MULTITESTER

KIT-8D
回路計の製作実習

組立・取扱説明書

目
Ⅰ

取扱説明

安全に関する項目〜使用前に必ずお読みください。〜 ........... 1
製品説明................................................ 2① 用途と特長.............................................. 2

1−1
1−2

② 各部の名称.............................................. 2
1−3

機能説明................................................ 3① 各機能説明.............................................. 3
1−4 測定方法................................................ 4① 始業点検.................................................. 4② 測定前の準備........................................... 4③ 直流電圧（DCV ）の測定...................... 5④ 交流電圧（ACV 〜 ）の測定...................... 6⑤ 直流電流（DCA ）の測定...................... 7⑥ 抵抗（Ω）の測定....................................... 8⑦ バッテリチェック（1.5 V）...................... 9⑧ その他の測定方法................................. 10
1−5 保守管理について............................... 12① 保守点検................................................ 12②校
正................................................ 13③ 電池およびヒューズ交換...................... 13④ 保管について......................................... 14
トラブルシューティング.................... 15

1−6
1−7

補修部品について............................... 15

1−8

仕様.................................................. 16① 一般仕様................................................ 16② 測定範囲と許容差................................. 16

次
2−6
2−7
2−8
2−9

テスタ（回路計）の基礎知識

2−1
2−2
2−3
2−4
2−5

テスタとは........................................... 17
メータの原理....................................... 17
テスタの構造....................................... 18
オームの法則....................................... 20
合成抵抗の求め方............................... 20

分流器（シャント）.............................. 22整流回路............................................. 23

2−10 抵抗計の原理...................................... 24
2−11 カラーコード・定格記号について.... 25

Ⅲ

テスタの組立

3−1
3−2
3−3
3−4
3−5

Ⅳ

4−2
4−3
4−4

Ⅴ

はんだの特性について....................... 26
はんだ付けの方法.............................. 26
はんだ付けの練習.............................. 27
組立準備............................................. 27

組立・配線.......................................... 28

動作試験と校正

4−1

簡易動作チェック.............................. 43
テスタの校正...................................... 45
測定結果............................................. 46
結果のまとめ...................................... 47

テスタの回路計算

5−1
5−2
5−3
5−4
5−5
5−6

Ⅱ

補助単位............................................. 21
倍率器（マルチプライヤ）................... 21

メータ回路.......................................... 48直流電流計（DCA）回路...................... 49
直流電圧計（DCV）回路...................... 49
交流電圧計（ACV）回路...................... 51

抵抗計（Ω）回路.................................. 52
バッテリチェック回路（1.5 V）.......... 54

・KIT-8D形回路図...................................... 55

Ⅵ

別売付属品ブザーキットの組立...... 56

・台紙部品表................................................ 61

Ⅰ

取扱説明
安全に関する項目 〜 使用前に必ずお読みください。〜

１−１

このたびはサンワテスタ・キット〈KIT-8D〉をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のご使用にあたりましては、取扱説明書に記載されている「安全にご使用いただくために」「測定方法」「保守管理について」の項目は特に重要な内容ですので、よくお読みいただき正
しく安全にご使用ください。なお取扱説明書は製品と一緒にして大切に保管してください。
取扱説明書を読まずに使用された場合、やけどや感電などの人身事故および本器破損につながるおそれがありますので、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただいてからご使用ください。

●警告マークなどの記号説明
4

4

4

本文中の“警告”および“注意”の記載事項は必ずお守りください。使用方法を誤るとやけどや感電などの人身事故、および本器の破損につながる場合があります。
・本器および「取扱説明書」に記載されている記号の意味について
安全に使用するための特に重要な事項を示しますので、この説明書をよく読んでください。
特に警告文は人身事故を防止するためのものです。注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱
いについての注意です。必ずお守りください。
高電圧が印加されるため注意してください。
  ヒューズ
直流（DC）〜   交流（AC）●
4

4

安全にご使用していただくために
4

以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
本器をご使用する際には必ずお守りください。
警告1. 6 kVA以上の電力ラインでは測定しないこと。
2. 被測定電圧がDC 70 VまたはAC 33 Vrms, 46.7 Vpeak以上では、 感電するおそれがあります。また、必要に応じて絶縁保護具を用いること。
3. 本器または手が水などでぬれた状態での使用はしないでください。
4. 測定ごとの「レンジ確認」
を、確実におこなってください。
5. リヤケースを開けた状態または、
リヤケースおよびその絶縁部分が損傷している状態では使用しないでください。
6. 取扱説明書による作業の場合を除き、本器の改造、分解はしないでください。
7. 内蔵ヒューズは必ず同定格のものを使用してください。
8. テストリードは指定タイプのものを使用してください。
1  9. 被覆の傷ついたテストリードは、使用せず、交換してください。
10. 測定中はつばよりテストピン側を持たないでください。
11. 脈流波や、パルスを含んだ波形の測定では、過電圧とならぬよう注意してください。
12. 本器の点検は１年に１回以上は必ずおこなってください。
13. 測定中に他のレンジに切り換えないでください。
14. 誘起電圧、サージ電圧の発生するモータなどのライン測定はしないでください。
15. 屋内で使用すること。

１−２ 製品説明① 用途と特長

・用途......... 本器は小容量電路の測定用に設計された、学習用の携帯形キット製品です。
小形の通信機器や家電製品、電灯線電圧や電池の測定などに適します。
・特長......... １）軽量、小形、高感度、耐ショックタイプのトートバンド機構のメータを搭載。
２）
   DCV、ACV、DCA、Ωの基本機能に加え1.5 Vの乾電池を実負荷（20 Ω）
チェッ
クできるバッテリチェックレンジ付き。
３）テストリードは直付け方式で紛失の心配はなく、本体に収納スペースを設けてあるので収納にも便利。
４）スタンド兼用のパネル面の保護カバー付き。
５）持ち運びに便利なハンドストラップ付き② 各部の名称
・各部名称

2

着脱式
テストピンキャップ

・目盛板の読み取り方

測定レンジ

１−３
①

目盛数字倍率

測定目盛

Ω

×1 k

×1ｋ

Ω

×10

×10

Ω

×1

×1

DC 300 V

×1

AC 300 V

×1

DC 0.3 A

×0.001

DC 30 V

×0.1

AC 30 V

×0.1

DC 30 mA

×0.1

DC 3 V

×0.01

DC 3 mA

×0.01

DC 0.3 V

×0.001

DC 600 V

×10

AC 600 V

×10

DC 60 μA

×1

DC 120 V

×10

AC 120 V

×10

DC 12 V×1

AC 12 V

×1

③

1.5 V

×1

④

①

②

機能説明

各機能説明
レンジ切り換えつまみ測定機能を選択するスイッチのつまみです。レンジ切り換えつまみを測定したいレンジに合わせます。
メータ0 位調整器
メータ指針を 0（目盛左端）に合わせるためのものです。
0 Ω調整つまみΩ測定前、指針をΩ目盛の0（目盛右端）に合わせるためのものです。
保護カバーの使い方
１．本器を使用しない場合はパネル面へ、使用する場合はリヤケース面へａ図のように取り付けます。b 図のように真上からはめ込みますとカバーが破損しますのでしないでください。
２．スタンドとして使用する場合は、ｃ図のように本体と結合してください。ｄ図のようにスタンドにした状態のままとじますと、カバーが破損しますのでおこなわないでください。

3注）スタンドとして使用される場合メータが水平状態でないため指示誤差が大きくなることがあります。

テストリードの収納本器を使用しないとき、右図のようにテスト
リードを収 納スペースに収 納してください。
収納方法は、リード線を小さく3回ほど巻き、収納スペースに入れ、その後でテスト棒をテ
ストピン側から入れます。

１−４ 測定方法
①

始業点検
警

告

本器を使用する前に、本体、テストリード、ヒューズの点検を必ずおこなってください。
1. 落下等による外観の損傷がないか確認してください。損傷が認められる場合は使用しないでください。
2. テストリードのコード部分の損傷および心線が露出しているものは、感電のおそれがあります。使用しないでください。
3. テストリード、内蔵ヒューズの断線がないことをご確認ください。
（P.12「保守管理について」の“①−3 内蔵ヒューズ”の項参照）②

測定前の準備１）メータの０位調整
メータの０位調整器を回して、指針を目盛左端の０目盛に合わせます。これは、たびたびおこなう必要はありませんが、ゼロの狂い分だけ指示誤差がでますので注意が必要です。
.
また、測定器を使う際の基本ですから習慣づけることが大切です。方法は下図を参考にしてください。
２）レンジ切り換えつまみにより目的の測定レンジを選定します。

4③

直流電圧（DCV
警
1.
2.
3.
4.
5.

）の測定

最大測定電圧DC 600 V

告各レンジの最大測定電圧を超えた入力信号は絶対に印加しないでください。
測定ごとの「レンジ確認」を確実におこなってください。
測定中は他のレンジに切り換えないでください。
絶対にぬれた手では測定しないでください。
測定中はつばよりテストピン側を持たないでください。

１） 測定対象
電池類全般、ラジオ、アンプ等の直流電圧が対象です。
２） 測定レンジ
0.3/3/12/30/120/300/600 Vの7レンジ
３） 測定方法
直流電圧の測定ですので電源の極性に注意し、（極性が逆ですと、メータが逆振れします。
）
回路と並列に接続します。手順は以下のとおりです。

1. レンジ切り換えつまみを
DCVレンジの中で最適なレンジに合わせます。

2. 赤のテストピンを被測定物のプラス側に、黒のテスト
ピンをマイナス側にあてます。

3. メータの振れをV・A目盛
で読み取ります。

図1 ー 5メモ

最適なレンジとは読み取り精度をよくするため、できるだけ最大目盛に近い（右側）
目盛で読むことができるレンジです。
（例えば2 Vのときは3 Vレンジ、10 Vのときは
12 Vレンジというように、測定する値より大きく、かつ近いレンジを選びます。
）
また、測定値の見当がつかない場合は、最大レンジ（600 V）
で測定してみます。

5

④

交流電圧
（ACV〜）の測定
警
1.
2.
3.
4.
5.

最大測定電圧AC 600 V

告各レンジの最大測定電圧を超える入力信号は絶対に印加しないでください。
測定ごとの「レンジ確認」を確実におこなってください。
絶対にぬれた手では測定しないでください。
測定中は他のレンジに切り換えないでください。
測定中はつばよりテストピン側を持たないでください。

１） 測定対象
小形電源トランスのタップ電圧、電灯線電圧などです。
２） 測定レンジ
12/30/120/300/600の５レンジ
３） 測定方法
交流電圧の測定ですので電源の極性は関係なく、回路に並列に接続して測定をおこないます。手順は以下のとおりです。

1. レンジ切り換えつまみを
ACVレンジの中で最適なレンジに合わせます。

2. 被測定物にテストピンをあてます。

3. メータの振れをV・A目盛で読み取ります。（ただしAC
12 Vレンジは、AC 12 V専
用目盛で読み取ります。）

図1−6

注意 ●波 形 の 影 響：正弦波以外の測定では、誤差を生じます。
●周波数の影響：周波数が高くなると誤差が大きくなります。
周波数は30 Hz 〜 50 kHz（AC 12 Vレンジ）の範囲で使用してください。

6

⑤

直流電流
（DCA
警
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

）の測定

最大測定電流DC 0.3 A

告

電流測定レンジには、電圧を印加しないでください。やけどや感電のおそれがあります。
入力端子に最大測定電流を超えた入力信号は絶対に加えないでください。
必ず回路と直列になるように接続してください。
測定ごとの「レンジ確認」を確実におこなってください。
必ず弱電回路のみ使用してください。
絶対にぬれた手では測定しないでください。
測定中は他のレンジに切り換えないでください。

１） 測定対象
電池を使用した回路や整流回路の電流等を測定します。
２） 測定レンジ60 μ/3 m/30 m/0.3 Aの４レンジ
３） 測定方法
直流電流の測定ですので電源の極性に注意し、回路と直列に接続して測定をおこないます。
測定手順は以下のとおりです。

1. レンジ切り換えつまみを
DCAレンジの中で最適なレンジに合わせます。

2. 被測定回路の電源をOFFにしてから回路を切り離し、
赤テストピンをプラス側、
黒テストピンをマイナス側に接続します。

3. 被測定回路の電源をONにしメータの振れをV・A目盛で読み取ります。

図1 ー 7

注意 ●電流測定では電流レンジの内部抵抗が直列に入り、この分だけ電流が減少しますので、低抵抗回路では影響が大きくなります。

7

⑥

最大測定抵抗2 MΩ

抵抗
（Ω）
の測定
警
1.
2.
3.
4.
5.

告

抵抗レンジでは絶対に電圧を印加しないでください。
測定ごとの「レンジ確認」を確実におこなってください。
電圧が加わっている回路での測定はできません。
絶対にぬれた手では測定しないでください。
測定中は他のレンジに切り換えないでください。

１） 測定対象
固定抵抗器の抵抗測定や、配線の接続、断線のチェックをおこないます。
２） 測定レンジ×1/×10/×1 kの３レンジ
３） 測定方法
以下の手順にて測定をおこないます。

1. レンジ切り換えつ
まみを目盛中央で読めるようなレンジに合わせます。

2. 両方のテストピンをショートさせます。

4. 被測定物にテストピンをあてます。

モ ・０Ω調整
  ０Ω調整とは、抵抗測定に先立ちテストピンをショートさせ、.
０Ω調整つまみを回して、Ω目盛の０（右側）に指示を調整することです。レンジを切り換えたらそのつど、連続測定の場
合は適時０Ω調整をおこなってください。
・０Ω調整をおこなったとき、０Ω調整つまみを右いっぱいに回しても０Ωまで振れない場合は、内蔵電池が消耗していますので、電池を交換してください。
・抵抗測定時のテスタの極性
5. メータの振れをΩ目
抵抗レンジは回路図からもわかるように、赤テストリードが盛で読み取ります。
図1 ー 8マイナス、黒テストリードがプラスの極性になります。
・テストピンに指を触れて測定すると人体の抵抗の影響を受け、誤差を生じます。
（特に×
1 kレンジ）・ヒューズの抵抗
定格（0.5 A）
より小さなヒューズや消弧剤入りヒューズをご使用になりますと、ヒューズ
抵抗の影響で、×1レンジの０Ω調整ができなくなったり、測定精度が低下します。
必ず同定格、同仕様のヒューズをご使用ください。

8メ

3. テストピンをショートさせたまま０Ω調
整つまみを回し、Ω目
盛の０に合わせます。

⑦

バッテリチェック
（1.5 V）
警
1.
2.

負荷抵抗RL=20 Ω

告測定ごとの「レンジ確認」を確実におこなってください。
測定中は他のレンジに切り換えないでください。

１） 測定対象
マンガン乾電池（SUM-1/R20, SUM-2/R14, SUM-3/R6）やアルカリ乾電池（LR20,
LR14, LR6）など。
２） 測定レンジ
1.5 V/RL=20 Ω １レンジ
３） 測定方法
電池に負荷抵抗をつなぎ、そのときの電流を取り出して電圧を測定します。よって、使用状態に近いチェックをおこなうことができます。測定手順は以下のとおりです。

1. レンジ切り換えつまみを
バッテリチェックレンジに合わせます。

2. 赤のテストピンを被測定物のプラス側に、黒のテスト
ピンをマイナス側にあてます。

3. メータの振れをバッテリチェック目盛で読み取ります。

図1 ー 9注意

・負荷が大きいので、電流容量の小さいボタン形電池の測定はしないでください。
・電池の判断の目安としては0.9 〜 1.6 V位で良品と判断できます。ただし使用する機器によってこの値は変わりますのでご注意ください。

9

⑧

その他の測定方法
ここではΩレンジを使用した電子部品の簡単なチェック方法をご紹介します。各電子部品の動作なども確認できますので以下の方法を参考にして、おこなってください。
ａ） ダイオードのチェック
下図の要領によってダイオードの良否の判定をおこなうことができます。良品では順方向でメータが大きく振れ、逆方向ではほとんど振れません。チェックしたときの各状態は図のとおりですので、参考にしてください。
チェック方法
測定レンジを×10または×1 kにして、０Ω調整をおこないます。テス
トピンを図のようにあて、指針の振れをみて良否の判定をおこないます。

判 定
順方向のときの指針振れ
逆方向のときの指針振れ

良 品

指針の位置は左が∞方向、右側が０Ω方向です。

ショート
順逆方向とも図の位置の振れ

断 線
順逆方向とも図の位置の振れ劣 化ｂ） 発光ダイオード（LED）のチェックａ）で説明したダイオードと同様にしてLEDのチェックもおこなうことができます。
LEDにより発光させるための測定レンジは多少異なります。
チェック方法
測定レンジを×1または×10にして、０Ω調整をおこないます。テストピ
ンを図のようにあて、指針の振れをみて良否の判定をおこないます。

・測定電圧：約3 V（内蔵電池）
・内部抵抗：20 Ω（×1）、200 Ω（×10）

注）
×1ではLEDに流れる順電流値がLEDの最大定格を超えないように注意してください。

10

判 定
順方向のときの指針振れ
逆方向のときの指針振れ

良 品
順方向のとき発光

指針の位置は左が∞方向、右側が０Ω方向です。

ショート
順逆方向とも発光せず

断 線
順逆方向とも発光せず

ｃ） トランジスタのチェック
トランジスタもΩレンジを使用する事によって簡単な良否の判別が可能です。
判別の方法は下記の方法を参考にしてください。

チェック方法
測定レンジを×1 kにして、０Ω調整をおこないます。図のようにテストピンをトランジス
タにあて判定をおこないます。
−B−C間のチェック−−B−E間のチェック−

判 定
NPNの場合・実線方向の測定で指針が振れて、点線方向の測定で指針が振れなければ良い。
（B−C，B−E両チェックとも）
PNPの場合・点線方向の測定で指針が振れて、実線方向の測定で指針が振れなければ良い。
（B−C，B−E両チェックとも）11ｄ） コンデンサのチェック
電解コンデンサのような比較的容量の大きなコンデン
サのチェックをおこなうことができます。
テストピンをあてますとコンデンサの充電電流で指針が振れ、その後、徐々に指針は戻っていきます。小容
量のコンデンサの場合は、充電電流が小さいため、一瞬ピクッと動く程度です。
なお、チェックをおこなう際には、コンデンサを１度放電（コンデンサの端子をショート）
させてからおこなってください。

チェック方法コンデンサの両極にテストピンをあて、チェッ
クをおこないます。
（有極性の場 合はコン
デンサの＋に黒側テストピン、−に赤側テストピンを接続します。
）測定レンジは、なるべ
く右方向に大きく指針が振れるようなレンジを選びます。指針がいったん振れ、その後∞近くまでに戻れば正常です。

１−５ 保守管理について
警

告取扱説明書に記載された保守・管理に必要な作業を除き、リヤケースをむやみに開けないでください。

①

保守点検
警

告

1. 外観：落下等による外観の損傷がないか確認してください。損傷の認められるものは使用しないでください。
2. テストリード：コード部分の損傷および心線が露出しているものは、感電のおそれがあります。使用しないでください。
3. 内蔵ヒューズ：内蔵ヒューズが切れたりしていないか確認してください。確認方法は以下を参照してください。

●

12

内蔵ヒューズの確認方法
1 レンジ切り換えつまみをΩレンジの×1 kにします。
2 テストピンをショートさせます。
3 メータが振れれば正常、振れなければヒューズの断線の疑いがあります。内蔵の予備ヒューズと交換してもう一度調べてください。

②

校

正
警

告

安全と確度の維持のため１年に１回以上は校正、点検をしてください。校正、点検の代行につきましては販売代理店、発売元までお問い合わせください。

③

電池およびヒューズ交換警

告1. この説明書どおりの作業手順で内蔵電池、ヒューズの交換をおこなう場合を除き本器のリヤケースをはずさないでください。
2. 作業をおこなう前に、必ず被測定回路からテストピンが離れている状態か、確認してください。
3. 交換ヒューズは同定格のものをご使用ください。
別定格のヒューズを用いたりヒューズホルダ端子間を銅線などで短絡することは絶対にしてはいけません。

１） 電池の交換
内蔵電池が消耗してきますと、Ωレンジにて０Ω調整つまみを右いっぱいに回しても０Ω調整ができなくなります。調整ができなくなりましたら、内蔵電池の交換をしてください。
交換方法
1 本体に取り付けられている保護カバーを取り外します。
2 ケース止めねじをはずし、リヤケースをはずします。
3 消耗した電池を取り出して、新品の電池と交換します。 ⊕、 ⊖ の極性を間違えぬよう注意し、電池ホルダにしっかり入れてください。
4 リヤケースをパネルに合わせ、ケース止め
ねじをしめます。
5 保護カバーを本体に取り付けます。
注意・本器に使用する電池は指定の電池を使用してください。
（単三乾電池 UM-3/R6 2本）
・電池はパネルに表示されている極性にしたがって電池を入れてください。

13２） ヒューズの交換
警

告ヒューズは安全や性能を維持するため、同定格のヒューズを使用してください。
（入手しにくい場合は、当社へご注文ください。
）
使用ヒューズ定格
0.5 A/250 V（直径5.2 mm、長さ20 mm、ガラス管入り、遮断容量300 A）
ΩやDCA、バッテリチェックレンジに誤って電灯線電圧（100 V）などを加えますと、ヒューズが切れて回路を保護します。
Ωレンジでメータを振らせる操作をしても、メータがまったく振れない原因の多くはヒューズ
切れです。
交換方法
1
2
3
4
5
6

本体に取り付けられている保護カバーを取り外します。
ケース止めねじをはずし、リヤケースをはずします。
ヒューズホルダから溶断したヒューズを抜き取り、新品ヒューズと交換します。
リヤケースをパネルに合わせ、ケース止めねじをしめます。
各レンジの指示が正常かチェックします。
保護カバーを本体に取り付けます。

●内蔵の予備ヒューズをご使用ください。

④

保管について注意

1. メータカバーは帯電防止処理がされております。布などで強くこすらないでください。長年のご使用で帯電した場合は、応急処置として水で数倍にうすめた中性
洗剤をカバー表面に塗ると効果があります。
2. モータバイク積載など過度な振動は、メータ故障の原因となります。避けてください。
3. 直射日光下、高温（60 ℃以上）、多湿（85 %以上）、結露する場所に長時間、置かないでください。
4. 本品のお手入れは、シンナーやアルコールの使用を避け、筆や布などで軽く払う
程度にとどめてください。

14

１−６ トラブルシューティング
本器を修理に出される前にご確認ください。
故 障 状 況チェックポイント処
置
ヒューズを交換してください。
全レンジの指示がでない ヒューズは切れていませんか？
（メータが振れない）
テストリードは断線していませんか？ 当社へ修理依頼してください。
Ωレンジの指示がでない、内蔵電池は消耗していませんか？
０Ω調整ができない。

1−７

電池を交換してください。

補修部品について●交換用ヒューズ（0.5 A/250 V、直径5.2 mm、長さ20 mm、ガラス管入り、遮断容量300 A）
交換用ヒューズのお求めは当社のサービス課あてに、代金＋送料分の切手を添えて、製品型名、部品名を明記してご注文ください。
ヒューズ １本￥65 金額は2014年4月現在のもので消費税を含みます。
送料 10本まで ￥120
〔送り先〕三和電気計器株式会社 サービス課〒205-0023 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113 FAX（042）555-9046
お問い合わせについて製品に対するご質問などありましたら当社へお問い合わせください。
：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249
製品についての ：    0120-51-3930
お問い合わせ受付時間9：30 〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日および弊社休日を除く）
本社

三和電気計器（株）ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp

15

1−８
①

仕

様

一般仕様

AC 整流方式

半波整流

メーター

内部磁石式トートバンド機構の可動コイル形

許容差保証温室度範囲

21～25 ℃ 75 ％RH以下 結露なき事

使用温室度範囲

3～43 ℃ 80 ％RH以下 結露なき事

保存温室度範囲−10～50 ℃ 70 ％RH以下

使用環境条件

高度2000 m以下・環境汚染度Ⅱ

結露なき事

回 路 保 護商用電源AC 200 Vまでの電圧を、全レンジに5秒間印加しても、ヒューズとダイオードで保護します。（くり返し印加すると、ダイオードが劣化することあり）

周波数特性

30 〜 50 kHz（AC 12 Vレンジ）

内 蔵 電 池単三形マンガン乾電池UM-3（1.5 V）×2本

内蔵ヒューズ

0.5 A/250 V、直径5.2 mm、長さ20 mm、ガラス管入り
遮断容量300 A 2本（1本は予備）

付

属

品

取扱説明書

別

売

品

圧電ブザーキット

寸 法・ 質 量②

1冊

159.5×129×41.5 mm

約320 g測定範囲と許容差測 定 機 能

測

定

範

囲

許 容 差

直流電圧（DCV）

0.3 V（内部抵抗16.7 kΩ/V）
3/12V（内部抵抗20 kΩ/V）
30/120/300/600 V（内部抵抗9 kΩ/V）

最大目盛値の±3 %以内

交流電圧（ACV）

12/30/120/300/600 V（内部抵抗9 kΩ/V）

最大目盛値の±4 %以内

60 μ/3 m/30 m/0.3 A
直流電流（DCA）

端子間電圧降下0.3 V（注）ヒューズの抵抗を含まず（5 kΩ/100.5 Ω/10.5 Ω/1.5 Ω）（内部抵抗）

最大目盛値の±3 %以内（注）ヒューズの抵抗を含む

抵

抗（Ω）

バッテリチェック

×1/×10/×1 k（20 Ω/200 Ω/20 kΩ）（中央目盛値）

目盛長さの±3 %以内

単１〜単４形乾電池（負荷抵抗20 Ω）−

注）許容差保証条件
・温度：23±2 ℃
・湿度：45 ～ 75 %・姿勢：水平（±5 °）・交流レンジは正弦波（50 Hzまたは60 Hz）

16

Ⅱ

テスタ（回路計）の基礎知識

２−１ テスタとは
テスタ（サーキット・テスタ）
はその名が示すとおり、回路点検用に非常に便利にできている測定器です。テストリードのさしかえやロータリースイッチの切り換えにより、電圧、電流、抵抗など広範囲の測定ができるような構造になっています。しかし、精密測定には回路構成上むきません。簡単にいえば医者の聴診器のようなものといえます。ただ聴診器と違う点は、通常見えない電気を、はっきりとメータで値として知らせてくれることです。一般の電気回路では特殊な場合を除き、精密な測定をする必要がないので、指示誤差（許容差）が比較的多いテスタでも十分に回路点検が可能です。

２−２ メータの原理
メータは電気的量（電圧、電流、抵抗）を機械的量に変換する装置です。簡単に図2−2を使って説明しますと、永久磁石NSの磁界の中におかれたコイルに電流を流すと、フレミングの左手の法則、図2−3によりコイルはFおよびF'の方向に回転します。そして電流に正比例した角度に振れるように制御バネが働きますので、流した電流の量を回転角度で均等な目盛に表すことができます。このようなメータを可動コイル形メータといいます。
したがってメータは、永久磁石の強さとコイルの巻数と、制御バネの強さが重要な要素といえます。
また、可動コイルを支持する方式として、図2−1（a）
はピボットと軸受を使用していますのでピボット支持方式といい、（b）のようにトートバンド（吊線）
を使って支持するものを、トートバンド支持方式といいます。可動コイル形メータには、永久磁石が可動コイルの外側にある外部磁石式と、内側にある内部磁石式とがあります。内部磁石式メータは、磁気効率がよく、磁極片も不要ですから小形・軽量にでき、閉鎖リングの働きで外部磁界の影響を防止できます。外部磁石式メータは、大形磁石が使用でき、高感度メータに適します。

17

２−３

テスタの構造テスタは基本的には電気量を指示するメータと、その目盛を拡大する抵抗器、交流を直流に変換する整流器（ダイオード）、抵抗測定用の電源としての電池から構成されています。
これに安全性を考慮した保護回路として、ダイオードやヒューズなどが回路部品として付加されて
います。

① 整流器
（ダイオード）交流は周期的に電流の方向が反転しますので、可動コイル型メータでは両方向の振れが打ち消し
あって、ほとんど動作しません。この交流の1方向のみを通して直流に変換する役目が整流器です。
テスタに使用されている整流器は、逆耐電圧、周波数特性などのよい、シリコンダイオードが一般的に使用されています。また、本器ではAC 12 V.
レンジが専用目盛となっています。
その理由は、倍率器と直列に接続されている整流器の抵抗値変化（電流の大きさにより変化する。
）
が低圧レンジでは倍率器の抵抗値が低いので大きく影響を受けてしまうためです。高圧レンジ
では倍率器の抵抗値が大きいので、その変化を無視することができ、指示に影響がでないのです。

② 電池（マンガン乾電池）
テスタに使用する電池は、抵抗測定に必要な電源となります。
小型テスタでは普通、UM-3型（1.5 V）乾電池を
1 ～ 2本（1.5 V ～ 3 V）
使っています。電圧が高いほど高抵抗が測れますので、高級テスタでは、
S-006P（9 V）の積層乾電池を使用しているものもあります。
電池は新品で1.5 Vの約1割高い1.65 V程度あり、積層型電池もやはり9 Vより高い10 V程度あるのが普通です。

③ 抵抗器
テスタ用抵抗器には、温度特性がよく、精度もよい金属皮膜抵抗器が多く使用されています。
また、近年では、小型化、高密度化によりリード
線のないチップ形抵抗器も数多く使用されています。テスタにおいても部品のチップ化が進んでいます。

18

④ ０ Ω調整器
０ Ω調整器には、炭素型の可変抵抗器が使用されています。テスタの可変抵抗器の役目は、内蔵電池の電圧変化（消耗）を回路で補って、抵抗の測定誤差をできるだけ少なくするためです。

⑤ コンデンサ
テスタに使うコンデンサは、直流は通さないが交流は通すという特性を利用して、低周波出力を測定する場合に多く用いられます。また、本器の保護回路に入っているコンデンサは、高周波の影響を防止するためのバイパス用のコンデンサとして使用しています。
この他コンデンサには、電気を貯める特性もあり、抵抗器と共に、電気回路に広く利用されています。

⑥ メータ保護ダイオード
シリコンダイオードは常温で0.5 ～ 0.6 V程度から
図2−9のように電流が大きく流れ出す特性をもっています。この特性を利用して、メータを保護するわけです。
テスタの通常の測定の状態ではダイオードに電流が流れないようになっています。
（流れると誤差になってしまう）
過負荷の場合は、メータ端子間の電圧があがり、それと並列のダイオードが導通状態となり、電流のほとんどがダイオードに流れてしまい、メータは破損しないで済みます。

⑦ プリント基板
プリント基板には、ベーク板、紙エポキシ板、ガラスエポキシ板等の種類があります。本器は厚さ1.6mmのガラスエポキシ板を使用しています。
テスタの場合、スイッチの接点を兼ねているた
め回路配線の簡略には相当効果があります。しかし、耐電圧やリーク電流（漏れ電流）
といった問題が生じてきます。本器では基板にソルダレジスト
をかけ、必要な箇所には割りを入れてあり安（緑色）心です。しかし、リーク防止のため汚れた手などで、プリント基板面を持たないように注意が必要です。

図2−10

19

２−４

オームの法則テスタの回路は、このオームの法則と次の合成抵抗の求め方で、ある程度理解できます。すなわち
電気量、電圧E〔 V 〕、電流 I〔 A 〕、抵抗R〔Ω〕の関係は次の三つの式で表すことができます。
   
   

E
I＝
      RE
R＝       IE＝I・R……………  （1）……………  （2）

R=10 Ω

I ：電流〔 A 〕
E：電圧〔 V 〕
R：抵抗〔Ω〕……………  （3）

〔例題1〕図2－11でSWを入れた場合、電流は何A流れるか。
E（答）オームの法則 I ＝ 〔 A 〕より
                              RE＝1.5 V R＝10 Ω であるから
E
1.5 V
I＝
＝
＝ 0.15〔 A 〕
                               R    10 ΩSW

E=1.5 Vｒ1

図 2－11
ｒ2

ｒｎ

R

２−５

図 2－12合成抵抗の求め方
ｒ1（a） 直列接続…………… （4）R＝ r1 + r2 +……… rn  （b） 並列接続
1
1
1
1
＝
＋
＋ ……  
    R
r1      r2                         rn
∴R＝

1
1
1
1
＋
＋……  
r2
rn
r1

ｒ2
ｒｎ

………  （5）R1

なお一般によく使用する抵抗2本の接続は R＝ 1
1
＋
r2
  r1
r ×ｒ
……………  （6）R＝  r11＋r22
r R
また ｒ1＝ 2 ×     r2− R……………  （7）

図 2－13を変形してと変形することもできます。

ｒ2

ｒ1

〔例題2〕
右図の合成抵抗は何Ωか。
r2＝20 Ωr3＝30 Ωr1＝10 Ωｒ3

R（答）r2とr3は並列接続であり、これとr1は直列接続であるから
（4）
、
（6）
式より
R＝r1＋

20

r2×r3
20 Ω×30 Ω＝10 Ω＋＝10 Ω＋12 Ω＝22〔Ω〕
r2＋r3	  20 Ω＋30 Ω

図 2－14

２−６ 補助単位表示したり計算する場合、電圧〔V〕などの電気量が大き過ぎたり小さ過ぎると、取り扱いが大変なので補助単位が使われます。計算する場合、単位をそろえることが大切です。
を使うことも必要です。
また、指数表示（例 4.1×103）
補助単位
呼 び 方
倍
数
例

M
メグ
106

k
キロ
103

m
ミリ
10-3

μ
マイクロ
10-6

n
ナノ
10-9

p
ピコ
10-12

1.8 MΩ

4.1 kΩ

25 mA

50μA

200 nF

1000 pF

1800 kΩ4100 Ω

0.025 A

0.05 mA

0.2μF

0.001μF

‖

‖

‖

‖

‖

‖

〔例題3〕200 μAは何Aか、また何mAか。
（答）  μは表より10-6であるから
200 μA＝200×10 -6 〔A〕=2×10 2 ×10 -6 〔A〕=2×10 -4 〔A〕=0.0002〔A〕
μは10 -6 , mAは10 -3 その差が10 -3 であるから
200 μA=200×10 -3 〔mA〕=2×10 2 ×10 -3 〔mA〕=2×10 -1 〔mA〕=0.2〔mA〕〔例題4〕 図2－15の回路で電池Eは何〔V〕か。
（答）  合成抵抗Rは
20 kΩ×20 kΩ
R＝5 kΩ＋＝15 kΩ
	 20 kΩ＋20 kΩ

オームの法則より

E ＝Ｉ・Ｒ＝600×10−6Ａ×15×103 Ω＝6×102×10−6×15×103 Ｖ＝90×10−1 Ｖ＝9〔Ｖ〕〔 A 〕の単位〔Ω〕の単位
そろえて計算する

２−７

倍率器（マルチプライヤ）
E ：拡大前の電圧計〔V〕〔V〕
E0：拡大後の電圧計
R ：倍率器の抵抗〔Ω〕
r ：メータの内部抵抗 〔Ω〕
  （コイルの抵抗）
I ：メータの電流感度 〔 A 〕

図2−16でbc間はオームの法則（1）式よりE
I＝…………………………  （8）    r

またac間はオームの法則（3）式より

E0＝ I ・（R＋ｒ） ……………  （9）（8）式を（9）式に代入すると

E
E0＝ ・（R＋ｒ）…………… （10）     r21

ｒ
R ＝（E0−E）・ ＝（Ｅ0−E）・Ω/V ……………  （11）   E（10）式を変形すると（EE −1）………………  （12）（10）式より
また0

R ＝ r・

E0＝ｎ とおけば（nは拡大率）
E（13）
R ＝ r ・（ n − 1 ） ………………  

〔例題5〕 図2−17のように500 μA 500 Ωのメータを
10 Vの電圧計にするには抵抗Rを何オームにすればよいか。

Rr（答）（13）式に代入すると
ｎ＝

10 V

E0
10 V
＝
＝40
E （500×10−6 A）×500 Ω）

図 2－17

Ｒ＝ｒ・（ｎ−1）＝500 Ω×（40−1）＝19500〔Ω〕＝19.5 kΩ

２−８

分流器（シャント）

a

r

l

E
       ｒbI0

図2−18の電流Ｉはオームの法則（1）
式より I ＝

R

これを変形するとE＝ I ・ r …………………（14）I0はオームの法則（1）および抵抗並列接続
（5）
式より
1
1
   E   I0    
＝    ＝ E・    ＋r    R1
1 1       ＋       r     R

（  

）

r

1
＋ ）
＝ I・
（ 1r     R                     R（ 1 ＋ ）……  （16）I0    
＝ I・r・

また I ＝ｎ とおけば
I

図 2－18

I ：拡大前の電流計（15）式に（14）式を代入すると（16）式を変形するとE…………………  （15）r
R＝…………（17）
I0  
   
−1
     I（ ）I0 ：拡大後の電流計
R ：分流器の抵抗
r ：メータ内部抵抗

〔A〕
〔A〕
〔Ω〕
〔Ω〕

（コイルの抵抗）E ：電流を流すための電圧〔 V 〕

0   

r
（18）
R＝
………………  
      n− 1

〔例題6〕 図2－19のように500 μA 500 Ωのメータを500 mAの電流計にするには、抵抗Rを何オームにすればよいか。
  （答）（18）式に代入すると
ｎ＝

22

I0
500×10−3 Ａ＝＝1000
I		 500×10−6 Ａ
ｒ
500 Ω
Ｒ＝
＝
≒0.5〔Ω〕
ｎ−1		 1000−1

500 μA
500 mA500 ΩR

図 2－19２−９整流回路

テスタは直流だけでなく、交流も測定できる構造になっています。そこで交流を直流に変える整流回路について簡単に説明します。

図2−20のように整流回路には大きく分けて2種類ありますが、一般的には（a）の半波整流回路が、テスタには多く使用されております。また、メータは測定電圧の平均値を指示しますので、図2－21（a）の交流をメータに加えた場合、20 ～ 30
Hz以上になるとほとんど振れません。そこで
整流器（ダイオード）で整流することにより、
図（b）のように平均値はIav となりメータは振れます。このIav は入力電圧にほぼ正比例しますので交流を測定することができます。
なお交流の大きさは、一般的に平均値ではなく実効値で表すのが便利ですから、テスタの目盛は実効値になっております。正弦波交
流の最大値、実効値の関係は、次のようにな
ります。
平均値＝
実効値＝
実効値＝

2・（最大値）
π

（最大値）
√2−

（19）
………  

（20）
……………  

π・（平均値）（21）≒1.11・（平均値）………  
−

2√2
2√−
2・（実効値）（22）
平均値＝≒0.9・（実効値）………  
π

また、正弦波交流電流 I を半波整流したときに得られる直流電流Iavは、
（19）
式と
（20）
式の変形によりの関係にある。

2×（√−
2× 1 I） √2−      2
Iav＝             
  ＝I＝0.45Iππ（I＝1
Iav＝2.22 Iav）
0.45
23

２−10 抵抗計の原理
図2－23においてSWをONにした場合、回路に流れる電流をI0とすれば
  E  

I 0＝
……………  （23）        RTSWをOFFにした場合Rxが直列に入るので     E     I＝………………  （24）        RT＋RX
この電流の減少の割合からRxの値を求めるのがテスタの抵抗計です。
従って
（23）
（24）
式よりI0に対する比Pを求めれば

       E      P＝  I   

          I0

＝

RT＋R
X
       

R
＝     T      ……（25）  E              RT＋RX

RT（25）式より（1）−1 …………………  （26）
     
  P
I
仮に
の比Pを1/2とすると（26）式より
RX ＝RT・
I0（  1   ）

−1 ＝RT …………  （27）
1/2
     
このことは有効メータ振れ角度の50 %点（1/2）
が、抵抗計の内部抵抗といえます。なお、テスタのΩ
目盛は（25）
式により割出すことができます。
RX ＝RT・〔例題7〕が10.4 kΩとした場合、5 kΩ点は有効メータ振れ角度の何％か。
テスタの内部抵抗（RT）（答）（25）式より

24

P＝

  RT
10.4 kΩ×100＝
×100≒67.5（％）
10.4 kΩ＋5 kΩRT＋RX２−11 カラーコード・定格記号について
抵抗やコンデンサの表示の方法には、一定の取り決めがあります。ここにカラーコードと記号を示します。カラーコードは主に抵抗器に、記号はコンデンサに使用されています。

① 精密抵抗の表示例② 一般抵抗
（民生用）
の表示例

色

第1色帯 第2色帯 第3色帯 第4色帯 第5色帯
第1数字 第2数字 第3数字 乗

数 許容差

黒

0 （黒い礼服）100

茶1 （茶を一杯）

101

±1 %

2

±2 %

赤

2 （赤いニンジン）

10

橙

3 （第三者）103

黄4 （四季の歌）

104

緑

5 （みどりご）105

青

6 （ろくでなしの青二才）

106

紫7 （紫式部）

107

灰8 （ハイヤー）108

白9 （ホワイトクリスマス）

109

金

10-1

±5 %

銀

10-2

±10 %

色と数字の覚え方

図 2−24

許容差記号

B：±0.1 ％G：±2 ％

C：±0.25 %J：±5 %

D：±0.5 %K：±10 %

F：±1 %
M：±20 %

③ コンデンサの表示例
静電容量許容差記号
K：±10 %をあらわす

定格電圧記号
0 J：6.3 V

1 C：16 V

1 E：25 V

1 H：50 V

2 A：100 V

2 D：200 V
25

テスタの組立Ⅲ

３−１ はんだの特性について
すず−鉛の状態図より、C点付近が熱に弱い
電子部品のはんだ付けに有利です。このC点を共昌点といい、すず62〜 63 %鉛37〜38 %のはんだを共昌はんだと呼びます。
一般の電気用には60 % ／ 40 %のはんだが使用されているが半流動体の部分があるため、（215 ℃−183.3 ℃＝31.7 ℃）
固まるまで時間がかかります。
従ってはんだ付けした直後、絶対に動かしてはいけない理由はここにあります。この他にブリキ用とか食品衛生上鉛の成分の少ないはんだなどが利用されています。

図3 ー 1
A点........ 鉛の溶解温度

溶解温度183.3 ℃

F点........ すず・鉛

３−２ はんだ付けの方法①

準

327.4 ℃

E点........ すずの溶解温度 231.9 ℃
C点........ すず61.9 ％ 鉛38.1 ％50 ％／ 50 ％

溶解温度215 ℃

備（a）
はんだごての先をきれいにし、こて先温度が適当であるか判断します。判断の方法としては、はんだをはじいてしまうようであれば高過ぎ、はんだの溶け方が遅く、つやが出ない仕上りの場
合は低過ぎです。温度調整は、こて先の長さを変えて調節します。
（b）
はんだ付けする部分の脂、汚れ、サビは取り除きます。
（c）
はんだの付きにくい場合、部品が取り付けづらい場合には、予備はんだをするとよく付きます。

②

やに入りはんだの使用方法
やに入りはんだの一般的な使用方法はきき手にはんだこてを持ち、他方の手にははんだを持ちます。図3−2の1〜6のようにはんだ付けする部分
をこてで予熱し、次にはんだをこてと予熱した部
分の境付近に送り込みます。必要量のはんだが流れたらはんだをはなし、はんだの流れを見定めてこてをはなします。ポイントは、はんだごてをはなすタイミングです。

こてをあてる。

26

はんだをあてる。

はんだを
3〜4 mmとかす。

はんだをはなす。

こてをはなす。 冷えるのを待つ。

３−３ はんだ付けの練習
KIT-8Dには、はんだ練習用小基板がついています。
この基板のはんだ付け部分にはんだを流し込みはんだ
付けの練習をおこなってください。はんだ付け練習後
は、この小基板を切り取ってください。
ブザーキットご使用の場合は、この部分は使用しな
いでください。
（図の向き、右側穴のあいていない部分をご使用ください。
）

３−４ 組立準備
①

必要な工具

チェック

②

名
称
はんだこて
ピンセット
ラジオペンチニッパ

備考20 〜 30 W

チェック

どちらかあれば
良い
（小型）
（小型）

名
称
＋ねじ回し
平ヤスリ

備
考
（中型）
こて先整備用

はさみ

必要に応じて用意してください。

部品の確認
箱から部品を出し、部品表と照らし合わせて確認してください。

チェック 記号品

名数量チェック 記号

品

名

数量

a

抵抗・ダイオード一式

1l

プリント基板

1

b

電池端子

1

m

ダイヤルプレート

1
1

c

電池金具

2

n

ネームシールd

スイッチブラシ

1oパネル（ メータ、レンジ切り換え   ） 1
つまみ取付済e

ヒューズ金具

2

p

ケース

1

f

ミニヒューズ0.5 A/250 V

2

q

保護カバー

1

g

コンデンサ 0.022 μF

1

r

単三乾電池
（UM-3）

2h

０ Ω調整器 10 kΩ

1s

テストリード
（赤・黒）

1組

i

０ Ω調整器用つまみ

1t

ハンドストラップ1j

ケース止めねじ1

チェック用抵抗

k

はんだ

1

〃

100 Ω

1

     22 kΩ

1

27

３−５
①

組立・配線

組立・配線上の注意
組み立て前にスイッチつまみをまわさないでください。中にボール、スプリングが入れてありますので飛び出してしまうことがあります。
ａ） 組立、配線は順序どおり、注意事項をよく読んで進めてください。
ｂ） パネル類は樹脂製であり、はんだごてを直接触れると、溶けて変形しますので注意してください。
ｃ） ダイヤル・ネームシールは落ち着いて位置をよく確認して貼ってください。
ｄ） はんだ付けの際には、プリント基板を熱しすぎないよう、手早くおこなってください。

②

プリント基板の配線・組立②−1

配線・組立方法
本器では、以下の方法にて組立をおこなうことが可能です。ご希望に応じて組立方法を選択してください。

A） 部品表順に組み立てる方法
早く組み立てたい場合に有利です。
B） 配置図を参考に組み立てる方法
抵抗器のカラーコードの読み取りなどの学習に役立ちます。
C） 回路構成順に組み立てる方法
テスタの回路を理解しながら組み立てられます。
A） 部品表順に組み立てる方法
抵抗台紙を加工します。加工手順は以下のとおりです。この加工が済みましたら工程②−2へ進んでください。
〈加工手順〉

1 P.61の台紙部品表を切り取ります。
2 台紙の上下を折り曲げ、両面テープのフィルムをはがします。
3 はがした部分を台紙部品表にはり付けます。向きは抵抗側が上、ダイオード側が下になります。
（抵抗台紙の完成。
）
B） 配置図を参考に組み立てる方法
部品袋から抵抗セット・プリント基板を取り出し、工程②−2の作業からはじめてください。
部品取り付け位置は、P.39の部品配置図を参考にして、取り付けをおこなってください。
C） 回路構成順に組み立てる方法
P.40からの組立手順を参考にしてください。
28

②−2

部品の足曲げ加工
部品をプリント基板に取り付ける際、小基板を使って足曲げ加工をすると大変便利です。図3−5のように小基板の角穴に抵抗・ダイオードを入れ、上から親指で押さえ、片方の手で小基板の角にリードを押し付けるようにして直角に曲げます。これでプリント基板に合った部品の加工ができます。また、ピンセットやラジオペンチなどで加工しても結構です。
①……12.5 mm②……20 mm

R1 〜 R12, R14 〜 R18, D1 〜 D7  R13のみ注）D1 〜 D7は角穴が大きいので中心に置いて曲げてください。

②−3

部品のはんだ付け
足曲げ加工した部品をプリント基板に差し、はんだ付けをおこないます。
部品を取り付ける際は、一つ一つ、加工→取り付け、加工→取り付け、………の順
序でおこなってください。

※足を少し曲げるとはんだ付けがおこないやすいです。

順序 チェック 番号

作

  業

  内

  容

1

Ⅰ

②−2の方法に従って加工した部分を、基板の裏側（シルク印刷面）から、所定の位置に差し込みます。（図3−6参照）

2

Ⅱ

プリント基板のはんだ面（緑色の面）にはんだ付けをして、部品を取り付けます。はんだのもりすぎに注意してください。

3

Ⅲ

部品のリードのあまった部分をニッパで切り取ります。すべての部品が付け終わるまでⅠ〜Ⅲの工程を繰り返しおこなってください。
注意：ダイオードの極性
ダイオードには極性があります。プリント基板のシルク印刷（白色の印刷）の向きに合わせて取り付けてください。

29

注

③

意

・はんだ付けの際は、基板の熱しすぎ、はんだのもりすぎに注意してはんだ付けをおこなってください。
・はんだが固まるまで部品を動かさないでください。

コンデンサの取り付け
ａ） 部品表順・回路構成順に組み立てる場合
プリント基板のC1の所へ部品を差し込み取り付けます。
ｂ） 配置図を参考に組み立てる場合
P.39 配置図C1の位置を見つけ、プリント基板に差し込み取り付けます。

順序 チェック 番号

作

業

容

4

Ⅰ

コンデンサを取り付け位置に、プリント基 板のシルク印刷面から差し
込みます。

5

Ⅱ

プリント基板のはんだ面（緑の面）からコンデンサの端子をはんだ付けし
ます。

6

Ⅲ

コンデンサの端 子を、プリント基 板から約1 〜 1.5 mmの所をニッパで切り落とします。

④

0 Ω調整器の取り付け

順序 チェック

7

作

業

内

容

0 Ω調整器をプリント基 板はんだ面より差し込んではんだ付けをおこないます。
（図3
−8参照）
取り付け後は図3−9のようになります。
（抵抗等の部品と反対の面になる。）

注 意 ・0 Ω調整器は傾かないように取り付けてください。はんだ付けの前に１度確認してください。
傾いたままですと0 Ω調整器がパネルの穴にすれて、スムーズに回転しません。
0 Ω調整器をセロハンテープ等でプリント基板に固定して、はんだ付をおこなうと作業がしや
すくなります。
30

内

はんだ付け
（シルク印刷面）（はんだ面）

⑤ ヒューズホルダの取り付け
順序 チェック作内容

ヒューズホルダをプリント基 板はんだ 面から差し込 みはんだ 付けをします。
（図3−10参照）

8

注

⑥

業

意

・ヒューズホルダはツメの方向に注意して、差し込んでください。
・ヒューズホルダをはんだ付けする時に、机の端を利用すると、作業がおこない易いです。
（図3−11参照）

電池金具の取り付け（はんだ面）（はんだ面）（シルク印刷面）（シルク印刷面）（はんだ面）

順序 チェック 番号

作

業

内

容

9

Ⅰ

プリント基板はんだ面より、電池金具を差し込みます。取り付け位置は基板はんだ面より見て左上です。

10

Ⅱ

①の位置
（点線）
から図のように、電池金具がプリント基板に対してまっすぐなるようにします。

11

Ⅲ

図の位置でしっかりと、はんだ付けをおこないます。

注

意・電池端子を差し込む方向を間違えないように注意してください。
・電池金具のひらいている部分がつぶれてしまった場合は、指で正しい形に直してください。つぶれたままですと電池を取り付けた際、うまく接触しない場合があります。
31

⑦ ヒューズの取り付け
順序 チェック

作

業

内

容

ヒューズを図のようにヒューズホルダへ取り付けます。（2本のヒューズのうち1本は予備ですので、後の工程で取り付けます。）

12（シルク印刷面）（はんだ面）⑧ テストリードの取り付け
順序 チェック業

内容

赤テストリードをヒューズホルダ側の図の位置に、黒テストリードをプリント基板図の位置の穴にとおします。
リードの心線をプリント基板側へ折り、はんだ付けします。

13

注作

意 ・テストリードはプリント基板裏側（シルク印刷面）
から差し込んでください。

組立チェック（Ⅰ）プリント基板組立
点検チェック 該当項目
②−3
④
⑤
⑥
⑦
⑧
〜

②−3
⑥, ⑧

チ

ェ

ッ

ク

内

容

抵抗・ダイオード等の付け間違いはないですか？（取付位置、ダイオードの極性等）
0 Ω調整器ははんだ面（緑色の面）から差し込まれていますか？
0 Ω調整器は傾いて取付られていませんか？（図3−9参照）
ヒューズホルダは、はんだ面（緑色の面）から差し込まれていますか？
ヒューズホルダのツメの向きは正しいですか？（図3−10参照）
電池金具は傾いて取付られていませんか？（図3−12Ⅱ参照）
電池金具はつぶれていませんか？（⑥注意参照）
ヒューズの付け忘れはないですか？
赤・黒テストリードの取付位置は正しいですか？（逆になっていないか）
赤・黒テストリードはプリント基 板シルク印刷面から差し込まれていますか？
はんだ付けはキチンとおこなわれていますか？
また付け忘れはないですか？

点検チェックにて不都合がある場合は、各項目の組立を参照して修正してください。チェックが済みましたら次工程へ進んでください。以後の工程・チェックについても同様にして進めてください。

32

⑨ スイッチブラシの取り付け
順序 チェック
14

作

業

内

容

パネルに取り付けられているレンジ切り換えつまみに、スイッチブラシを取り付けます。

① まずレンジ切り換えつまみを回し、下図のようにⒶとⒷの位置が合うようにつまみを合わせます。
② スイッチブラシの目印の向きを左上に向くようにします。
③ レンジ切換つまみの突起左側へまずスイッチブラシを引っかけます。
④ スイッチブラシの右側を指で押して取り付けます。

注

意

スイッチブラシをはめるとき、接点部の所を真上から押し込まないようにしてください。
スイッチブラシの変形の原因に
なります。

33

組立チェック（Ⅱ）スイッチブラシの取付
点検チェック 該当項目

チ

ェ

ッ

ク

内

容

スイッチブラシの目印の向きは正しいですか？（図3−16参照）
スイッチブラシ接点部分の高さは揃っていますか？
（つぶれていたりしていないこと。）⑨⑩ メータリードのはんだ付け
順序 チェック

作

業

内

容

メータより出ている赤リードをM＋に、パネルから出ている黒リード線をM−の所へ
通し、はんだ付けします。

15・リード線のはんだ付は、心線をプリント基板側（はんだ面）に折り曲げてから、はんだ付けしてください。

⑪ プリント基板完成品の取り付け
順序 チェック
16

34

作

業

手

順

プリント基板完成品をパネルへ取り付けます。組立図を参考にパネルのツメ3 ヶ所でプリント基板を止めます。

①

パネルを下図の様に手に持ち、プリント基板完成品をパネルへ大体の位置合わせをして、軽く乗せておきます。
注）
パネルを必ず手に持って基板をはめること。

② 下図のⒶの部分から最初に、図の矢印の方へツメを指で押します。
③ ツメを押した状態のまま、もう片方の手で基板を押し込みます。
④ Ⓑ、Ⓒと順番にそれぞれ図の矢印の方向へツメを指で押しながらⒶと同様に、一つずつツメをはめていきます。

注

意図3−22のように、メータ部分を下にして、机等の上に置き、基板を一ぺんにはめようとしないでください。
また、手に持って基板をはめる時、レンジ切り換えつ
まみを押さない様に注意してください。レンジ切り換
えつまみがはずれる可能性があります。
万一、はずれた場合は、P.39のレンジ切り換えつま 図 3−22
み取付方法を参照し、取り付けてください。

⑫ テストリードの処理

順序 チェック 番号

作

業

内

容

17

Ⅰ

まず、赤テストリードを、向かって左側へまっすぐのばし、図の斜線部分のパネルの溝へ赤リードを押し込みます。

18

Ⅱ

リードの押さえ部分の出口からの長さが赤と同じになるように、黒リードの長さを調整し、出口部分で１度押さえておきます。

19

Ⅲ

図の斜線部分の溝に黒リードをしっかり押し込みます。
35

注

意

・リードの長さを調整するときは、リードの押さえ部分出口からの長さを、赤黒同じ長さになるように調整してください。
・リードを取り付けた後は、軽く引っ張って抜けないことを確認してください。

⑬ ダイヤルプレート・0 Ω調整器つまみの取り付け
順序 チェック

作

業

手

順

20

ダイヤルプレートの裏側のシートをはがしてから、パネル図の位置のはりしろに、はり付
けます。

21

０ Ω調整器つまみを図の位置、0 Ω調整器のシャフトに合わせてはめこみます。

注 意 ・ダイヤルを貼る際にはゆっくり落ち着いておこなってください。ダイヤルが位置づれしてしまった場合は隅からゆっくりはがし、再度はり付けてください。
・つまみがうまく入らない場合は、0 Ω調整器が傾いていないか確認してください。

⑭ 電池端子・乾電池の取り付け
順序 チェック

36

作

業

手

順

22

電池端子をパネルの図の位置に取り付けます。電池端子の上下に注意して、しっ
かりと取り付けます。
（図3−25）23単三形乾電池を２本取り付けます。電池の極性に注意してください。
（図3−26）

⑮ 予備ヒューズの取り付け
順序 チェック

作

業

内

容

パネルの予備ヒューズ入れに、予備ヒューズを差し込みます。

24

組立チェック（Ⅲ）パネル組立
点検チェック 該当項目
⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮

チ ェ ッ ク 内 容
メータリード線はM＋に赤、M−に黒が接続されていますか？
メータリード線を軽く引っぱって抜けるようなことがないですか？
プリント基 板はパネルのツメ3 ヶ所できちんと止められていますか？
プリント基 板とパネルの間にテストリードが挟まれていませんか？
テストリードはパネル取付位置にしっかりとはめ込まれていますか？
ダイヤルプレートは、はりしろから大きくはみだして、はり付けられていませんか？
0 Ω調整器つまみの付け忘れはないですか？
0 Ω調整器つまみを回わし、スムーズに回転しますか？
電池端子、電池の付け忘れはないですか？
電池の極性は正しいですか？
予備ヒューズの付け忘れはないですか？

⑯ ハンドストラップ、リヤケースの取り付け
順序 チェック

作

業

内

容

25

ハンドストラップをパネル図の位置に取り付けます。
（図3−28）26

リヤケースをパネル下部からはめ込み、パネルと合わせ、ケース止めねじを図の位置に挿入し、プラスねじ回しでしめます。
（図3−29）37

⑰ ネームシールのはり付け
順序 チェック

作

業

内

容

ネームシールをリヤケース、図の位置にはり付け、氏名を記入します。

27⑱ テストリードの収納
順序 チェック業

内容

テストリードを本体、収納スペースに入れます。また、収納する際には、テスト
ピン側を先に入れます。

28

注

⑲

作

意

・テストリードは束ねてありますので、収納するときは解いてください。

保護カバーの取り付け

順序 チェック

作

業

内

容

図3−32のように、カバー内容の取り付けピンをミゾへ差し込み、矢印①の方向へスライドさせます。スライドさせた後
矢印②の方向へとじます。また図3−33のように真上からはめ込みますと破損の恐れがありますのでしないでください。

29

組立チェック（Ⅳ）仕上げ
点検チェック 該当項目
⑯
⑰
⑱

⑲

チ ェ ッ ク 内 容
ハンドストラップの付け忘れはないですか？
本体はケース止めねじでしっかり止められていますか？
ネームシールの貼り忘れはないですか？（名前も記入）
テストリードの収納はだいじょうぶですか？
ボディカバーの取付はきちんとなっていますか？

以上で組立完成になります。
38

部品配置図IN4148IN4004●レンジ切り換えつまみ取付け方法
KIT−8Dではあらかじめパネルへレンジ切り換えつまみが組込まれています。
万一、組立中にレンジ切り換えつまみが外れてしまった
場合は、下記手順にて組立てください。

−取り付け手順−① レンジ切り換えつまみ横の穴へコイルスプリングを
入れます。
（図1）
② レンジ切り換えつまみをパネル取り付け位置に軽く乗せ、スプリングを入れた穴と図のAの部分が合う
ようにレンジ切り換えつまみの位置を合わせます。
（図2）③ Aの部分にスチルボールを置きます。
（図3）④ そのまま上から押し込みます。
（図3）

39

C） 回路構成順に組み立てる方法
組み立て手順１） まず、工程④〜⑨と工程⑬・ダイヤルプレートの取り付け、および工程⑭電池端子の取り付けをおこないます。
２） 上記組立が終了したら、工程②−2および②−3の部品加工を参考に部品を取り付けていきます。
３） 次の回路構成へ進む場合は、必ずメータリードのはんだ付を一度プリント基板からはずしパネルからプリント基板をはずして、おこなってください。
（P.42、プリント基板のはずし方参照）
注） ・回路部品は、台紙部品表に貼るか、貼らずにP.39の部品配置図を参考に配線しても結構です。
・基板は無理にはずそうとせず、一つ一つ確実にパネルのつめをはずして取ってください。
・下図、基板の配線図は、基板のパターン側（はんだ面）になっていますが、部品の取り付けは、.
基板のシルク印刷面から差してはんだ面側ではんだ付けしてください。

40□メータ回路メータ保護回路のD3 〜 D5，C1、および抵抗R1，R2，R18を取り付けます。
また、メータリードの配線もおこないます。

□直流電流計シャント抵抗 R10（3 mA）、R11（30 mA）、R12（0.3 A）
を取り付けます。

□直流電圧計R3（3 V）、R4（12 V）、R17を取り付け、交流電圧計の倍率器の共用のR5 〜 R9を
取り付けます。

□交流電圧計

交流電圧計の倍率器はDCVと共用のため取り付け済みです。整流用ダイオード
D1、D2を取り付けます。

□抵

直列抵抗R16と分流抵抗R13（×1）
、R14（×10）、R15（×1 k）
を取り付け、回路保護用ダイオードD6、D7を取り付けます。

抗

計

41

□バッテリチェック

バッテリチェック回路は、メータ回路にR3、R13を取り付けた回路です。
.
すでに取り付け済ですから、配線は不要です。
。

□スイッチブラシ位置図

はんだ面（パターン面）側から見たスイッチブラシ位置。

●プリント基板の外し方① プリント基板を外す前に0 Ω調整器つまみをまず外します。
② まず右図の様にⒶの部分のパネルのツメを親指で矢印の方向に押しながら、人差し指でカチッと基板の外れる音がするまで軽く基板を持ち上げます。
③ Ⓑ、Ⓒと順番にⒶと同様にツメを外していきます。
④ メータリード赤・黒を外します。
注

意・ 親指でツメを押す時、あまり押しすぎない様にしてください。支柱（ツメ）が折れる可能性があります。
・ 人差し指で基板を持ち上げる時、いきおいよく基板を持ち上げますと、メータリード線等が断線してしまいますので注意してください。
・ 0 Ω調整器つまみを外さないで、プリント基板を無理に外そうとしますと、プリント基板のパターンが断線する恐れがあります。
42

Ⅳ

動作試験と校正

４−１

簡易動作チェック

・本器の回路は調整の必要がありません。組み立て配線をおこなえば仕様のような許容差の範囲に仕上ります。したがって簡単な動作チェックだけで、正常なテスタとして使用できることになります。
・動作チェックに必要なものは抵抗100 Ωと22 kΩ、商用電源（100 V）、乾電池（ない場合は本器の電池を1本はずして使用します。
）
です。
（チェック用抵抗は部品袋の中に入っています。
）
・下記の手順にしたがってチェックをおこないます。
または、
印チェックを記入しても結構です。

内には測定値を記入してください。

① 測定準備・メータの０位調整
回路計に電気を加えてないとき、メータの指針が正しく0（ゼロ）を指すように、ねじ回しでメー
タ０位調整器をまわして合わせます。

② DCmAレンジのチェック（計算式中の（ ）内の抵抗値は、各レンジの内部抵抗値です。）（ａ） 	

DC 60 μAレンジ 乾電池とチェック用抵抗22 kΩで指示を調べる。
（約59 μA）※チェックをおこなう際には電池ボックス、
ユニバーサル基 板等を用いて、図4−1の回路をつくられますと、要易に測定がおこなえます。

I＝

（ｂ）
 	
I＝

（ｃ）
 	
I＝

（ｄ）
 	
I＝

約1.6 V≒59 μA22 kΩ＋（5 kΩ）

DC 3 mAレンジ 乾電池とチェック用抵抗22 kΩで指示を調べる。
（約0.07 mA）
約1.6 V≒0.07 mA
22 kΩ＋（100.5 Ω）

DC 30 mAレンジ 乾電池とチェック用抵抗100 Ωで指示を調べる。
（約14.5 mA）
約1.6 V≒14.5 mA
100 Ω＋（10.5 Ω）

DC 0.3 Aレンジ 乾電池とチェック用抵抗100 Ωで指示を調べる。
（約15.8 mA）
約1.6 V≒15.8 mA
100 Ω＋（1.5 Ω）

43

③ DCVレンジのチェック（実測値（ ）の値はテスタ付属の電池電圧）
（ｅ）
（ｆ）
（ｇ）
（ｈ）
（ｉ）

DC    3 Vレンジ 乾電池の電圧を測定し指示を調べる。
DC 12 Vレンジ〃
DC 30 Vレンジ〃
DC 120 Vレンジ〃
DC 300 Vレンジ〃

（約1.6 V）
（約1.6 V）
（約1.6 V）
（約1.6 V）
（指針が少し右に動く）④ 交流電圧のチェック
警

告1. 商用電源（101±6 V）
は必ずブレーカーの入っている電源を使用してください。
2. 測定中はつばよりテストピン側を持たないでください。

⑤

（ｊ）
（ｋ）
（ｌ）
（ｍ）

AC 120 Vレンジ 商用電源
（100 V）
測定し指示を調べる。
AC 300 Vレンジ〃
AC 600 Vレンジ〃
AC 30 Vレンジ 乾電池の電圧を測定し指示を調べる。
（注）
極性を逆にした場合、指示は0です。

（約100 V）
（約100 V）
（約100 V）
（約3.2 V）

（ｎ）

AC

（約3.2 V）

12 Vレンジ 乾電池の電圧を測定し指示を調べる。
（注）
極性を逆にした場合、指示は0です。

バッテリチェックレンジ（ 1.5 V のチェック）（ｏ）

1.5 V レンジ

乾電池の電圧を測定し指示を調べる。

（約1.5 V）

⑥ 抵抗レンジのチェック（直流電圧・電流で利用した乾電池をテスタに取り付けます。）（注）0 Ω調整を各レンジごとにおこなってください。

（ｐ）
（ｑ）
（ｒ）

Ω×1 kレンジΩ×10 レンジ
Ω×1 レンジ

チェック用抵抗22 kΩを測定し指示を調べる。
〃
100 Ω
〃
〃 	

（22 kΩ）（100 Ω）（100 Ω）

以上のチェックで全レンジの良否の判定ができます。なお、DC 600 Vレンジのチェックは項目にありませんがAC 600 Vレンジのチェックで省略できます。
（注）
（ｍ）
、
（ｎ）
のチェックはACVレンジでDCの電圧を測るわけで、これは測定ではなく指示チェックが目的ですから十分理解してください。

44

４−２

テスタの校正組上ったテスタが、仕様通りの精度を満足しているかどうか校正します。これに合格すれば、使用する際、信頼性の高い測定を得ることができます。また万一仕様どおり仕上ってない場合は、指定の位置に正しい抵抗が付いているか確認し、交換するなど修正する必要があります。

① 校正方法
測定器の校正の方法は、被試験器の指示を校正目盛に合わせ、標準器の値を読むのが普通でテス
タもこれにもれません。従って、これを誤差率（43頁参照）
で表す場合、Mがテスタの指示になり、Tが標準器の読みになります。
なお、指示の合わせ方については、JIS−C−1102で定められていますが、テスタの場合、許容差が大きいので省略します。接続方法は下記のとおりです。

② テスタの許容差
テスタの許容差は指示値に対する値ではなく、最大目盛値に対する値であり注意が必要です。例
えば本器のDC 120 Vレンジでは最大目盛値の±3 %以内という許容差ですので
120 V（最大目盛値）
×（±3 %）＝±3.6 Vとなり±3.6 Vが許容差範囲となります。
この許容差範囲は目盛各点においても適用します。
また、抵抗レンジの許容差の目盛長の±3 %については、V・A目盛（V・A目盛で±約1.8目盛）に換算するとわかりやすくなります。なお、
抵抗計のチェックは、
普通50 %点（V・A目盛）でおこないます。

③ 誤差について誤差については、JIS−C−1002で「測定値、設定値または定格値と、測定または供給した量の真の値との違い。
（誤差の大きさは、絶対誤差、誤差率または百分率誤差で表される。
）」と規定されています。測定器には部品の精度など計器自体の誤差ε（error）
があり、測定値M（measuredvalue）と真の値T（true value）には次の関係があります。
絶対誤差 ε＝M−T45

また絶対誤差が真の値に比べ、どれくらいかを示す誤差率ε0 は
誤差率

ε
M−T
×100（％）
ε0 ＝ ×100＝
T  T

例えば、AC 300 Vレンジで交流の100 Vを測定した場合、指示が105 Vであったとします。
仮に真の値がちょうど100 Vとすれば、誤差は105−100
誤差率
ε0 ＝×100＝ 5 ％ です。
     100④ 校正項目
テスタの校正は電圧・電流各レンジの最大目盛値と抵抗レンジの中心目盛値付近の値（本器の場合20 Ω、200 Ω、20 kΩ）
が校正点の対象です。この他に、目盛どおりに指示するかどうかを調べる
目盛特性試験があります。普通の場合、電流の最低レンジ（本器の場合60 μA）の10 % 〜 100 %まで、
10 %ステップの10点が対象になります。これはメータの目盛分布（直線性）のバラツキを見るのが目的です。また、AC 12 V目盛は整流器の影響がありますので、目盛特性としてデータをとることもあります。

４−３

測定結果① 電圧・電流の校正（最大目盛値）試験日
レ ン ジ
DC   600 V
  300 V  120 V   30 V   12 V    3 V   0.3 V
DC    0.3 A
  30 mA
   3 mA
  （60μA）
AC   600 V
  300 V  120 V   30 V   12 V46

テスタの読み（M）

標準器の読み（T）

絶 対 誤 差
ε＝M−T

試験条件

℃

誤 差 率
M−T
×100
（％）
ε0＝
T

%

② 抵抗計の校正
（指示値）
レンジ

テスタの読み M'＝   RT ×100 ％（M）
  RT＋M

Ω×1 k
Ω×10
Ω×1

20 kΩ
200 Ω
20 Ω

標準器の読み
（T）

   RT
T'＝
×100 ％
  RT＋T

誤 差 率
ε0＝T'−M'（％）

50 %
50 %
50 %
（注）RT：抵抗レンジの中央目盛値（内部抵抗）③ メータ目盛特性の校正（DC 60 μAレンジ指示値）
テスタの読みM'＝M60 μA×100（％）（M）
DC   60 μA      54 μA      48 μA
      42 μA
      36 μA
      30 μA
      24 μA
      18 μA
      12 μA
       6 μA

標準器の読み
（T）

   T
T'＝
×100 ％
  T（100）

誤 差 率
ε0＝M'− T'（％）

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
（注）T（100）：100 ％点のときの標準器の読み
（T）

４−４

結果のまとめ

4−3の測定結果を標準器に対して⊕振れ過ぎ、⊖振れ不足としてグラフに記入します。
（注）
目盛特性は誤差が少いので（ ）%を使用してください。

47

Ⅴ

テスタの回路計算

５−１

メータ回路

テスタに使用しているメータは、先に説明したように可動コイル型です。
この可動コイルには、0.02 〜 0.04 mmの太さの銅線を数百回巻いてあり、一定の抵抗値に（内部抵抗）に仕上げることは困難です。
また、銅線の温度係数は＋1 ℃で約＋0.4 %ですから、回路的にこの誤差を補償する必要があります。高級テスタ
では、サーミスタ（銅線と逆の温度特性）を使って、温度変化の補償をしているものもあります。本器では、無調整方式にするため、メータコイルと直列に抵抗を入れ、変化分の割合が全体的にみて極め Im＝メータ回路電流て少なくなるように設計してあります。 im＝メータ電流感度

Rm＝メータ回路抵抗
Em＝端子間電圧

メータ電流感度（im）.............................. 48 μA ±1 %メータ内部抵抗（r）................................ 2 kΩ ±8 %
直流電圧・電流の動作電流（Im）.......... 50 μA
A・B間電圧（Em）................................. 300 mA（0.3 V）
図5−1のメータ回路でVR＋R18はimをImに拡大する分流器になっています。
従って、この抵抗をR0とすればP.22（18）式よりメータ回路仕様

I
n＝ 0
  I

ここで

n＝拡大率
I＝拡大前の電流＝im
I0＝拡大後の電流＝Im
I0
Im
＝
＝
I     im    μA

R18＝R0−VR＝

kΩ−

n＝

r
R0＝       ＝
n
−
1   
  
抵抗計回路参照）.

≒μA
0 Ω調整器VRを10 kΩとすれば（5−5kΩ＝オームの法則よりRmは（仕様よりIm＝50 μA
Em
Rm＝＝         Im     ×10−3 V×10−6 A＝kΩ
Em＝300 mV）

×103 Ω＝kΩ

従ってR1は
R1＝Rm−
≒

48

r×R0
r＋R0
kΩ−

＝

kΩ−
kΩ＝

kΩ

kΩ×

kΩ

kΩ＋

kΩ

kΩ
kΩ
≒
− 1（小数点以下四捨五入）

５−２

直流電流計（DCA）回路

直流電流計の計算は、分流器の計算式（18）式で求めることができます。また、
オームの法則からも計算できます。

① DC 60 μA 分流器の計算式（18）より
n＝I0   I（60μ）
＝
＝
I
Im  

Rm  
R2＝  
＝
n−1     

μA

＝

μA
kΩ
−1

＝

kΩ

② DC 3 mA
n＝I0
I＝ （3）＝
I   Im   

Rm
R10＝
＝
n−1
  
  

×10−3
×10

−6

＝

kΩ

×103＝
kΩ

＝
−1       

≒Ω

※②〜④は小数点第４位まで計算し四捨五入して答えの単位に換算すること③ DC 30 mA
n＝I0I＝ （30）＝
I   Im    

×10−3

I0
I
＝ （0.3）＝
I   Im    ×10−3④ DC 0.3 A
n＝

×10

＝

−6

×10

＝

−6

Rm
R11＝
＝
n−1
  
   
Rm
R12'＝
＝
n−1
   
   

kΩ
−1

≒

kΩ
−1

＝

Ω

Ω

なお、実際の回路ではプリント基板のパターンやスイッチの接触抵抗等の抵抗が約0.01 Ω程度あり、計算上の値からこれを除く必要があります。
（他のレンジでは分流器の値が大きいので無視できます。
）
R＝R'−0.01Ω＝
Ω−0.01Ω＝Ω
従って 1212５−３直流電圧計（DCV）回路

直流電圧計回路の計算は、一般的に倍率器の計算式が用いられます。また、テスタでは、Ω／ Vが表示されており、これからも倍率器の抵抗値は計算できます。ここでは倍率器の計算式で計算し
てみます。

49

① DC 3 V
n＝E0
E
＝ （3）＝EEm  

＝

R3＝ Rm・（n−1）＝
＝
＝

kΩ×（
kΩ×
kΩ

−1）

＝

R4＝ Rm・（n−1）＝
＝
＝

kΩ×（
kΩ×
kΩ

−1）

② DC 12 V
n＝E0E＝ （12）＝
EEm  

③ DC 30 V
DC 30 V 〜 DC 600 Vまでは、ACVと回路を共用するため、メータ回路に分流器R17を入れ、ACVと同感度（9 kΩ／ V）にします。ACV 9 kΩ／ Vの電流感度は、
1V
I（AC）＝≒111.1 μA
          9 kΩDCV 20 kΩ／ Vの電流感度は
1V
I（DC）＝＝50 μA＝Im
          20 kΩ
従って分流器の計算式（18）式より
n＝I0
I＝ （AC）＝
I   Im    

＝Rm
R17＝  ＝
  n−1   .

kΩ＝−1     

kΩ＝

kΩ

（小数点第１位まで）
DC 30 V 〜 DC 600 Vの倍率器はACVと共用のため、ここでは参考までに計算します。
DC 30 V 〜 DC 600 VのRmは図5−3からわかるように、R17が並列に入った回路になります。
そこで、これをRm'とすると、

Rm×R17Rm'＝＝
  Rm＋R17    n＝E0E＝ （30）＝
E   Em  

kΩ×
kΩ＋  

kΩ
≒
kΩ

.

kΩ

＝

R（30）＝ Rm'・（n−1）＝
   ＝
  ≒注）R（30）＝（R5+R6+Rm'）でACVの項参照

kΩ×
（
−1）
kΩ×
kΩ
（小数点以下切り捨て）④ DC 120 V
n＝E0
E（120）＝＝
E   Em  

R7＝R(120)− R(30)＝＝R（120）＝ Rm'・（n−1）＝
    ＝
  ≒

kΩ×（
−1）
kΩ×
kΩ
（小数点以下切り捨て）

kΩ−

kΩ＝

＝

R（300）＝ Rm'・
（n−1）
＝
    ＝
  ≒

kΩ×（
−1）
kΩ×
kΩ
（小数点以下切り捨て）

kΩ−

kΩ＝

MΩ

kΩ

⑤ DC 300 V
n＝E0
E（300）＝＝
E   Em  

R8＝R(300)− R(120)＝50kΩ＝

⑥ DC 600 V
n＝E0
E（600）＝＝
E   Em  

R9＝R(600)− R(300)＝

５−４

＝

MΩ−

R(600)＝ Rm'・（n−1）＝
    ＝
≒
MΩ＝

kΩ×（
kΩ×
kΩ＝

−1）
MΩ

MΩ（小数点第２位まで）

交流電圧計（ACV）回路

テスタのメータは平均値を指示するの
で
（21）
式より、
実効値＝1.11・平均値
本器は、半波整流回路を使用しており、
図5−4のように⊕→⊖方向はD1をとおりメータに電流が流れますが、⊖→⊕方向の電流はD2をとおってしまいメータに流れません。
すなわちメータに流れる電流は1/2ということになります。そこで実効値
（Ⅰ）
は
（21）
式より
と平均値
（Iav）
1
＝1.11×Iav2∴Ⅰ＝2.22 Iav
I×

従って交流動作電流Ｉは、
I＝2.22×50 μA＝111.1 μA
これをΩ／ Vで表すとオームの法則から
V
1
A＝→Ω／ V＝Ω           A
1
1
  
∴
＝
＝9×10 3 Ω/ V=9 kΩ/ V（A）I  1.111×10-6A
直流電圧回路で倍率器の計算式を使用したので、ここではΩ／ Vで計算してみます。

① AC 12 V（Ra＝2 kΩ）
R(AC 12）＝9 kΩ／ V×
R5 ＝ R（AC 12)−Ra
kΩ−
＝

V＝

kΩ

kΩ＝

kΩ

この計算は整流器の影響を除いてあります
が、その分はAC 12 V専用スケールの目盛で実験的に補正してあります。

51

② AC 30 V
R（AC 30）＝9 kΩ／ V×

V＝

R6 =R（AC 30)−R（AC 12)＝

kΩ−

kΩ
kΩ＝

kΩ

③ AC 120 V
R（AC 120）＝9 kΩ／ V×

V＝

R7 =R（AC 120) − R(AC 30)＝

kΩ＝

kΩ−

MΩ

kΩ＝

kΩ

④ AC 300 V
R（AC 300）＝9 kΩ／ V×

V＝

R8 =R（AC 300) −R(AC 120)＝

kΩ＝

MΩ−

MΩ

MΩ＝  

MΩ

⑤ AC 600 V
R（AC 600）＝9 kΩ／ V×

V＝

R9 =R(AC 600) − R(AC 300)＝

kΩ＝

MΩ−

MΩ

MΩ＝

MΩ

５―５ 抵抗計（Ω）
回路
抵抗計回路の場合、電池の消耗を補うために０ Ω調整器を使用しており、これが回路計算上のポイントになります。抵抗計回路の設計条件として、
電池電圧の調整可能範囲………2.5 V 〜 3.5 V以上
Ω×1 kレンジ 20 kΩ
メータ中央目盛値（内部抵抗） Ω×10 レンジ 200 Ω
Ω×1 レンジ	  20 Ω

① ０Ω調整回路
電池電圧の調整可能範囲の下限
2.5 Vについて調べると、電池が一番減少したときであるから、０ Ω
調整器（VR）は、回路的にみて（a点）
0 Ωになります。このとき端子間から見た等価内部抵抗R（2.5）は、オームの法則（2）式よりE(2.5)      R(2.5) ＝  ＝         Im

V
μA
V

×103
＝
×10-6 A
図5−6のa点と⊖間の内部抵抗Raは
＝

  

r×R0
Ra＝
＝
  r＋R0      

kΩ×
kΩ＋

Ω＝

kΩ
≒
kΩ

kΩ

kΩ（小数点第２位まで）

従ってE＝2.5 Vのときにメータをフルスケールさせるには、
R16＝R(2.5) − Ra＝

52

kΩ −

kΩ＝

※P48でR18は38 kΩ
となりますが、ここでは実際の回路抵抗の値を使います。

kΩ次に、電池電圧の調整可能範囲上限E（max）
について調べてみると、下限と逆で0 Ω調整器は10 kΩいっぱいのｃ点になります。このc点と⊖間の内部抵抗Rcは（r＋VR）×R18 （＝Rc＝    r＋VR＋R18            
≒

kΩ＋

kΩ）×

kΩ

kΩ＋

kΩ＋

kΩ

kΩ（小数点第2位を四捨五入）

また、メータをフルスケールさせたときのc点と⊖間の電圧は
μA×（

Ec＝I・R＝im×（r＋VR）＝×10-3 V＝

≒

kΩ＋

kΩ）

mV

であり、R18に流れる電流Icは、
Ic＝  

Ec

  ＝

  R18

×10-3 V×103 Ω

≒×10-6 A＝μA（小数点第１位まで）

電池から流れる電流 （I max）は、（
I max）＝im＋Ic＝

μA＋

μA＝

μA

0 Ω調整器c点での電池電圧E（max）はオームの法則から
E（max）＝I（max）×（Rc＋R16）＝
≒

μA×（

kΩ＋

kΩ）

V（小数点第２位を四捨五入）

従って設計条件3.5 Vを満足します。
では、電池の電圧（初期電圧）3.2 Vのとき、0 Ω調整器のブラシはどのようなポジションになるか調べて見ます。かりに図5−6のb点としますと（2.5 Vのとき0 Ω、3.6 Vのとき10 kΩ）の条件
より（3.2−2.5）V
Rab＝10 kΩ×＝6.4 kΩ     （3.6−2.5）V（3.6−3.2）V
Rbc＝10 kΩ×＝3.6 kΩ     （3.6−2.5）V
となり0 Ω調整器のブラシポジションは6.4 kΩと3.6 kΩに分けた位置になります。

53

また、b点と⊖間の内部抵抗は、（r＋Rab）×（Rbc＋R18）
Rb＝
r＋Rab＋Rbc＋R18
（
＝
    
＝

kΩ＋
kΩ＋

kΩ）×（
kΩ＋

kΩ＋
kΩ＋

kΩ）
kΩ

kΩ（小数点第３位を四捨五入）

従って電池電圧3.2 Vの端子間の等価内部抵抗はR（3.2）＝Rb+R16＝

kΩ＋

kΩ≒

kΩ（小数点以下切り捨て）② Ω×1 k仕様の中央目盛値（内部抵抗）Rが20 kΩであるから、分流抵抗R15は（7）式より（P.20参照）
r2×R
r 1＝
     
r2−R
ただしR＝20 kΩ
r1＝R15   r2＝R（3.2）＝55 kΩ
R15＝        

kΩ×
kΩ−

kΩ
kΩ

    ≒

kΩ（小数点第２位を四捨五入）③ Ω×10R＝0.2 kΩ（200 Ω）    r1＝R14
R14＝        kΩ×
kΩ−r2＝R（3.2）＝55 kΩ

kΩ
＝
kΩ

kΩ≒

Ω

（小数点第１位まで）④ Ω×１
R＝0.02 kΩ（20 Ω） r1＝R13    r2＝R（3.2）＝55 kΩ
kΩ×
kΩ
kΩ≒
＝
R13＝
        kΩ−kΩ

Ω

（小数点第２位まで）

なお、実際の回路では、ヒューズや電池（2本分）などの抵抗が約1.9 Ω程度あり、計算上の値か
らこれらを除く必要があります。（他レンジでは抵抗値が大きいので無視できます。）
R13＝R13−1.9 Ω＝

Ω−1.9 Ω≒

Ω

５−６ バッテリチェック回路（1.5 V）
バッテリチェック回路は、測ろうとする電池に負荷抵抗18 Ωを接続し、その端子電圧を、DC 3 Vの電圧計で測定します。したがって、電池を使用状態に近い形で測定できるので、電池の良否が正確に判断できます。

54

●バッテリチェックの計算例（1.6 Vの場合）
両端子間からみた合成抵抗R0は、（R ＋Rｍ）×R13
R0＝0.5 Ω＋ 3
  R3＋Rm＋R13（＝0.5 Ω＋            

kΩ＋
kΩ＋

＝0.5 Ω＋

Ω＝

kΩ）×
kΩ＋

Ω
Ω

Ω（小数点第２位まで）したがって測定電池の電圧が1.6 Vのとき、この回路の流れる
電流 I0 は
I 0＝

  E  
  R0

V

＝

Ω

＝

mA（小数点第１位まで）

よってメータ回路に流れる電流imは
im＝

  R13

KIT-8D形

×I0＝

Ω  

mA＝
mA＝
×
R3＋Rm＋R13          
kΩ（小数点第４位まで）
このimがImの何％か計算し、各電圧ごとに目盛板上に目盛るわけです。
    

μA

回路図

KIT-8Dでは、ここまで計算した答の値と実際の回路に使用されている抵抗値の値が異なるものがあります。これは使用する抵抗にシリーズ抵抗と呼ばれる抵抗値の抵抗器を採用している為です。シリーズ抵抗とは、抵抗値にどのようなものがあるのかを示した数列のことです。代表的なものにはE24、E96シリーズなどがあります。これらはJISにも定められており、シリーズ抵抗を使う
ことによって入手性やコストのメリットが出てきます。
55

別売付属品ブザーキットの組立

Ⅵ
1.

原

理

１−１

圧電ブザーの原理

１−２

発振回路の原理

圧電ブザーエレメントは、圧電セラミック素子と振動板を接着した簡単な構造です。その圧電セラ
ミック素子に交流電圧を加えますと、素子が径方向に伸びたり、縮んだりします。この動きを利用して振動板に屈曲現象を起こし、音を発生させます。

P.57、2.の回路図にて、ブザー回路に使用されているのが、非安定マルチバイブレータと呼ばれる、発振回路です。
この回路は2個のトランジスタと抵 抗・コンデンサなどを利用して、ある一定の周期でトランジ
スタがそれぞれ、ON、OFFを繰り返すことによって方形 波（図3）を出力することができます。
KIT-8Dでは、この回路を用いて、ブザーを振動させるための発振回路として利用しています。
簡単にそのしくみを図2および図3で説明しますと、片側のトランジスタ（以下Trとする）がOFFの状態では、もう一方のTrは10 kΩベース抵抗によりベース電流が流れ、ONの状態を保ちます。
しかしOFF側のTrに接続されているコンデンサは、同じくOFF側に接続されている抵抗を通して放電されつつあります。
この放 電がコンデンサと抵抗によって決められた時定数（時間）になるとOFFしていたTrがONに、ONしていたTrがOFFに切り換わります。
この動作を繰り返しおこなうことによって方形波出力を得ることができます。

56

2.

回路図

IN41483.

IN4148

部品表
品
名
圧電ブザーエレメント
トランジスタ
コンデンサ
ダイオード
固定抵抗器
固定抵抗器

規
格
2端子式 φ 20 mm
2SC1815 GR
0.047 μIN41481 ／ 4 W 1 kF
1 ／ 4 W 10 kF

数量
1
2
2
2
2
2

品
名
プリント基板
リード線
リード線
タッピングネジ
※接着剤
はんだ

規
格
はんだ付け練習用小基板
赤 68 mm
黒 70 mm
2×6
木工用ボンド本体組残り分

数量
1
1
1
1
少々
少々

※接着剤はブザーキットのパーツ袋の中には含まれていません。
あらかじめご了承ください。

57

4.

圧電ブザーエレメントの接着方法
1

パネルおよび振動板（圧電ブザーエレメント黄銅板）の油性分や汚れ等を取り除き、Fig １で示すように段の部分に3箇所程
度、接着剤を塗布します。
（注）接着剤はプラスチックの油さしを利用するとよい。
2 ブザーエレメントから出ているリードを取付部分の切れ込み側に向くようにして振動板を入れ、浮き上がらないように軽く押さえつけます。このとき、Fig 2のように接着剤があふれて振動板の上に落ちる形が理想です。
3 ブザーエレメントのリード線をFig3の位置に通し、上から接着剤で固定させます。そのまま約16時間程度自然乾燥させます。

5.

基板の組立・配線
実体配線図を参考に各部品を取付けていきます。
（Fig 4）また、小基 板の黒リードおよび赤リードを本体大基 板に配線します。
（Fig 5,6）

抵抗器
a: 1 kΩb: 10 kΩc: 1 kΩd: 10 kΩ

コンデンサ
0.047μF

ダイオード
IN4148
ブザー
ブザー

58

c
d

DB
DR

ブザ-KIT組立・はんだ 練習用

BR

BB OB
+

E C B

b

B C E

a

OR

Fig 6

6.

基板の取付け完成した小基板をパネルに取付けます。
1 大基 板をパネルに付け、小基 板をFig7の図の位置に取付けます。
このとき、基板の配線が他の所にはさみこまれないように、配線そろえをしておいてください。
2 ダッピングネジにて小基板をパネルに固定します。
3 本体ケースとパネルにあわせ、ケース止めネジをしめて完成です。

7.

赤リード

測定方法
警
1
2
3
4

告

測定前には必ず「レンジ確認」をおこなってください。
測定中は他のレンジに切換えないでください。
絶対に濡れた手では測定しないでください。
電圧が加わっている回路では測定できません。

１） 測定対象
配線の導通の確認等に使用します。
２） 測定レンジ
抵抗測定レンジの×1のレンジを使用します。
３） 測定方法

1
2

レンジ切換えつまみをΩレンジの×1に合わせます。
テストピンの両端をショートさせて、0 Ω調整をおこないます。
（このとき、テスタからはブザー音が鳴ります。）
3 テストピンを被測定回路にあてます。
4 ブザー音および目盛板で導通を確認します。
・約35 Ω以下で発音します。ただし、この値近辺では、音が聞き取りづらい場合もあります。
59

102 ΩF

R10

IN4004IN4004IN4004IN4004IN4004

D3

D4

D5

D6

D7

39 kΩJ
IN4148R18IN41484.87 kΩF

R17

D1
D2

31.6 kΩF

48.7 kΩF

R16

R14

R15

18 ΩF

200 ΩGR13

10 ΩF

2.7 MΩF

R9

0.99 ΩF

1.62 MΩF

R8

R12806 kΩF

R7

R11

102 kΩF

232 kΩF

R4

162 kΩF

54.2 kΩF

R3

R630 kΩJR5

4.12 kΩF

値

R1

格

R2

定

はりしろ

はりしろ

橙白黒赤金

黄灰紫茶茶

黄灰紫赤茶

橙茶青赤茶

赤黒黒黒赤

茶灰黒金茶

黒白白銀茶

茶黒黒金茶

茶黒赤黒茶

赤紫黒黄茶

茶青赤黄茶

灰黒青橙茶

茶青赤橙茶

茶黒赤橙茶

赤橙赤橙茶

緑黄赤赤茶

橙黒黒赤金

黄茶赤茶茶

カラーコード・記号

IN4148IN4004（キリトリ）

台紙部品表

61

MEMO

63

MEMO

64

MEMO

◎参考書のご案内
テスタ構造原理と測定法（初歩から応用まで）をやさしく解説したテキストが発売されております。
・書名「テスタとディジタル・マルチメータの使い方」
著者：金沢敏保・藤原章雄

出版社：CQ出版社株式会社

価格：￥1,800（税抜） ISBN4-7898-3720-3
・書名「テスタ使いこなしテクニック」 著者：丹羽一夫

出版社：誠文堂新光社

価格：￥1,200（税抜） ISBN4-416-10505-3
購入申し込みは最寄りの書店でお願い致します。
説明書の仕様や内容については予告なしに変更
中止することがございますのでご了承ください。

Class

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号 =101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所 =大阪市浪速区恵美須西 2−7−2
郵便番号= 556-0003･電話 =大阪（06）6631−7361㈹Name

植物油インキを使用しています。

19-2010 2040 2040