SDG800 Series
Function/Arbitrary
Waveform Generator

Quick Start
EN02C

Copyright

SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

The information provided in this manual replaces all information printedbefore.

SIGLENT Company has the rights to change the specification and the price.

Contents in this manual are not allowed to be copied, extracted andtranslated without permission by the company.

SDG800 Quick Start

1

ContentCopyright ............................................................................................. 1
Content ................................................................................................ 2
General Safety Summary .................................................................... 3
Safety Terms and Symbols ................................................................. 4
Allgemeine Sicherheitsübersicht ......................................................... 5
Sicherheitsbegriffe und -symbole ........................................................ 8
Adjustment Handle .............................................................................. 9
Panel Introduction ............................................................................. 10
User Interface .................................................................................... 16
Using Built-In Help System ............................................................... 18
Introduction of EasyWaveX ............................................................... 19
Contact SIGLENT.............................................................................. 202SDG800 Quick Start

General Safety Summary
Carefully read the following safety precautions to avoid person injury and prevent
damage to the instrument and any products connected to it. To avoid potential
hazards, please use the instrument as specified.
Only qualified technician should perform service procedures
To Avoid Fire or Personal Injure
Use Proper Power Line Use only the special power line of the instrument whichapproved by local state.
Ground the Instrument The instrument grounds through the protective terra
conductor of the power line. To avoid electric shock, the ground conductor must
be connected to the earth. Make sure the instrument is grounded correctly before
connect its input or output terminals.
Connect the Signal Wire Correctly The potential of the signal wire is equal tothe earth, so do not connect the signal wire to a high voltage. Do not touch theexposed contacts or components.
Look Over All Terminals’ Ratings To avoid fire or electric shock, please look over
all ratings and sign instruction of the instrument. Before connecting the instrument,
please read the manual carefully to gain more information about the ratings.
Not Operate with Suspected Failures If you suspect that there is a damage ofthe instrument, please let a qualified service personnel check it.
Avoid Circuit or Wire Exposed Components Exposed Do not touch exposedcontacts or components when the power is on.
Do not operate in wet/damp conditions.
Do not operate in an explosive atmosphere.
Keep the surface of the instrument clean and dry.

SDG800 Quick Start3

Safety Terms and Symbols
Terms used on the instrument. Terms may appear on the instrument:
DANGER

Indicates an injury or hazard that may be immediately happen.

WARNING

Indicates an injury or hazard that may be not immediately happen.

CAUTION

Indicates that a potential damage to the instrument or otherproperty might occur.

Symbols used on the instrument. Symbols may appear on the instrument:

Hazardous
Voltage

4Warning

Protective
Earth Ground

EarthGroundPower
SwitchSDG800 Quick Start

Allgemeine Sicherheitsübersicht
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungenoder Schäden am Gerät und an den daran angeschlossenen Produkten zu
vermeiden. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät bitte
wie angegeben.
Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel
Verwenden Sie nur das für das Gerät vorgesehene und im jeweiligen Landzugelassene Netzkabel.
Erden Sie das Gerät
Das Gerät ist über den Schutzleiter der Netzleitung geerdet. Um einenelektrischen Schlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät
korrekt geerdet ist, bevor Sie die Eingangs- oder Ausgangsklemmen des Geräts
anschließen.
Schließen Sie das Messkabel richtig an
Die Kabelschirmung (Masse) des Messkabels ist gleich dem Potential der Erde,schließen Sie das Messkabel also nicht an eine hohe Spannung an.
Überprüfen Sie die Nennwerte aller Klemmen
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte alleAngaben und Hinweise auf dem Gerät. Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen
Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um weitere Informationen über dieNennwerte zu erhalten.
Verwenden Sie einen ordnungsgemäßen ÜberspannungsschutzStellen Sie sicher, dass keine Überspannung (z. B. durch ein Gewitter) an dasGerät gelangen kann, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Schutz vor Elektrostatik

SDG800 Quick Start

5

Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung, die vor elektrostatischer Entladunggeschützt ist, um Schäden durch statische Entladung zu vermeiden. Erden Sie vor
dem Anschließen immer sowohl den Innen- als auch den Außenleiter des Kabels,
um statische Aufladung abzubauen.
Für gute Belüftung sorgen
Eine unzureichende Belüftung kann zu einem Temperaturanstieg führen, derschließlich das Gerät beschädigt. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung undüberprüfen Sie regelmäßig die Ansaugung und den Lüfter.
Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise oder Komponenten
Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte oder Bauteile, wenn das Gerät
eingeschaltet ist.
Richtige Sicherung verwenden
Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Abdeckungen
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt
sind.
Betreiben Sie das Gerät nicht bei vermuteten Defekten
Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem
weiteren Betrieb von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Jegliche Wartung,
Einstellung oder Austausch, insbesondere von Schaltkreisen oder Zubehör, mussvon SIGLENT autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Nicht in feuchter Umgebung betreiben
Um einen Kurzschluss im Geräteinneren oder einen elektrischen Schlag zuvermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen

6SDG800 Quick Start

Um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, das
Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung zu betreiben.
Halten Sie die Produktoberflächen sauber und trocken
Um den Einfluss von Staub und/oder Feuchtigkeit in der Luft zu vermeiden, halten
Sie die Oberfläche des Geräts bitte sauber und trocken.
Sicherheit bei der Handhabung
Bitte behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig, um Schäden
an Tasten, Drehknopfschnittstellen und anderen Teilen auf den Bedienfeldern zuvermeiden.
Es dürfen nur Tastköpfe verwendet werden, die den Spezifikationen desHerstellers entsprechen
BeiVerwendung

von2X/.../10000X-Sondenbaugruppen

müssendieSondenbaugruppen durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung von den
gemessenen Stromkreisen isoliert sein.

Alle Sondenbaugruppen sollten die Anforderungen von UL 61010-031 undCAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-031-07 erfüllen.
Das Gerät darf nicht so positioniert werden, dass es schwierig ist, dieTrennvorrichtung (abnehmbarer Stecker) zu bedienen.

Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller
angegeben ist, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt warden.

SDG800 Quick Start

7

Sicherheitsbegriffe und Symbole
Begriffe in diesem Handbuch. Diese Begriffe können in diesem Handbuch
vorkommen:
WARNUNG
Warnhinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu
Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen können.
VORSICHT
Vorsichtshinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, diezu Schäden an diesem Produkt oder anderen Gegenständen
führen können.
Begriffe auf dem Produkt. Diese Begriffe können auf dem Produkt
erscheinen:
GEFAHR

Weist auf direkte Verletzungen oder Gefahren hin, die auftretenkönnen.

WARNUNG

Weist auf mögliche Verletzungen oder Gefährdungen hin, dieauftreten können.

VORSICHT

Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen
Gegenständen hin, die eintreten können.

Symbole auf dem Produkt. Diese Symbole können auf dem Produkt
erscheinen:

Hazardous
Voltage

Protective
Earth Ground

Warning

TerminalGroundPower
SwitchWenn Sie solche Symbole auf dem Produkt finden, ziehen Sie das Handbuch zuRate, um die Art der potenziellen Gefahr und die zu ergreifenden Maßnahmen zuerfahren.
8SDG800 Quick Start

Adjustment Handle
When using the instrument, SDG800 permits users to adjust the handle to aneeded position which make it easier to operate and observe.

Adjustment Handle

Horizontal Position

SDG800 Quick Start

Carrying Position

9Panel Introduction

The Front Panel

The Back Panel

10

SDG800 Quick Start

1.

Power KeyThis key is used to turn on/off the SDG800. When the power key is off, theSDG800 is under power off state.

2.

USB Host
SDG800 supports USB disk of FAT format. It’s used to read waveforms orstatus files from a U disk or save current instrument status to a U disk.

3.

LCD Display
SDG800 has a 320*240 TFT color LCD display, which can display current
function menu, parameter settings, system state, promptings and so forth.

4.

Back KeyThis key is used to return to the last opertion menu.

5.

Waveform Option Area
Sine ---- Sine Waveform
Provide sine waveform output and its frequency ranges from 1μHz to10MHz.


The backlight of the key lights when the key is being chosen.

The “Frequency/Period”, “Amplitude/High level”, “Offset/Low level”,“Phase” of the sine waveform can be adjusted

Square ---- Square Waveform
Provide square waveform output and its frequency ranges from 1μHz to10MHz.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.

The “Frequency/Period”, “Amplitude/High level”, “Offset/Low level”,“Phase” and “Duty” of the square waveform can be adjusted.

Ramp ---- Ramp Waveform
SDG800 Quick Start

11

Provide frequency ranges from 1μHz to 300KHz ramp waveform output.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.

The “Frequency/Period”, “Amplitude/High level”, “Offset/Low level”,“Phase” and “Symmetry” of the ramp waveform can be adjusted.

Pulse ---- Pulse Waveform
Provide frequency ranges from 500μHz to 5MHz pulse waveform output.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.

The “Frequency/Period”, “Amplitude/High level”, “Offset/Lowlevel”,“Pulse width/Duty” and “Rise/Fall” of the pulse waveform
can be adjusted.

Noise ---- Noise Signal
Provide 10MHz bandwidth Gauss white noise output
The backlight of the key lights when the key is being chosen.
The “Variance” and “”Mean” of the noise signal can be adjusted.
Arb ---- Arbitrary Waveform
Provide frequency ranges from 1μHz to 5MHz arbitrary waveform output.


It can output 46 kinds of waveforms: Sinc, index rose, exponential
decline, tangent, cotangent, inverse trigonometric, Guass and so on.
Besides, it can output the arbitrary waveforms in the U disk.

Users can on line edit (16Kpts) or edit through EsayWave arbitrary
waveform and down load them to the instrument.

The backlight of the key lights when the key is being chosen.

The “Frequency/Period”,“Amplitude/High level”, “Offset/Lowlevel”,“Phase” of the arbitrary waveform can be adjusted.

6.

Number KeysThose keys, including numbers from 0 to 9, radix points “.”, symbol
keys“+/-”, are used to input parameters. Pay attention: when you need to12

SDG800 Quick Startinput a negative, you should input a symbol “-” before you input thenumbers.
7.

Knob
It is used to increase (clockwise) or decrease (anticlockwise) current
outstanding numerical value when setting parameters.

8.

Arrow Keys
When using knob to set parameters, it is used to switch the place ofnumerical value.
When inputting a file name, it is used to move the position of cursor.
When saving or reading files, it is used to choose a position to save a fileor choose a file to be read9.

Channel Control/Output KeyOutput This key is used to turn on/off Channel output.
BNC connector and its nominal output impedance is 50Ω
When turn on Output (backlight is light), the connector output waveformwith current scheme

10. Trigger Control/Output Key
Trigger This key is used to generate a manual trigger signal in the burst
mode.
This BNC connector is the Sweep/Burst trigger signal input port of external
trigger.
11. Mode/Utility Function Keys
ModSDG800 Quick Start

13

This key is used to output modulated waveforms and provide several kindsof mode modulate and digital modulate manners. It generates AM, AMDSB, FM, PM, ASK, FSK and PWM modulated signals.
It supports Internal modulate source.

The key backlight lights when the function key is being chosen.

Sweep
This key is used to generate “sine waveform”, “square waveform”,“sawtooth waveform” and “arbitrary waveform” sweep signals.
It supports “Linear” and “Log” two kinds of sweep manners.

It supports “Internal” , “Manual” and “External” three kinds of trigger
source.

The backlight of the key lights when the key is being chosen.

Burst
This key is used to generate “sine waveform”, “square waveform”,“sawtooth waveform” and “arbitrary waveform” burst output.
It supports “NCycle”, “Gated” and “Infinite” three kinds of burst modes.
Noises also can be used to generate gating burst.
It supports “Internal” , “Manual” and “External” three kinds of trigger source.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.
Store/RecallThrough this key users can save/recall instrument state or arbitrary
waveform datum edited by users.
As it supports file management system, users can do normal fileoperations.
Besides a nonvolatile memory (C disk) inside, a U disk (D disk) canalso be outside connected.



14

The backlight of the key lights when the key is being chosen.

SDG800 Quick Start

UtilityThis key is used to set some system parameters and check version
information.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.

HelpPress this key to obtain build-in help information about the product.
The backlight of the key lights when the key is being chosen.
12. Menu KeysThose keys are corresponding one by one to the left menu, press any key
to activate corresponding menu.
13. AC Power Supply Input
SDG800 can input two different kinds of specification AC power supply.
AC power: 100—240V, 50/60 Hz or 100—120V, 50/60/400 Hz;
Fuse: 1.25A, 250V
14. USB Device
Connect the instrument to a computer through the port, and use software
EasyWaveX to control the SDG800.

SDG800 Quick Start

15

User InterfaceSDG800 can only display one channel’s parameters and waveform. The picture
below shows the interface when choosing sine waveform. The interface will havesome difference when current function is different.

1.

Current Function
Display current function name. For example: “sine” shows that sine
waveform function is being chosen.

2.

Waveform Display Area
It shows each channel’s current waveform.

3.

16Frequency

SDG800 Quick Start

It shows each channel’s current waveform’s frequency. After press
corresponding Freq menu, use number keys or knob to change theparameter value.
4.

Amplitude
It shows each channel’s current waveform’s amplitude. After press
corresponding Ampl menu, use number keys or knob to change theparameter value.

5.

OffsetIt shows each channel’s current waveform’s DC offset. After press
corresponding Offset menu, use number keys or knob to change theparameter value.

6.

Phase
It shows each channel’s current waveform’s phase value. After press
corresponding Phase menu, use number keys or knob to change theparameter value.

7.

Load
It shows each channel’s load scheme.
High Resistance: display “Hi-Z” Load: display default “50Ω”

8.

Menu
It shows the corresponding operation menu of the current function which is
being chosen. For example: the picture above shows the function menu of“Sine” waveform.

SDG800 Quick Start

17Using Built-In Help System
To obtain build-in help information of the product, please press Help key first,
then use arrow keys to choose the help item you want, last press Select to obtainhelp information.
Press Help key to open the common help information below:
1.

View the instrument information.

2.

Basic waveform output.

3.

Arbitrary waveform output.

4.

Generate a modulated waveform.

5.

Sweep output.

6.

Burst output.

7.

Storage management.

8.

Generate a DC-only signal.

9.

Synchronize multiple instruments.

10. Reset the instrument to its default state.
11. Technical support.

18

SDG800 Quick Start

Introduction of EasyWaveXThe SDG800 series includes arbitrary waveform editing software called
EasyWaveX. This software is a platform for easily creating, editing, andtransferring waveforms to the generator. It provides 12 standard waveforms suchas Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC and Multi Pulse, which meets mostengineers’ basic needs. In addition, it provides several ways of manual drawing,
point-to-point line drawing and arbitrary point drawing. EasyWaveX allows for fastand easy creation of complex waveforms.
The main interface of EasyWaveX is shown in the following figure.

SDG800 Quick Start

19

Contact SIGLENT
Headquarters:
SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD
Address: 3/F, building NO.4, Antongda Industrial Zone,
3rd Liuxian Road, Bao’an District, Shenzhen, China
Tel: +86- 755 -36615186
E-mail: sales@siglent.com
http: //www.siglent.com
North America:
SIGLENT Technologies America, Inc6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139
Tel: 440-398-5800
Toll Free: 877-515-5551
Fax: 440-399-1211
Email: info@siglentna.com
Website: www.siglentna.com

Europe:SIGLENT Technologies Germany GmbH
Add: Staetzlinger Str. 70.
86165 Augsburg, Germany
Tel: +49(0)-819-95946
Fax: +49(0)-819-95947
Email: info-eu@siglent.com
Website: www.siglenteu.com

20

SDG800 Quick Start

About SIGLENTSIGLENT is an international high-tech company,
concentrating on R&D, sales, production and services ofelectronic test & measurement instruments.
SIGLENT first began developing digital oscilloscopes
independently in 2002. After more than a decade ofcontinuous development, SIGLENT has extended its
product line to include digital oscilloscopes, isolated
handheld oscilloscopes, function/arbitrary waveformgenerators, RF/MW signal generators, spectrum
analyzers, vector network analyzers, digital multimeters,
DC power supplies, electronic loads and other general
purpose test instrumentation. Since its first oscilloscope
was launched in 2005, SIGLENT has become the fastest
growing manufacturer of digital oscilloscopes. We firmly
believe that today SIGLENT is the best value in electronic
test & measurement.
Headquarters:
SIGLENT Technologies Co., Ltd
Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda
Industrial Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an
District, Shenzhen, 518101, China
Tel: + 86 755 3688 7876
Fax: + 86 755 3359 1582
Email: sales@siglent.com
Website: int.siglent.com

North America:
SIGLENT Technologies America, Inc6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139
Tel: 440-398-5800
Toll Free: 877-515-5551
Fax: 440-399-1211
Email: info@siglentna.com
Website: www.siglentna.com

Europe:SIGLENT Technologies Germany GmbH
Add: Staetzlinger Str. 7086165 Augsburg, Germany
Tel: +49(0)-821-666 0 111 0
Fax: +49(0)-821-666 0 111 22
Email: info-eu@siglent.com
Website: www.siglenteu.com

Follow us on
Facebook: SiglentTech