Safety instructions

RIA141
Digital field display
ATEX II 2G

0XA045R/09/a3/04.05
51010272
KEMA 04 ATEX 2307

EEx d IIC T6/T5/T4;

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche.

<Safety instructions for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas.

=Conseils de sécurité pour matériels électriques
destinés aux zones explosibles.

?

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo
in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella vostra lingua.

>

Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este
manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

@

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal
vertaalde handleiding bij ons bestellen.

ATurvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

B

Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i
explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översattkopia på ditt eget språk beställas från oss.

CSikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopiaf den på dit eget sprog bestilles fra os.

DInstruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, podeencomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

EOδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές πoυ εγκρίνoνται γιαχρήση σε περιoχές µε κίνδυνo εκρήξεων. Αν δεν µπορείτε νακατανοήσετε το περιεχόµενο του εγχειριδίου αυτού, µπορείτε ναπαραγγείλετε από την εταιρεία µας ένα αντίτυπο µεταφρασµένο στηγλώσσα σας.

XA045R/092

RIA141

Endress+Hauser

RIA141> Declaración de conformidadPor la presente declaración y la inclusión de lamarca CE, el fabricante Endress+Hauser Wetzer,Nesselwang, Alemania, garantiza que el producto
cumple lo estipulado por la Directiva CEM
89/336/CEE y la Directiva 94/9/CE. La prueba
de conformidad se presenta según las normasexpuestas.
? Dichiarazione di conformità
Con questa dichiarazione e con l’applicazione delmarchio CE, il costruttore Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Germania, assicura che il prodotto è conforme ai regolamenti della direttiva
CEM 89/336/CEE e della direttiva 94/9/CE.
Prova della conformità è fornita dall’ osservanzadegli standard elencati.
@ Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Duitsland, waarborgt met deze verklaring
en het aanbrengen van de CE-markering dat het
product overeenstemt met de voorschriften vande EMC-richtlijn 89/336/EWG en de richtlijn
94/9/EG. De overeenstemming wordt door degenoemde normen bewezen.

XA045R/09

9-005/05

EG Konformitätserklärung
EG Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the productdéclare sous sa seule responsabilité que le produit
RIA141
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :73/23/EWG
89/336/EWG
94/9/EG
Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :EN 61010-1 (2001)
EN 61326(1997)EN 61326/A1 (1998)
EN 61326/A2 (2001)

EN 50014
EN 50014 /A1
EN 50014 /A2EN 50018
EN 50281-1-1
EN 50281-1-1/A1

EG- Baumusterprüfbescheinigung Nr.:
EC-Type Examination Certificate No.:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type :(1997)(1999)(1999)(2000)(1998)(2002)KEMA 04 ATEX 2307

Benannte StelleTÜV Nord Cert.
Notified body performing the QA surveillance:
Organisme notifié de contrôle du système de qualité :Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens:
CE mark first affixed :Année de mise en conformité CE :/ 003205

A Varmennustodistus
Tällä varmennustodistuksella sekä CE-merkillä,
valmistaja Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang,
Saksa, vakuuttaa, että tuote on direktiivien EMC
89/336/ETY ja 94/9/EU mukainen. Näyttö
vastaavuudesta on annettu asiakirjoissa, jotka onlistattu varmennustodistukseen.

Nesselwang, 25.03.2005

Wilfried Meissner
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

B Försäkran om överensstämmelseEndress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Tyskland försäkrar med denna försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att
produkten uppfyller bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEG och direktiv 94/9/EG. Överensstämmelsen påvisas genomgivna standarder.
C OverensstemmelseserklæringMed denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket, sikrer producenten Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang,Tyskland, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i det EMC-regulativ 89/336/EEC og Directiv 94/9/EC. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte standarder.
D Declaração de ConformidadeCom esta Declaração de Conformidade e o anexo do CE-Mark, o fabricante Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Alemanha,
garante que o produto obedece aos regulamentos da Directiva EMC 89/336/EEC e Directiva 94/9/EC. A prova da conformidade éapresentada segundo os padrões indicadas.
E M’ αυτήν την ∆ήλωση
Συµµόρφωσης και τη συνηµµένη σήµανση CE, o βεβαιώνει η Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Γερµανία ότι τoπρoϊόν συµµoρφώνεται σύµφωνα µε τoυς κανoνισµoύς της Eυρωπαϊκής Oδηγίας 89/336/EOK περίHλεκτρoµαγνητικής Συµβατότητας και την Oδηγίας Πρoστασίας από Eκρήξεις 94/9/EE. Τo Aπoδεικτικό τηςΣυµµόρφωσης δίνεται µέσω των πρoτύπων πoυ αναφέρoνται στη ∆ήλωση Συµµόρφωσης.

Endress+Hauser

3

XA045R/09

4RIA141

Endress+Hauser

Sicherheitshinweise

RIA141
Digitaler Feldanzeiger
für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

0Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG:

4 0II

2G– Gerätegruppe II– Gerätekategorie 2– Für explosionsfähige Gemische aus Luft undbrennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln

Einsatzbereiche:
Gerätekategorie

Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)Kategorie 1

Zone 0, 1 oder 2Kategorie 2

Zone 1 oder 2Kategorie 3

Zone 2

Kennzeichnung der Schutzart:– Explosionsgeschütztes elektrisches
Betriebsmittel nach Europanorm– Zündschutzart– Betriebsmittelgruppe– Temperaturklasse

XA045R/09/a3
51010272
II 2G
Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung: BA177R/09/a3
Technische Information: TI106R/09/de

EExdIICT6

XA045R/09

RIA141Sicherheitshinweise RIA141 (Druckfeste Kapselung EEx d)
1.
2.
3.
4.
5.

Installieren Sie gemäß den Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln.
Der Feldanzeiger ist über geeignete Kabel- und Leitungseinführungen in der Zündschutzart
Druckfeste Kapselung "d" anzuschließen.
Vor Inbetriebnahme muss der Gehäusedeckel fest angezogen und mit den Deckelkrallen gesichert sein.
Verwenden Sie nur bescheinigte Leitungseinführungen: Auswahlkriterien siehe EN 60079-14,
Kapitel 10.3.
Nicht verwendete Öffnungen müssen gemäß Abschnitt 11.9 der EN 50018 verschlossen werden.

RIA141

II 2G

Hilfsenergie(Klemmen + und -)U ≤ 35 VDC
I ≤ 200 mA
P≤3W

Open Collector(Klemmen 2 und 3)

U ≤ 35 VDC
I ≤ 100 mA
P ≤ 875 mW

Temperaturbereich

6T6T5
T4EEx d IIC T6/T5/T4

Ta = -40 °C bis +55 °C
Ta = -40 °C bis +70 °C
Ta = -40 °C bis +80 °C

Endress+Hauser

Safety instructions

RIA141
Digital field display
for electrical apparatus certified foruse in explosion-hazardous areas

0Designation according to Directive 94/9/EG:

40II2G– Equipment Group II– Equipment Category 2– For explosive mixtures of airand combustible gases, vapours or mists

Areas of application:
Equipment Category

Explosive gas-air mixtures (G)Category 1

Zone 0, 1 or 2

Category 2

Zone 1 or 2

Category 3

Zone 2

Designation of explosion protection:– Electrical apparatus with explosion protection toEuropean standard– Type of protection– Apparatus group– Temperature class

XA045R/09/a3
51010272
II 2G
Associated Documentation
Operating manual: BA177R/09/a3
Technical information: TI106R/09/en

EExd

IIC

T6

XA045R/09

RIA141

Safety notes RIA141 (Pressure-tight Enclosure EEx d)
1.
2.
3.
4.
5.

Install the device according to the manufacturer’s instructions and any other valid standards
and regulations.
The temperature field transmitter is to be connected using suitable cable glands and wire entries of protectiontype Pressure-tight Enclosure "d".
Before commissioning the threaded end cap must be fitted tightly and secured using the securing screws tightened.
Only use approved wire entries according to EN60079-14 chapter 10.3.
Entry glands not used must be closed according to EN 50018 chapter 11.9.

RIA141II 2G

Power supply(terminals + and -)U ≤ 35 VDC
I ≤ 200 mA
P≤3WOpen Collector(terminals 2 and 3)

U ≤ 35 VDC
I ≤ 100 mA
P ≤ 875 mW

Temperature range

8T6T5
T4EEx d IIC T6/T5/T4

Ta = -40 °C to +55 °C
Ta = -40 °C to +70 °C
Ta = -40 °C to +80 °C

Endress+Hauser

Conseils de sécurité

RIA141
Indicateur digital de terrain
pour matériels électriques destinés aux zones explosibles

04 0Marquage selon directive 94/9/CE :II2GIIC

T6– Groupe d’appareils II– Catégorie d’appareils 2– Pour mélanges explosifs d’air et de gaz,vapeurs et brouillards inflammables

Domaines d’application :Catégorie d’appareilsMélanges explosifs Gaz - Air (G)Catégorie 1

Zone 0, 1 ou 2

Catégorie 2

Zone 1 ou 2

Catégorie 3

Zone 2Marquage du mode de protection :– Matériel électrique protégé contre les
explosions selon norme européenne
– Mode de protection– Groupe d’appareils– Classe de température

XA045R/09/a3
51010272
II 2GAdditif à
BA177R/09/a3
TI106R/EExdXA045R/09

RIA141Conseils de sécurité RIA141 (Protection antidéflagrant EEx d)
1.
2.
3.
4.
5.

Installer d’aprés les instructions du fabricant et les normes et régles en vigueur.
Raccorder le transmetteur de température de terrain à l'aide d'entrées de câble ou de systèmesde conduites en mode de protection antidéflagrant "d".
Avant la mise en service il convient de bien serrer le couvercle et de le sécuriser à l'aide descrampons.
N'utiliser que des entrées de câble certifiées : critères de sélection voir EN 60079-4,chap. 10.3.
Occulter les entrées de câble non utilisées selon EN 50018 section 11.9.

RIA141II 2G

Energie auxiliaire(Bornes + et -)U ≤ 35 VDC
I ≤ 200 mA
P≤3W

Collecteur ouvert(Bornes 2 et 3)

U ≤ 35 VDC
I ≤ 100 mA
P ≤ 875 mW

Gamme de température

10

T6
T5
T4

EEx d IIC T6/T5/T4

Ta = -40 °C à +55 °C
Ta = -40 °C à +70 °C
Ta = -40 °C à +80 °C

Endress+Hauser

RIA141

Endress+Hauser

XA045R/0911www.endress.com/worldwide

XA045R/09/a3/04.0551010272
FM+SGML6.0