LP10

TEL
保証期間
ご 購入日

年月より3 年間

（製品の確度については 1 年間）

本社〒101-0021東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル
TEL. 03-3253-4871（代） FAX. 03-3251-7022

LP10

保証規定

レーザパワーメータ

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号 =101-0021・電話 =東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号 = 556-0003・電話= 大阪（06）6631−7361㈹Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

取扱説明書

植物油インキを使用しています。

◎ 光センサプローブの固定方法
本体左上部の固定位置にセンサプローブを図のように差し込みます。
◎ 本体蓋の開閉方法
１. 保護カバーを開ける場合は本体左側にあるボタンを図に示す方
向へ押しながら保護カバーを開けます。
２. 閉める場合は光センサプローブを下記の方法に従い収納した後、保護カバーを閉じロックさせます。
◎ 光センサプローブの収納方法
下図のように光センサプローブを本体に収納してください。
１. 光センサプローブの受光面を上にして収納スペースに入れます。
２. 光センサプローブの右横のスペースにコードのカール部を収めます。

保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上年月日

修理内容をご記入ください。

01-1910 2040 6022

-1-［6］測定方法
測定手順（４０ ｍＷ）に設定します。
１. 測定レンジを最大レンジ
２.レーザ光をセンサプローブの受光部に当てます３. 光パワーを確認後、最適なレンジに切り替えて測定をします。
レンジスイッチを「ＯＦＦ」に戻します。
４. 測定終了後、● 本器は操作終了15分後にオー
トパワーセーブとなります。
注）
オートパワーセーブ状態から復帰させる場合は、MAX／MINホールドボタンを押すか、レンジスイッチをOFFの位置に戻してから電源を入れなおしてください。
● 設定の測定レンジの最大値を越える光パワーを入射すると表示がオーバー表示となります。
オーバー表示：「OL」表示●レーザ光の測定は受光面の中心に直角に当たるようにしてセンサプローブを徐々に上下、左右に動かし位置合わせをおこないます。一般的にその最大値が真値となることが多いようです。本器のＭＡＸホールド機能を使用すると測定し易くなります。
● 弱いレーザ光（１ｍＷ以下）を測定する場合には特に周囲の光（外乱光）の影響を受け易くなりますので暗室で測定するなど外乱光対策が必要です。

◎ 光センサの波長感度補正方法
本器の直読校正波長は６３３ ｎｍです。
６３３ ｎｍ以外の波長光を測定する場合には受光部フォトダイオードの分光感度特性（代表値）から得られた感度補正係数を目安に換算してください。

例）
測定レーザ光７８０ｎｍで本体表示が「２．
４４ ｍＷ」
であった場合表示値 補正係数 換算値
２．
４４（ｍＷ）
x0.74≒1.81（ｍＷ）となります。
*この換算値は目安なので確度保証外である。

-4--5-

このたびはsanwaレーザパワーメータLP10をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んでいただき正しく安全にご使用ください。
また常にご覧いただ
けるように製品と一緒に大切に保存してください。
［1］使用上の注意● 測定時にレーザ光を直視したりその反射光が目に入らないように注意してください。
レーザ光が目に入ると視力低下や失明する恐れがあります。特に赤外光は肉眼で見ることが出来ないのでより注意が必要です。
● 過大な光入力は受光部フォトダイオードの破壊につながります
ので測定範囲を超える光を入力しないでください。
● 受光面をキズ付けたり直接素手で触れて汚したりしないでください。キズや汚れにより感度が低下することがあります。
もし受光面が汚れてしまった場合にはエチルアルコールを用いて軽く拭き取ってください。
● 本器は操作終了約15分後にオートパワーセーブとなります。
オートパワーセーブ状態から復帰させる場合は、MAX／MINホールドボタンを押すか、レンジスイッチをOFFの位置に戻してから電源を入れなおしてください。
● 使用後は必ずレンジスイッチを「OFF」に戻してください。
［2］用途
本器はレーザ光のパワー測定用に設計されたポケットサイズのレーザパワーメータです。
携帯性、操作性、コストパフォーマンスに優れておりレーザ使用機器の光パワーレベルのチェックやメンテナンスに適しています。
He-Neレーザの633 nmを校正波長としており可視レーザポインタやDVDプレーヤーの光ピックアップなど可視レーザ域の光パワーを直読測定できます。
またCDプレーヤ、レーザプリンタなど校正波長以外の場合でも分光感度特性表（代表値）を目安にして換算することが可能です。
測定対象光は直流光（CW）光です。直流光以外の変調のかかったパルス光等は正確に測定することは出来ません。

-6-［7］保守管理について確度維持のため年に１回以上は校正、点検を実施してください。
１.保守点検外観
１）・落下などにより、外観が壊れてないか？
光センサプローブ２）・受光部が汚れたり破損していないか？
・センサプローブのコードが傷んでいないか？
以上の項目に該当するものはそのまま使用せず修理をご依頼ください。
２.校正
校正、点検については三和電気計器（株）サービス部までお問い合わせください。
３.内蔵電池の交換交換方法「OFF」にして、電池ふたのねじをねじ回１ レンジスイッチを必ずしではずす。
２ 電池ふたをはずし消耗した電池を取り出す。
−の極性を間違えないように注意し新品の電池と交換します。
３ ＋、４ 電池ふたを取り付けねじ止めします。
４.保管について● パネル、ケース等は揮発性溶液や熱に弱いためシンナーやアルコール等で拭いたり高熱を発するもの（はんだごて等）の近くに置かないでください。
● 振動の多い場所や落下の恐れがある場所には保管しないでください。
● 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
● 長期間使用されない場合は内蔵電池を必ず抜いてください。
［8］アフターサービスについて
１.保証期間について本品の保証期間はお買い上げ日より３年間です。
-7-

［3］特長
・携帯に便利なポケットサイズ。
・受光センサプローブを本体に収納可能。
・4039カウント、バーグラフ表示付き。
他波長は分光感度特性表により換算。
・直読校正波長633 ｎｍ、０１μＷ〜40．
3９ ｍＷ
・測定範囲０．
・最小値／最大値ホールド機能付き。
「もどり光」を抑える
・受光面へのレーザー光入射時に発生する拡散シート（白色）を受光部に使用。
・無駄な電池消耗を防ぐオートパワーセーブ機能付き。
［4］各部の名称［5］機能説明● 電源スイッチ兼レンジスイッチ
このロータリースイッチで電源のＯＮ／ＯＦＦおよび４０ μＷ、４００μＷ、４ ｍＷ、４０ ｍＷレンジの切り替えをおこないます。
● 電池消耗警告表示
内部電池が消耗し電池電圧が低下すると表示器にマークが点灯します。
マークが点灯したら新しい電池と交換してください。
●Ｍ
ＩＮ／MAXホールドボタン（保護カバーロック兼用）
このボタンを押すと表示器の数値表示部がMAXホールド、ＭＩＮホールド状態になります。
押す

通常測定

長押し
ＭＡＸホールド

押す

長押し
ＭＩＮホールド・ＭＩＮホールド：
表示器の数値表示部の最小値を保持。表示器に「ＭＩＮ」が点灯。
・ＭＡＸホールド：表示器の数値表示部の最大値を保持。表示器に「ＭＡＸ」が点灯。
ＭＡＸホールド機能を使用することにより常に測定最大値を表示させることが出来るためセンサ受光面にビーム光が当たる位置や距離、角度により測定値が異なってしまう問題を解消できます。
注）・バーグラフは表示されません。
・測定レンジを切り替えるとＭＡＸ／ＭＩＮホールドは解除されます。
・MAX／MINホールド状態ではオートパワーセーブが動作しません。

電源スイッチ兼レンジスイッチ-2-

２．
修理について修理依頼前に次の項目をご確認ください。
１）
・内蔵電池の容量はありますか？
・電池の極性は正しいですか？
保証期間中の修理
２）
・保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。
保証期間経過後の修理
３）
・修理により本来の機能が維持できる場合ご要望により有償で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費が製品価格より高くなる場合もあります
ので事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年間です。
この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
修理品の送り先
4）
・製品の安全輸送のため製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料はお客様ご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社 羽村工場サービス部〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113 FAX（042）555-9046
5）お問い合せ先
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ:0120-51-3930
受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp-8--3-［9］仕様
受 光 素 子 Ｓｉフォトダイオード（受光径φ９ ｍｍ）
拡散シート付き
測 定 波 長 範 囲 ４００ｎｍ〜１１００ｎｍ
６３３ｎｍ（Ｈｅ-Ｎｅレーザ）
直読校正波長他の波長の場合は補正係数を用いて換算（目安値）
数値部：403９カウントデジタル表示
表示
バーグラフ部：41セグメント表示
オ ー バ ー 表 示 「OL」表示
内部電池が消耗し電池電圧が低下したとき
電池消耗表示
表示器にマークが点灯
数値部：約3回／秒
サ ン プ ル レ ート
バーグラフ部：約30回／秒
光パワー測定範囲 ０．
０１μＷ〜40．
3９ ｍＷ
４０μＷレンジ（０．
０１μＷ〜40．
3９μＷ）
４００μＷレンジ（０．
１μＷ〜403．
９μＷ）
測 定 レ ン ジ
４ ｍＷレンジ（０．
００１ ｍＷ〜4．
03９ ｍＷ）
４０ ｍＷレンジ（０．
０１ ｍＷ〜40.39 ｍＷ）
直流光（CW光）
測 定 対 象 光
変調光は正確に測定することができません±５ ％（４ ｍＷレンジ：校正波長６３３ｎｍ、１ ｍＷにて）
測 定 確 度23 ℃±2 ℃においてＭＩＮホールド機能、ＭＡＸホールド機能、機能オートパワーセーブ機能（操作終了約15分後）
RoHS指令 IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）
EMC指令、（ボタン電池）1.5 Vx2
電源 LR44
消 費 電 力 約8 mW
使 用 環 境 条 件 高度2000 m以下・環境汚染度Ⅱ
使 用 温 湿 度 範 囲 温度０ ℃〜４０ ℃湿度８０ ％ＲＨ以下 結露のないこと
保 存 温 湿 度 範 囲 温度−１０ ℃〜５０ ℃湿度８０ ％ＲＨ以下結露のないこと（H）
x７６（W）
x１８（D）
ｍｍ、約１2０ｇ
本 体 寸 法・質 量 １１７（H）
x１６（W）
x１０（D）
ｍｍ
光センサプローブ ８４５ｍ
コ ー ド 長 伸長０．
付
属品 取扱説明書 １
ここに記載された製品の仕様や外観は改良等の理由により予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
-9-Thank you for purchasing SANWA laser power meter LP10.
Read this manual carefully before use for safe use of the instrument.
Retain this manual together with the instrument for future reference.

[3] Features• Pocket size.
• Separate light sensor probe can be integrated with the main

[5] Functions[1] Operating Precautions• 4039 full-scale count with a bar graph display.
• Direct reading of the laser power of the reference•••
•••

LP10

Do not stare directly at the laser light or allow its reflections
enter your eyes during measurement. Laser light incident toyour eyes may lead to degradation or loss of eyesight. Special
care is required for the IV light which is invisible for naked eyes.
An excessive optical input may damage the photodiode in
the light sensor. Do not apply light that is stronger than themeasurable range .
Be careful not to damage the light sensor surface or stain it
by douching with a bare hand. Scratches or stain may
deteriorate the sensitivity of the instrument. If the lightsensor surface gets dirty, wipe lightly with ethyl alcohol.
The auto power save function of the instrument turns it off in 15
minutes after an operation. To resume the meter from auto powersave status, press MAX/MIN button or turn the Range switch off
position, then turn off the power.
Be sure to set the Power/Range switch to OFF after use.

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

INSTRUCTION MANUALThis instrument is a pocket-sized laser power meter featuring
excellent portability and operability.
It can be applied easily in check and maintenance of the
optical power levels of equipment using laser light.
Using 633 nm of a He-Ne laser as the reference wavelength,
this instrument enables direct reading of the optical power ofvisible-range laser light from a visible laser pointer, DVDplayer’s optical pickup, etc.
The power of other wavelength can also be measured byconverting the reading according to the spectral sensitivity
characteristic table (typical values).
The measured object is CW laser. A modulated laser cannot
be measured accurately.
-1-

How to store the light sensor probe
The light sensor probe can be stored in the main body as
shown below.
1. Fit the light sensor probe
into the storage position sothat the light sensor surface
faces up.
2. Bend the cord and store itin the space on the right of
the light sensor probe.

-4-[4] Nomenclature
LCD display panel

Light sensor probe
storage position

Protective cover

Measurement Procedure
1. Set the measuring range to the maximum range (40 mW).
2. Apply the laser beam to the light sensor surface.
3. After measuring the current power, set the measuring range
to the optimum range.
4. After completing measurement, set the Power/Range switch to OFF.

Notes)

auto power save function of the instrument turns• The
it off in 15 minutes after an operation. To resume the•••meter from auto power save status, press MAX/MIN
button or turn the Range switch off position, then turnoff the power.
When over range, displays "OL".
Laser should be received on the center of the sensor atright angle.
Measurement of weak laser power (below 1 mW) tends
to be affected by ambient light (disturbance). In thiscase, it is required to take a countermeasure against
disturbance, by performing measurement in a dark room.

How to correct the wavelength sensitivity of the light sensor
The reference wavelength that can be read directly with thisinstrument is 633 nm. To measure light with wavelengths
other than 633 nm, convert the reading using the sensitivity
correction coefficient obtained from the photodiode’s spectral
sensitivity characteristics (typical values).

Example)When the measured laser light wavelength is 780 nm and thepower meter reading is 2.44 mW:-5-MIX/
MAXHoldbutton

Power/Rangeswitch
Light sensor window

Reading Correction coefficient Wavelength-converted value
2.44 (mW) x 0.74≒1.81 (mW)*This conversion value is a guide and is not guaranteed.
-6-•

on-off and switch the measurement range to the 40 μW, 400μW, 4 mW or 40 mW range.
Battery warning indicator
When the internal batteries are nearly exhausted and thesupply voltage drops, blinking “BT” appears in the display. If
this happens, please replace both batteries with new ones.
MIN/MAX Hold button (Also used as the protection cover lock)Push this button during measurement to set the digital value
display to the MAX Hold or MIN Hold mode as shown below.
Normal measurement
Push

Push 2s
Push 2s
MAX Hold
MIN HoldPush• MIN Hold mode:
Holds the minimum value during measurement anddisplays it in the digital display. Indicated by “MIN” shownin the display.
• MAX Hold mode:
Holds the maximum value during measurement anddisplays it in the digital display. Indicated by “MIN” shownin the display.
Using the MAX Hold function makes it possible display
always the maximum value measured. This solves theproblem in the meter reading, that varies depending on theposition, distance and angle of the incidence of laser beam
into the light sensor surface.

Notes) • The bar graph display is not held.
• The MIN/MAX Hold mode is canceled when themeasurement range is changed.

-2-

Light sensor probe[7] Maintenance and Administration[6] Measurement

How to open or close theprotective cover
1. To open the protective cover,push and hold the button on theleft side of main body into thedirection shown in the figure,and open the protective cover.
2. To close the protective cover, first store the light sensor
probe in the storage position of the main body as described
below, and then close the protective cover until it is locked.

wavelength of 633 nm, while the laser power of otherwavelengths can be read by converting it according to thespectral sensitivity characteristic table.
• Wide measuring range from 0.01 μW to 40.39 mW.
• MIN/MAX hold functions.
• The diffusion sheets are used in the sensor, it can suppress the“return light” that is generated when a laser light enters the sensor.
• Auto power save function prevents wasting of battery power.

[2] Applications

LASER POWER METER

How to integrate the light sensor
probe with the main body formeasurement
Insert the light sensor probe inthe position on the top left of themain body as shown in thefigure.

body for measurement.

switch• Power/Range
This rotary switch is used to turn the illuminance meter

To maintain accuracy, perform calibration and inspection at least once an year.
1. Maintenance check1) External finish• Check if the external finish is damaged by dropping theinstrument, etc.
2) Light sensor• Check if the light sensor surface is damaged or durty.
• Check if the light sensor cord is damaged.
If any of the above parts is damaged, do not use the instrument
but have it repaired.
2. Calibration
For calibration and inspection of the instrument, pleasecontact dealer, sole agent and maker.
3. Battery replacement
Replacement Procedure:
1 Set the Range switch to OFF, then remove the screw retaining
the battery compartment cover using a screwdriver.
2 Remove the battery compartment cover and take out theexhausted batteries.
3 Insert new batteries without mistaking the + and – polarity.
4 Attach the battery compartment cover and clamp it with the screw.
4. Storage
The panel and case are little resistant to volatile solutions and heat. Donot wipe the thermometer using lacquer thinner or alcohol and do notplace it heat a source of high temperatures (soldering iron, for example).
Do not store the instrument in a place subject to vibrations
or in a place which it may drop.
Do not store the instrument under direct sunlight or in aplace with low temperatures, high humidity or condensation.
Be sure to remove the batteries when the instrument is not
to be used for an extended period.

••••[8] After-Sale Servicing

For information of repair, please contact the dealer, selling
agent or maker.
-7-• The auto power save function does not work in
the MIN/MAX Hold mode.
-3-[9] Specifications
Light sensor element Si photodiode (Light sensor surface diameter Ø 9 mm)with diffusion sheet
Measurable wavelength 400 nm to 1100 nm
range
Directly-readable 633 nm (He-Ne laser)
wavelength
Other wavelengths should be converted using typicalcorrection factor
Display
Digital display: 4039 full scale
Bar graph display: 41-segment display
Over load indication displays“OL”
Low battery indication Blinking “BT” appears in the display when the built-in batteries
are nearly exhausted and battery supply voltage drops
Sampling rate
Digital display: Approx. 3 times/sec.
Bar graph display: Approx. 30 times/sec.
Ranges
40 μW range: 0.01 μW to 40.39 μW
400 μW range: 0.1 μW to 403.9 μW
4 mW range: 0.001 mW to 4.039 mW
40 mW range: 0.01 mW to 40.39 mW
Measured object
CW laser, the modulated laser cannot be measured accurately
Accuracy±5 % (in the 4 mW range, at the reference wavelength of
633 nm and 1 mW)
Temperature: 23 ℃ ±2 ℃
Functions
MIN Hold function, MAX Hold function
Auto power save function (15 min. after operation)
EMC directive, RoHS directive IEC61326(EMC). EN50581(RoHS).
Power supply
LR44 1.5 V x 2Power consumption Approx. 8 mW
Environmental condition Altitude 2000 m or below, pollution degree Ⅱ.
Operating temperature Temperature 0 to 40 ℃, humidity 80 %RH or less/humidity range(without condensation)
Storage temperature Temperature -10 to +50 ℃, humidity 80 %RH or less/humidity range(without condensation)
Dimensions
117(H) x 76(W) x 18(D) mm, approx. 120 grams
Light sensor probe 84(H) x 16(W) x 10(D) mm
Sensor cord length Approx. 0.5 m when extended
Instruction manual x 1
Accessories

Design and specifications are subject to change for reasons ofimprovement, etc.
-8-