尚、計測・設定・制御は SineWave 形AE センサ用信号処理装置（YA01-DPTD2-MT）
プログラミングマニュアル（MODBUS TCP）を参照ください。
三菱電機エンジニアリングホームページよりダウンロードすることができます。
ホームページ URL https://www.mee.co.jp/●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

はじめにはじめに
このたびはSineWave 形 AE センサ及び信号処理装置をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、SineWave 形 AE センサ及び信号処理装置（以下、本製品と表記します）の取付方法や使用方法を説明しています。
本取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
関連の取扱説明書、仕様書は次のとおりです。
関連 取扱説明書、仕様書

SineWave 形 AE セ ン サ 用 信 号 処 理 装 置（YA01-DPTD2-MT）プログラミングマニュアル（MODBUS TCP） ※1

資料番号概要MEE 山開GD21004

本製品で MODBUS TCP 通信を使用する際の通信仕様や電文仕様について説明しています。
三菱電機エンジニアリングホームページよりダウンロードすることができます。
ホームページ URL https://www.mee.co.jp/※1：以下プログラミングマニュアル（MODBUS TCP）と表記します。

機能概要
１．SineWave 形 AE センサ（YA01-SAE）の機能
・AE 波に反応して正弦波を出力する AE センサです。
・4 つの異なる共振周波数のセンサで構成しています。
２．信号処理装置（YA01-DPTD2-MT）の機能・入力した正弦波形から実効値・最大波高値等を演算処理します。
・Ethernet(MODBUS TCP)通信で、PC・PLC などと接続できます。
・SineWave 形 AE センサを最大 2 コまで接続できます。
・取付はIEC レール取付および盤面取付が可能です。
※１：AE 波（Acoustic Emission：音響の放出）とは固体が変形あるいは破壊する際に、それまで固体内部に蓄えられていた弾性エネルギーが弾性波（AE 波）となって周囲に放出される現象です。
この AE 波は超音波領域（数 kHz～数 MHz）に発生します。
※２：MODBUS TCP 通信の詳細については「プログラミングマニュアル（MODBUS TCP）」を参照してください。

1

目次

目次
はじめに.......................................................................................................................................................................................... 1
機能概要 ........................................................................................................................................................................................ 1
目次 ................................................................................................................................................................................................ 2
1
安全のために必ずお守りください .......................................................................................................................................... 3
1.1
取付・使用・保管に関する事項 ..................................................................................................................................... 3
1.2
接続・取り外しに関する事項 ......................................................................................................................................... 31.3
故障時の修理・異常時の処置に関する事項 ................................................................................................................ 3
1.4
保守・点検に関する事項 ............................................................................................................................................... 4
1.5
廃棄に関する事項......................................................................................................................................................... 41.6
その他の注意事項 ........................................................................................................................................................ 42
梱包物の確認......................................................................................................................................................................... 53
別売品 .................................................................................................................................................................................... 64
各部のなまえとはたらき.......................................................................................................................................................... 74.1
SineWave 形 AE センサ................................................................................................................................................. 74.2
信号処理装置................................................................................................................................................................ 74.2.1
電源コネクタ ..........................................................................................................................................................84.2.2
LED の表示と機能 ................................................................................................................................................ 85取付方法 ................................................................................................................................................................................ 95.1
SineWave 形 AE センサ................................................................................................................................................. 95.1.1
ねじ取付 ................................................................................................................................................................ 95.1.2
マグネットオプション取付 ................................................................................................................................... 105.2
信号処理装置............................................................................................................................................................. 125.2.1
IEC レール取付.................................................................................................................................................. 125.2.2
ねじ取付 ............................................................................................................................................................. 125.3
延長ケーブルの取付方法 .......................................................................................................................................... 136接続 ..................................................................................................................................................................................... 146.1
配線図 ........................................................................................................................................................................ 147製品仕様 ............................................................................................................................................................................. 157.1
SineWave 形 AE センサ仕様 ...................................................................................................................................... 157.2
信号処理装置仕様..................................................................................................................................................... 157.3
MODBUS TCP 通信仕様........................................................................................................................................... 167.4適合規格 .................................................................................................................................................................... 167.5
外形寸法図 ................................................................................................................................................................ 177.5.1
SineWave 形 AE センサ ..................................................................................................................................... 177.5.2
信号処理装置 .................................................................................................................................................... 177.5.3
延長ケーブル ..................................................................................................................................................... 18
7.5.4
マグネットオプション ........................................................................................................................................... 188トラブルシューティング ........................................................................................................................................................ 19
9保証とアフターサービス ...................................................................................................................................................... 21
商標について .............................................................................................................................................................................. 21

2

1

安全のために必ずお守りください

1 安全のために必ずお守りください
本製品のご使用に際しては、本取扱説明書および関連する機器の技術資料等をよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。
この「安全上のご注意」では、安全注意事項のランクを警告、注意として区分してあります。

警告 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される

注意 場合および物的損害だけの発生が想定される場合。
1.1

1.2

1.3

取付・使用・保管に関する事項
警告・取付の際は、外部供給電源を遮断してから行ってください。遮断しないと、感電、電気火傷、機器の焼損や火災発生のおそれがあります。

注意・使用環境・使用条件、保管環境・保管条件は、「7 項 製品仕様」に従って正しくご使用ください。
誤計測や故障、過熱による焼損の原因になります。
・計測時には必ず信号処理装置の FG 端子を接地してから使用してください。誤計測の原因になります。
・IECレールまたはねじ締付けにより確実に固定してください。ケーブルは必ずダクトに納める、またはクランプによる固定処理を行ってください。固定しないと、落下、破損、接触不良による誤動作の原因になります。
・ねじ締付けは規定トルク範囲内で行ってください。ねじの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。ねじを締め過ぎると、ねじや本製品の破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。

接続・取り外しに関する事項

警告

・配線作業、本製品を取り外す際は、外部供給電源を遮断してから行ってください。遮断しないと、感電、電気火傷、機器の焼損や火災発生のおそれがあります。
・本製品に印加された電圧が低下すると電源 LED が表示しなくなりますが、電圧が印加されていることがありますので、端子や回路に触れないでください。感電事故の原因になります。

注意・ねじ穴加工、配線のねじ加工や配線工事を行うときは、本体に切粉や電線の切れ端などが侵入しないように十分注意してください。
・電線は適切なサイズのものをご使用ください。不適切なサイズの使用は、発熱による火災、動作不良、通信トラブルの原因となります。（線径は「6 項 接続」を参照してください。）
・端子ねじは、規定トルクで締め付けください。過度の締め付けは、端子ねじの破壊の原因となります。
（規定トルクは「6 項 接続」を参照してください。）
・本製品の導電部分や電子部品には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。

故障時の修理・異常時の処置に関する事項

故障時または異常時は、販売店または最寄りの三菱電機エンジニアリング担当支社にご連絡ください。
本製品から異常な音、臭い、煙、発熱が発生したら、ただちに電源を切って使用を中止してください。

3

1

安全のために必ずお守りください

1.4

保守・点検に関する事項（1） 日常点検項目

本製品の表面がほこりで汚れている場合は LED が見えにくくなることがありますので、その都度乾いた布でふいてください。
化学ぞうきんなどを長時間接触させたり、ベンジン、シンナーなどでふいたりしないでください。変形の原因になります。
・外周部に破損した部分はないか。
・端子などに過熱による変色がないか。
・異常音、臭気はないか。
・ごみ、ほこりの付着で通電部間の絶縁劣化となっていないか。
・MEASURE LED が点灯しているか。
・ERROR LED が点灯もしくは点滅していないか。
（2） 定期点検項目

本製品を正しくお使いいただくために 1 年ごとに次の点検を行ってください。
(a) 製品に損傷がないか。
(b) 取付ねじの緩みは無いか。

注意
1.5・端子等の充電部へ触れないでください。感電、電気火傷、機器の焼損のおそれがあります。

廃棄に関する事項

本製品は、一般産業廃棄物として適正に処理してください。

1.6

その他の注意事項（1）運搬
本製品を損傷させる大きな原因として、運搬時の不注意があります。運搬にはできるだけ落下等による振動・衝撃を与えないようにしてください。
（２）絶縁抵抗試験、耐電圧試験
本試験を不用意に行うと本製品を破損させてしまうことがありますので、行う場合は「7 項 製品仕様」記載の事項をお守りください。

4

2

梱包物の確認2 梱包物の確認
梱包箱を開けて、次表のものがそろっているかどうかを確認してください。
SineWave 形 AE センサ（YA01-SAE）
品名

数量

SineWave 形 AE センサ（YA01-SAE）

1仕様

約 1.5m

取扱説明書

1A5 サイズ※取付用ねじは同梱されていません。
信号処理装置（YA01-DPTD2-MT）
品名

数量

仕様

信号処理装置（YA01-DPTD2-MT）

1

電源コネクタ1※電源コネクタは、信号処理装置に取り付けた状態で出荷しています。

取扱説明書
（取付編）

1A3 サイズ

53

別売品

3 別売品
本製品には下記に示すオプション品を用意しています。
品名

形名

販売単位

マグネットオプション

YA01-OPMG

1仕様

装着することでSineWave形AEセンサをマグネットで仮取付できます。

延長
ケーブル

3m

YA01-CB3M

5m

YA01-CB5M

10m

YA01-CB10M

1

接続すると信号処理装置・SineWave 形 AE センサ間のケーブル長を延長できます。

64

各部のなまえとはたらき

4 各部のなまえとはたらき
4.1

SineWave 形 AE センサ①コネクタ
信号処理装置のコネクタに接続します。
②定格銘板
形名および定格などを示します。

③取付ねじ穴（2 箇所）
ねじ取付時に固定ねじを通す穴です。
（取付ねじは付属しておりません。）

4.2

信号処理装置①LAN コネクタ
LAN ケーブルを接続します。
②LED
10/100 LED
LINK/ACT LED
POWER LED
MEASURE LED
ALARM LEDERROR LED
（詳細は「4.2 LED の表示と機能」を参照してください。）③ALARM OFF スイッチ
警報状態のリセットを行うときに使用します。
④コネクタ
SineWave 形 AE センサのコネクタを接続します。
⑤定格銘板
形名および定格などを示します。
⑥取付ねじ穴（2 箇所）
ねじ取付時に固定ねじを通す穴です。
（取付ねじは付属しておりません。）⑦IEC レール止め具
IEC レール取付時に固定する止め具です。

⑧電源コネクタ差込口
付属の電源コネクタを接続します。
（出荷時、電源コネクタは信号処理装置に装着しています。ご使用時は詳細「６項 接続」を参照してください。）

7

4

各部のなまえとはたらき

4.2.1

電源コネクタ
①電源端子（+24V、24G）
電源（DC24V）を接続します。
②外部出力端子（ALa、ALc）
接点出力線を接続します。
③固定ねじ
信号処理装置に電源コネクタを固定します。
④電源銘板
電源端子名称を表示します⑤信号処理装置接続端子
電源コネクタを信号処理装置に接続します。

⑥FG 端子接地を行う端子です。

4.2.2

LED の表示と機能①POWER LED②MEASURE LED③ALARM LED⑤LINK/ACT LED④ERROR LED⑥10/100 LED

名称

表示色

役割
本機器の電源 ON/OFF を表示します。
本機器の運転状態を表示します。
警報の発生状態を表示します。

①POWER LED

黄緑②MEASURE LED

黄緑③ALARM LED

黄緑④ERROR LED赤

エラーの発生状態を表示します。

⑤LINK/ACT LED

黄緑

Ethernet の接続状態を表示します。

⑥10/100 LED

黄緑

Ethernet の通信状態を表示します。

8点消灯条件
点灯：電源 ON
消灯：電源 OFF
点灯：計測中消灯：計測停止点灯：警報発生中
消灯：正常動作中
点灯：製品異常点滅（点灯 0.2 秒→消灯 0.2 秒 2 秒間）：警報解除命令異常
点滅（繰り返し）：製品異常，通信異常
消灯：正常動作中
点灯：LAN 接続
点滅：LAN 通信中
消灯：LAN 未接続
点灯：100Mbps もしくは未接続
消灯：10Mbps

5取付方法

5 取付方法
5.1

SineWave 形 AE センサ

本製品は次の取付方式に対応しています。
ねじ取付取付方式

取付ねじ

5.1.1

ねじ取付

ねじ取付時の取付穴寸法は次のとおりです。
端子ねじは同梱されていません。M4 ねじを準備してください。0.96～1.47N・m で締め付けてください。

[mm]95取付方法
マグネットオプション取付

5.1.2

別売品のマグネットオプションを装着することで SineWave 形 AE センサをマグネットで対象物に仮取付できます。
以下の要領にて SineWave 形 AE センサにマグネットオプションを取付け、対象物へ仮取付を行ってください。
● SineWave 形 AE センサへの取付手順（1） 凸部を持って湾曲部を押し込むと爪部が左右に広がります。
凸部

湾曲部

爪部
（2） 爪部が広がった状態で SineWave 形 AE センサに被せ、湾曲部への押し込みをやめます。

爪部が SineWave 形 AE センサの凹形状に引っ掛かっていることを確認してください。

凹形状

10

5取付方法● SineWave 形 AE センサからの取外し手順（1） 凸部を持って湾曲部を押し込むと爪部が左右に広がります。

（詳細はSineWave 形 AE センサへの取付手順（1）をご覧ください。）

爪部（2） 爪部が広がった状態で SineWave 形 AE センサから取外します。

●対象物への取付・取外し(1)対象物へ取り付けます。マグネットが対象物に密着していることを確認してください。

マグネット対象物

注意・マグネットオプションを使用した取付は仮取付になります。長期間使用する場合は、必ずねじ取付を行って使用してください。取付位置のズレ・緩みによる計測値への影響、脱落などの恐れがあります。
・マグネットオプションは、AE センサに確実に装着し正しい手順で着脱してください。正しく装着されていな
いと、破損、落下、接触不良による誤動作の原因になります。
・取付後は、脱落の恐れが無いか十分に確認してください。
絶縁塗料などが施してある装置へ取り付け、温度・湿度およびサビなどの使用環境の変化の激しい場所
および電界、磁界等の発生する場所で使用する場合、吸着力が不足する恐れがあります。
（参考：対象物が鉄でフラットな面に取り付けた場合の吸着力は約 70N です。）

11

５

取付方法

5.2

信号処理装置

信号処理装置はIEC レール取付方式およびねじ取付方式に対応しています。

注意5.2.1

・上部はEthernet コネクタが接続できるように十分なスペースを空けて取り付けてください。
・下部は電源コネクタが接続できるように十分なスペースを空けて取り付けてください。

IEC レール取付●適用 IEC レール

●取付

●取外し

①本体の IEC レール止め具を引いておく②引っ掛ける

IEC レール②引き上げる

③押し込む

5.2.2

④IEC レール止め具を上方に押し込む①信号処理装置が落下しないように手で押さえ、IEC レール止め具を下方へ引く

ねじ取付

ねじ取付時の取付穴寸法は次のとおりです。
端子ねじは同梱されていません。M4 ねじを準備してください。0.96～1.47N・m で締め付けてください。

[mm]125取付方法

5.3

延長ケーブルの取付方法

別売品の延長ケーブルを使用することで SineWave 形 AE センサの配線長を延長可能です。
以下の要領にて取付ください。
● SineWave 形 AE センサのコネクタを延長ケーブルに接続します。

5極
延長ケーブル

6極

SineWave 形AE センサ

・延長ケーブルを使用した最大延長距離は延長ケーブル 10m 仕様（YA01-CB10M）と組み合わせた約 11.5m になります。

注意

ケーブルを改造（延長・切断）しないでください。
外乱等の影響を受けて正常に動作しなくなる場合があります。

13６接続

6 接続
6.1

配線図

信号処理装置

SineWave 形 AE センサ

Ethernet（MODBUS TCP）

電源コネクタ※1
警報接点出力＋DC24V※2
開放ボタン※1.端子台への電線接続について●使用電線の電線剥離長は 10～12mm としてください。
●より線を使用される場合は、細線がばらつかないように先端をよじる等の処理をしてからご使用ください。
●端子台への電線の挿入や取外しは開放ボタンを押して行ってください。電線挿入後は正常に挿入されているか確認ください。
● 端子台への電線の挿入は突き当たるところまで電線を挿入してください。
●使用電線は下表の適合電線を使用するようにしてください。
適合電線
より線：AWG24-16（0.2～1.5mm2）※2.電源コネクタは信号処理装置に接続後、固定ねじを 0.3N・m で締め付けてください。

147製品仕様

7 製品仕様7.1

SineWave 形 AE センサ仕様

項目形名出力数仕様
YA01-SAE
4（CH1～CH4）
CH1：28kHz、CH2：22kHz、CH3：32kHz、CH4：25kHz
共振周波数
周波数範囲は±10%、ただし CH2＜CH4＜CH1＜CH3
AC0～1.2Vrms（信号処理装置からの出力値）
有効出力電圧範囲※信号処理装置で正弦波信号を実効値・波高値に変換します。
信号処理装置は正弦波信号を出力しません。
直線性誤差：±10％(当社独自設備による試験)
入出力特性※1 出力 1Vrms 時を入力 100％として、入力 10%～120%の範囲の直線性※2 入力 10％以下は、±10ｍV 以下
センサケーブル長1.5m
電源仕様
DC5V±5% (信号処理装置から供給）
質量約 130g
使用温度・湿度範囲－20℃～＋75℃ 0～85%RH（結露なきこと）
保存温度・湿度範囲－20℃～＋75℃ 0～90%RH（結露なきこと）
耐振動
5～2250Hz 29.4m/s2
耐衝撃
147m/s2 X,Y,Z 各 3 回
使用標高2000m 以下
取付方法
取付ねじ方式，マグネットオプション（別売品）による磁石取付
屋内使用
設置場所
直射日光、腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと。
保護等級
IP20 相当
海外適合規格CEマーキング（EN 61326-1:2013）※出力特性には個体差があります。個々に管理値の確認を行ってください。
※出力は環境の影響によって経年変化します。長期でご使用する場合は定期的な点検を行ってください。

7.2

信号処理装置仕様

項目

形名
計測範囲
計測精度
AE センサ接続数
通信仕様
電源仕様
出力接点仕様質量
使用温度・湿度範囲
保存温度・湿度範囲
絶縁抵抗
耐電圧
耐振動
耐衝撃
使用標高
取付方法
設置場所
保護等級
海外適合規格仕様

YA01-DPTD2-MTAC0～1.5Vrms
計測電圧の±2.5%以下 （ただし、100mV 以下は±2.5mV 以下）
最大２個
MODBUS TCP（ポート番号 502） 10BASE-T／100BASE-TX
DC24V(20.4V～28.8V) 0.3A
無電圧接点 DC24V 1A
約 170g－5℃～＋55℃（日平均温度 40℃以下） 0～85%RH（結露なきこと）－20℃～＋75℃ 0～90%RH（結露なきこと）
Ethernet 通信端子－ケース，補助電源，入出力端子間
DC500V 印加 10MΩ 以上
Ethernet 通信端子－ケース，補助電源，入出力端子間
AC1500V 1 分間
10～150Hz 9.8m/s2147m/s2 X,Y,Z 各 3 回
2000m 以下
取付ねじ方式，IEC レール取付方式
制御盤内
腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと。
IP20 相当
CEマーキング（EN 61326-1:2013）157製品仕様

7.3

MODBUS TCP 通信仕様
項目
Ethernet ポート
伝送方式
最大セグメント長
外部配線適合コネクタ
ケーブ
ル

10BASE-T
100BASE-TX

プロトコル
同時接続数
対応機能

仕様
10BASE-T／100BASE-TX
ベースバンド伝送
100m
RJ45
標準規格 IEEE802.3 10BASE-T に準拠したケーブル※非シールドツイストペアケーブル（UTP ケーブル）、カテゴリ 3 以上
標準規格 IEEE802.3 100BASE-TX に準拠したケーブル※シールドツイストペアケーブル（STP ケーブル）、カテゴリ 5 以上
MODBUS TCP（ポート番号 502）
最大 4 接続※1
オートネゴシエーション（10BASE-T／100BASE-TX 自動検知）
自動 MDIX 機能（ストレートケーブル／クロスケーブル自動検知）※１：同時に構築できる TCP 接続の数です。

7.4

適合規格

EMC 指令エミッション

放射エミッション
伝導エミッション
高調波電流
フリッカ

仕様

EN 61326-1:2013/ CISPR 11:2015 + A1:2016
EN 61326-1:2013/ CISPR 11:2015 + A1:2016
EN 61326-1:2013/ EN 61000-3-2：2014
EN 61326-1:2013/ EN 61000-3-3：2013

イミュニティ

仕様

静電気放電イミュニティ

EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-2：2009
EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-3：2006 + A1：2008 + A2：2010
放射無線周波電磁界イミュニティ
EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-4：2012
ファーストトランジェント／バーストイミュニティ
サージイミュニティ
EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-5：2014 + A1：2017
無線周波電磁界伝導妨害
EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-6：2014 / AC：2015
電源周波数磁界EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-8：2010
EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-11：2004 + A1：2017
電圧ディップおよび瞬時停電イミュニティ※１：外部電源には CE マーク適合品を使用し，FG 端子は必ず接地してください。
(弊社試験時使用外部電源: TDK ラムダ株式会社製 DRJ100-24-1)※２：信号処理装置は開放型機器(他の装置に組み込まれる機器)であり，必ず導電性の制御盤内に設置する必要があります。当該試験項目については，制御盤内に設置された状態で試験しています。
なお、制御盤は下記に注意してください。
・制御盤は導電性としてください。
・制御盤の天板，底板などをボルトで固定するときは，制御盤の接地部分にマスク処理をして塗装されないよ
うにしてください。
・制御盤内の内板は制御盤本体との電気的接触を確保するために，本体への取付ボルト部分にマスク処理を行うなど，可能な限り広い面で導電性を確保できるようにしてください。
・制御盤本体は高周波でも低インピーダンスが確保できるように，太い接地線で接地してください。
・制御盤の穴は直径が 10cm 以下となるようにしてください。10cm 以上の穴は電波が漏れる可能性があります。
また，制御盤扉と本体の間にすき間があると電波が漏れるため，極力すき間のない構造としてください。
EMIガスケットを貼って、すき間を塞ぐことで電波の漏れを抑えることができます。
※３：信号処理装置の出力は，一時的に最大計測範囲の±10%以内で変動する可能性があります。
低電圧指令本ユニットは，DC24V の定格電圧で動作します。
AC50V 未満および DC75V 未満の定格電圧で動作するユニットについては，低電圧指令の対象範囲外です。

167製品仕様

外形寸法図

7.5

SineWave 形 AE センサ

7.5.1

約 1.5m3520～2559.5

2345.537.5

φ4.5φ8
信号処理装置390.580(R)

4.5

150.5

1404.5

38

14.5

7.5.2

[mm]

845.5

19.5 827[mm]
1777.5.3

製品仕様
延長ケーブル

品名YA01-CB3M
YA01-CB5M
YA01-CB10MA

マグネットオプション

48.5

45.5

32

7.5.4

A3m
5m
10m

[mm]

188トラブルシューティング

8 トラブルシューティング
次表は、お客様でできる簡単な故障の見分け方とその処置方法をまとめたものです。サービスをお申しつけになる前にご一読ください。
この項目以外の場合は、三菱電機エンジニアリング担当支社へご連絡ください。（裏表紙を参照してください）
分類
電源計測設定

警報

故障内容
確認方法
原因
点検・対策
POWER LED を確認し 電 圧 が 印 加 さ れ て い な 接続をチェックしてください。
POWER LEDい。
が点灯しない。 てください。
計 測 動 作 し な MEASURE LED が点 通信による計測開始命令 MODBUS TCP 通信により計測開始命令
い。
を送信していない。
を送信してください。
灯しない。
プログラミングマニュアル（MODBUSTCP）を参考にしてください。
ERROR LED が ERROR LED を確認し MODBUS TCP 通信の設 MODBUS TCP 通信のエラーコードを確
点 灯 ま た は 点 てください。
定が間違っている。
認してください。
滅している。
プログラミングマニュアル（MODBUSTCP）を参考にしてください。
計測値が 0 から SineWave 形 AE セン 実効値演算周期が長い
実効値演算周期の時間お待ちいただく
変動しない。
サに軽い 振動を加 え ため、計測値が演算でき か、実効値演算周期を短くして確認してください。て確認してください。 ていない。
SineWave 形 AE センサと 接続をチェックしてください。
信号処理装置の接続ができていない。
他 の チ ャ ン ネ ル の 計 SineWave 形 AE センサの 接続をチェックしてください。
測値を確認してくださ 接続チャンネルが異なる。
い。
MODBUS/TCP の読取る 上位装置のアドレスを確認してください。
アドレスが間違っている。
収集したカウン 計測データを確認して 計測周期の設定が短いた 計測周期設定を変更してください。
タ 値 に 抜 け が ください。
め、収集が間に合ってい プログラミングマニュアル（MODBUS発生している。
ない。
TCP）を参考にしてください。
外乱（ノイズ等）による影接続環境を見直してください。
響で、通信エラーが発生している。
計 測 値 が 小 さ SineWave 形 AE セン SineWave 形 AE センサの 異物を取り除いてください。
い。
サ取付面を確認してく 取付面と計測対象物の間ださい。に異物が付着している。
設定できない。 MEASURE LED が点 通信による計測待機命令 MODBUS TCP 通信により計測待機命令を送信していない。
を送信してください。
灯している。
（計測中は設定通信を受 プログラミングマニュアル（MODBUSけ付けません。）
TCP）を参考にしてください。
警 報 が 解 除 さ ALARM LED が消灯し 警報解除設定が手動にALARM OFF スイッチを押すか警報解除れない。
ない。
なっている。
設定を自動に変更してください
接続を確認してください。
警報接点がON ALARM LED が点灯し 警報接点出力の接続端にならない。ている。
子が間違っている。

19

8

トラブルシューティング
通信しない。

通信

POWER LED を確認してください。
Ethernet の LED を確認してください。

電圧が印加されていない。
正しく LAN ケーブルが接続されていない。
規格を満たすLAN ケーブルが接続されていない。
ERROR LED を確認し MODBUS TCP 通信の設てください。
定が間違っている。

接続を確認してください。
接続を確認してください。
LAN ケーブルを確認してください。

MODBUS TCP 通信のエラーコードを確認してください。
プログラミングマニュアル（MODBUSTCP）を参考にしてください。
IP アドレスを変更して IP アドレスの設定が間違 再起動してください。
いませんか。っている。
ERROR LED が ERROR LED を確認し MODBUS TCP 通信の設 MODBUS TCP 通信のエラーコードを確定が間違っている。
認してください。
点 灯 ま た は 点 てください。
滅している。
プログラミングマニュアル（MODBUSTCP）を参考にしてください。

注意

・本製品から異常な音、臭い、煙、発熱が発生したら、ただちに電源を切って使用を中止してください。

20

9保証とアフターサービス

9 保証とアフターサービス■無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や不具合（以下合せて「故障」といいます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店を通じて、故障した製品と引換えに無償で交換または修理（以下「修理」といいます）させていただきます。
■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後 1 年間とさせていただきます。
■無償保証範囲（1） 使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書などに記載された製品の仕様、条件、注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
（2） 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償による修理とさせていただきます。
・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障。
・お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
・当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
・当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
・その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。
■生産中止アナウンス
生産中止 6 ヶ月前に当社ホームページ内でのアナウンスをさせていただきます。
また、生産中止品の代替品の有無についても同時にアナウンスさせていただきます。
■ 海外でのサービス海外におけるサービスは対象外と致します。（THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN）■機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、当社製品の故障に起因する損害、お客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故および当社製品以外への損害、ならびに、お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ運転その他の取扱いに起因する損害については、当社はいかなる場合も賠償・補償等の責任を負いかねます。
■製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■製品の適用について（1） 本製品をご使用頂くにあたりましては、万一機器に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
（2） 本製品は、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、本製品への適用を除外させていただきます。また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、本製品の適用を除外させていただきます。
■修理を依頼されるときは修理のご相談は、お買上げの販売店か三菱電機エンジニアリング担当支社へご相談ください。
（裏表紙を参照してください）■保証期間経過後の対応
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談く
ださい。

商標について・MODBUS は、Schneider Electric USA Inc.の登録商標です。
・Ethernet は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本文中で、“TM”、“®”等の商標記号は明記していない場合があります。

21

裏表紙

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5（ヒューリック九段ビル）
ホームページ URL https://www.mee.co.jp/
営業統括部
東日本営業支社 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL(03)3288-1108 FAX(03)3288-1575
中日本営業支社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-7（松岡ビルディング）
TEL(052)565-3435 FAX(052)541-2558
西日本営業支社 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-2-2（近鉄堂島ビル）
TEL(06)6347-2926 FAX(06)6347-2983
中四国支社〒730-0037 広島県広島市中区中町 7-32（ニッセイ広島ビル）
TEL(082)248-5390 FAX(082)248-5391
九州支店〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-12-14（紙与渡辺ビル）
TEL(092)721-2202 FAX(092)721-2109
624V0A246H02