I M P L A N TO LO G Y
プレミアムインプラント

I M P L A N TO LO G Y CO N T E N T S A N D I N D E X

プレミアム（ストレート,
スイッチングプラットフォーム）

05

外科インスツルメント

22

補綴パーツ

48

全般

62

Sweden & Martina develops and manufactures implant systems that offer both excellent clinical functionality and perfect aesthetic results. The surfaces have been designed to obtain the best relationships between thesurface roughness of the titanium and speed of bone healing.
The surgical instruments are functional, easy to use and ergonomic. Training courses, continuous refresher courses and extensive assistance distinguish the service and reliability that have made Sweden & Martina a leader
in the Italian implant market.

プレミアム（ストレート、スイッチングプラットフォーム）

外科インスツルメント

補綴パーツ

全般

プレミアムシステム

プレミアム スイッチングプラットフォーム（SP）
臨床実績から開発されたインプラント形状

プレミアムストレートø3.30mm
幅の狭い歯槽骨または上顎側切歯への適応.

4プレミアムストレート
15年の臨床経験を持つインプラント

ショートインプラント
垂直方向に退縮した歯槽骨への適応

5

製品一覧

プレミアム ストレート, プレミアムSPインプラント
インプラントプレミアムシリーズ（ストレート, スイッチングプラットフォーム「SP」の特徴は、様々な適応部位に対応するようなインプラ
ントデザインを採用しています。

Ø 3 . 3 0 m m インプラント
は、高さ0.8mmのスムースカラーを持ったシリン
ダ ー 形 状となって い ます。Ø3.30mmインプラント

ストレート

全てのプレミアムスト
レートインプラントは、
高さ0.8mmのスムースカラーを持ったシリンダー形状となっています。

Ø 3.30プレミアムインプラントの基本的なスレッドは、ピッチ1mmで、深さ0.4mmです。

ショート
ショートインプラントは、長さ7.0ｍｍと8.5mmがあります。

スレッド部は、ピッチ0.6mmで、深さ0.3mm、50°のトライアングル形状です6スイッチング
プラットフォーム（SP）
プレミアム SPインプラントのネックは、歯冠方向に向かって序々に広がり、インプラント直径よりおおよそ
0.6mm広がった形状です。

プレミアムインプラントの先端部分の３つの切り込みにより、インプラントを挿入しやすくし、セルフタップ能力を高め、一次安定性を改善します。
また血液の凝固を促し、長期的にインプラントの回転を防止します。

7

インプラントシステム

表面性状
繊維芽細胞のサイズに近いラフサーフェイスは、スムースサーフェイスと比較して、細胞の挙動に影響を及ぼし、血小板の活動を増加させ、オッセオインテグレーションの過程を促進するということが証明されています。ラフサーフェイスは細胞の配置を導入し、代謝と増殖を変化させ、骨芽細胞を分化させ、細胞外基質を生産します。スウェーデン＆マルティナ社の表面性状に関する臨床所見について
は、in-vitro,in-vivoでの研究に関する文献リスト（P68）をご参照ください。

ZirTi サーフェイス
プレミアムインプラントの2タイプ（ストレート,SP）は、スムースなネックとZirTi加工を施されたボティが特徴となっています。

スムースサーフェイス
スムースなカラー部は、連結部の適合性を高め、プラーク付着を抑制します。

ZirTi サーフェイス（Zirconium Sand-Blasted Acid etched Titanium）
最適化された減法処理技術により生まれた特徴的なZirTiサーフェイスのインプラント体は、骨とインプラントの接触面積を高め、初期固定を確実にします。
このZirTiサーフェイスは、細胞の再成長を促進する2層構造となっており、細胞の分化と増殖を促します。

スウェーデン&マルティナ社の文献より

8

製品番号一覧プレミアム

プレミアムSP

H

H

プレミアム
インプラント径プレミアムSP

長さH

ZirTi

ZirTi

3.30

10
11.5
13
15

A-ZT-330-100
A-ZT-330-115
A-ZT-330-130
A-ZT-330-150

-

3.80

6
7
8.5
10
11.5
13
15
18

A-ZT-380-085
A-ZT-380-100
A-ZT-380-115
A-ZT-380-130
A-ZT-380-150
A-ZT-380-180

A-ZT-380SP-085
A-ZT-380SP-100
A-ZT-380SP-115
A-ZT-380SP-130
A-ZT-380SP-150
-

4.25

6
7
8.5
10
11.5
13
15
18

A-ZT-425-070
A-ZT-425-085
A-ZT-425-100
A-ZT-425-115
A-ZT-425-130
A-ZT-425-150
A-ZT-425-180

A-ZT-425SP-070
A-ZT-425SP-085
A-ZT-425SP-100
A-ZT-425SP-115
A-ZT-425SP-130
A-ZT-425SP-150
-

5.00

6
7
8.5
10
11.5
13
15

A-ZT-500-070
A-ZT-500-085
A-ZT-500-100
A-ZT-500-115
A-ZT-500-130
A-ZT-500-150

A-ZT-500SP-070
A-ZT-500SP -085
A-ZT-500SP -100
A-ZT-500SP -115
A-ZT-500SP -130
A-ZT-500SP -150

9

プレミアム ストレート, プレミアム SP
L. mm

製品一覧

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

ストレート

SP

ストレート

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

6

ZirTi

7

ZirTi

ø 3.808.5--

ø 4.458.50

8.50

ø 3.80ø 2.97

ø 2.97

ZirTi

A-ZT-380-085

A-ZT-380SP-085
ø 3.8010

10.00

ø 3.30ZirTi

ø 3.80-ø 2.52

ø 3.80ø 4.4510.00

ø 2.97

ø 2.97

A-ZT-380-100

A-ZT-330-100

10.00

ø 3.80A-ZT-380SP-100
ø 3.80

11.5

ZirTi

ø 4.4511.50

ø 3.30-ø 2.52

ø 3.8011.50

ø 2.97

ø 2.97

A-ZT-380-115

A-ZT-330-115

11.50

ø 3.80A-ZT-380SP-115
ø 3.8013

ZirTi

ø 4.45
ø 3.3013.00-

ø 2.52

ø 3.80ø 3.8013.00

ø 2.97

ø 2.97

A-ZT-380-130

A-ZT-330-130

13.00

A-ZT-380SP-130
ø 3.80ø 4.4515

ZirTi

ø 3.30ø 3.8015.00-

ø 2.52

ø 2.97

ø 3.80-A-ZT-380SP-150

18.00

-

ø 2.97

ZirTi

10

15.00

ø 2.97

A-ZT-380-150

A-ZT-330-150

18

カバー
スクリュー

ø 3.8015.00

A-ZT-380-180

A-VT-330

A-VT-380- Ø 3.30mmインプラント：プレミアムのØ 3.30mmインプラントは、上下顎の中切歯、側切歯、犬歯に適用されます。小臼歯部、大臼歯部に使用する場合は、より直径の大きいインプラントと使用することを推奨します。
- ショートインプラントは、垂直方向の長さが短いため、長いインプラントとの連結での使用を推奨しています。

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

L. mm

ストレート

SP

ストレート

SP

-

-

-

-

6

ZirTi

ø 4.25
ø 4.25
ø 3.32

7.00

A-ZT-425-070

7.00

ø 5.60ø 5.00ø 4.227.00

ø 5.00ø 4.22A-ZT-425SP-070

A-ZT-500-070

ø 4.25ø 5.00ø 4.858.50

ø 4.25
ø 3.32

ø 3.32A-ZT-425-085

ø 5.00A-ZT-425SP-085

A-ZT-500-085

A-ZT-500SP-085

10.00

ø 4.25

ø 3.32

ø 3.32A-ZT-500-100

A-ZT-500SP-100
ø 5.00ø 4.85

ø 5.60

11.50

11.50

ø 5.00ø 3.32A-ZT-425-115

ø 4.22

ø 4.25

ø 4.25

ø 4.22A-ZT-500-115

A-ZT-500SP-115

ø 4.25

ø 5.60ø 4.2513.00

ø 3.32

ø 5.0013.00

ø 3.32A-ZT-425-130

ø 5.0013.00

ø 4.22A-ZT-425SP-130

A-ZT-500-130

A-ZT-500SP-130

ø 4.25ø 5.0015.00

ø 3.32A-ZT-425-150

ZirTi

11.5

ZirTi

13

ZirTi

ø 5.60ø 4.25

ø 3.3210

ø 5.00ø 4.85
15.00

13.00

ø 4.22

ø 4.25
ø 4.25ZirTi

ø 5.00ø 4.85
ø 4.2511.50

ø 5.00ø 4.22A-ZT-425SP-115

10.00

ø 5.00ø 4.22A-ZT-425SP-100

11.50

ø 5.6010.00

ø 5.00ø 3.32A-ZT-425-100

ø 4.25ø 5.00ø 4.85

10.00

8.50

ø 5.00ø 4.22

ø 4.22ZirTi

8.5

ø 5.608.50

ø 4.25
ø 4.25

7.00

A-ZT-500SP-070

ø 4.258.50

7

ø 5.00ø 4.85
ø 4.25
ø 3.32

ø 5.0015.00

ø 4.2215.00

ø 4.22A-ZT-425SP-150

A-ZT-500-150

A-ZT-500SP-150

-

-

-

15

ZirTi

18

18.00

ø 3.32

ZirTi

A-ZT-425-180

A-VT-425

A-VT-500

カバー
スクリュー

プレミアム SPインプラント: 長さはベベルを含みます。

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。

11インプラントシステム

コールドプラズマによる表面洗浄
インプラント体表面の表面安定化処理、洗浄、除染プロセスの向上により、表面上の純チタンが清潔であればあるほど、オッセオイン
テグレーションの獲得の可能性は比例して高まります。
表面処理の最終段階のインプラントは、加工による残留物を除去するため適正な溶液で何度も洗浄した後、コールドアルゴンプラズ
マにより表面の洗浄・除染を念入りに行います。
除染とは、インプラント体の表面に残る粒子レベルの残留物や汚れの除去を意味します。アルゴンガスによる処理過程では、ガスの原子が部分的にイオン化し、エネルギーを得てインプラント体表面をボンバード処理します。このいわゆる「原子サンドブラスト」が残留物や有機物の除去をもたらします。

プラズマ洗浄処理前のインプラント

プラズマによるインプラント表面洗浄処理中

プラズマ洗浄処理後のインプラント

アルゴンガスは不活性ガスであり、インプラントのチタン表面には反応しません。全ての製品ロットにおいて、表面の除染状態は定期的にバイオバーデン試験による残留物の無作為分析とSEMの視覚テストにより点検しています。この処理はチタン酸化物表面の原子のイオン化を活発にし、インプラント体の濡れ性を高めます。

12インプラント パッケージ
インプラントは、PMMA製のバイアルにパッケージされており、その内部はチタン製バスケットにより固定され、フィクスチャー表面への接触による再汚染を防止しています。パッケージに使用されるマテリアルは、全て医療用の保存や滅菌に適した物を使用しています。

インプラントを保管するブリスターは紙の箱に包装され、製品の追跡用データ（製品のコードとロット）が記載された
カルテ用ラベルが含まれています。

バイアルを開けると、インプラントとピックアップドライバーの連結部が確認できます。

バイアルの赤いシールは、滅菌されていることの証明です。

各インプラントに付属しているカバースクリューは、
青いキャップ部分に収納されています。

滅菌●滅菌とは、
インプラントの除染とパッキングプロセスの後、インプラントに残存している細菌を完全に除去することであり、ベータ線の照射によって行われます。滅菌のプロセスはUNI EN ISO 13485とUNI EN ISO 9001規格に従って行われています。
●ベータ線による滅菌が選択されたことには、以下の利点があります。
●全ての行程をコンピューターでコントロールし、プロセスは完全に自動化されている。
●放射能を含まず、また放射性の有毒物質を形成しないため、環境に優しい。
●ベータ線は処理速度が速いため、パッケージに影響を与えない。製品の滅菌状態の維持を保証する（滅菌維持期間は製造日より5年）。

13ストレート／スイッチングプラットフォーム

プレミアムストレート, プレミアム SP
プレミアムインプラントは、シリンダー状のストレートタイプ、また歯冠側に広がりのあるSPタイプの両方において、共通した連結プラット
フォームを持っているため、上部構造製作を容易にします。
0.30mm
0.50mmベベル
プレミアムSPインプラントの歯冠側に広がるベベルは、歯槽骨頂からインプ
ラントの連結部までの距離を水平方向に0.3ｍｍ、垂直方向に0.5mm離すことによって、スイッチングプラットフォーム
がインプラントの形状に与えられています。

エクスターナルカラー
Ø3.80mm以上のインプラントでは、
ネック部トップのエクスターナルカラーにより連結時の安定性が得られ、咬合力がフィ
クスチャー周囲全体に分散されます。さらに補綴物との強固な連結をもたらし、動揺を減少させます。
カラーの内部の構造により、安全で簡単に挿入ドライバーを装着できます。

補綴物装着のための内部ヘキサゴン
インプラント内部が見やすいため、補綴物を容易に装着できます。また60度の角度と深さ約2ｍｍの連結部により、回転防止と正確さが確保されます。

プレミアムストレートØ3.30mm コネクションプラットフォーム

補綴物装着のための内部ヘキサゴン
インプラント内部が見やすいため、補綴物を容易に装着できます。また60度の角度と深さ約2mmの連結部により、回転防止と正確さが確保されます。
ヘキサゴンのサイズはØ3.80mmのインプラントのサイズと同様です。

14

カラー部
プレミアムストレートインプラント
Ø3.30mmのインターナルカラーにより、連結時の安定性が得られ、咬合力がフィクスチャー周囲全体に分散されます。さらに補綴物との強固な連結をもたらし、動揺を減少させます。

スイッチングプラットフォーム
スイッチングプラットフォームは補綴修復のテクニックの一つで、連結部を歯槽骨頂から遠ざけることが目的です。今日では、アバット
メントとインプラントの連結部が炎症反応を引き起こし、インプラント周囲の骨吸収の原因の一つとなることが指摘されています。
プレミアムSPインプラントの臨床経験では、これらのインプラントがスイッチングプラットフォームテクニックに有効であることが証明されています。

プレミアム SPインプラントの断面図埋入
後4か月
D.Botticelli教授によるインプラントの直径が等しい場合、
ストレートタイプもSPタイプも同じ補綴コンポーネントが使用できます。
スイッチングプラットフォームテクニックは、
この場合インプラント
形状によって決定されるため、“インプラントによるスイッチングプ
ラットフォーム”と呼ばれています。

15

製品一覧

インプラント種類
インプラントØプレミアム ストレート
3.30 ストレート

3.80 ストレート

4.25 ストレート

5.00 ストレートø 3.30ø 3.80ø 4.25ø 5.00ø 3.20ø 3.60ø 3.90ヘキサゴン: 2.30 mm

ヘキサゴン: 2.30 mm

ヘキサゴン: 2.50 mm

ヘキサゴン: 2.50 mm

Ø 2.80 mm

Ø 3.00 mm

Ø 3.40 mm

Ø 4.25 mm

M 1.8

M 1.8

M 2.0

M 2.0

サージカルトレイに対応するカラーコード

カラーコード（パッケージ）Øインプラント最大径
Øインプラント径（プラットフォーム径）Øエクスターナル
カラー径

カラー部の
サイズ
ヘキサゴン
カラーコード

イージー
インサート

バスケット
カラーコードファイナル
ドリル径

フィクセイション
スクリュー（スクリューと色）印象キャップ
カラーコードアナログ
カラーコード16

プレミアム SP
3.80 SP

4.25 SP

インプラント種類
5.00 SP

インプラントØ
サージカルトレイに対応するカラーコード

カラーコード（パッケージ）ø 4.45

ø 4.85

ø 5.60ø 3.80ø 4.25ø 5.00ø 3.20ø 3.60ø 3.90Øインプラント最大径
Øインプラント径（プラットフォーム径）Øエクスターナル
カラー径

カラー部の
サイズ
ヘキサゴン
カラーコードイージー
インサート
ヘキサゴン: 2.30 mm

ヘキサゴン: 2.50 mm

ヘキサゴン: 2.50 mm

バスケット
カラーコードファイナル
ドリル径

Ø 3.00 mm

M 1.8

Ø 3.40 mm

M 2.0

Ø 4.25 mm

M 2.0

フィクセイション
スクリュー（スクリューと色）印象キャップ
カラーコードアナログ
カラーコード未承認品が含まれております。

17

外科術式

イージーインサートを使用した外科術式
インプラント埋入の外科術式は、非常にシンプルです。正確に固定をするために研究されたイージーインサートは、連結部に直接接合されるため、インプラントを埋入するためのマウンターは必要ありません。またインプラントの連結部分の角の変形を引き起こさず、滅菌バイアルからインプラントを簡単に取り外しすることができます。

ストレート・SPインプラント

イージーインサートを使用すること
で、術野が広がります。また内部ヘキ
サゴンによって、補綴パーツの位置を確認することができるので、インプラ
ントを最良の位置に埋入することが可能です。

チタン製のオーリングは、連結部に挿入されます。

インプラント内部のヘキサゴンに対し、特許を取得したイージーインサー
トにより簡単に連結させることができ、インプラント形成窩への埋入を確実に行なうことができます。
イージーインサートに取り付けられたチタン製のオーリングはインプラン
トとの連結を確実にし、カラーコードにより識別できます。

18

イージーインサートの12角形デザインにより、インプラント連結部の変形を防止
し、補綴物の精度を損なうことなくその安定性を獲得できます。

この図は従来型（グリーン）の形状。
連結（グレー）部の角に対して、この形状では外れなくなる現象や変形が発生します。

イージーインサート（右側のグリーン）の特殊なデザインは、インプラントとの連結部のヘキサゴン側面の中心に回転力がかかるようになっています。

イージーインサートは、青色と赤色にカラーリングされた2種類のサイズがあり、対応するインプラントに挿入します。

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

プレミアム

プレミアム
SP

Ø3.30 mmとØ3.80 mmのインプラントには、青色のイージーインサートを使用し、Ø4.25 Ø5.00には赤色のイージーインサートを使用します。

19

プレミアム（ストレート、スイッチングプラットフォーム）

外科インスツルメント

補綴パーツ

全般

外科インスツルメント
インプラントプレミアム用、ショートドリルキットと、それぞれに特化したキットを用意しています。
詳細に関しては、次ページ以降をご覧ください。

プレミアムサージカルキット

22

ショートドリルキット

サージカルキットに含まれているラチェットはインプラントの埋入と補綴スクリューの締め付けによるトルク値の測定を行う
ことができます。
ラチェットは、ヘッドが小さく、遠心部でも容易に作業が行えます。

全てのキットはレーデル製のケースに収納されており、ケース内にはガイドラインに従ってインスツルメントを収納するためのトレイが内蔵されています。インスツルメント使用の手順や用途
は、
カラーコードによってわかりやすく表示されています。

23

外科インスツルメント

サージカルカセット
プレミアムインプラントシステムのサージカルキットは、シンプルで人間工学に基づいてデザインされています。

インスツルメントのコードはトレイに表記されており、洗浄、清掃の際にインスツルメントの配置が分かりやすくなっています。

スタンダードサージカルカセットは、ドリルの安全な使用のためにストッパーがあります（カウンターシンクドリルは別）。このストッパーは、ドリルの先端から手で装着・撤去することができ簡単に使用できます。カセット
内部に含まれたインスツルメントは外科用ステンレススチール製です。

プレミアム サージカルカセット：外科・補綴用のインスツルメントが揃ったプレミアムシリーズの全てのインプラント用。
（プレミアムインプラント用：ストレート,SP）

サージカルキットには、適した直径と長さのインプラントを選択するためのX線テンプ
レートとトモグラフィー分析に使用するインプラントのサイズシートが含まれています。埋入実習用として疑似インプラント2本（陽極処理・滅菌していないため、患者様にはご使用いただけません。）が含まれております。
ラチェットキットには、トルク値を素早く調整できる六角キーとメンテナンスのための潤滑ジェルが含まれています。

24＊外科・補綴インスツルメントを長期的に使用するためには、推奨される洗浄・滅菌方法に従い行ってください。
※器具カセットに含まれるに内容は、変更する場合がございます。

製品コードプレミアムサージカルカセット（ストレート, SP）器具付き
ZPREMIUM-INT※2015年3月までは販売記念特別価格350,000円で販売させていただきます。

PRE-KIT-INT

プレミアムサージカルカセット（ストレート, SP） ケース

GROMMET-3

グロメット3
コントラインスツルメント用

GROMMET-4

グロメット4
ラチェットインスツルメント用 5個入り

GROMMET-5

グロメット5
デジタルインスツルメント用

5個入り

5個入り

25

外科インスツルメント

ファーストドリル、中間ドリルとカウンターシンク
スウェーデン＆マルティナ社のドリルは、腐食や消耗による耐久性の高いステンレススチール製です。動揺や振動のないように十分考慮された設計と製造を行っています。

プレシージョンドリル：
非常に鋭利で正確にスターティングポイントを形成できます。特に皮質骨の硬い場合のインプラント床の形成を容易にします。

インターメディエイトドリル：
2種のインターメディエイトドリルは、予備削合するための段階的なドリルです。

パイロットドリル：
異なる高さのレーザーマーキングにより、埋入深度を確認することができます。

カウンターシンクドリル：
SPインプラントの歯冠側に拡張された部分の形成に使用します。

26

プレシージョンドリル、
インターメディエイトドリル、カウンターシンクドリル

10.00

8.50

4.80

FS-230
プレシージョンドリル
ø 2.30 mm

8.50

ø 2.80ø 4.25

ø 2.00ø 3.30FG-200/280XS
インターメディエイト
ドリル
ø 2.00 - 2.80 mm

パイロットドリル

10.00

ø 5.60ø 4.45

ø 4.85
ø 4.10FC410-XS

FG-330/425XS
インターメディエイト
ドリル
ø 3.30 - 4.25 mm

カウンターシンクドリル

シリンダードリルストッパー

19.30

0.58

FPT3-200-LXS
パイロット
ドリル

STOP3-200-070
7.00 mm
ドリルストッパー

STOP3-200-085
8.50 mm
ドリルストッパー

Lt:
先端を含む長さの合計
Lp:
先端部の長さ。
このサイズはインプラント床の形成の長さに加えて計算してください。

STOP3-200-100
10.00 mm
ドリルストッパー

STOP3-200-115
11.50 mm
ドリルストッパー

STOP3-200-130
13.00 mm
ドリルストッパー

STOP3-200-150
15.00 mm
ドリルストッパー

Lt
Lp

7.0

8.5

10.0 11.5 13.0

15.0

18.0

備考：スタートドリル（FPT*）とファイナルドリル（FFT*次頁参照、FKT*43頁参照）の機能と構造から、ドリル先端からインプラントの先端は、インプラ
ントの埋入深度より長くなっています。計画時には、インプラント埋入深度とドリル先端の長さを必ず考慮してください。追加寸法（Lp）は使用するドリルの先端の長さに相当します。上記図をご覧ください。
※製品コードFPT,FFT,FKTは、ドリルの基部の長さ14 mmとなります。

全てサイズは、特に記載されている場合を除き mmで表されます。

27

外科インスツルメント

ファイナルドリルとストッパー
腐食や消耗に耐久性の高い外科用ステンレス製スチールのファイナルドリルは、インプラント床を形成に適した刃の形状となっており、それによって正確なインプラント床の形成を容易にします。

カラーリングにより各インプラントに対応するインスツルメントを容易に見分けることができます。

ストッパーは、先端から容易に装着することができます。

サージカルドリルは特殊なデザインになっており、術者は正確かつ容易にインプラント床の形成を行うことができます。

28

インプラント直径

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

シリンダー
ドリル
19.60

0.81

シリンダー
ドリル
ストッパー

19.70

19.60

0.87

0.95

20.00

1.23

FFT3-280-LXS

FFT3-300-LXS

FFT3-340-LXS

FFT3-425-LXS

STOP3-280-070

STOP3-300-070

STOP3-340-070

STOP3-425-070

STOP3-280-085

STOP3-300-085

STOP3-340-085

STOP3-425-085

STOP3-280-100

STOP3-300-100

STOP3-340-100

STOP3-425-100

STOP3-280-115

STOP3-300-115

STOP3-340-115

STOP3-425-115

STOP3-280-130

STOP3-300-130

STOP3-340-130

STOP3-425-130

STOP3-280-150

STOP3-300-150

STOP3-340-150

STOP3-425-150

備考：ドリルは、埋入予定のインプラントより長いインプラント床を形成します。追加寸法（Lp）は使用するドリルの先端の長さに相当します。上記の図をご覧ください。
*

製品コードFPT,FFT,FKTはドリルの基部の長さ14 mmとなります。

全てサイズは、特に記載されている場合を除き mmで表されます。

29

外科インスツルメント

臼歯部用シリンダードリル
オプションとして、開口量が十分でない場合や臼歯部でのドリリング用として全長の短いドリルがあります。スタンダードドリルのサイズに比べ、幅広いラインナップがあり、0.10mmずつ直径を拡大したドリルがあります。特に堅い骨の場合のインプラント床を拡大する目的にも有効です。反対に柔らかい骨には、最良の初期固定を得るために小さめのインプラント床を形成する場合にも有効です。

ドリルの深さ7～15mmでマーキングされています。

30

臼歯部用シリンダードリル*
Ø 2.00 mm

Ø 2.80 mm

15.50

Ø 2.90 mm

15.50

0.58

Ø 3.00 mm

15.50

15.50

0.84

0.81

Ø 3.20 mm

0.87

15.50

0.92

FPT5-200-LXS
臼歯部用
パイロットドリル

FFT5-280-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

FFT5-290-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

FFT5-300-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

FFT5-320-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

Ø 3.30 mm

Ø 3.40 mm

Ø 3.60 mm

Ø 4.25 mm

Ø 4.45 mm

15.50

15.50

0.95

15.50

0.98

FFT5-330-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

1.06

FFT5-340-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

FFT5-360-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

15.50

15.50

1.23

1.28

FFT5-425-LXS
臼歯部用
シリンダードリル

FFT5-445-LXS
臼歯部用
シリンダードリル* どのサージカルキットにも含まれていません。ストッパーは使用できません。

Lt
Lp

7.0

8.5

10.0

11.5

13.0

15.0

備考：ドリルは常にインプラントより長いインプラント床を形成します。

全てサイズは、特に記載されている場合を除きmmで表されます。

31

外科インスツルメント

タップ

スタンダードタップ：
ラチェットで使用します。

ハンドピース用タップ：
正確な骨形成と挿入軸の正確な方向がコントロール
できます。

ショートタップ：
ラチェットで使用し、臼歯部に有効です。

32

インプラント直径

タップ
ラチェット用 長

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

13.00
11.00
8.00

9.50

6.50

A-MS-330

タップ
コントラ用
プレミアム

13.00
11.00

9.50

A-MS-330-CA

11.00
8.00
6.50

A-MSC-330

18.00

18.00
15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-425

18.00

18.00
15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

11.50
10.00

8.50
7.00

A-MSC-380

A-MS-425-CA

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

11.50
10.00

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-600

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-500-CA

8.50
7.00

A-MSC-425

Ø 6.00 mm

A-MS-500

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-380-CA

9.50

Ø 5.00 mm

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-380

8.00
6.50

タップ
ラチェット用短Ø 4.25 mm

15.00
13.00
11.50
10.00
8.50
7.00

A-MS-600-CA

11.50
10.00

11.50
10.00

8.50
7.00

A-MSC-500

8.50
7.00

A-MSC-600* 備考：ショートタップは、全てのサージカルキットに含まれておりません。オプション品としてご用意しております。

全てサイズは、特に記載されている場合を除き mmで表されます。

33

外科インスツルメント

追加インスツルメント
プレミアム（ストレート,SP）
インプラントの埋入を補助するすべてのインスツルメントは、外科用ステンレススチール製で使用しやすい
ように、人間工学に基づいてデザインされています。全てのインスツルメントは、簡単に見分けられるようにカラーコードでマーキング
されています。

特許取得のデザイン：
特殊なヘキサゴン形状
により、インプラントと容易に連結でき、またインプラント内部のヘキサゴ
ンの変形を防止します。

スチール6角キー：
インプラント撤去の際に使用
します。

34

パラレルピン：
インプラント床形成時の挿入軸を確認する時に使用します。

イージーインサート
製品コード

イージーインサート230ブルー

コントラ用（短）:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80 mm
EASYC2-EX230-CA
イージーインサート230ブルー

コントラ用（長）:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80 mm
EASYL2-EX230-CA
イージーインサート230ブルー

ラチェット用 :- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80 mm
EASY2-EX230-EX

イージーインサート250ピンク

コントラ用（短）:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00 mm
EASYC2-EX250-CA

イージーインサート250ピンク

コントラ用（長）:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00 mm
EASYL2-EX250-CA

イージーインサート250ピンク ラチェット用:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00 ｍｍ
EASY2-EX250-EX

35

外科インスツルメント

製品コード

6角キー230（短）- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80mm
BC-EX230

6角キー230（長）- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80mm
BL-EX230

6角キー250（短）- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00mm
BC-EX250

6角キー250（長）- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00mm
BL-EX250

マウンター
製品コード

プレミアムインプラントマウンター230ブルー:- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 3.30 and ø 3.80mm
MOU-EX230

プレミアムインプラントマウンター250ピンク- プレミアム（ストレート,SP）インプラントø 4.25 and ø 5.00mm
MOU-EX250

マウンターストップキー
CM2

36

パラレルピン
製品コード

パラレルピン ø 2.00 / ø 2.80 mm
PP-2/28

サージカルスクリュードライバー
製品コード

スクリュードライバーフィンガー用（極短）HSMXS-20-DG

スクリュードライバーフィンガー用（短）HSM-20-DG

スクリュードライバーフィンガー用（長）HSML-20-DG

37

外科インスツルメント
補綴スクリュードライバー
製品コード

スクリュードライバーラチェット用（短）HSM-20-EX

スクリュードライバーラチェット用（長）HSML-20-EX

スクリュードライバーラチェット用（極長）
HSMXL-20-EX

スクリュードライバー コントラアングル用
HSM-20-CA

Screwdriver for ball attachments, with hexagonal
connector for dynamometric key

この製品は取扱しておりません。

Screwdriver for standard abutments and for straight
P.A.D. abutments, with hexagonal connector for
dynamometric key

この製品は取扱しておりません。

Driver for screwing abutment Locator, with hexagonal
connector for dynamometric key, short

この製品は取扱しておりません。

Driver for screwing abutment Locator, with hexagonal
connector for dynamometric key, long

この製品は取扱しておりません。

Instrument for inserting, fitting and maintaining thetitanium cap for CAP-TIT-1 ball attachments

この製品は取扱しておりません。

BASCC-EX

AVV2-ABUT

8926-SW

8927-SW

AVV-CAP-TIT-1

38

延長器具と連結器具
製品コード

延長用6角コネクター
BPM-15

ドリル用延長コネクター
PROF-CAL2

コントラアングル用6角コネクター
B-AVV-CA3

フィンガー用6角コネクター
AVV3-MAN-DG

PADアバットメント用キャリアー
PAD-CARコントラアングル用デジタルドライバー

この製品は取扱しておりません。

AVV2-CA-DG

39

外科インスツルメント
トルクコントロールラチェット
製品コード

ラチェット
35 ~ 70 Ncm,
10-20-25-30-35-50-70 Ncm.
CRI5-KIT

デプスゲージデプスゲージ

PROF3

スペア O-リング

ラチェット用Oリング

ORING180-08840

ボーンプロファイラー

インプラントØØ 3.30 mm

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

A-PAD-PS330-S

A-PAD-PS380-S

A-PAD-PS425-S

A-PAD-PS500-S

A-PAD-PS330-L

A-PAD-PS380-L

A-PAD-PS425-L

A-PAD-PS500-L

プレミアム
ボーンプロファイラー
ナロー

プレミアム
ボーンプロファイラーワイド

ボーンプロファイラーは、どのキットにも含まれておりません。追加オプションとしてご用意しております。

41

外科インスツルメント
X-線テンプレート
製品コード

42

A-L100

X線テンプレート プレミアムインプラント（ストレート,SP） 100%

A-L120

X線テンプレート プレミアムインプラント（ストレート,SP） 120％

A-L130

X線テンプレート プレミアムインプラント（ストレート,SP） 130％

A-TG-L100

X線テンプレート プレミアムインプラント（TG）,100%

A-TG-L120

X線テンプレート プレミアムインプラント（TG）,120%

A-TG-L130

X線テンプレート プレミアムインプラント（TG）,130%

この製品は取扱しておりません。

* 製品コード, ZPREMIUM* サージカルキットの印字や製品コードは、スウェーデン＆マルティナ社の改良や開発に伴い、変更される場合があります。

ショートドリルキット
ショートの長さ7mmと8.5mmのインプラント床の形成は、スタンダードサージカルキットに装備されているドリルでも行うことができますが、ドリルの先端のサイズにより形成したインプラント床が深くなります。
（P29参照）。ドリルの先端は、ガイドとセンタリングと挿入の役割を果たし、ドリリングを効果的にするという特徴があります。インプラント床の深さは、このドリルを選択した場合は、先端の長さを考慮してください。
一方、ショートインプラントの選択は、一般的に骨の高さが十分でない場合に選択します。ドリル先端によるインプラントの長さと形成の深さを同じにすることが望ましいです。そのため、余分に形成しないように先端長さが短縮された6.00, 7.00, 8.50mm のショート
インプラントのためのインプラント床を形成できるドリルキットが開発されました（P29参照）。ショートドリルを使用すれば、余分のないインプラント床が形成されます。
ショートドリルを使用した場合、インプラントに必要な限られた骨を無駄なく形成することができます。またスタンダードドリルと比較しても、ドリルの全長が短い（35mmではなく24.85mm）というメリットがあります。この重要な特徴は、開口量の限られている場合
や、臼歯部においても有効的に使用できます。

製品コード

ZSHORTY-INT

ショートドリルキット （ストレート, SP）器具付き

SHORTY-INT

ショートドリルキット ケース

GROMMET-CA-1

シリコングロメット

1

5個入り

43

外科インスツルメント

ショートドリルキットインスツルメント追加
ショートパイロットドリル

ショートドリルストッパー

24.85

FPS-200
ショートパイロットドリル

STOPS-200-050
ショートドリルストッパー
Ø2.00 5.00ｍｍ

STOPS-200-060
ショートドリルストッパー
Ø2.00 6.00ｍｍ

STOPS-200-070
ショートドリルストッパー
Ø2.00 7.00ｍｍ

7,200

2,900

2,900

2,900

販売価格（円）

製品コード

ショートガイドドリル

Ø2.00/2.50/3.00mm

FGS-200/300

ショートガイドドリル Ø3.40/3.80/4.25mm

FGS-340/425

ショートガイドドリル

Ø4.25/4.80/5.40mm

FGS-425/540

ショートパラレルピン Ø2/3ｍｍ（5.00, 6.00, 7.00 mm ）PPS-2/344

Ø 3.80 mm

ショートØ 4.25 mm

24.85

Ø 5.00 mm

24.85

Ø 6.00 mm

24.85

24.85

ファイナルドリル

FFS-300

FFS-340

FFS-425

FFS-540STOPS-300-050

STOPS-340-050

STOPS-425-050

STOPS-540-050

STOPS-300-060

STOPS-340-060

STOPS-425-060

STOPS-540-060

STOPS-300-070

STOPS-340-070

STOPS-425-070

STOPS-540-070

ショート
ドリルストッパー

7.95

7.0

8.5 10.0 11.5 13.0

15.0

18.0
スタンダード ドリル

5.0

6.0
ショートドリル

7.00

備考：「ショートドリルキット」に含まれるドリルの長さは、ドリルの先端部分までの長さを指します。そのためドリルの先端部を余分に形成しません。
長さはドリルの先端部から計算されます。

全てサイズは、特に記載されている場合を除きmmで表されます。

45

プレミアム（ストレート、スイッチングプラットフォーム）

外科インスツルメント

補綴パーツ

全般

補綴パーツトランスジンジバルヒーリングキャップ
グレード５チタン製のアナトミカルトランスジンジバルヒーリングキャップは、レーザーマーキングより最大直径・プラットフォーム径・
歯肉貫通部の高さが記載されています。そして、ストレートタイプトランスジンジバルヒーリングキャップの場合は、プラットフォーム径と高さが記載されています。
トランスジンジバルヒーリングキャップは、HSMシリーズのスクリュードライバーを使用し10Ncmで締付けてください。詳細や製品コードについてはP51をご参照ください。
ストレートタイプのストレート
トランスジンジバルヒーリングキャップ：
側 面 に 記され たレ ーザ ーマ ーカー によりインプラントのプラットフォー ム
径（38=3.80mm）と歯肉貫通部の高さ（3=3mm）を確認することができます。

ガイディングシリンダー：
インプラントに取り付ける際のガイドとして位置を正確に誘導します。

アナトミカルエマージェンスプロファイルのトランスジンジバル
ヒーリングキャップ：
ヒーリングキャップの上部にプラットフォーム径（50=5.00mm）、最大直径（60=6.00mm）そして歯肉貫通部の高さ（2=2.00 mm）
を記載しています。

48

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

コネクションプレミアム
アナトミカル
ヒーリングキャップ
トランスジンジバル
高さ 2 mm

Ø 3.30 mm

ø3.80
ø 3.302.00

M 1.80トランスジンジバル
高さ 3mmø 3.803.00

ø 3.30M 1.80ø 3.80トランスジンジバル
高さ5 mm

M 1.802.00

5.00

ø 4.603.00

ø 3.80-ø 3.80M 1.80トランスジンジバル
高さ 2 mm

ø 3.302.00

A-TMGR-425-5

M 1.80トランスジンジバル
高さ 3 mm

ø 3.303.00

M 1.80トランスジンジバル
高さ 5 mm

ø 3.30A-TMGR-500-3

5.00
ø 5.00A-TMGR-500-5
ø 6.00

7.00

7.00
ø 5.00

M 2.00

M 2.00A-TMGR-425-7

A-TMGR-500-7

-

-

-

-

-

-

A-TMG-380-2

3.00

ø 3.80M 1.80A-TMG-330-3
プレミアム
ストレート
ヒーリングキャップ3.00

ø 5.00M 1.80A-TMG-330-2
プレミアム
ストレート
ヒーリングキャップø 6.00ø 4.252.00

ø 3.80A-TMGR-500-2

M 2.00ø 5.20

7.00

2.00

ø 6.005.00

ø 4.25

A-TMGR-380-5

ø 6.00ø 5.00

M 2.00A-TMGR-425-3

A-TMGR-380-7
プレミアム
ストレート
ヒーリングキャップ3.00

ø 4.25

M 2.00ø 3.80トランスジンジバル
高さ 7 mm

ø 5.20ø 5.205.00

Ø 5.00 mm

M 2.00A-TMGR-425-2

A-TMGR-380-3

ø 4.60プレミアム
アナトミカル
ヒーリングキャップ2.00

M 2.00M 1.80A-TMGR-330-5

ø 5.20ø 4.25

A-TMGR-380-2

ø 4.60ø 3.30Ø 4.25 mm

M 2.00M 1.80A-TMGR-330-3
プレミアム
アナトミカル
ヒーリングキャップ

ø 4.60ø 3.80M 1.80A-TMGR-330-2
プレミアム
アナトミカル
ヒーリングキャップØ 3.80 mm

A-TMG-380-3

-

5.00

M 1.80A-TMG-330-5

プレミアムヒーリングキャップの推奨トルク値：10 Ncm
特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。

49

補綴パーツ

印象と模型
印象と模型製作に関わる製品は、フィクスチャーの製造と同じ機械で製造されています。これにより製造による誤差を最小限に抑えています。
ピックアップ印象キャップとプルオフ印象キャップは、陽極酸化処理されたグレード5チタン製でプラットフォームごとにカラーコードで色分けされているため、使用する直径が分かりやすくなっています。プルアップ印象キャップは、X線不透過のPEEK製でインプラントに正しく装着されているかを確認することができます。
ピックアップ印象：
印象採得する場合スクリューによって印象キャップを固定します。
この場合、オープン
トレーを使用します。最も正確な印象採得が可能です。

50

インプラントアナログ：
陽極酸化処理されたカラーコードにより技工作業を行う際に容易にパーツを識別できます。

プルアップ印象：インプラントの内部のヘキサゴンに直接挿入し、特別な維持機構によりス
クリューの必要がなく、簡単に印象採得することができます。

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

アナログ
コネクションプレミアムØ 3.30 mm

ø 3.30アナログ
プレミアム

Ø 3.80 mm

ø 3.80ø 4.25

12.00

A-ANA-330

Ø 4.25 mm

ø 5.00

12.00

A-ANA-380

Ø 5.00 mm

12.00

12.00

A-ANA-425

A-ANA-500

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm---

プルアップ印象キャップ プレミアム
コネクション

プルアップ
印象キャップストレートØ 3.30 mm

11.50

ø 3.30A-TRAP-330

プルアップ
印象キャップアナトミカル

11.50

11.50

11.50

11.50

ø 3.80ø 4.60ø 5.20ø 6.00ø 3.30ø 3.80ø 4.25ø 5.00A-TRARP-330

A-TRARP-380

A-TRARP-425

A-TRARP-500

注意：ポリマー素材のプルアップ印象は、正確な印象採得を保証するために毎回新しい印象パーツをご使用ください。

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

51

補綴パーツピックアップ印象キャップ
コネクション

ピックアップ
印象キャップ
ストレート
プレミアム

プレミアム

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

12.00

ø 3.30

1 個入り

FKスクリューM2.0
ピックアップ印象プレミアム
長さ20ｍｍ-A-TRA-380

12.00

12.00

12.00

12.00

ø 3.80ø 4.25ø 5.20ø 6.00ø 3.30ø 3.80ø 4.25ø 5.00A-TRAR-380

15.00

A-TRAR-425

15.00

A-TRAR-500

15.00

15.00

M 1.8

M 1.8

M 2.0

M 2.0

VTRA2-180-15

VTRA2-180-15

VTRA2-200-15

VTRA2-200-15

-

-

1 個入り

フィクセイションスクリューの推奨トルク値：20-25 Ncm

52-ø 3.80A-TRAR-330

Fスクリュー
ピックアップ印象プレミアム
長さ15ｍｍØ 5.00 mm

12.00

A-TRA-330

ピックアップ
印象キャップアナトミカルプレミアム

Ø 4.25 mm

20.00

20.00

M 2.0

M 2.0

VTRA2-200-20

VTRA2-200-20

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

プルオフ印象キャップ
コネクション

プルオフ
印象キャップストレート
プレミアム
スクリュー付

プレミアム

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

-

-

-

12.00

ø 3.30A-TRAS-330

プルオフ
印象キャップアナトミカルプレミアム
スクリュー付

12.00

12.00

12.00

ø 3.80ø 4.25ø 5.20ø 6.00ø 3.30ø 3.80ø 4.25ø 5.00A-TRARS-330

Fスクリュープルオフ
印象プレミアム

１ 個入り

12.00

A-TRARS-380

10.00

A-TRARS-425

10.00

A-TRARS-500

10.00

10.00

M 1.8

M 1.8

M 2.0

M 2.0

VTRA2-180-10

VTRA2-180-10

VTRA2-200-10

VTRA2-200-10

フィクセイションスクリューの推奨トルク値：20-25 Ncm
特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

53

補綴パーツシンプルテンポラリーポスト
シンプルにテンポラリーを製作するための補綴パーツです。骨統合後、またはインプラントの埋入後に即時負荷で使用する場合は、通法通りに使用します。また、軟組織の調整のためのトランスジンジバルヒーリングキャップの代用として使用することもできます。

PEEKは、チェアサイドで簡単に切削することができる
耐久性・生体適合性に優れた高いポリマーです。チタンのベースは、ストレートまたはアナトミカルの立ち上がり形態をもった２種類のタイプがあります。セメ
ント固定のシングルクラウンに使用します。

歯肉貫通部の形態が広がっており、形成によってどのような形態にも調整することができます。歯肉の審美的なコンディショ
ニングをシンプルに素早く行えます。
ヘキサゴンが回転を防止し、シングルクラウンのスクリュー固定式テンポラリーの製作が可能です。
ヘキサゴンがないため、インプラントの平行性がない場合
でも、複数に渡るスクリュー固定式テンポラリーブリッジの製作が可能です。

54

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

コネクション

チタン印象キャップ
（角）
プレミアム

チタン印象キャップ
（丸）
プレミアム

Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

11.50
ø 4.60ø 3.301.20

11.50
ø 4.80ø 3.80A-MPSA-380-EX

11.50

11.50

ø 3.301.20

ø 4.80ø 3.80A-MPSA-330

チタン印象キャップ
ワイド（丸）
プレミアム

ø 5.001.20

ø 5.20ø 4.25ø 5.80ø 3.801.20

ø 5.20ø 4.25ø 5.80ø 5.001.20

11.50
ø 5.80ø 5.00ø 4.25

VM2-180
VM2-180-10

1.20

A-MPS-425

M 2.0

VM2-200
VM2-200-10

1.20

A-MPSA-500

11.30
ø 6.401.20

A-MPSA-500-EX

A-MPSA-425

M 1.8

VM2-180
VM2-180-10

11.50

11.50

A-MPS-380

M 1.8

1.20

A-MPSA-425-EX

11.30

A-MPS-330

1 個入り
10 個入り1.20

Ø 5.00 mm

11.50

A-MPSA-380

11.30

ø 3.30PKフィクセイションス
クリュー 単品
プレミアム

1.20

A-MPSA-330-EX

ø 4.60Ø 4.25 mm

11.30
ø 7.55ø 5.001.20

A-MPS-500

M 2.0

VM2-200
VM2-200-10

PEEKの技術的な特徴についてはP66をご参照ください。
注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。
フィクセイションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。

55

補綴パーツプレミアムポスト
このグレード５チタンのアバットメントは、陽極酸化処理により黄金色となっています。
酸化処理によりもたらされた黄金色は、コーティングではありませんので、生体適合性に優れています。
アバットメントはアクセスホールより、ドライバーで締め付けます。
（ドライバーは、P39/40を参照/HSM-… ）。

アングルアバットメント：
角度15°
と25°

カラー：
黄金色は、審美部位での補綴物の製作を理想的にします。

ヘキサゴン：
インプラントの内部ヘキサゴンにより位置を固定し、回転を防止します。このア
バットメントは、シングルクラウン用として使用してください。

56

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

コネクションØ 3.30 mm

Ø 3.80 mm

Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

プレミアムストレート
ポスト（角）
トランスジンジバル
高さ 1 mm
スクリュー付き

8.00

ø 3.301.00

8.00

ø 3.80A-MD-330-1

1.00

A-MD-380-1

プレミアムストレート
ポスト（角）
8.00

トランスジンジバル
高さ 2 mm
スクリュー付きø 3.302.00

8.00

ø 3.80A-MD-330-2

プレミアムストレート
ポスト（角）
トランスジンジバル
高さ 4 mm
スクリュー付き

2.00

A-MD-380-2

8.00

4.00
ø 3.30A-MD-330-4

フィクセイション
スクリューM1.8
1 個入り
10個入り

M 1.8

M 1.8

VM2-180
VM2-180-10

VM2-180
VM2-180-10

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。
フィクセイションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm
特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。

57

補綴パーツコネクションプレミアム
アナトミカルポスト（角）
トランスジンジバル
高さ 1 mm
スクリュー付きØ 3.30 mm

Ø 3.80 mm

ø 2.80ø 3.208.00

ø 3.80ø 3.301.00

A-MDR-330-1

プレミアム
アナトミカルポスト（角）
トランスジンジバル
高さ 2 mm
スクリュー付きø 2.80ø 3.80プレミアム
アナトミカルポスト（角）

ø 2.80トランスジンジバル
高さ 4 mm
スクリュー付きø 3.8058

未承認品が含まれております。

A-MDR-380-1

A-MDR-380-2

8.00

ø 4.25

M 1.8

VM2-180
VM2-180-10

1.00

A-MDR-500-1

8.00
ø 6.002.00

A-MDR-425-2

ø 5.002.00

A-MDR-500-2

ø 4.208.00

ø 5.20A-MDR-380-4

ø 6.00ø 5.008.00

4.00
ø 3.808.00

ø 4.20ø 3.60ø 4.60

VM2-180
VM2-180-10

1.00

A-MDR-425-1

8.00

4.00

M 1.8

ø 5.20ø 4.25ø 5.202.00

ø 3.20ø 3.308.00

8.00

ø 3.80ø 4.20ø 3.60ø 4.602.00

A-MDR-330-4

1個入り
10 個入り1.00

ø 3.20A-MDR-330-2

PKフィクセイション
スクリュー M1.8

ø 4.60ø 3.80Ø 5.00 mm

ø 3.608.00

8.00

ø 3.30Ø 4.25 mm

8.00
ø 6.004.00
ø 4.25

A-MDR-425-4

M 2.0

VM2-200
VM2-200-10

4.00
ø 5.00A-MDR-500-4

M 2.0

VM2-200
VM2-200-10

ストレート＆スイッチング
プラットフォーム

59

プレミアム（ストレート、スイッチングプラットフォーム）

外科インスツルメント

補綴パーツ

全般

COMPOSITION OF THE MATERIALS

Maximum allowed values(%)

Tolerance

Nitrogen0.05+/- 0.02

Carbon0.08+/- 0.02

GRADE 4 TITANIUM (cold worked)*
Chemical composition:

Hydrogen0.015+/- 0.002

Iron

0.50

+/- 0.01 (%<0.25)

Oxygen0.40+/- 0.15 (%>0.25)+/- 0.02 (%<0.20)+/- 0.03 (%>0.20)
Titaniumremainder-

Mechanical properties*
Tensile stress:

680 MPa (N/mm2)

Yield strength:

520 MPa (N/mm2)

Ultimate elongation:

15 %Section reduction:

25 %* This technical information complies with the express specifications of the regulations in force for the use of grade 4 titanium in implantology:• ASTM F67-06: Standard Specification for unalloyed titanium, for surgical implant applications.
• ISO 5832-2:1999: Implant for surgery – Metallic materials – Part 2: Unalloyed titanium.
N.B.: the use of bars obtained from cold processing, for the production of Sweden & Martina Spa implants, allows the exploitation of the mechanical characteristics of tensile strength and yield strength about 15% higher than those that canbe obtained with a hot process （respectively 550 MPa and 483 MPa）.

GRADE 5 TITANIUM**

Maximum allowed values(%)

Tolerance

Chemical composition:

0.05+/- 0.02

Carbon0.08+/- 0.02

NitrogenHydrogen0.012+/- 0.002

Iron

0.25

+/- 0.10

Oxygen0.13+/- 0.02

Aluminium

0.50÷6.50+/- 0.40

Vanadium

3.50÷4.50+/- 0.15

Titaniumremainder-

Mechanical properties*

860 MPa (N/mm2)

Yield strength (0.2%):

795 MPa (N/mm2)

Ultimate elongation:

10 %Section reduction:

25 %** This technical information complies with the express specifications of the regulations in force for the use of grade 5 titanium in implantology:• ASTM F136-11: Standard Specification for wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI （Extra low Interstitial） Alloy for surgical implant applications;• ISO 5832-3:1996: Implants for surgery – Metallic materials – Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy.

62

Minimum allowed values

Tensile stress (for bar diameters up to 44.45 mm):

PMMA
Chemical designation:
Colour:Polymethylmethacrylate
Transparent

Physical and mechanical properties
Density (DIN 53479)

1.18 g/cm3

Yield strength (DIN 53454)

110 N/mm2

Elongation at yield (DIN 53455)

5.5 %Modulus of elasticity (DIN 53457)

115 N/mm2

Tangential elastic modulus at 10 Hz (DIN 53445)

3300 N/mm2

BRINELL hardness ball falling h961/30 (DIN 53456)

1700 N/mm2

BRINELL hardness if the ball falls (DIN 53456)

200 N/mm2

Thermal properties
Coefficient of linear extension for 0…50C (DIN VDE 0304/01)

70-10-6 ∙ 1/°C

Thermal conductivity (DIN 52612)

0.19 W/m °C

Oven temperature≈ 160 °C

Regaining temperature>80 °C

Maximum service temperature long term

78 °C

VICAT temperature, proceeding B (DIN 53460)

115 °CISO 75 flection resistance 1.80N/mm2 (DIN 53461)

105 °C

Heat resistance according martens (DIN 53458)

95 °C

Chemical properties
Water absorption in weight increase after 1 day immersion (DIN 53495)

0.3 %

POM
Chemical designation
ColourPolyoxymethylene (copolymer)
Natural opaque

Physical and mechanical properties
Density (DIN 53479):

1.41 g/cm3

Tensile strength (DIN EN ISO 527-2)

67 MpaTensile strenght at yield (DIN EN ISO 527-2)

67 MpaElongation at yield (DIN EN ISO 527-2):

9%Elongation at break (DIN EN ISO 527-2):

32 %Modulus of elasticity (flexural test) (DIN EN ISO 178):

2800 Mpa

Modulus of elasticity (tensile test) (DIN EN ISO 527-2):

2800 MPa

Ball indentation hardness (ISO 2039-1):

165 MPa

Impact strength (Charpy) (DIN EN ISO 179-1eU):

Not broken

Compression modulus (EN ISO 604):

2300 Mpa

Thermal properties
Melting temperature (DIN 53765):

166 °C

Glass transition temperature (DIN 53765):-60 °C

Service temperature short term:

140 °C

Service temperature long term:

100 °CSpecific heat (ISO 22007-4):

1.4 J/(gK)Thermal conductivity (ISO 22007-4):

0.39 W/ (mK)

Thermal expansion (CLTE) 23-60°C (DIN EN ISO 11359-1;2):

13∙10-5/K

Thermal expansion (CLTE) 23-100°C (DIN EN ISO 11359-1;2):

14∙10-5/K

Chemical properties
Water absorption 24h / 96h (23°C) (DIN EN ISO 62)

0.05/0.1%

63

COMPOSITION OF THE MATERIALSPEEK *(tested on the same quantity of material)

RadiopaqueClassic

Chemical designation

Polyetheretherketone

Polyetheretherketone

ColourCream white opaqueCream white opaqueDensity:

1.65 g/cm3

1,4 g/cm3

Modulus of elasticity (tensile test) (DIN EN ISO 527-2):

5200 MPa

4100 MPa

Physical and mechanical properties

Tensile strength (DIN EN ISO 527-2):

77 MPa97 MPaTensile strength at yield (DIN EN ISO 527-2):

77 MPa97 MPaElongation at yield (DIN EN ISO 527-2):

2%

5%

Elongation at break (DIN EN ISO 527-2):

2%

13%

Flexural strength (DIN EN ISO 178):

178 MPa174 MPa

Modulus of elasticity (flexural test) (DIN EN ISO 178):

5000 MPa

4000 MPa

Compression modulus (EN ISO 604):

4000 MPa

3500 MPa-

150 °C

Service temperature short term:

300 °C

300 °C

Service temperature long term:

260 °C

260 °C-

0.02/0.03 %Thermal properties
Glass transition temperature (DIN 53765):

Chemical properties
Water absorption 24h / 96h (23°C) (DIN EN ISO 62):

GOLD ALLOYGold alloy 1

Gold alloy 2Gold alloy 3

Chemical designation

Gold alloy 1

Gold alloy 2Gold alloy 3

White

Yellow

Yellow

60 %> 68.60 %70 %ColourComposition
Au
Pt

24 %

2.45 %

8.5 %

Pd

15 %

3.95 %-

Ir

1%

0.05 %

0.10 %

Ag-

11.85 %

13.40 %

Cu-

10.60 %

7.50 %

Zn-

2.50 %

0.50 %

Au + Pt Group Metals-

75.35 %

-

Ru

-

-

-

18.1 g/cm3

15.0 g/cm3

15.7 g/cm3

1400 ÷ 1460 °C

880 ÷ 940 °C

895 ÷ 1010 °C

Modulus of elasticity (tensile test):

115 GPa

97 GPa100 GPa

Vickers Hardness
HV1 (Gold alloy 1)
HV5 (Gold alloy 2, Gold alloy 3)

160 (annealed)
250 (hardened)
220 (after deformation)
240 (after casting)> 240

170 (annealed)
295 (hardened)
280 (selfhardening)

Proof stress Rp0.2

400 MPa (annealed)
700 (after deformation)
800 (after casting)> 710 MPa (cold worked)
410 Mpa (soft)
680 Mpa (hardened)

380 MPa (annealed)
730 (after deformation)

Yield strenght Rm

600 Mpa (annealed)
850 (hardened)
850 (after deformation)>790 MPa (cold worked)
535 MPa (soft)
780 MPa (hardened)-

Elongation in %20 % (annealed)
15 (hardened)
1 (after deformation)> 4 % (cold worked)
35% (soft)
12% (hardened)-

Physical and mechanical properties
Density:
Melting range:

64

COBALT CHROME ALLOY

Maximum allowed values (%)

Chemical composition:
C

0.10

Mn

1.00

Cr

26.00 ÷ 30.00

Ni

1.00

Mo

5.00 ÷ 7.00

N

0.25

Fe

0.75

Co

balanced

Physical and mechanical properties:
Density

8.27 g/cm3

Modulus of elasticity – Tensile test:

241 GPa

Yield strength (0.2%):

585 MPa

Tensile stress:

1035 MPa

Ultimate elongation:

25 %Section reduction:

23 %Hardness:

30 HRcThermal properties
Melting range:

1400 ÷ 1450 °C

Coefficient of thermal expansion:
at 500 °C:

14.15

at 600 °C:

14.47

Thermal conductivity:
at 600 °C:

25.76 W/mK

65

BIBLIOGRAPHY ON SWEDEN & MARTINA IMPLANTS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Segura Andrés G., Martínez Lage J. F., Ferreiroa A., Faus Lòpez J., Agustìn Panadero R.; Rehabilitación protésica en un maxilar
atrófico a consecuencia de un trauma facial; Gaceta Dental, 2013; 244:112-118
Canullo L., Micarelli C., Clementini M.; Hard tissue response to argon plasma cleaning treatment on titanium abutments: 2-year
follow-up RCT; European Journal of Oral Implantology, 6 (Suppl. Spring), 2013: S21-S22
Rossi F., Lang N. P., De Santis E., Morelli F., Favero G., Botticelli D.; Bone-healing pattern at the surface of titanium implants: anexperimental study in the dog; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2013, January 4th; DOI:
10.1902/jop.2010.100428
Clementini M., Canullo L., Micarelli C.; Fibroblast growth on titanium disks treated by argon plasma: an in vitro triple-blindedstudy; European Journal of Oral Implantology, 6 (Suppl. Spring), 2013: S29-S30
Canullo L., Micarelli C., Iannello G.; Microscopical and chemical surface characterization of the gingival portion and connection of
an internal hexagon abutment before and after different technical stages of preparation; Clinical Oral Implant Research, 2013, 24:
606-611; DOI: 10.1111/j.1600- 0501.2012.02499.x
Canullo L., Heinemann F., Gedrange T., Biffar R., Kunert-Keil C.; Histological evaluation at different times after augmentation of
extraction sites grafted with a magnesium-enriched hydro xypatite: double-blinded randomized controlled trial; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2013,January 4th; DOI: 10,1111/clr.12035 Canullo L., Micarelli C., Clementini
M., Carinci F.; Cleaning procedures on customized abutments: microscopical, microbiological and chemical analysis; Clinical Oral
Implant Research, 2012; 23 Suppl 7: 55-56; DOI: 10.1111/clr.12019, 2012, 23(s7_128)
Canullo L., Micarelli C., Lembo-Fazio L., Iannello G., Clementini M.; Microscopical and microbiologic characterization of customized
titanium abutments after different cleaning procedures; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2012,
December 5th, DOI: 10,1111/ clr.12089
Wennstrom J. L., Derks I.; Is there a need for keratinized mucosa around implants to maintain health and tissue stability?; Clinical
Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 6: 136-146; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.0254.x
Sisti A., Canullo L., Mottola M. P., Covani U., Barone A., Botticelli D.; Clinical evaluation of a ridge augmentation procedure for theseverely resorbed alveolar socket: multicenter randomized controlled trial, preliminary results; Clinical Oral Implant Research,
2012; 23: 526–535; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02386.x
Sailer I., Muhlemann S., Zwahlen M., Hämmerle C. H. F., Schneider D.; Cemented and screw-retained implant reconstructions:a systematic review of the survival and complication rates; Clinical Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 6: 163-201; DOI:
10.1111/j.1600-0501.2012.02538.x
Barone A., Orlando B., Cingano L., Marconcini S., Derchi G., Covani U.; A randomized clinical trial to evaluate and compare implants
placed in augmented vs. non-augmented extraction sockets A 3-year evaluation; Journal of Periodontology, 2012; 83: 836-846;
DOI: 10.1902/jop.2011.110205
Sisti A., Canullo L., Mottola M. P., Iannello G.; Crestal minimally invasive sinus lift on severely resorbed maxillary crest: prospective
study; Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering, 2012, 57, ISSN (Online) 1862-278X, ISSN (Print) 0013-5585; DOI:
10.1515/bmt-2011-0038
Crespi C., Capparè P., Gherlone E.; Sinus floor elevation by osteotome: hand mallet versus electric mallet. A prospective clinicalstudy; The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2012; 27: 1144-50; DOI: 10.1111/j.1708-8208.2012.00485.x
Al-Nsour M., Chan H. L., Wang H. L.; Effect of the platform-switching technique on preservation of peri implant marginal bone: asystematic review; International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 2012; 27: 138-145
Annibali S., Bignozzi I., Cristalli M. P., Graziani F., La Monaca G., Polimeni A.; Peri-implant marginal bone level: a systematicrewiew and meta-analysis of studies comparing platform switching versus conventionally restored implants; Journal of Clinical
Periodontology, 2012; 39: 1097-1113; DOI: 10.1111/j.1600-051X.2012.01930.x
Csonka M.; Switching Platform chirurgico e protesico; Italian Dental Journal, 2012; 08: 24
Lang N. P., Pun L., Lau K. Y., Li K. Y., Wong M. C.; A systematic review on survival and success rates of implants placed immediately
into fresh extraction sockets after at least 1; Clinical Oral Implants Research, 2012; 23 (Suppl 5): 39-66; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02372.x
Ortega Martinez J., Pérez Pascual T., Mereque Bueno S., Hernàndez Alfaro F., Ferrés Padrò E.; Immediate Implants following tooth
extraction
A systematic review; Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal, 2012; 17: 251-261; DOI: 10,4317/medoral.17469
Vignoletti F., Morante Mudarra S., Lorenzo Vignau R., Oteo Pérez A., Rodrigo Gómez D.; ”Implantes immediatos en alveolos
posextracción. Factores críticos en la cicatrizaci ón de los tejidos duros y blandos”; Maxillaris, Ciencia y Actualidad Profesional e
Industrial del Sector Dental, 2012, XV, 155: 110-126
Bruschi G., Crespi R., Capparé P., Gherlone E.; Clinical study of flap design to increase the keratinized gingiva around implants.
4-year, follow-up; Journal of Oral Implantology,Early View, First published online in 2012, November; DOI: 10.1563/AAID-JOID-11-00236.1
Canullo L., Gotz W.; Peri-implant hard tissue response to glow-discharged abutments: Prospective study. Preliminary radiologicalresults; Annals of Anatomy, 2012; 194: 174-478; DOI: org/10,1016/j. aanat.2012.03.006
Canullo L., Micarelli C., Clementini M.; Effect of titanium abutment plasma cleaning on peri-implant bone level changes:
randomized contolled trial, preliminary results; Poster, Winner, Prize Martignoni, AIOP Congress Bologna, 22-24 Novembre 2012
Bastieri A.; espansione ossea controllata con Drill Bone Expander (D.B.e.): variabili e polifunzionalità; Numeri Uno 15, 2013, 10-12
Scavia S.; Studio prospettico sul mantenimento del volume osseo verticale in impianti inseriti con tecnica M.I.S.E.; Numeri Uno 14,
2012, 14-15
Crespi R., Bruschi G. B.; Vantaggi chirurgici nell’uso del Magnetic Mallet; Numeri Uno 13, 2012, 16-18.
Csonka M.; Postestrattivo a carico immediato con Tecnica Simple e Platform Switching; Numeri Uno 12, 2012, 8-9
Minenna F., De Leo L.; Riabilitazione implanto protesica con tecnica One Stage e protesi avvitata in materiale composito; Numeri
Uno, 12;2012, 12-13
Micarelli C., Canullo L., Baldissara A., Clementini M.; Abutment screw removal torque values before and after plasma cleaning;
Clinical Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 7: 72; DOI: 10.1111/ clr.12019, 2012, 23(s7_162)
Micarelli C., Canullo L., Baldissara P., Clementini M.; Abutment screw reverse torque values before and after plasma cleaning;
International Journal of Prosthodontics, Accepted and Overview Published online, on 2012, September, 12th
Peñarrocha Diago M., Pellicer Chover H., Peñarrocha Oltra D.; Rehabilitación con prótesis fija de arco completo maxilary mandibular sobre implantes postextracción. A propósito de un caso; Numeri Uno 11, 2012, 15-17
Galli C., Piemontese M., Meikle S. T., Santin M., Macaluso G. M., Passeri G.; Biomimetic coating with phosphoserine-tetheredpoly(epsilon-lysine) dendrons on titanium surfaces enhances Wnt and osteoblastic differentiation; Clinical Oral Implant Research,
Early View, First Published online on 2012, December 5th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02227.x
Bengazi F., Lang N. P., Canciani E., Viganò P., Urbizo Velez J., Botticelli D.; Osseointegration of implants with dendrimers surface
characteristics installed conventionally or with Piezosurgery®. A comparative study in the dog; Clinical Oral Implant Research, Early
View, First Published online on 2012, December 12th; DOI: 10,1111/clr.12082
Schweikert M., Baffone G., Botticelli D., Favero G., Lavia P. P., Lang N. P.; Influence of buccal bony crest width on marginal
dimensions of peri-implant tissues after implant installation in dogs; Clinical Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 7: 77-78; DOI:
10.1111/clr.12019, 2012, 23(s7_171)
Baffone G. M., Botticelli D., Pereira F. P., Favero G., Schweikert M., Lang N. P.; Influence of buccal bony crest width on marginal
dimensions of peri-implant hard and soft tissues after implant installation. An experimental study in dogs; Clinical Oral Implants
Research, 2013; 24: 250-254; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02512.x
Crespi R., Capparé P., Gherlone E.; A comparison of manual and electrical mallet in maxillary bone condensing for immediately
loaded implants: a randomized study; Clinical Implant Dentistry and Related Research, Early View, First Published online on 2012,
August, 15th, DOI: 10.1111/j.17088208.2012.00485.x
Calvo-Guirado J. L., Boquete-Castro A., Negri B., Delgado Ruiz R., Gomez-Moreno G., Iezzi G.; Crestal bone reactions to immediate
implants placed at different levels in relation to crestal bone. A pilot study in foxhound dogs; Clinical Oral Implant Research, Early
View, First Published online on 2013, January 25th; DOI: 10,1111/clr.12110
Scala A., Lang N. P., Schweikert M. T., de Oliveira J. A., Rangel- Garcia I. Jr, Botticelli D.; Sequential healing of open extraction
sockets. An experimental study in monkeys; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2013, April 1st;;
DOI: 10.1111/clr.12148
Rossi F., Lang N. P., Favero G., Pantani F., Tschon M., Botticelli D.; Bone healing pattern at the surface of titanium implants: an experimental study in the dog; Clinical Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 7: 76-77; DOI: 10.1111/clr.12019, 2012, 23(s7_171)
Sivolella S., Bressan E., Salata L. A., Urrutia Z. A., Lang N. P., Botticelli D.; Osteogenesis at implants without primary bone contact An experimental study in dogs; Clinical Oral Implant Research, 2012; 23: 542-549, DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02423.x
Sivolella S., Bressan E., Salata L. A., Quiñones M. E., Urrutia Z. A., Lang N. P., Botticelli D.; Deproteinized bovine bone mineral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

particles and osseointegration of implants without primary bone contact: an experimental study in dogs; Clinical Oral ImplantResearch, Early View, First Published online on 2013, April 8th; DOI: 10.1111/clr.12154
Caneva M., Botticelli D., Viganò P., Morelli F., Rea M., Lang N. P.; Connective tissue grafts in conjunction with implants installed
immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs; Clinical Oral Implant Research, 2013; 24: 50-56; DOI:
10.1111/j.1600-0501.2012.02450.x
De Santis E., Lang N. P., Cesaretti G., Mainetti T., Beolchini M., Botticelli D.; Healing outcomes at implants installed in sites augmented with particulate autologous bone and xenografts. An experimental study in dogs; Clinical Oral Implants Research, 2013; 24:
77-86; DOI: 10.1111/j.16000501.2012.02456.x
Negri M., Lumetti S., Manfredi E., Galli C., Chiacci G., Macaluso G. M.; Marginal bone remodelling of Sweden&Martina Premium
implants: 2-years clinical results; Clinical Oral Implant Research, 2012; 23 Suppl 7: 98; DOI: 10.1111/clr.12019, 2012, 23(s7_218)
Cosyn J., Hooghe N., De Bruyn H.; A systematic review on the frequency of advanced recession following single Immediate Implant
treatment; Journal of Clinical Periodontology, 2012 Jun; 39: 582-589; DOI: 10.1111/j.1600-051X.2012.01888.x
Covani U., Chiappe G., Bosco M., Orlando B., Quaranta A., Barone A.; A 10-year evaluation of implants placed in fresh extraction
sockets: a prospective cohort study; Journal of Periodontology, 2012; 83: 1226-1234; DOI: 10.1902/jop.2012.110583
Covani U., Ricci M., D’Ambrosio N., Quaranta A., Barone A.; Changes in soft tissues around immediate full-arch rehabilitations: aprospective study; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2012, January, 6th; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02394.x
Crespi R., Capparè P., Gherlone E., Romanos G.; Immediate provisionalization of dental implants placed in fresh extraction sockets
using a flapless technique; The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 2012; 32: 29-37
Morelli F.; Rigenerazione ossea orizzontale e verticale peri-implantare con mesh in Titanio ed osso autologo; Numeri Uno 11; 2011,
7-9
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; Electrical mallet provides essential advantages in maxillary bone condensing. A prospective
clinical study; Clinical Implant Dentistry and Related Research, Early View, First Published online on 2012, January, 11th, DOI:
10.1111/j.1708-8208.2011.00432.x
Galli C., Macaluso G.M., Elezi E., Ravanetti F., Cacchioli A., Gualini G., Passeri G.; The Effects of Er:YAG Laser Treatment on Titanium
Surface Profile and Osteoblastic Cell Activity: An In Vitro Study; Journal of Periodontology, 82 (8): 1169-1177, 2011; DOI: 10.1902/
jop.2010.100428
Ramaglia L., Postiglione L., Di Spigna G., Capece G., Salzano S., Rossi G.; Sandblasted-acid-etched titanium surface influences invitro the biological behavior of SaOS-2 human osteoblast-like cells; Dental Material Journal, 30: 183-192, 2011; DOI:10.4012/
dmj.2010-107
Scala A., Botticelli D., Faeda R.S., Rangel I.G. Jr., de Oliveira J.A., Lang N.P.; Lack of influence of the Schneiderian membrane informing new bone apical to implants simultaneously installed with sinus floor elevation: an experimental study in monkeys;
Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, June 13th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02227.x
Rossi F., Botticelli D., Pantani F., Pereira F.P., Salata L.A., Lang N.P.; Bone healing pattern in surgically created circumferential defects
around submerged implants: an experimental study in dog; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on
2011, March 28th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02170.x
Caneva M., Botticelli D., Pantani F., Baffone G.M., Rangel I.G. Jr., Lang N.P.; Deproteinized bovine bone mineral in marginal defects
at implants installed immediately into extraction sockets: an experimental study in dogs; Clinical Oral Implant Research, Early
View, First Published online on 2011, May 5th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02202.x
De Santis E., Botticelli D., Pantani F., Pereira F.P., Beolchini M., Lang N.P.; Bone regeneration at implants placed into extraction
sockets of maxillary incisors in dogs; Clinical Oral Implant Research 22, 2011; 430-437; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2010.02122.x
De Santis E., Lang N.P., Scala A., Viganò P., Salata L.A., Botticelli D.; Healing outcomes at implants installed in grafted sites:
an experimental study in dogs; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, October 3rd; DOI:
10.1111/j.1600-0501.2011.02326.x
Caneva M., Botticelli D., Morelli F., Cesaretti G., Beolchini M., Lang N.P.; Alveolar process preservation at implants installed
immediately into extraction sockets using deproteinized bovine bone mineral an experimental study in dogs;
Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, October 21st; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02332.x
Caneva M., Botticelli D., Rossi F., Carvalho Cardoso L., Pantani F., Lang N.P.; Influence of implants with different sizes and configurations installed immediately into extraction sockets on peri-implant hard and soft tissues: an experimental study in dogs; Clinical
Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, September 29th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02310.x
Vignoletti F., De Sanctis M., Sanz M.; Impianti immediati post-estrattivi: fattori critici per la guarigione dei tessuti; Il Dentista
Moderno, 9:94-114, 2011
Farronato D., Santoro G., Canullo L., Botticelli D., Maiorana C., Lang N.P.; Establishment of the epithelial attachment and connective
tissue adaptation to implants installed under the concept of “platform switching”: a histologic study in minipigs; Clinical Oral
Implant Research, Early View, First Published online on 2011, April 15th; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02196.x
Baffone G.M., Botticelli D., Pantani F., Cardoso L.C., Schweikert M.T., Lang N.P.; Influence of various 165 implant platform configurations on peri-implant tissue dimensions: an experimental study in dog; Clinical Oral Implant Research 22, 2011; 438-444; DOI:
10.1111/j.1600-0501.2010.02146.x
Canullo L., Pellegrini G., Allievi C., Trombelli L., Annibali S., Dellavia C.; Soft tissues around long-term platform switching implant
restorations: a histological human evaluation. Preliminary results; Journal of Clinical Periodontology, 2011; 38: 86-94; DOI:
10.1111/j.1600-051X.2010.01641.x
Canullo L., Iannello G., Netuschil L., Jepsen S.; Platform switching and matrix metalloproteinase-8 levels in peri-implantsulcular fluid; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, March 28th; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02175.x
Della Via C., Canullo L., Allievi C., Lang N.P., Pellegrini C.; Soft tissue surrounding switched platform implants: an immunohistochemical evaluation; Clinical Oral Implant Research, Early View, First Published online on 2011, September 29th; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02301.x
Baffone G.M., Botticelli D., Canullo L., Scala A., Beolchini M., Lang N.P.; Effect of mismatching abutments on implants with wider
platforms - an experimental study in dogs; Clinical Oral Implant Research, Early View First Published online on 2011, November
2nd; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02320.x
Canullo L., Pace F., Coelho P., Sciubba E., Vozza I.; The Influence of Platform Switching on the Biomechanical Aspects of the
Implant-Abutment System. A Three Dimensional Finite Element Study; Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Sep 1;16 (6):e852-6;
DOI:10.4317/medoral.17243
Canullo L., Iannello G., Götz W.; The influence of individual bone patterns on peri-implant bone loss: preliminary report from a
3-year randomized clinical and histologic trial in patients treated with implants restored with matching-diameter abutments or
the platform-switching concept; International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 2011 May-Jun;26(3):618-30
Serrano-Sánchez P., Calvo-Guirado J.L., Manzanera-Pastor E., Lorrio-Castro C., Bretones-López P., Pérez-Llanes J.A.; The influenceof platform switching in dental implants. A literature review; Medicina Oral Patología Oral Cirugía Bucal. 2011 May 1;16 (3):e4005; DOI: 10.4317/medoral.16. e400
Bruschi G.B., Crespi R., Capparè P., Bravi F., Bruschi E., Gherlone E.; Localized Management of Sinus Floor Technique for Implant
Placement in Fresh Molar Sockets; Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2011 May 20. [Epub ahead of print]; DOI:
10.1111/j.1708-8208.2011.00348.x
Sisti A., Canullo L., Mottola M.P., Iannello G.; A case series on crestal sinus elevation with rotary instruments; European Journal of
Oral Implantology. 2011 Summer;4(2):145-52
Garcia-Fajardo Palacios C.; Sinus Lift. Ottimizzazione dei risultati; NumeriUno 10(06), 2011, 04-07
Canullo L.; RIGENERAZIONE DI UN SITO POST-ESTRATTIVO con grave deficit osseo vestibolare con idrossiapatite arrichita dimagnesio. CASE REPORT CON FOLLOW UP DEL RESTAURO IMPLANTOPROTESICO A 2 ANNI; Odontoiatria
Rivista degli Amici di Brugg, 2: 166-167, 2011
Becattelli A., Biscaro L., Ferlin P., Soattin M.; Riabilitazione implanto-protesica di entrambe le arcate mediante Toronto Bridge su
impianti tiltati a carico immediato; NumeriUno 10(06) 2011, 10-12
Marano G., Tomarelli F.; Carico implantare immediato e condizionamento dei tessuti molli con provvisorio in ceramica; NumeriUno
10 (06) 2011, 18-21
Avvanzo P., Fabrocini L., Avvanzo A., Ciavarella D., Lo Muzio L., De Maio R.; Use of intra-oral welding to stabilize dental implants in
augmented sites for immediate provisionalization: a case report; Journal of Oral Implantology, 2010 Oct 8. [Epub ahead of print];
DOI: 10.1563/AAID-JOID10-00047
Dominci A.D.; Solidarizzazione elettronica su impianti a carico immediato: un caso clinico in chirurgia flapless; Dental Cadmos,
79(8):545-550, 2011; DOI: 1 0.10161j.cadmos.2011.03.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De Paolis G., Quaranta A., Zappia S., Vozza l., Quaranta M.; Valutazione clinica e microbiologica di impianti a connessione
conometrica rispetto a impianti a connessione esagonale: caso clinico; Dental Cadmos, 79(7):443-454, 2011; DOI: 10.1016/j.
cadmos.2010.1 2.010
Canullo L., Bignozzi I., Cocchetto R., Cristalli M.P., Iannello G.; Immediate positioning of a definitive abutment versus repeatedabutment replacements in post-extractive implants: 3-year follow-up of a randomised multicentre clinical trial; European Journalof Oral Implantology, 2010 Winter;3(4):285-96
Csonka M.; Carico Immediato di una Cresta Mandibolare Edentula con Tecnica SIMPLE; Italian Dental Journal, 2011
Canullo L., Baffone G.M., Botticelli D., Pantani F., Beolchini M., Lang N.P; Effect of wider implant/ abutment mismatching: anhistological study in dogs; Clinical Oral Implant Research, 22(9), 2011:910; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02271.x
Rossi F., Botticelli D., Salata L.; Bone healing in animal surgically created circumferential defects around submerged implants;
Clinical Oral Implant Research, 22(9), 2011: 937; DOI: 10.1111/j.16000501.2011.02271.x
Ricci M., Funel N., Orazio V., Bobbio A., Barone A., Covani U.; Analysis of osteoblastic gene dynamics in the early humanmesenchymal cell response to an implant support: an in vitro study; Clinical Oral Implant Research, 22(9), 2011: 1071; DOI:
10.1111/j.1600-0501.2011.02271.x
Canullo L., Gotz W.; Cell growth on titanium disks treated by plasma of Argon: experimental study; Clinical Oral Implant Research,
22(9), 2011: 1082-3; DOI: 10.1111/j.1600-0501.2011.02271.x
Bruschi G. B., Crespi R.; TECNICHE DI ESPANSIONE OSSEA IN CHIRURGIA IMPLANTARE; Quintessenza Edizioni S.r.l., 2011, Milano(Anteprima)
Avellino W., Milan U., Delle Rose D.; SOLUZIONI CLINICHE E TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROVVISORIO FULL-ARCH SUIMPIANTI CON FUNZIONE IMMEDIATA; NumeriUno, 7: 11-13, 2010
Branchi R., Vangi D., Virga A., Guertin G., Fazi G.; RESISTANCE TO WEAR OF FOUR MATRICES WITH BALL ATTACHMENTS FOR
IMPLANT OVERDENTURES: A FATIGUE STUDY; Journal of Prosthodontics, 19(8):614-619, 2010
Bruschi G.B., Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; TRANSCRESTAL SINUS FLOOR ELEVATION: A RETROSPECTIVE STUDY OF 46 PATIENTSUP TO 16 YEARS; Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2010 Oct 26
Caneva M., Salata L.A., Scombatti de Souza S., Baffone G., Lang N.P., Botticelli D.; INFLUENCE OF IMPLANT POSITIONING IN
EXTRACTION SOCKETS ON OSSEOINTEGRATION: HISTOMORPHOMETRIC ANALYSES IN DOGS; Clinical Oral Implant Research 21;
43-49, 2010
Caneva M., Salata L.A., Scombatti de Souza S., Bressan E., Botticelli D., Lang N.P.; HARD TISSUE FORMATION ADJACENT TO
IMPLANTS OF VARIOUS SIZE AND CONFIGURATION IMMEDIATELY PLACED INTO EXTRACTION SOCKETS: AN EXPERIMENTAL STUDY
IN DOGS; Clinical Oral Implant Research, 21(9):885-90, 2010
Caneva M., Botticelli D., Stellini E., Souza S.L., Salata L.A., Lang N.P.; MAGNESIUM-ENRICHED HYDROXYAPATITE AT IMMEDIATEIMPLANTS: A HISTOMORPHOMETRIC STUDY IN DOGS; Clinical Oral Implant Research, Early View, first published online 2010 Dec 9
Caneva M., Botticelli D., Salata L.A., Scombatti de Souza S., Carvalho Cardoso L., Lang N.P.; COLLAGEN MEMBRANES AT IMMEDIATEIMPLANTS: A HISTOMORPHOMETRIC STUDY IN DOGS; Clinical Oral Implant Research, 21(9):891-7, 2010
Caneva M., Botticelli D., Salata L.A., Scombatti de Souza S.L., Bressan E., Lang N.P.; FLAP VS. “FLAPLESS” SURGICAL APPROACH AT
IMMEDIATE IMPLANTS: A HISTOMORPHOMETRIC STUDY IN DOGS; Clinical Oral Implant Research, 21 (12):1314-1319, 2010
Canullo L., Quaranta A., Teles R.P.; THE MICROBIOTA ASSOCIATED WITH IMPLANTS RESTORED WITH PLATFORM SWITCHING: A
PRELIMINARY REPORT; Journal of Periodontology, 81:403-411, 2010
Canullo L., Rossi Fedele G., Iannello G., Jepsen S.; PLATFORM SWITCHING AND MARGINAL BONELEVEL ALTERATIONS: THE RESULTS
OF A RANDOMIZEDCONTROLLED TRIAL; Clinical Oral Implant Research, 21:115-121, 2010
Canullo L., Bignozzi I., Cocchetto R.; “ONE ABUTMENT-ONE TIME”: OPTIMIZING PLATFORMSWITCHING CONCEPT. THREE-YEAR
CONTROLLED PROSPECTIVE STUDY; Clinical Oral Implant Research, 21 (10): 1085, 2010
Canullo L.; CASO CLINICO: AGENESIA DELL’INCISIVO LATERALE SUPERIORE DESTRO; Italian Dental Journal, 4: 16, 2010
Canullo. L., Cocchetto R., Loi I.; PERI-IMPLANT TISSUES REMODELING: SCIENTIFIC BACKGROUND & CLINICAL IMPLICATIONS;
Quintessenza Edizioni S.r.l., 2010, Milano (Anteprima)
Canullo L., Sisti A.; EARLY IMPLANT LOADING AFTER VERTICAL RIDGE AUGMENTATION (VRA) USING E-PTFE TITANIUMREINFORCEDMEMBRANE AND NANOSTRUCTURED HYDROXYAPATITE: 2-YEAR PROSPECTIVE STUDY; European Journal Oral Implantology,
3(1):59-69, 2010
Canullo L., Patacchia O., Sisti A., Heinemann F.; IMPLANT RESTORATION 3 MONTHS AFTER ONE STAGE SINUS LIFT SURGERY IN
SEVERELY RESORBED MAXILLAE: 2-YEAR RESULTS ON A MULTICENTER PROSPECTIVE CLINICAL STUDY; Clinical Implant Dentistry
and Related Research, Early view - Published online in ahead of printing, 21-10-2010
Cicciù M., Risitano G., Maiorana C., Herford A., Oteri G., Cicciù D.; “TORONTO” SCREWED MANDIBULAR OVERDENTURE ON DENTAL
IMPLANTS: FEM AND VON MISES ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION; The Journal of Implants and Advanced Dentistry, 2(9):41-58, 2010
Covani U., Marconcini S., Santini S., Cornelini R., Barone A.; IMMEDIATE RESTORATION OF SINGLE IMPLANTS PLACED IMMEDIATELY
AFTER IMPLANT REMOVAL. A CASE REPORT; International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 30:639-645, 2010
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; OSTEOTOME SINUS FLOOR ELEVATION AND SIMULTANEOUS IMPLANT PLACEMENT IN GRAFTED
BIOMATERIAL SOCKETS: 3 YEARS OF FOLLOW-UP; Journal of Periodontology, 81:344-349, 2010
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; A 4-YEAR EVALUATION OF THE PERI-IMPLANT PARAMETERS OF IMMEDIATE LOADED IMPLANTS
PLACED IN FRESH EXTRACTION SOCKETS; Journal of Periodontology, 81 (11):1629-1634, 2010
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; IMMEDIATE LOADING OF DENTAL IMPLANTS PLACED IN PERIODONTALLY INFECTED AND NON
INFECTED SITES IN HUMANS: A FOUR YEARS FOLLOW-UP CLINICAL STUDY; Journal of Periodontology, 81 (8):1140-1146, 2010
Crespi R., Capparè P. and Gherlone E.; FRESH-SOCKET IMPLANTS IN PERIAPICAL INFECTED SITES IN HUMANS; Journal of Periodontology, 81:378-383, 2010
Galli C., Passeri G., Piemontese M., Lumetti S., Manfredi E., Carra M.C., Macaluso G.M.; PHOSPHOSERINE-POLY (LYSINE) COATINGSPROMOTE OSTEOBLASTIC DIFFERENTIATION AND WNT SIGNALING ON TITANIUM SUBSTRATES; Clinical Oral Implant Research,
21(10): 1172, 2010
Mantoan G.; LE CORONE PROVVISORIE IMMEDIATE SU IMPIANTI GLOBAL (METODICA CLINICA); NumeriUno, 7: 17-18, 2010
Momen A. A., Hadeel M. I., Ahmad H. A.; PLATFORM SWITCHING FOR MARGINAL BONE PRESERVATION AROUND DENTAL
IMPLANTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS; Journal of Periodontology, 81 (10):1350-1366, 2010
Pantani F., Botticelli D., Rangel Garcia I. Jr., Salata L.A., Jayme Borges G., Lang N. P.; INFLUENCE OF LATERAL PRESSURE TO THE
IMPLANT BED ON OSSEOINTEGRATION: AN EXPERIMENTAL STUDY IN DOGS; Clinical Oral Implant Research, 21(11): 1264-70, 2010
Passeri G., Cacchioli A., Ravanetti F., Galli C., Elezi E., Macaluso G.M.; ADHESION PATTERN AND GROWTH OF PRIMARY HUMANOSTEOBLASTIC CELLS ON FIVE COMMERCIALLY AVAILABLE TITANIUM SURFACES; Clinical Oral Implant Research 21: 756-765, 2010
Raddi F.; ANALISI COMPARATIVA TEST DI RESISTENZA A FATICA SPERIMENTALI E VIRTUALI; Relazione interna, Sweden & Martina,
2010
Scala A., Botticelli D., Oliveira J.A., Okamoto R., Garcia Rangel I. Jr., Lang N.P.; EARLY HEALING AFTER ELEVATION OF THE MAXILLARY SINUS FLOOR APPLYING A LATERAL ACCESSA HISTOLOGICAL STUDY IN MONKEYS; Clinical Oral Implant Research, 21 (12): 1320-6, 2010
Silvasan M.H.; TIMING OF DENTAL IMPLANT LOADING - A LITERATURE REVIEW; Implants Oemus, 11 (3): 06-16, 2010
Sbordone L, Levin L, Guidetti F, Sbordone C, Glikman A, Schwartz-Arad D.; APICAL AND MARGINAL BONE ALTERATIONS AROUNDIMPLANTS IN MAXILLARY SINUS AUGMENTATION GRAFTED WITH AUTOGENOUS BONE OR BOVINE BONE MATERIAL AND SIMULTANEOUS OR DELAYED DENTAL IMPLANT POSITIONING; Clinical Oral Implants Research. , 2010 Nov 19. [Epub ahead of print]
Ballini D., Attini M., Giunta S., Mezzanotte E.; MINI IMPIANTI: UN CASE REPORT; NumeriUno, 5: 18-20, 2009
Biscaro L., Becattelli A., Soattin M.; RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA DELLE DUE ARCATE CON CARICO IMMEDIATO:
PROTOCOLLO DI LAVORO CON L’UTILIZZO DELLA TECNICA DEL MODELLO UNICO E DELLA SISTEMATICA PAD; NumeriUno, 8, 04-05,
2009
Briguglio F., Briguglio E., Sidoti Pinto G.A., Lapi M., Zappia D., Briguglio R.; VALUTAZIONE CLINICA COMPARATIVA SULL’UTILIZZO DI
UN COPOLIMERO DELL’ACIDO POLIGLICOLICO E POLILATTICO NEL SINUS LIFT; Implantologia,1:9-14, 2009
Bruschi G. B., Bravi F., Di Felice A.; RIABILITAZIONE PROTESICA SU DENTI E IMPIANTI MEDIANTE TECNICHE CHIRURGICHE DIESPANSIONE CRESTALE E SOLLEVAMENTO DEL SENO E CHIRURGIA PROTESICAMENTE GUIDATA; NumeriUno, 5: 8-14, 2009
Calesini G., Micarelli C., Coppe S., Scipioni A.; EDENTOLOUS SITE ENHANCEMENT: A REGENERATIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF EDENTULOUS AREAS. PART 2PERI-IMPLANT TISSUES; International Journal of Periodontics & Restorative
Dentistry, 29(1):49-57, 2009
Canullo L., Iurlaro G., Iannello G.; DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL STUDY ON POSTEXTRACTION IMMEDIATELYRESTORED IMPLANTS USING THE SWITCHING PLATFORM CONCEPT: SOFT TISSUE RESPONSE. PRELIMINARY REPORT; Clinical Oral
Implant Research, 20 (4):414-420, 2009

-

-

-

-

-

Canullo L., Goglia G., Iurlaro G., and Iannello G.; SHORT-TERM BONE LEVEL OBSERVATIONS ASSOCIATED WITH PLATFORM
SWITCHING IN IMMEDIATELY PLACED AND RESTORED SINGLE MAXILLARY IMPLANTS: A PRELIMINARY REPORT; International
Journal of Prosthodontics, 22 (3):277-282, 2009
Canullo L., Iannello G., Jepsen S.; MATRIX-METALLOPROTEINASES AND BONE LOSS AT IMPLANTS RESTORED ACCORDING TO THE
PLATFORM SWITCHING CONCEPT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ON THE INFLUENCE OF DIFFERENT MISMATCHING; Clinical
Oral Implant Research, 20(9):873-874, 2009
Canullo L., Vozza I., Caricato F., Dellavia C.; MAXILLARY SINUS FLOOR AUGMENTATION USING A NANO-CRYSTALLINE HYDROXYAPATITE SILICA GEL. A PROSPECTIVE STUDY HYSTOLOGICAL RESULTS AFTER 3 MONTHS OF HEALING; Implants 2,
24-27, 2009
Cardelli P., Montani M., Gallio M., Biancolini M., Brutti C., Barlattani A.; ABUTMENTS ANGOLATI E TENSIONI PERIMPLANTARI:ANALISI F.E.M.; Oral Implantology, 1:7-14, 2009
Carinci F., Guidi R., Franco M., Viscioni A., Rigo L., De Santis B., Tropina E.; IMPLANTS INSERTED IN FRESH-FROZEN BONE: A
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 88 IMPLANTS LOADED 4 MONTHS AFTER INSERTION; Quintessence International, 40(5): 413-419,
2009
Carusi G., Sisti A., Mottola M.P., Matera G., Veruggio P., Gelmi L., Bailo A.; TECNICA DI RIALZO DI SENO MINIMAMENTE INVASIVANEL TRATTAMENTO IMPLANTARE DEL MASCELLARE EDENTULO; Dental Cadmos, 77(10): 31-40, 2009
Ceccherini A., De Angelis L., Silvestrelli S.; CHIRURGIA SOFTWARE ASSISTITA CON LA TECNICA MODEL GUIDE: PROGETTO 3D - POSA
DELL’IMPIANTO GUIDATA; TeamWork, 11(6), 63:75, 2009

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Cicciù M., Risitano G., Maiorana C., Franceschini G.; PARAMETRIC ANALYSIS OF THE STRENGTH IN 166 THE “TORONTO” OSSEOUSPROSTHESIS SYSTEM; Minerva Stomatologica, 58（1-2）:9-23, 2009
Covani U.; I VANTAGGI DELL’IMPIANTO PREMIUM/KOHNO NELLA CHIRURGIA SOSTITUIVA DELL’ARCATA DENTARIA; Atti delCongresso, X Congresso Nazionale di Implantoprotesi Integrata Premium Day 2009, 18-20 giugno 2009, Abano Terme, pp. 14-15
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; RADIOGRAPHIC EVALUATION OF MARGINAL BONE LEVELS AROUND PLATFORM-SWITCHED
AND NON -PLATFORM-SWITCHED IMPLANTS USED IN AN IMMEDIATE LOADING PROTOCOL; The International Journal of Oral andMaxillofacial Implants, 24:920-926, 2009
Crespi R., Capparè P., Gherlone E.; DENTAL IMPLANTS PLACED IN EXTRACTION SITES GRAFTED WITH DIFFERENT BONE SUBSTITUTES: RADIOGRAPHIC EVALUATION AT 24 MONTHS; Journal of Periodontology, 80 （10）:1616-1621, 2009
Figliuzzi M.; LA TECNICA FLAPLESS: INDICAZIONI E LIMITI; NumeriUno, 3 （12-3）; 2009, 04-07
Lenzi C.; LA RIGENERAZIONE DEI DIFETTI OSSEI NEI SITI POSTESTRATTIVI MEDIANTE OSSO BOVINO DEPROTEINIZZATO. VALUTAZIONE DELLE DIFFERENTI TECNICHE CHIRURGICHE; Implantologia, 1: 51-59, 2009
Maiorana C., Cicciú M., Andreoni D., Beretta M.; CARICO IMMEDIATO DI DENTE SINGOLO: CASO CLINICO E REVISIONE DELLALETTERATURA; Journal of Osseointegration, 2（1）: 1-10, 2009
Maiorana C., Cicciú M., Beretta M., Andreoni D.; RISULTATI DEL TRATTAMENTO CON CARICO FUNZIONALE PRECOCE SU PROTESITORONTO DOPO IL POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI IN SITI POSTESTRATTIVI; Journal of Osseointegration, 2（1）: 95-100, 2009
Mazzella M., Prota V., Mazzella A.; IL PONTIC A CONFORMAZIONE OVOIDALE IN PROTESI IMPIANTARE; NumeriUno, 6: 6-7, 2009
Monguzzi R., Pozzi E., Franceschini F. G.; PROTESI IN ZIRCONIO SU IMPIANTI ED ELEMENTI NATURALI; NumeriUno, 6, 04-05, 2009
Paniz G.; L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA CAD-CAM ECHO PER IL TRATTAMENTO PROTESICO DI TIPO CEMENTATO DELLE EDENTULIESINGOLE IN ZONA ESTETICA; NumeriUno, 4 （4-6）:04-05, 2009
Quaranta A., Maida C., Scrascia A., Campus G., Quaranta A.; ER:YAG LASER APPLICATION ON TITANIUM IMPLANT SURFACESCONTAMINATED BY PORPHYROMONAS GINGIVALIS: AN HISTOMORPHOMETRIC EVALUATION; Minerva Stomatologica, 58:317-30,
2009
Ricci M., Tonelli P., Barone A., Covani U.; RUOLO DEL PLATFORM SWITCHING NEL MANTENIMENTO DELL’OSSO PERIMPLANTARE;
Dental Cadmos, 77（9）: 31-39, 2009
Severi G.; CARICO PRECOCE DI IMPIANTI DENTALI CHE SOSTENGONO UNA PROTESI FISSA NELLA MANDIBOLA POSTERIORE
EDENTULA; NumeriUno, 4: 6-8, 2009
Barone A., Cornelini R., Ciaglia R., Covani U.; IMPLANT PLACEMENT IN FRESH EXTRACTION SOCKETS AND SIMULTANEOUS
OSTEOTOME SINUS FLOOR ELEVATION: A CASE SERIES; International Journal of Periodontics Restorative Dentistry, 28（3）:283-9,
2008
Bosisio C.; CARICO IMMEDIATO MANDIBOLARE; NumeriUno, 0: 7-9, 2008
Canullo L., Malagnino G., Iurlaro G.; RIABILITAZIONE PROTESICA DI IMPIANTI SINGOLI A CARICO IMMEDIATO: STUDIO PROSPETTICO; Dental Cadmos, 76（6）: 1-8, 2008
Canullo L., Nuzzoli A., Marinotti F.; TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI UN PROVVISORIO SU MONOIMPIANTO A CARICO IMMEDIATO;
Implantologia, 1: 21-29, 2008
Canullo L.; PLATFORM SWITCHING E CARICO IMMEDIATO SUL DENTE SINGOLO IN ZONA ESTETICA; NumeriUno, 1: 6-7, 2008
Cicciú M., Beretta M., Risitano G., Maiorana C.; CEMENTED-RETAINED VS SCREW-RETAINED IMPLANT RESTORATIONS: AN
INVESTIGATION ON 1939 DENTAL IMPLANTS; Minerva Stomatol, 57（4）:167-79, 2008
Covani U., Barone A., Cornelini R.; BUCCAL BONE AUGMENTATION AROUND IMMEDIATE IMPLANTS WITH AND WITHOUT FLAPELEVATION: A MODIFIED APPROACH; International Journal Oral and Maxillofacial Implants, 23:841-846, 2008
Crespi R.; CARICO IMMEDIATO IN IMPLANTOPROTESI. PROTOCOLLI SPERIMENTALI E APPLICAZIONI CLINICHE; Quintessenza Edizioni
S.r.l., 2008, Milano
Crespi R., Capparè P., Gherlone E., Romanos G.E.; IL CARICO IMMEDIATO IN IMPIANTI POSTESTRATTIVI IMMEDIATI; Implantologia,
anno 6, marzo 2008
Crespi R., Capparè P., Gherlone E., Romanos G.E.; IMMEDIATE VERSUS DELAYED LOADING OF DENTAL IMPLANTS PLACED IN
FRESH EXTRACTION SOCKETS IN THE MAXILLARY ESTETHIC ZONE: A CLINICAL COMPARATIVE STUDY; International Journal of Oral
Maxillofacial Implants, 23:753-758, 2008
Lenzi C. C.; LA RIABILTAZIONE IMPLANTOPROTESICA FUNZIONALE ED ESTETICA CON SINUS LIFT MONOLATERALE. CASE REPORT;
Implantologia, 4:63-65, 2008
Risitano G., Franceschini G., Cicciù M., Maiorana C.; ANALISI PARAMETRICA DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA PROTESI TIPO “TORONTO”; XXXVII Convegno Nazionale, AIAS Associazione Italiana per l’Analisi delle Sollecitazioni, 10-13 settembre 2008, Università diRoma la Sapienza, Atti del Congresso
Scipioni A., Calesini G., Micarelli C., Coppe S., Scipioni L.; MORPHOGENIC BONE SPLITTING: DESCRIPTION OF AN ORIGINALTECHNICQUE AND ITS APPLICATION IN AESTHETICALLY SIGNIFICANT AREAS; The International Journal of Prosthodontics, 21（5）:389-397, 2008
Tagliani M., Morandini E.; RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA BIMASCELLARE DI UN PAZIENTE CON GRAVE ATROFIA OSSEAMEDIANTE TECNICA DI ESPANSIONE CRESTALE ASSOCIATA A CARICO IMMEDIATO NELL’ARCATA INFERIORE E A RIALZO DI SENOMASCELLARE LOCALIZZATO CON APPROCCIO CRESTALE; NumeriUno, 2（10-12）:04-06, 2008
Covani U., Marconcini S., Galassini G., Cornelini R., Santini S., Barone A.; CONNECTIVE TISSUE GRAFT USED AS A BIOLOGIC BARRIER
TO COVER AN IMMEDIATE IMPLANT; Journal of Periodontology, 78:1644-1649, 2007
Covani U., Barone A., Cornelini R.; VERTICAL CRESTAL BONE CHANGES AROUND IMPLANTS PLACED INTO FRESH EXTRACTION
SOCKETS; Journal of Periodontology, 78:810-815, 2007
Crespi R., Capparè P., Gherlone E., Romanos G.E.; IMMEDIATE OCCLUSAL LOADING OF IMPLANTS PLACED IN FRESH SOCKETS AFTERTOOTH EXTRACTION; International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 22:955-962, 2007
Elezi E., Galli C., Passeri G., Lumetti S., Manfredi E., Bonanini M., Macaluso G.M.; IL COMPORTAMENTO DEGLI OSTEOBLASTI UMANISU SUPERFICI DI TITANIO TRATTATE IN MODO DIVERSO; IADR General Session & Exhibition Abstract Collection, 2007
Pappalardo S., Milazzo I., Nicoletti G., Baglio O., Blandino G., Scalini L., Mastrangelo F., Tete S.; DENTAL IMPLANTS WITH LOCKINGTAPER CONNECTION VERSUS SCREWED CONNECTION: MICROBIOLOGIC AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPE STUDY; International Journal of Immunopathologic Pharmacology, 20 （Suppl1） Jan-Mar: 13-17, 2007
Ravasini T., Malaguti G., Coppi C., Bortolini S., Consolo U.; APPLICAZIONE CLINICA DI UN NUOVO IMPIANTO CORTO; Dental Cadmos,
6: 57-62, 2007
Barone A., Rispoli L., Vozza I., Quaranta A., Covani U.; IMMEDIATE RESTORATION OF SINGLE IMPLANTS PLACED IMMEDIATELY
AFTER TOOTH EXTRACTION; Journal of Periodontology, 77 （11）:1914-1920, 2006
Barone A., Santini S., Sbordone L., Crespi R., Covani U.; A CLINICAL STUDY OF THE OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSOCIATED
WITH MAXILLARY SINUS AUGMENTATION; International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 21（1）:81-5, 2006
Covani U., Barone A., Cornelini R., Crespi R.; CLINICAL OUTCOME OF IMPLANTS PLACED IMMEDIATELY AFTER IMPLANT REMOVAL;
Journal of Periodontology, 77:722-727, 2006
Petrillo N.; CARICO IMMEDIATO POST-ESTRATTIVO SU MONOIMPIANTI MASCELLARI; Dental Cadmos, 8:37-45, 2006
Sbordone L., Guidetti F., Menchini Fabris G.B., Sbordone C.; LANGERHANS’ CELL HISTIOCYTOSIS: A CASE REPORT OF AN EOSINOPHILIC GRANULOMA OF THE MANDIBLE TREATED WITH BONE GRAFT SURGERY AND ENDOSSEOUS TITANIUM IMPLANTS; International
Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 21: 124-130, 2006
Seganti P.; TORONTO IN FIBRA, UN’ALTERNATIVA MODERNA; Quintessenza Odontotecnica, 3:30- 38, 2006
Barone A., Crespi R., Santini S., Cornelini R., Covani U.; RIALZO DEL SENO MASCELLARE IN CASI DI SPLIT MOUTH: OSSERVAZIONIISTOLOGICHE; Italian Oral Surgery, 2: 19-24, 2005
Conserva E., Tealdo I., Acquaviva A., Bevilacqua E., Volpara G., Pera P.; ANALISI MORFOLOGICA E VALUTAZIONE DELLA PROLIFERAZIONE CELLULARE IN RELAZIONE A DIFFERENTI TRATTAMENTI DI SUPERFICIE IMPLANTARE: STUDIO IN VITRO; Implantologia, 4:
303-317, 2005
Covani U., Barone A., Marconcini S., Cornelini R.; IMPIANTI POSTESTRATTIVI A PROTESIZZAZIONE IMMEDIATA. STUDIO CLINICOPRELIMINARE; Implantologia Orale, 5 （11）: 40-45, 2005
Pappalardo S., Baglio O.A., Carlino P., Grassi F.R.; INDAGINE AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DI DIVERSE SUPERFICIIMPLANTARI: STUDIO COMPARATIVO; European Journal of Implant Prosthodontics, 1 （1）: 25-34, 2005
Riley D., Bavastrello V., Covani U., Barone A., Nicolini C.; AN IN-VITRO STUDY OF THE STERILIZATION OF TITANIUM DENTAL
IMPLANTS USING LOW INTENSITY UV-RADIATION; Dental materials; official publication of the Academy of Dental Materials, 21 （8）: 756-60, 2005
Barone A., Ameri S., Santini S., Covani U.; GUARIGIONE OSSEA MARGINALE IN IMPIANTI POSTESTRATTIVI IMMEDIATI; Implantologia Orale, 5 （11）: 37-40; 2004
Barone A., Santini S., Covani U.; IMPIANTI POST-ESTRATTIVI IMMEDIATI. STUDIO LONGITUDINALE A 4 ANNI. RISULTATI PRELIMINA-

-

-

-

RI; Il Circolo, Rivista Periodica di Odontostomatologia, 1: 7-11, 2004
Barone A., Ameri S., Santini S., Covani U.; IMPIANTI POST-ESTRATTIVI SENZA LEMBO CHIRURGICO: GUARIGIONE DEI TESSUTIMOLLI; DoctorOs, 15 （3）: 223-227, 2004
Bruschi G.B.; TECNICA DI ESPANSIONE VERTICALE DELLA CRESTA EDENTULA CON DISLOCAMENTO DEL PAVIMENTO DEL SENOMASCELLARE; Implantologia Orale, 3 （5）: 9-24; 2004
Calesini G., Scipioni A.; RITRATTAMENTO IMPLANTARE: RIFLESSIONI SU UN CASO CLINICO; Il Circolo, Rivista Periodica di Odontostomatologia, 1: 21-26, 2004
Carinci F., Pezzetti F., Volinia S., Francioso F., Arcelli D., Marchesini J., Caramelli E., Piattelli A.; ANALYSIS OF MG63 OSTEOBLASTICCELL RESPONSE TO A NEW NANOPOROUS IMPLANT SURFACE BY MEANS OF A MICROARRAY TECHNOLOGY; Clinical Oral ImplantResearch, 15: 180-186, 2004
Cassetta M., Dell’Aquila D., Calasso S., Quaranta A.; LA MODULAZIONE DEI TEMPI DELLA TERAPIA IMPLANTARE. ANALISI DELLAFREQUENZA DI RISONANZA （AFR）; Dental Cadmos, 1: 1-30, 2004
Covani U., Barone A., Cornelini R., Crespi R.; SOFT TISSUE HEALING AROUND IMPLANTS PLACED IMMEDIATELY AFTER TOOTH
EXTRACTION WITHOUT INCISION: A CLINICAL REPORT; The International Journal Of Oral and Maxillofacial Implants, 19:（4）549-553, 2004
Covani U., Crespi R., Cornelini R., Barone A.; IMMEDIATE IMPLANTS SUPPORTING SINGLE CROWN RESTORATION: A 4-YEAR
PROSPECTIVE STUDY; Journal of Periodontology, 75（7）:982-8, 2004
Covani U., Bortolaia C., Barone A., Sbordone L.; BUCCO-LINGUAL CRESTAL BONE CHANGES AFTER IMMEDIATE AND DELAYEDIMPLANT PLACEMENT; Journal of Periodontology, 75（12）:1605-12, 2004
Morra M., Cassinelli C., Crespi R., Covani U.; VALUTAZIONE IN VITRO DI UNA NUOVA SUPERFICIE IMPLANTARE CON MORFOLOGIA
NANO-STRUTTURATA; Il Circolo, Rivista Periodica di Odontostomatologia, 1: 27-34, 2004
Perrotti V., Scarano A., Iezzi G., Piattelli A.; RISPOSTA OSSEA AD IMPIANTI A SUPERFICIE ANODIZZATA; Il Circolo, Rivista Periodica diOdontostomatologia, 1: 13-20, 2004
Postiglione L., Di Domenico G., Ramaglia L., di Lauro A.E., Di Meglio F., Montagnani S.; DIFFERENT TITANIUM SURFACES MODULATE THE BONE PHENOTYPE OF SAOS-2 OSTEOBLAST-LIKE CELLS; European Journal of Histochemistry 49 （3）: 213-222, 2004
Bellabona G.; IMPIANTO POST-ESTRATTIVO CON INNESTO DI OSSO AUTOLOGO E MEMBRANA NON RIASSORBIBILE; Il Dentista
Moderno, 7 （9）: 121-126, 2003
Biancolini M., Brutti C.; STUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMENTO MECCANICO DI QUATTRO IMPIANTI; Relazione interna,
Sweden & Martina, 15 gennaio 2003
Cassetta M., Vozzolo S.V., Stasolla A., Marini M.; LA RISONANZA MAGNETICA NELLA VALUTAZIONE PREIMPLANTARE; Dental
Cadmos, 3: 19-37, 2003
Covani U., Cornelini R., Barone A.; BUCCO-LINGUAL BONE REMODELING AROUND IMPLANTS PLACED INTO IMMEDIATE EXTRACTION SOCKETS: A CASE SERIES; Journal of Periodontology, 74（2）:268-73, 2003
Covani U., Barone A., Cornelini R., Gherlone E.; RADIOGRAPHIC BONE DENSITY AROUND IMMEDIATELY LOADED ORAL IMPLANTS;
Clinical Oral Implant Research; nr. 14 （5）; 610-615, 2003
Marzo G., Di Martino S., Marchetti E., Mummolo S.; VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DELLA METODICA IMPLANTARE POSTESTRATTIVA: 10 ANNI DI OSSERVAZIONE; Doctor OS, 14 （4）: 366-379, 2003
Masolini P.; IMPIANTO POSTESTRATTIVO IMMEDIATO; Il Dentista Moderno, 4:115-122, 2003
Postiglione L., Di Domenico G., Ramaglia L., Montagnani S., Salzano S., Di Meglio F., Sbordone L., Vitale M., Rossi G.; BEHAVIOR OF
SAOS-2 CELLS CULTURED ON DIFFERENT TITANIUM SURFACES; Journal of Dental Research, 82 （9）: 692-696, 2003
Scarano A., Iezzi G., Petrone G., Quaranta A., Piattelli A.; VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ OSSEA PERIMPLANTARE: UNO STUDIOSPERIMENTALE SU CONIGLIO; Il Dentista Moderno, 5:95-107, 2003
Covani U., Barone A., Cornelini R.; RIALZO DEL SENO MASCELLARE UTILIZZANDO PLASMA RICCO DI PIASTRINE E SOLFATO DICALCIO; Doctor OS, 6: 725-730, 2002
Covani U., Barone A.; IMPIANTI IMMEDIATI E PLASMA RICCO DI PIASTRINE: CASO CLINICO; Dental Cadmos, 10:79-85, 2002
Cilenti C., Grasso G., Pinco S., Pulvirenti G.; SISTEMA COMBINATO PER LA CARATTERIZZAZIONE A FATICA DI MATERIALI IMPLANTOLOGICI E PROTESICI; Relazione interna, Università di Catania, 2001
Conforti A., Madini G.; MONO IMPIANTI: REALIZZAZIONI PROTESICHE CON L’AUSILIO DI VETROPOLIMERI OCCLUSO FUNZIONALI;
Rassegna Odontotecnica, 9: 33-48, 2000

販売名：プレミアムインプラント ＺｉｒＴｉ

医療機器承認番号：22600BZX00088000

販売名：プレミアムサージカルカセット

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002001

販売名：ショートドリルキット

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002007

販売名：タップ

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002051

販売名：フィンガーコネクター

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002052

販売名：コネクター

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002053

販売名：インプラント挿入補助インスツルメント

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002054

販売名：インプラント挿入ハンドインスツルメント

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002055

販売名：パイロットドリル

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002057

販売名：インターメディエイトドリル

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002058

販売名：シリンダードリル

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002059

販売名：カウンターシンクドリル

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002060

販売名：スクリュードライバー

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002061

販売名：パラレルピン

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002062

販売名：デプスゲージ

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002063

販売名：ドリルストッパー

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002064

販売名：デジタルドライバー

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002068

販売名：プレシージョンドリル

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002079

販売名：PADアバットメント用キャリアー

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002086

販売名：ボーンプロファイラー

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002099

販売名：コントラ用タップ

医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002100※価格は、全て税抜き価格となっております。
※本カタログは、2014年3月1日現在の情報ですので、製品の販売・包装・価格は予告なく変更する場合がございます。

69本社〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

http://www.daishintrading.co.jp
大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118

SM-14.3.E.k