρουσιαστούν σημάδια αλλεργίας, όπως ερεθισμοί ή εξανθήματα, σε ασθενείς. Αν τασυμπτώματα επιμένουν, πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.
② Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αν παρουσιαστούν σημάδια αλλεργίας, όπως ερεθισμοί ή εξανθήματα, στους χρήστες του υλικού.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.
③ Μην αγγίζετε το υλικό με γυμνά χέρια, όταν δεν έχει πολυμεριστεί. Φοράτε πλαστικά γάντια και γυαλιά προστασίας για προστασίααπό ερεθισμούς. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, σκουπίστε με βαμβάκι καιοινόπνευμα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και συμβουλευτείτεγιατρό.
[Άλλες προειδοποιήσεις]Χρωστικές ή οδοντική πλάκα μπορεί να επικαθήσει στις αποκαταστάσεις, στο στόμα του ασθενούς. Συμβουλέψτε για καθημερινή υγιεινή.

[Χειρισμός και συντήρηση]① Το προϊόν αυτό διατηρείται μακριά από φως σε θερμοκρασία 4-25℃.
② Μην τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα προϊόντων στην ίδια θέση.
③ Εφοδιαστείτε με πυροσβεστήρα στους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης του προϊόντος.
④ Να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

[Expiry Date]① Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
② Η ημερομηνία λήξης επιβεβαιώνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
③ Η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης στη χρήση.
*(Επεξ.: YYYY-MM σημαίνει την τελευταία μέρα του YYYY ‘έτους’/MM’ μήνας’ ως ημερομηνία λήξης)[Συσκευασίες ]① Opaque Resin･Invisible Opaque 2.0ml: IvO･Opaque 2.0ml: OA1,OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB1,OB2,OB3,OB4,OC1,OC2,OC3,OC4,OD2,OD3,OD4･Opaque ( Red Plus Shade) 2.0ml: OA2 R,OA3 R, OA3.5 R･Opaque ( Whitening Shade) 2.0ml: OW1, OW2,OW3･Opaque ( Gum Shade) 2.0ml: OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG Or･Special Opaque Color 2.0ml: InO1, InO2, MO② Body Resin and Body Resin Flow
･Cervical 4.8g( 2.6ml): CA1, CA2, CB1, CB2, CC1, CC2, CD1, CD23.5g( 2.0ml): CA1 Flow, CA2 Flow
･Cervical (Red Plus Shade) 4.8g (2.6ml): CA1 R, CA2 R･Opaque Dentine4.8g (2.6ml): ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB1, ODB2, ODB3, ODB4, ODC1, ODC2, ODC3, ODC4, ODD2,ODD3, ODD4･Opaque Dentine (Red Plus Shade) 4.8g (2.6ml): ODA2 R, ODA3 R, ODA3.5 R･Dentine 4.8g (2.6ml): DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1,DC2,DC3,DC4, DD2, DD3, DD4
3.5g（2.0ｍｌ）: DA1 Flow, DA2 Flow, DA3 Flow, DA3.5 Flow, DA4 Flow, DB1 Flow･Dentine ( Red Plus Shade) 4.8g (2.6ml): DA2 R, DA3 R, DA3.5 R･Dentine (Whitening Shade) 4.8ｇ（2.6ｍｌ）: DW0, DW1, DW2, DW3･Gum（Gum Shade) 4.8g (2.6ml): G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G Or
3.5g (2.0ml): G1 Flow, G3 Flow, G5 Flow, G7 Flow, G Or Flow･Gum ( Gum Modifier) 4.8g (2.6ml): GM Gray, GF Trans
3.5g(2.0ml): GM Gray Flow, GM Trans Flow･Enamel 4.8g (2.6ml): E0, E1, E2, E3, E4, E1 Clear, E2 Clear, E3 Clear, E4 Clear, E5 Clear
3.5g(2.0ml): E1 Flow, E2 Flow, E3 Flow･Trans Enamel 4.8g (2.6ml): TE3.5g(2.0ml): TE Flow･Translucent 4.8g (2.6ml): HVT, T, LVT, CT1, CT2, CT3, CT4, T Glass, T Blue, T Glass Clear
3.5g (2.0ml): HVT Flow, T Flow, LVT Flow, CT2 Flow, CT4 Flow, T Glass Flow, T Blue Flow, T Glass Clear Flow･Effect 4.8g (2.6ml): HV WE, WE, AM, OC, Coffee, Orange,3.5g (2.0ml): WE Flow, AM Flow, OC Flow, Coffee Flow, Orange Flow･Base 4.8g(2.6ml): Base
③ Stain･Stain 1ml: G Dark Red, G Red, G Milky, G Violet④Repair Liquid 6ml⑤Repair Primer 7ml