【1】安全に関する項目 ～ご使用の前に必ずお読みください。～
本 取 扱 説 明 書 は I0R700V/I0R700 用 の 電 流 セ ン サ CL40I0R /CL68I0R / CL110I0R について記載してあります。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に大切に保管してください。
本文中の“警告”および”注意”の記載事項は、“やけど”や“感電”などの事故防止のため、必ずお守りください。
1.1. 警告マークなどの記号説明
本器および取扱説明書に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
警告文は“やけど”や“感電”などの人身事故を防止するためのものです。
注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。

Dempa Bldg, 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan03-2108 2040 2040

－1－【2】用途

1.2. 安全使用のための警告文
警告るためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
本器は低電圧用測定器です。CAT.III 300V 以下の電路で使用すること。
2. AC30Vrms(42.4Vpeak) または DC60V 以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値 (1.3. 参照 ) を超える信号は入力しないこと。
4. 本体や出力ケーブルが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
5. ケースを外した状態では使用しないこと。
6. 感電防止のため測定中は電流センサのバリアより先を持たないこと。
7. 電流センサを導体にクランプしているときは出力ケーブル端子の抜き差しはしないこと。
8. 本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないこと。
9. 危険な活電部が存在する設備では事故防止の為絶縁保護具を使用する必要があります。地域及び国の安全基準に従うこと。
10. 修理・改造は行わないこと。
11. 屋内で使用すること。
12. 始業点検および年 1 回以上の点検は必ずおこなうこと。
13. 腐食性ガスや暴発性ガスが発生する場所では使用しないでください。
14. 本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用しないこと。

I0R ロガー I0R700V / I0R700 専用の微小電流を測定する電流センサです。

【3】各部の名称

1.

注意

トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない場合があります。
1.3. 過負荷保護入力値
型名
CL40I0R
CL68I0R
CL110I0R

最大定格入力値
999.999 mA
999.999 mA
999.999 mA－2－

最大過負荷保護入力値
電圧入力禁止、100 Arms
電圧入力禁止、100 Arms
電圧入力禁止、100 Arms

電流極性マーク

バリア開閉レバー【4】測定方法
注

意

1- 必ず I0R700 / I0R700V の電源をオフの状態で本器を接続してください。
2- 接続する際は、出力端子の矢印と I0R700 / I0R700V の電流入力端子の▲マークの位置をあわせて挿入してください。
3- ケーブルを持って引っ張らないでください。
4- ケーブルを出力プラグ部分で極端に曲げないでください。
5- 出力プラグを外すときは、ケーブルではなくプラグのロック（リング彫刻部）を引いて外してください
本器の出力プラグを I0R700 / I0R700V の電流入力端子 (CURRENTINPUT) につないで使用します。

－3－

【6】アフターサービスについて【5】保守管理について警

告1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行うこと。
2. 安全と確度維持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施すること。
5.1. 保守点検
1) 外観：落下などにより、外観が壊れていませんか？
2) 電流センサとケーブルおよび出力プラグ : 傷んだり、どこかの箇所から芯線が露出していませんか？
以上の項目に該当するものは、そのまま使用せず修理を依頼してください。
5.2. 校正・点検
校正、点検については三和電気計器（株）までお問い合わせください。
（項目 6.2.(3)「送り先」参照）
5.3. 保管について
注

意

1. 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭かないこと。
2. 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3. 振動の多い場所や落下の恐れのある場所に保管しないこと。
4. 直射日光や高熱、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けること。

－4－

【7】仕

6.1. 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度は 1 年保証です。
6.2. 修理について
1）保証期間中の修理は、保証書の記載内容によって修理させていただきます。
2）保証期間経過後の修理• 修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
• 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
• 本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。
この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
3）修理品の送り先• 製品の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
• 箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
• 輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部〒 205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046
6.3. お問い合わせ
三和電気計器株式会社
東京本社：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249
0120-51-3930
お客様計測相談室：フリーダイヤル
受付時間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp－5－様7.1. 基本仕様項目内容
CL40I0R: φ 40mm
CT の径
CL68I0R: φ 68mm
CL110I0R: φ 110mm
CL40I0R: 約 1.8m
ケーブル長CL68I0R: 約 1.8m
CL110I0R: 約 1.8m
動作温湿度範囲 5 ～ 40℃、80%RH 以下（結露なきこと）-10 ～ 40℃、80%RH 以下（結露なきこと）
保存温湿度範囲
40 ～ 50℃、70%RH 以下（結露なきこと）
CL40I0R:
71(H) × 143(W) × 31(D) mm ( 突起部含まず )CL68I0R:
寸法129(H) × 188(W) × 53(D) mm ( 突起部含まず )CL110I0R:194(H) × 341.5(W) × 52(D) mm ( 突起部含まず )CL40I0R: 約 340g、CL68I0R: 約 575g、質量CL110I0R: 1920g

7.2. 測定範囲
型名
CL40I0R
CL68I0R
CL110I0R

測定範囲
0 ～ 999.999 mA
0 ～ 999.999 mA
0 ～ 999.999 mA

許容差
I0R700V / I0R700 で規定
I0R700V / I0R700 で規定
I0R700V / I0R700 で規定

ここに掲載している製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。

－6－－7－