Test EIZO CG2700X: Profesionální grafika srozlišením UHD
27" grafický monitor 4K nabízí vynikající homogenitu povrchu a velmi
vysoký barevný gamut pro nejnáročnější retušování obrazu a simulace
barevně bezpečných náhledů.

ÚvodO kvalitách monitoru EIZO CG2700S jsme se mohli přesvědčit již v létě loňskéhoroku. Tehdy byl ohlášen model CG2700X, který však ještě nebyl na německém
trhu dostupný. Právě v době uvedení na trh můžeme nyní nejnovější model řadyColorEdge podrobit zkoušce. Laťka je nastavena vysoko. Jsme zvědaví, jak si
CG2700X povede ve srovnání se svým mladším bratříčkem.
Oba modely mají 27palcový panel IPS, ale rozlišení modelu CG2700X je mnohemjemnější. Rozlišení 3840 x 2160 pixelů slibuje nejen dostatek místa na pracovní
ploše, ale také optimální zobrazení textu a grafiky. Kromě toho je ve srovnání světšinou v současnosti dostupných variant IPS výrazně lepší rozsah kontrastu a
stabilita. Společnost EIZO tomu říká technologie True Black. Potěšující je také:poměrně vysoká maximální svítivost. To však zatím neznamená, že by se model
CG2700X kvalifikoval pro korekci barev a retušování materiálů HDR v
profesionálním prostředí. Všichni ostatní uživatelé však ocení rozsáhlé tónové
křivky HDR, které jsou integrovány do hardwarové kalibrace.
Jako obvykle obsahuje měřící potrubí programovatelnou 3D LUT s 16 bity. Lze jidále optimalizovat pro konkrétní aplikaci pomocí nástroje ColorNavigator.
Hardwarový kalibrační software vyvinutý společností EIZO byl vždy zárukoumimořádně přesné reprodukce barev. Díky měřicímu zařízení zabudovanému v
monitoru není potřeba samostatná sonda.
Pro použití v prostředí s kritickými barvami je však vysoce výkonné zpracovánísignálu pouze nezbytným, nikoli však postačujícím předpokladem. Minimálně
stejně důležitý je co nejvyšší barevný gamut. Model CG2700X by měl téměř
kompletně pokrýt Adobe RGB a DCI-P3 RGB. To znamená, že lze spolehlivě
reprodukovat všechny běžné podmínky ofsetového tisku. Na palubě je opět iosvědčený "Digital Uniformity Equalizer", vyrovnávací funkce pro zlepšení
homogenity plochy.
Prostřednictvím USB-C může připojený notebook přenášet obrazové signály domonitoru a být napájen z klávesnice a myši, stejně jako z napájení a sítě. Druhé
rozhraní USB umožňuje funkci KVM. Pro dva připojené systémy je zapotřebí pouzejedna sada vstupních zařízení.
Podrobné informace o funkcích a specifikacích naleznete v datovém listu EIZOCG2700X.

Rozsah dodávky
Společnost EIZO dodává monitor CG2700X s kabelem HDMI, dvěma kabely USB(typ C a typ A na typ B) a napájecím kabelem. Chybí nám kabel DisplayPort, který

se i dnes často používá. Rušivé světelné vlivy jsou omezeny prostřednictvímsvětelného stínění.
Kromě toho zpráva dokládá kalibraci z výroby. Kompletní uživatelskou příručku asoftware ColorNavigator pro kalibraci hardwaru si můžete stáhnout z domovské
stránky společnosti EIZO.

Optika a mechanika
Navenek jsou si modely CG2700X a CG2700S zcela podobné. To není u společnosti
EIZO nic neobvyklého. I v minulosti se design přizpůsoboval přinejlepším jen
opatrně. Náš testovací přístroj se prezentuje odpovídajícím způsobem jednoduše
a neagresivně. Přesto mu přívlastek "nudný" nesluší. Neokázalý kryt z tmavého
plastu dobře zapadne do každého pracovního prostředí. Panel obklopuje průhledný
rámeček. Ten se v horní střední části zhušťuje a vytváří výčnělek, který obsahuje
integrované měřicí zařízení. Po aktivaci se odklopí. Chybí nám však klapka pro
ochranu proti prachu.

Vestavěné měřicí zařízení v zasunutém stavu
Také zadní strana se prezentuje úhledným způsobem. Určujícími designovými
prvky jsou logo EIZO a jemná kovová mřížka, která pokrývá velké plochy azajišťuje dobrý odvod tepla.

EIZO CG2700X s obrazovkou s ochranou proti světlu
Šířka rámu je přibližně 1,9 cm. V horní části měříme 3,1 cm. Na stole zabírá
monitor EIZO CG2700X necelých 24 cm. Bez stojanu zbývá ještě asi 8 cm.

Stojanová noha a vstupy USB
Vzhled materiálů a kvalita provedení jsou dobré, ale nijak výrazně nepřevyšujíprůměr třídy. Mezery zůstávají všude malé.

Nejnižší poloha zepředu
Nejnižší poloha zezadu

Nejvyšší poloha zepředu
Nejvyšší pozice zezadu

Rozsah nastavení výšky je 15,5 cm. V nejnižším nastavení je vzdálenost od
spodního okraje rámu k povrchu stolu 3,5 cm. V nejvyšší poloze naměříme 19 cm.
Maximální náklon dozadu je 35 stupňů. Náklon v opačném směru je možný až o 5stupňů. Alternativní montážní systémy se k monitoru připojují pomocí šroubovéhopřipojení VESA 100.

Maximální úhel sklonu směrem dozadu
Maximální úhel náklonu dopředu
Stojan umožňuje otáčení o 180 stupňů v obou směrech.

Boční rotace doprava
Boční rotace doleva
Monitor EIZO CG2700X lze díky otočnému kloubu provozovat i v orientaci navýšku.

Svislé nastavení (otočení) zepředu
Svislé nastavení (otočení) zezadu

Odpadní teplo vznikající při provozu je odváděno přes kryt s rozšířenou
perforovanou deskou a několika dalšími větracími otvory. Hluk závislý na jasu
nebo kontrastu zcela chybí.

Zadní strana monitoru EIZO CG2700X s perforovanou deskou
Stínítko chránící před světlem působí ambivalentním dojmem. Dodává se z
jednoho kusu a díky integrovaným magnetům ji lze bleskově namontovat. S
mnoha konkurenčními výrobky je manipulace mnohem složitější.
Kvalita zpracování a pocitová kvalita jsou však průměrné. Navíc není k dispozici
možnost použití clony v režimu na výšku.

Spotřeba energiePři svítivosti 140 cd/m² jsme určili účinnost pouze 0,8 cd/W. To z monitoru EIZOCG2700X nedělá žádný zázrak v oblasti účinnosti. Rozlišení a barevný gamut si
zde vybírají svou daň. Kromě toho je úroveň bílé barvy snížena kvůli vylepšení
homogenity plochy. Při nastavení "Jas" se spotřeba energie odpovídajícímzpůsobem mírně snižuje.
V úsporném režimu spotřeba energie dostatečně klesá. Díky skutečnému
vypínači ji lze nakonec snížit až na nulu.

VýrobceMěřenoProvozní maximum

225 W

62 W

Typický provoz

34 W

-

140 cd/m² (DUE: zapnuto)k. A.

33,4 W

140 cd/m² (DUE: Jas)

k. A.

35,6 W

Provozní minimum

k. A.

27 W

Pohotovostní režim

0,5 W

0,5 W

Vypnuto (síťový vypínač)0W

0W

PřipojeníMonitor EIZO CG2700X přijímá video signály prostřednictvím tří připojení. Uživatel
má k dispozici vstup DisplayPort, HDMI a USB-C s implementací DisplayPortu. Prokaždý vstup je možný přívod v 10 bitech na barevný kanál v RGB a YCbCr bez
podvzorkování barev.

Signálové vstupy monitoru EIZO CG2700X
Integrovaný rozbočovač USB poskytuje čtyři navazující zásuvky podle verze 3.1 (2x) a 2.0 (2 x). Rozhraní jsou zapuštěna na boku, zatímco připojení k počítači seprovádí přes zadní pole portů. Zde se nachází rozhraní USB-C a port USB-B
upstream. Prostřednictvím OSD je lze přiřadit k jednomu ze tří signálových vstupů.
Přepínání pak probíhá automaticky. Jednoduchý, ale funkční přepínač KVM.
Možnosti využití rozhraní USB-C však zdaleka přesahují možnosti přepínače KVM.
K dispozici jsou zde také data z domácí sítě Ethernet, která se do monitoru
dostanou přes zásuvku RJ-45, která je zde také přítomna. Připojená zařízení lze
také napájet výkonem až 94 W. Monitor EIZO CG2700X tak nahrazuje dokovací
stanici USB-C. Vítaná novinka, která si nachází cestu do stále většího počtu
monitorů.

OperaceOvládací prvky, které jsou téměř bez označení, byly zapuštěny do spodního rámu.
Pro usnadnění navigace je zobrazeno jejich aktuální funkční přiřazení. S výjimkou
vypínače napájení se jedná o tlačítka citlivá na dotyk. Vzhledem ke konstrukci neník dispozici žádná haptická zpětná vazba. Různé akce - včetně změny vstupníhosignálu a režimu obrazu - lze provádět přímo.

OSD
Navzdory komplexní hardwarové kalibraci se EIZO neobejde bez velmi
komplexního OSD. Je rozděleno do sedmi přehledných položek hlavní nabídky.
Intenzita podsvícení se mění pomocí regulátoru jasu. Požadovaný bílý bod lze
nastavit pomocí předvoleb v Kelvinech, tří ovladačů zesílení RGB nebo
normativních specifikací.
Změnu křivky tónové hodnoty lze provést pomocí ovladače gama. Kromě pevných
hodnot (1,6 až 2,7) lze mimo jiné přímo zvolit charakteristiku sRGB. Kromě tohojsou k dispozici gama křivky PQ a HLG. Charakteristiku gradace zde lze nastavit
prostřednictvím dalších parametrů. Rozsáhlá je také emulace barevného prostoru.
Kromě sRGB a Adobe RGB jsou k dispozici také DCI-P3 RGB a ITU-R BT. 2020 jsou
k dispozici. Volitelný gamut clipping zajišťuje přesnou reprodukci barev v gamutu
a je zajímavý zejména pro velký barevný gamut definovaný v ITU-R BT. 2020

definovaném barevném gamutu. Emulaci barevného prostoru lze ovládat
individuálně prostřednictvím aplikace ColorNavigator.
Tři nastavení měřítka umožňují zobrazení příchozích signálů bez měřítka, svyplněním stránky a s vyplněním oblasti. Zohledněn je také jejich dynamický
rozsah. Za určitých podmínek (viz část "Interpolace") lze použít i prosté opakování
pixelů.
Samokalibrace se nastavuje pomocí samostatné položky nabídky. Potřebné cílové
parametry jsou určeny na základě předchozí kalibrace pomocí nástroje
ColorNavigator. Nastavení, například přesné plánování, však může uživatel
kompletně spravovat také v softwaru.
Mezi další funkce patří výběr jazyka nabídky a umístění OSD.

Nabídka: Signál
Nabídka: Barva

Nabídka: Barva -> Pokročilé
Nabídka: Kalibrace

Nabídka: Obrazovka
Nabídka: Předvolby

Kvalita obrazu a zpracování signálu

ObecnéSpolečnost EIZO používá u modelu CG2700X 27palcový panel IPS s podsvícením
LED. V datovém listu nelze nalézt žádné další informace. K optimalizaci jehovyzařovacího spektra, tj. k jeho převodu nebo filtrování do požadovaného,
relativně úzkopásmového rozsahu, by mohly být použity tzv. kvantové tečky. V
porovnání s modelem EIZO CG2700S se téměř neliší.

Spektrální rozložení záření bílé (barevné umístění ~D65) podle barevných filtrů
(i1Pro 2; optická pásmová propust: 10 nm)
Spolu s vynikajícím LC panelem zajišťuje mimořádně přesnou reprodukci barevměřítko vyvinuté v laboratořích společnosti EIZO a zabudované v ASIC.
Programovatelná 3D LUT je v reklamě a datovém listu obzvláště zdůrazňována,
ale v konečném důsledku je pouze jednou ze součástí rozsáhlého řetězce
zpracování signálu. Naše očekávání jsou odpovídajícím způsobem vysoká. Přesto
je EIZO CG2700X dokáže splnit. Jeho zobrazení je vždy v souladu s provedeným
nastavením. Po vizuální a metrologické stránce (viz následující části) si nelzestěžovat - a to ani před hardwarovou kalibrací prostřednictvím aplikace
ColorNavigator.

Testovací obrázek pro kontrolu šedých přechodů
Kromě neutrálního a homogenního displeje boduje EIZO CG2700X velmi dobrou
stabilitou pozorovacích úhlů panelu IPS a poměrně vysokým kontrastem. Navíc sepodařilo výrazně omezit ztrátu kontrastu, která je jinak u technologie IPS běžná akterá může vést k nepříjemnému zesvětlení i při pohledu zepředu.
NátěryPovrchová úprava panelu má velký vliv na vizuální hodnocení ostrosti obrazu,
kontrastu a citlivosti na okolní světlo. Povrchovou úpravu zkoumáme mikroskopema zobrazujeme povrch panelu (předsádky) v extrémním zvětšení.

Povrchová úprava monitoru EIZO CG2700X
Referenční obrázek povrchové úpravy
Mikroskopický pohled na subpixely se zaměřením na povrch obrazovky: EIZOCG2700X má matný povrch s mikroskopicky viditelnými prohlubněmi pro rozptyl.
Zrnitost nebo třpytivé efekty zcela chybí.

Interpolace
Naše testovací signály jsou zpracovány dobře. Škálování grafickou kartou
zobrazení nezlepšuje. EIZO se obejde bez samostatného řízení ostrosti, ale vevětšině implementací se tím stejně dosáhne jen sporného zlepšení.
Obsah se čtvercovým poměrem pixelů lze zobrazit bez zkreslení. Totéž však platí
i pro videosignály SD, které se od něj odchylují.

Možnosti škálování
Následující obrázky poskytují přibližnou představu o kvalitě měřítka. Vzdálenost
fotoaparátu od obrazovky je vždy stejná a vždy se škáluje na celou obrazovku
podle stránky.

Rozlišení 3840 x 2160 (nativní)
Rozlišení 1920 x 1080

Rozlišení 1024 x 768

Rozlišení 3840 x 2160 (nativní)
Rozlišení 1920 x 1080

Rozlišení 1024 x 768
Nastavení "Nejbližší soused" škáluje signál pomocí jednoduchého opakování
pixelů. Tato možnost se vztahuje pouze na vstupní rozlišení, které lze mapovat
na plné rozlišení panelu pomocí celočíselného faktoru. To zahrnuje typický signál
Full HD s rozlišením 1920 x 1080 pixelů. Výsledek je uveden níže.

Rozlišení 1920 x 1080 - "Nejbližší soused" (opakování pixelů)Rozlišení 1920 x 1080 - "Nejbližší soused" (opakování pixelů)Juddertest
Abychom otestovali frekvence a vlastnosti přehrávání podporované přehrávačem
EIZO CG2700X, vložili jsme do něj různé signály a vyhodnotili výsledek.

Juddertest na monitoru EIZO CG2700X
Naše testovací signály v rozsahu 24 až 75 Hz jsou podporovány v celém rozsahu.
Displej je bez trhání při všech obnovovacích frekvencích (24 Hz, 50 Hz, 60 Hz),které jsou důležité zejména pro přehrávání videa.
Odstranění prokladu
Protože zobrazení LC je vždy plnosnímkové (progresivní), musí vestavěný
deinterlacer vytvořit plnosnímkovou sekvenci z příchozích polí (prokládaných).
Ověříme prokládání pomocí sekvencí polí v rytmu 3:2 a 2:2 a poté přehrajeme
skutečný videomateriál s nesousedícími poli. V optimálním případě dokáže
deinterlacer v prvních dvou případech rekonstruovat původní plnohodnotnou
sekvenci beze ztrát.

Zařízení EIZO CG2700X nerozpozná původní plné snímky. Výsledkem jsou ztráty
rozlišení. Odstranění prokladu však celkově funguje docela dobře. Artefaktyhřebenu se nevyskytují ani u nekvalitního materiálu s malým pohybem v obraze.

Nerozpoznání signálů 3:2
Nerozpoznání signálů 2:2

Test prokládání v režimu videa
Úroveň signálu a barevný model
EIZO CG2700X zpracovává digitální signály RGB a YCbCr. Dynamický rozsah lze
upravit pomocí nastavení "Input Range". "Omezený" předpokládá běžný
videosignál bez složek btb a wtw (rozsah tonálních hodnot s 8bitovou přesností:
16-235). "Limited (109 % White)" naopak zachovává případné informace vesvětlech (rozsah tonálních hodnot s 8bitovou přesností: 16-254). "Plný" je správná
volba pro signály, které využívají plný dynamický rozsah (rozsah tónových hodnot
s 8bitovou přesností: 0-255).

Nastavení dynamického rozsahuOsvětleníOsvětlení našeho testovacího zařízení je velmi dobré. Dokonce i na okrajích nejsoutéměř žádné nerovnosti. Dokonce i snímky s extrémně dlouhými expozičními časyodhalí jen několik artefaktů.

Osvětlení monitoru s krátkou dobou expoziceOsvětlení monitoru s dlouhou dobou expozice

Homogenita obrazu
Homogenitu obrazu zkoumáme na základě čtyř testovacích snímků (bílé, neutrální
tóny s jasem 75 %, 50 %, 25 %), které měříme v 15 bodech. Výsledkem jezprůměrovaná odchylka jasu v % a obdobně zprůměrovaná delta C (tj. rozdíl
chromatičnosti) ve vztahu k příslušné centrálně naměřené hodnotě.

Rozložení jasu [%] (DUE: rovnoměrnost)
Stejnoměrnost barvy [Delta C] (DUE: Stejnoměrnost)
Implementace funkce DUE ("Digital Uniformity Equalizer") byla vždy jednou zvýrazných předností řady ColorEdge. U modelu EIZO CG2700X se to nemění.
Zobrazení je mimořádně rovnoměrné po celé ploše panelu a ve všech středních
tónech. Odchylky jasu a barev nejsou viditelné pouhým okem ani je nelze zjistitměřením.
Prostřednictvím nabídky Správce chráněné speciální kombinací kláves (uvedeno v
návodu) nebo aplikace ColorNavigator lze zásahy funkce vyrovnávání snížit (DUE
Priorita: Jas). Tím se zvýší rozsah kontrastu.

Rozložení jasu [%] (DUE: Brightness)Čistota barev [Delta C] (DUE: Jas)
Barevný drift je stále velmi nízký. Rozložení jasu se však výrazně zhoršuje.
Vycházíme-li z dříve téměř dokonalého výsledku, dobré hodnocení přesto chybí jentěsně.
Na tomto místě bychom rádi upozornili, že poloha našich měření je oprotipožadavkům normy ISO 12646 posunuta směrem k okrajům.
Jas, úroveň černé, kontrastMěření se provádí po kalibraci na D65 jako bílý bod. Pokud je to možné, jsou
deaktivovány všechny dynamické ovládací prvky (včetně místního stmívání).
Vzhledem k nutným úpravám jsou výsledky nižší než při provádění série testů snativním bílým bodem.
Okno měření není ohraničeno černým rámečkem. Hodnoty lze proto lépeporovnávat s kontrastem ANSI a odrážejí reálné situace mnohem lépe nežměření plochých bílých a černých obrazů.

Křivka jasu a kontrastu monitoru EIZO CG2700X - D65 (DUE: Rovnoměrnost)Křivka jasu a kontrastu monitoru EIZO CG2700X - D65 (DUE: Jas)

Svítivost bílé (DUE: rovnoměrnost):
Jas

NativníD65

5800 KD50

100 %446,1 cd/m²

430,2 cd/m²

433,3 cd/m²

439 cd/m²

50 %-

297,2 cd/m²

-

-

0%

-

42,5 cd/m²--

Svítivost černé (DUE: Uniformita):
Jas

NativníD65

5800 KD50

100 %0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

50 %

-

0,22 cd/m²

-

-

0%

-

0,03 cd/m²

-

-

Jas

NativníD65

5800 KD50

100 %513,8 cd/m²

495,8 cd/m²

499,8 cd/m²

505,6 cd/m²

50 %

-

290,9 cd/m²

-

-

0%

-

42,4 cd/m²--

Svítivost bílé (DUE: Jas):

Svítivost černá (DUE: Jas):
Jas

NativníD65

5800 K

D50

100 %

0,33

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

0,33 cd/m²

50 %

-

0,19 cd/m²

-

-

0%

-

0,03 cd/m²--

Díky téměř nativnímu bílému bodu dosahujeme maximální svítivosti přes 510
cd/m². Tovární specifikace zde tedy neslibuje příliš mnoho. To znamená, že je
zde dostatečná rezerva pro téměř všechny oblasti použití SDR. Dokonce seblížíme hodnotě 640 cd/m², která je podle normy ISO 3664 P1 vyžadována pro
vzorkování. Tato vysoká hodnota je nutná kvůli osvětlení 2000 lx, které je tamvyžadováno (například pro živé zkoušky v lisovně).
Kontrastní poměr velmi slušných 1500:1 je zachován v celém rozsahu nastaveníjasu. Po přepnutí do režimu DUE (Priorita: Rovnoměrnost) klesne kontrastnípoměr na stále dobrých 1350:1. Maximální svítivost se nyní pohybuje kolem 450
cd/m².

Úhel pohledu
Tovární specifikace maximálního pozorovacího úhlu je 178 stupňů horizontálně i
vertikálně. Údaje jsou založeny na zbytkovém kontrastu 10:1, který je typický
pro moderní panely IPS a VA. Další barevné změny však nejsou ve specifikaci
zahrnuty vůbec nebo jen nedostatečně.

Pozorovací úhel monitoru EIZO CG2700X
Panel IPS monitoru EIZO CG2700X přesvědčí vysokou stabilitou pozorovacíchúhlů. Změny odstínů a gradace jsou ve srovnání s obrazovkami s VA panelyvýrazně nižší. Tyto vlastnosti umožňují velkoplošné zobrazení barevně kritického
obsahu.
Byla také přijata opatření ke snížení efektu rozjasnění způsobeného úhlem
pohledu. Výsledkem je zlepšení subjektivní úrovně černé i při pohledu zepředu,protože obraz zůstává homogennější směrem k okrajům i při blízké pozorovací
vzdálenosti.

Snížení jasu při pohledu ze strany

Kolorimetrické testy
Porovnání barevného prostoru v CIELAB (D50)

Následující obrázky jsou založeny na kolorimetrických údajích po kalibraci na D65
jako bílý bod. Referenční bílá barva pro přípravek CIELAB je D50 (upraveno
pomocí Bradforda).
Bílý objem: barevný prostor obrazovkyČerný objem: referenčníbarevný prostor Barevný objem: průnik
Srovnávací cíle: sRGB, Adobe RGB, ECI-RGB v2, ISO Coated v2 (ECI), DCI-P3
RGB
Barevný prostor

ObálkaPovrchová úprava
ISO v2

99 %

sRGB

100 %

Adobe RGB

99 %ECI-RGB v2

92 %DCI-P3 RGB

97 %sRGB a Adobe RGB jsou plně pokryty. Přesně lze reprodukovat i stav ofsetového
tisku popsaný charakterizačními údaji FOGRA39. To umožňuje smysluplné
simulace nátisků. Potěšující je také poměrně vysoké pokrytí ECI-RGB v2, kterése často používá v mediálně neutrálních pracovních postupech.
Pro použití v pracovních postupech HDR videa hraje důležitou roli pokrytí DCI-P3
RGB. I zde je EIZO CG2700X přesvědčivý.

Kryt ISO Coated v2, 3D cut 1
Kryt ISO Coated v2 , 3D střih 2

Pokrytí sRGB, 3D výřez 1
Pokrytí sRGB, 3D řez 2

Pokrytí Adobe RGB, 3D řez 1
Obálka Adobe RGB, 3D řez 2

Pokrytí ECI-RGB v2, 3D cut 1
Pokrytí ECI-RGB v2, 3D cut 2

Kryt DCI-P3 RGB, 3D výřez 1
Krytí DCI-P3 RGB, 3D cut 2Měření před kalibrací a profilováním
Dynamické ovládací prvky se před následnými testy pokud možno deaktivují.
Tovární nastavení (barevný režim: Uživatel)
Tovární nastavení monitoru EIZO CG2700X je bez závad. Všechny parametry,které jsme zaznamenali, téměř dokonale odpovídají aktuálnímu nastavení OSD.
Vyvážení šedé je vynikající.

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Barevný režim sRGB ve srovnání s sRGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Barevný režim Adobe RGB ve srovnání s režimem Adobe RGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Barevný režim DCI-P3 RGB ve srovnání s DCI-P3 RGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Již na začátku velmi pozitivní obrázek pokračuje v námi naměřených režimech
snímků. Odchylky v jasných barvách jsou velmi malé. Rovněž vyvážení šedé jepřesvědčivé. Příslušný obsah tak lze reprodukovat velmi atraktivně bez dalšíchopatření, a to i v aplikacích, které neumožňují správu barev.
Měření po kalibraci a profilování
Pro následující měření byl monitor EIZO CG2700X hardwarově kalibrován aprofilován v aplikaci ColorNavigator s prioritou nastavenou na hodnotu"Standardní" (více o tomto nastavení v části "ColorNavigator"). Cílový jas byl 140
cd/m². Jako bílý bod byl zvolen D65. Ani jedno z těchto doporučení není obecně
platné. To platí i pro volbu tónové křivky, zejména proto, že v rámci správy
barev je aktuální charakteristika tak jako tak zohledněna.
Ověření profilu (Priorita: Standardní)Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Monitor EIZO CG2700X nevykazuje žádné znatelné odchylky nebo nevzhledné
nelinearity. Profil shaper/matrice popisuje jeho stav velmi přesně. Opakovaná
validace profilu po 24 hodinách neprokázala žádné výrazně zvýšené odchylky.
Bylo dosaženo všech cílových hodnot kalibrace. Vyvážení šedé je perfektní.
Srovnání se sRGB (transformované barvy)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Srovnání s Adobe RGB (transformace barev)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Srovnání s ECI-RGB v2 (transformace barev)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Srovnání s DCI-P3 RGB (transformace barev)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Náš CMM bere v úvahu pracovní barevný prostor a profil monitoru a na tomto
základě provádí potřebné transformace barevného prostoru s kolorimetrickým
záměrem vykreslení. Pro monitor EIZO CG2700X to funguje dokonale.
V sRGB, Adobe RGB a DCI-P3 RGB se díky velkému barevnému gamutu
nevyskytují žádné barvy mimo gamut nebo se jich vyskytuje maximálně několik.
Dokonce i v ECI-RGB v2, který se často používá v mediálně neutrálních
pracovních postupech, jsou výsledky slušné. Pouze některé silně syté tonální
hodnoty lze mapováním na hranici barevného prostoru reprodukovat pouzepřibližně. Ve srovnání s mnoha jinými monitory s rozšířeným barevným
prostorem se tak opět snižuje riziko přerušení tonálních hodnot.
UDACT ("test UGRA")
Před testem jsme obrazovku zkalibrovali na následující cílové hodnoty, které
odpovídají doporučením UGRA pro úlohy soft proofingu (alternativně: gradace
L*):
Cílová
destinace

JasBílý bod (CCT)Bílý bod (XYZ, norm.)

Gradace160 cd/m²

5800 K

95.37 100.00 97.39

Gama 1,8

V rámci certifikačního procesu se na základě zvolených tiskových podmínek měříklín CMYK médií Ugra/Fogra. Zde definujeme podmínku ofsetového tisku popsanou
charakterizačními údaji FOGRA39 (lesklý nebo matný křídový papír). Tiskárna
EIZO CG2700X zvládá tento test bez problémů.

Podrobné výsledky testu UGRA-UDACT si můžete stáhnout ve formátu PDF.

ColorNavigator 7
Kalibrace hardwaru
Monitor EIZO CG2700X lze kalibrovat pomocí dodaného softwaru ColorNavigator.
Vzhledem k tomu, že se přistupuje přímo ke škálovači nebo jeho LUT, jedná se otzv. hardwarovou kalibraci. Podporována je řada měřicích zařízení. Mezi
nejoblíbenější modely v sektoru profesionálů patří pravděpodobně i1Pro (1-3),
i1Display Pro a Pro Plus od společnosti X-Rite a Spyder 4, 5 a X od společnosti
Datacolor. Na opačném konci (cenové) stupnice je například Minolta CS-2000,
která je rovněž podporována.
Uživatel nejprve definuje cíl a poté spustí kalibraci. Mezi již zkalibrovanými cíli jemožné později přepínat jednoduchým kliknutím myši. Do tohoto procesu je plněintegrována flexibilní emulace barevného prostoru.
V následujícím textu stručně popíšeme postup pro vytvoření nového místa určení
s ručním zadáním dat. Alternativně lze použít různé jiné metody: Mezi ně patří
úprava stávajících cílů, načtení kolorimetrických dat z profilů ICC, živé měření jinéobrazovky nebo nastavení bílého bodu s ohledem na okolní světlo nebo bílou barvu
papíru při standardním osvětlení.

1. Jas: Nízký rozsah posuvníku (60-120 cd/m²) lze zrušit ručním zadáním. To
znamená, že plný jas je k dispozici i při hardwarové kalibraci.

Jas
2. Úroveň černé: Úroveň černé lze v případě potřeby definovaným způsobemzvýšit.

Černá úroveň
3. Bílý bod: Uživatel si může vybrat mezi různými přednastavenými
hodnotami v Kelvinech (odkaz: denní světlo, osvětlovací těleso D) a
individuální definicí v xy standardních složkách barevné hodnoty.

Bílý bod
4. Gamma (EOTF): Zpočátku jsou pro kalibraci k dispozici křivky tónové
hodnoty gama (1,0-2,6) a L* a charakteristiky sRGB. Jednotlivé křivky
tónových hodnot však lze definovat zadáním vhodného barevného profilu
nebo načtením textového souboru (CSV) s odpovídajícími přiřazeními.
Kromě toho lze vybrat a parametrizovat gama křivky PQ a HLG. Více o tomv části "HDR".

Gamma (EOTF)
5. Priorita: Volby v položce "Priorita" řídí proces kalibrace. Při nastavení "Pevná
gama" se na základě konkrétních naměřených hodnot upravuje pouze bílýbod. Potřebné korekce ve středních tónech jsou vypočítány škálováním.
"Standardní" optimalizuje vyvážení šedé a tónovou křivku, ale nezvyšujeúroveň černé. Volbou "Vyvážení šedé" se dosáhne maximální možné
neutrality. To vyžaduje zvýšení úrovně černé, aby nedocházelo k barevným
nádechům ani v absolutních hloubkách. Zde však již nevidíme žádné
zlepšení již tak bezvadného výsledku.

Priorita
6. Gamut: V pracovním postupu s podporou správy barev budete většinou chtít
pracovat na základě nativního barevného prostoru monitoru. Tím se
maximalizuje flexibilita. Alternativně lze kolorimetrické údaje primárníchbarev určit z profilu ICC nebo zadáním standardních souřadnic
chromatičnosti xy. Možnost "Gamut Clipping" vysvětlujeme v části "Emulace
barevného prostoru".

Gamut

7. Politika profilu ICC: Nakonec se zadá barevný profil, který se má vytvořit.
Lze jej uložit jako typ v2 nebo v4. Profily CLUT se nevytvářejí (pouze
shaper/matrice). Vzhledem k vynikající linearitě je to přijatelné, zejména
proto, že charakteristika volitelně odráží skutečnou úroveň černé barvy
monitoru.

Politika profilu ICC
Nyní je terč kalibrován jedním z dostupných měřicích přístrojů. Poté následuje
profilování. Zpočátku je k dispozici jedno paměťové místo, ale lze mu přiřadit
libovolný počet cílů. Každý z nich musí být znovu zkalibrován. Každý zpředdefinovaných obrazových režimů však může zaznamenávat i jednotlivá
kalibrační data (v případě potřeby pod libovolným novým názvem). Přepínání je
pak možné kliknutím myši na hlavním panelu. Aktualizuje se také barevný profil v
systémové složce Windows.
Testovací nástroje
Po dokončení kalibrace a profilování lze provést kontrolu kvality. V průběhu
ověřování profilu lze vytvořit libovolné testovací tvary RGB. Společnost EIZO nabízítaké dvě předvolby, z nichž jedna implementuje požadavky definované v normě
ISO 12646. Kolorimetrické údaje zobrazených barevných políček se pak
porovnávají s naměřenými hodnotami, které jsou výsledkem příslušných
transformací na základě profilu monitoru. Toto porovnání cílové hodnoty seskutečností ukazuje, jak dobře bylo dosaženo cílové hodnoty kalibrace a jak přesně
byla aktuální charakteristika zachycena v profilu.
V případě tiskárny EIZO CG2700X lze v tomto bodě měřit i cíle CMYK. K zobrazeníbarevných políček se používá externí software. Proto musí být nainstalovánprogram Adobe Photoshop (od verze CS1) nebo Adobe Acrobat (od verze 7).
Vlastní měření probíhá zcela automaticky po ručním přednastavení uživatelem.
Vždy se používá měkké zobrazení se simulací barev papíru. Naměřené hodnoty taklze po úpravě bílého bodu přímo porovnat s cílovými hodnotami.
Pozor: Pokud není jako bílý bod kalibrován D50, musí být výslovně aktivováno
zaškrtávací políčko pro příslušnou adaptaci.

Validace CMYK: definice cíle
Validace CMYK: definice cíleOvěření CMYK: Simulace a automatické měření v aplikaci Adobe Photoshop

Emulace barevného prostoru
Pro konfiguraci emulace barevného prostoru se požadovaný barevný gamut
definuje pomocí standardních barevných hodnot xy základních barev (viz část"Hardwarová kalibrace"). Alternativně lze data načíst z profilu ICC. Tímtozpůsobem se také převezme zamýšlená křivka tónových hodnot. Upozorňujeme,že pokud je k dispozici značka "chromaticAdaptationTag", přepočítává aplikace
ColorNavigator data přizpůsobená profilu D50.
Nastavení "Gamut Clipping" vynucuje kolorimetrickou transformaci. Barvy mimo
gamut jsou pak posunuty na hranici barevného prostoru. Barvy v gamutu jsou
reprodukovány přesně. Bez oříznutí gamutu je cíl kalibrace interně upraven tak,aby byl plně pokryt barevným gamutem monitoru. Tím se zabrání tonálnímuoříznutí, ale sníží se přesnost reprodukce barev v gamutu - za předpokladu, že byl
definován cíl, který přesahuje nativní barevný gamut monitoru.
Aby bylo zaručeno co nejsprávnější zobrazení i v aplikacích podporujících správu
barev - zde se však obvykle provádí kalibrace bez emulace vnitřního barevného
prostoru monitoru - odráží profil ICC s aktivovaným "ořezem gamutu" cíl emulace
i v případě, že je skutečný barevný prostor monitoru menší.

Transformace barevného prostoru však mohou být také předem vypočteny
pomocí CMM a automaticky zapsány do pipeline LUT monitoru. Za tímto účelem
uživatel vybere požadovaný cíl emulace ve formě profilu ICC a přiřadí jej k cílikalibrace. Pokud jsou jeho charakterizační informace správné, jsou převody
prováděny velmi přesně a se zadaným záměrem vykreslování (pokud to profil
podporuje). Kompenzace hloubky není k dispozici. Pokud profil monitoru
vygenerovaný nástrojem ColorNavigator odráží skutečnou úroveň černé, mohou
se proto v hloubkách objevit mírné zlomy tonálních hodnot. V takovém případě jetřeba se před zvolenou kalibrací vzdát příslušné předvolby ("Odrážet úroveň
černé v tónové křivce").
Důležité: Aktivní profil monitoru přirozeně stále obsahuje kolorimetrická datanadřazeného cíle. V aplikacích podporujících správu barev to vede knesprávnému zobrazení.
Třetí varianta je zajímavá zejména pro profesionální uživatele v oblasti videa. Za
nenápadnou emulační funkcí "LogView LUT Emulation" se skrývá možnost načíst
do 3D LUT monitoru hotové transformace. Pokud jsou k dispozici pouzegenerické CLUT (například podle Rec. 709), jsou přiřazeny odpovídajícímu cíliemulace.
V následujícím textu jsme použili emulaci barevného prostoru v nástroji
ColorNavigator k simulaci sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 RGB a ECI-RGB v2 saktivovanou funkcí "Gamut Clipping". Měření proti příslušnému pracovnímu
barevnému prostoru se provádí bez správy barev. CMM se proto nepoužívá.

Srovnání emulace sRGB s sRGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Porovnání emulace Adobe RGB s Adobe RGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Srovnání emulace DCI-P3 s DCI-P3 RGB

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Srovnání emulace ECI-RGB v2 s ECI-RGB v2

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Transformace barevného prostoru jsou implementovány přesně. To umožňuje
definovanou reprezentaci i mimo pracovní postup ICC. Emulace ECI-RGB v2
ukazuje ve výsledku relativně kolorimetrický záměr vykreslení: tonální hodnoty v

rámci barevného prostoru monitoru jsou ideálně převedeny. Všechny ostatní
tonální hodnoty končí na hranici barevného prostoru.
Pro srovnání jsme opět simulovali ECI-RGB v2 s deaktivovanou funkcí "Gamut
Clipping". To nevyhnutelně vede ke zvýšení odchylek i v oblastech, které leží v
barevném prostoru monitoru. Na druhou stranu je zachován celý tonální rozsah
vstupního signálu.

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Korekce kolorimetru
Princip měření, na kterém je kolorimetr založen, je převzat z lidského oka.
Spektrální citlivost standardního pozorovatele CIE je simulována fotoelektrickými
přijímači s předřadnými filtry. Pro dosažitelnou přesnost měření má rozhodujícívýznam konstrukce a nastavení filtrů (nejméně tří, ale často více). Kvůli zbývajícím
rozdílům jsou nutná korekční opatření, která se v každém případě vztahují kespecifickým referenčním monitorům s charakteristickými emisními spektry.
Korekce pro podporované kolorimetry uložené společností EIZO v aplikaci
ColorNavigator se skrývá v nastavení v položce "Měřicí zařízení".

Korekce pro kolorimetr
Odchylky mezi i1Pro 2, který používáme jako referenční přístroj, a i1Display Pro
Plus jako kolorimetrem jsou zanedbatelné, a to jak s explicitním nastavením
kompenzace, tak bez něj. Maximálně se pohybují na hodnotě Delta E (76) 1,5 anevracejí se ke generické charakteristice společnosti X-Rite ani při vypnuté
kompenzaci. Samozřejmě, že přístroj i1Pro, ať už v jakékoliv verzi, není ideálníreferenční přístroj. Výsledky však ukazují, že společnost EIZO věnuje pozornost i
tomuto problému a nepoužívá hotové řešení.
Vestavěné měřicí zařízení
Vestavěné měřicí zařízení lze v aplikaci ColorNavigator vybrat jako samostatnou
sondu. Umožňuje zcela se obejít bez vlastního měřicího zařízení a po aktivaci seautomaticky rozšíří v horním středním rozsahu.

Vestavěné měřicí zařízení v akci
Pro účely testování jsme provedli kalibraci a profilování pomocí vestavěného
měřicího zařízení a poté jsme profil ověřili pomocí přístroje X-Rite i1Pro 2.
Ověření profilu (vestavěné měřicí zařízení bez korelace => i1Pro 2)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Výsledek je opět přesvědčivý. Všechny odchylky jsou na nízké úrovni. Pokud
chcete měření přizpůsobit stávající sondě, můžete to snadno provést pomocí
korekční funkce. Za tímto účelem se provede stejná série měření (RGBW) internía externí sondou. Výsledky tvoří základ pro korekci, která se automaticky
aplikuje ve formě jednoduché matice 3x3.

Ověřování profilu (vestavěné měřicí zařízení koreluje => i1Pro 2)

Podrobné výsledky testů si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Pomocí vestavěného měřicího zařízení lze monitor EIZO CG2700X pravidelně
rekalibrovat. Tím se zvyšuje přesnost mezi kompletní kalibrací a profilováním
prostřednictvím aplikace ColorNavigator, které je rovněž třeba provádět méněčasto.
Konfigurace je jednoduchá. Pokud jste již obrazovku kalibrovali, potřebné
parametry jsou přímo zaznamenány. Uživatel musí pouze nastavit požadovaný
časový interval.

Profilování dalších zobrazovacích zařízení (např. tabletů, chytrých
telefonů)Další zajímavou funkcí je profilování zařízení s externí obrazovkou, jako jsou
tablety nebo chytré telefony. Testovací pole se na cílovém zařízení zobrazují
zcela automaticky prostřednictvím internetového prohlížeče. Potřebný síťový port
zadává uživatel při konfiguraci. Výsledky lze uložit jako profil matice nebo LUT asamozřejmě také použít pro emulaci barevného prostoru.

Profilování dalších zobrazovacích jednotek

HDR
Společnost EIZO neměla model CG2700X specifikovaný podle VESA DisplayHDR.
Přesto naše testovací zařízení boduje i v oblasti reprodukce HDR. Technicky
srovnatelné konkurenční modely se specifikací DisplayHDR-400 dokonce
jednoznačně překonává. I když to zatím nestačí na profesionální korekci aretušování barev HDR, EIZO využívá panel naplno a umožňuje reprodukovat
náročný HDR materiál.
Specifikace VESA stanoví jako přenosový standard formát HDR10. Základem
zpracovávaného signálu jsou následující vlastnosti:••••

10 bitů na kanál.
Absolutní tónová křivka podle SMPTE ST 2084.
Barevný gamut podle ITU-R BT. 2020.
Zpracování statických metadat definovaných v SMPTE ST2086.

Křivka absolutní hodnoty tónu vychází ze základního konceptu, který je již dlouhoznámý z lékařské oblasti (DICOM). Cílem je maximální účinnost kódování i zanepříznivých podmínek (oko, které je vždy přizpůsobeno jasu, vyhodnotí
minimální rozdíl). V případě maximálního jasu existuje velký prostor pro zlepšení.
Totéž platí pro barevný gamut, kterého bylo možné dosáhnout pouze umonochromatických základních barev. Sdružení VESA tuto skutečnost zohledňuje
a definuje DCI-P3 RGB jako referenční barevný prostor.
Technologie zobrazení je za tímto přenosovým standardem značně pozadu.
Metadata vztahující se ke konkrétnímu masteringu však charakterizují materiál
základním způsobem. Měřítko monitoru pak může provést úpravu. V následujícím
textu se zaměříme především na reprodukci HDR10.
OSD a ColorNavigator zpřístupňují funkci přenosu PQ. Nastavení zahrnují:
•
•
•
•
•

300 cd/m² oříznutí
Emulace 500 cd/m²
emulace 1000 cd/m²
emulace 4000 cd/m²
emulace 10 000 cd/m²

Implementace slibuje přesnou reprodukci až do 300 cd/m² při jediném nastaveníoříznutí. Nad tuto hranici již samozřejmě není možné rozlišení. Nastavení
emulace rozlišuje až do stejnojmenné prahové hodnoty. Se stále vyššími
hodnotami přesnost samozřejmě klesá. Zajímavou funkcí je barevné zvýraznění
oblastí, které překračují výše uvedené prahové hodnoty.
APL pro následná měření byla vždy nižší než 50 % vzhledem ke zvolené velikostiměřicího pole. EIZO CG2700X však dosahuje maximální svítivosti i při
celoplošném zobrazení.

Konfigurace přenosové funkce PQ v aplikaci ColorNavigator

PQ 300 cd/m² oříznutí

PQ 300 cd/m² oříznutí
Emulace PQ 1000 cd/m²

Emulace PQ 1000 cd/m²
Emulace PQ 4000 cd/m²

Emulace PQ 4000 cd/m²
V grafice je cílová charakteristika uložena jako světle šedá křivka. Vychází znaměřeného maximálního jasu a z něj vyplývá přenosová funkce PQ (podle
normy SMPTE ST 2084). Výsledkem je víceméně velký rozsah oříznutí u všech
skutečných monitorů, protože není dosaženo maximálních 10 000 cd/m².
Všechna nastavení odpovídají svému názvu. Nejpozději s emulací 4000 cd/m² sevšak křivka tónových hodnot nevyhnutelně sníží natolik, že při daných
parametrech již není možné provést ani napůl rozumné vzorkování.
Nastavení jasu by rozhodně mělo být 300 cd/m². Odchylné hodnoty vedou keztrátě přesnosti, protože výpočty jsou vždy založeny na tomto maximálním jasu.
To bohužel platí i pro hardwarovou kalibraci.
PQ 300 cd/m² oříznutí - jas: 400 cd/m²

PQ 300 cd/m² clipping s jasem 400 cd/m²
Křivka hodnoty tónu nyní již nesleduje cílovou charakteristiku, ale je vždy mírně
nad ní.
V následujícím textu jsme připravili výsledky pro nastavení "300 cd/m² clipping"po hardwarové kalibraci.

PQ 300 cd/m² clipping - hardwarová kalibrace

PQ 300 cd/m² po hardwarové kalibraciVýsledek po hardwarové kalibraci HDR je také zcela přesvědčivý. Požadované
charakteristiky je dosaženo mimořádně přesně - a s téměř dokonalým vyvážením
šedé.
Na základě emulace barevného prostoru jsme nakonec provedli rozsáhlejší sériiměření. Za tímto účelem byla v aplikaci ColorNavigator použita funkce přenosu
PQ s nastavením "300 cd/m² clipping" a barevný gamut podle ITU-R BT. 2020 s
funkcí "Gamut Clipping" (kompatibilní s HDR10). Vzhledem k tomu, že barevný
gamut materiálu obecně nepřesahuje DCI-P3 RGB, nelze očekávat žádné další
zlomy tonálních hodnot navzdory rozsáhlému oříznutí gamutu. Odpovídající barvy
mimo gamut jednoduše nejsou zahrnuty.
Společnost EIZO zde bohužel nenabízí odpovídající předdefinovaný obrazový
režim. Režim "PQ_DCI-P3" nabízený v nabídce OSD používá emulaci DCI-P3 RGB
a implementuje funkci přenosu PQ při nastavení ořezu 1000 cd/m².
Kalibrace hardwaru: PQ 300 cd/m², ITU-R BT. 2020 ("Gamut Clipping")ČervenádE 94

Zelená
2,3

Red2
dE 94

0,8

Zelená2
0,5

Gray35
dE 94

Modrá
0,4

Blue2
0,7

Gray50
0,6

Cyan
0,3

Cyan2
0,8

Gray800,9Magenta

Bílá
0,6

0,2

Magenta2
0,8

0,0

Žlutá

0,4

1,0

Žlutá20,8

Barevné odchylky PQ 300 cd/m² clipping a emulace ITU-R-BT.2020 ("gamut
clipping") po hardwarové kalibraci
Na rozdíl od měření SDR není referenčním bodem pro vyhodnocení bílý bod při
maximálním jasu, ale bílá plocha s jasem pouze okolo 100 cd/m². Zdepředpokládáme úplnou vizuální adaptaci (úpravy prostřednictvím Bradforda).
Používají se pouze barevné skvrny, které spadají do barevného gamutu DCI-P3
RGB, ale jsou kódovány v ITU-R BT. 2020 jsou kódovány.
Monitor EIZO CG2700X opět splňuje všechna očekávání. Jeho reprodukce barev
nevykazuje žádné slabiny. To opět platí téměř bez výhrad pro výsledky bez
předchozí kalibrace.
Kromě přenosové funkce PQ podporuje EIZO CG2700X také charakteristiku HLG("Hybrid Log Gamma"). Jedná se o křivku relativní hodnoty tónu. Materiál HDR
kódovaný podle toho má tu výhodu, že je stále ještě přiměřeně přijatelně
reprodukován na reprodukčním zařízení SDR s charakteristikou gama 2,4 (2,2)(špičková světla jsou silně komprimována na "horní hranici"). HLG bez metadat
se proto používá především pro televizní vysílání.

Reakční chování
Monitor EIZO CG2700X jsme testovali v nativním rozlišení při 60 Hz na připojení
DisplayPort. Monitor byl pro měření resetován do továrního nastavení.
Doba náběhu obrazu a chování při zrychlení
Určíme dobu nárůstu obrazu pro změnu černé na bílou a nejlepší změnu šedé našedou. Dále uvádíme průměrnou hodnotu pro našich 15 měřicích bodů.
V datovém listu je uvedena doba odezvy 13 ms (GtG). Model EIZO CG2700X nemá
implementovánu funkci overdrive.
Diagram doby přepnutí mimo jiné ukazuje, jak se sčítají různé skoky jasu, jakrychle monitor reaguje v nejlepším případě v továrním nastavení a jakouprůměrnou dobu reakce lze předpokládat.
Měření Color to Color (CtC) jde nad rámec běžných měření jednobarevných
skoků jasu, vždyť na obrazovce obvykle vidíme barevný obraz. Toto měření protoměří nejdelší dobu, kterou monitor potřebuje k přechodu z jedné smíšené barvy
na druhou a ke stabilizaci jasu.
Používají se smíšené barvy azurová, purpurová a žlutá - každá s jasem signálu
50 %. Při změně barvy CtC se nepřepínají všechny tři subpixely pixelu stejným
způsobem, ale kombinují se různé doby náběhu a poklesu.
Časy přepínání
Změnu černé a bílé barvy určujeme s velmi pomalou dobou 25,2 ms anejrychlejší změnu šedé barvy s dobou 18,2 ms. Průměrná hodnota pro všech

našich 15 měřicích bodů je 30,1 ms. Hodnota CtC je pomalá a činí 24 ms. Křivka
jasu (GtG 80-50 %) je samozřejmě zcela neutrální.

Pomalé časy přepínání
Zcela neutrální ladění
Síťový diagram
V následujícím síťovém diagramu vidíte přehled všech naměřených hodnot prorůzné skoky jasu našich měření. V ideálním případě jsou zelené a červené čáryblízko středu. Každá osa představuje skok jasu monitoru definovaný úrovní adynamikou, měřený pomocí světelného senzoru a osciloskopu.

Síťový diagramZpoždění
Pro hráče je důležitou hodnotou latence neboli doba zpoždění signálu, protože
nízké hodnoty zaručují přímou zpětnou vazbu. Zpoždění signálu při frekvenci 60
Hz je velmi krátké a činí pouze 3,3 ms. Celková latence činí nenáročných 18,4 ms.

Podsvícení
Podsvícení monitoru EIZO CG2700X není regulováno pomocí pulzně šířkové
modulace (PWM). V žádném provozním stavu nedochází k přerušení světelného
toku, které by mohlo být vnímáno jako blikání s nízkou frekvencí. Díky tomu jemonitor vhodný pro delší pracovní seance i pro citlivé oči.

LED podsvícení bez PWM regulace jasu

Hodnocení
Zpracování a mechanika bydlení:5

Ergonomie:

5

Provoz/OSD:5Spotřeba energie:

2

Generování hluku:

5

Subjektivní dojem z obrazu:

5
5
5
4

Závislost na úhlu pohledu:
Kontrast:Osvětlení (černý obraz):
Homogenita obrazu (rozložení jasu Uniformity Comp.: Zapnuto;
Vypnuto):Homogenita obrazu (Rovnoměrnost barev: Zapnuto; Vypnuto):
Svazek barevných prostorů (ISO Coated v2; sRGB; Adobe RGB;
ECI-RGB v2, DCI-P3 RGB):

5; 5
5; 5

5; 5; 5; 4; 5

Po kalibraci (sRGB):

55
5

Po kalibraci (ověření profilu):

5Interpolovaný obraz:

4

Vhodné pro příležitostné hráče:
Vhodné pro hardcore hráče:
Vhodné pro DVD/Video (PC):3
1
5

Vhodné pro DVD/video (externí zdroj):5Poměr cena/výkon:4

Cena [včetně DPH v eurech]:od 3 200 €
4,5 (VELMI
DOBŘE)

Před kalibrací:Před kalibrací (sRGB):

Celkové pořadí:Závěr
Monitor EIZO CG2700X je skutečným obohacením proslulé produktové řadyColorEdge. Díky rozlišení UHD se otevírá i skupinám uživatelů, kterým hustota
pixelů modelu CG2700S dříve nestačila. Oba modely jsou navíc vzájemně snadno
srovnatelné. Skutečné nedostatky musíte hledat lupou. Nejpravděpodobnější
místo, kde je najdete, je doba odezvy. Ne, hry nejsou profesí grafického
profesionála z Japonska. Nenápadný monitor je o to přesvědčivější téměř ve všech
ostatních oblastech.
Panel IPS s vysokým rozlišením, stabilním pozorovacím úhlem a relativně vysokým
kontrastem tvoří ideální základ, na kterém může společnost EIZO stavět svévývojové know-how. Díky technologii DUE je jeho povrch vynikající homogenní,zatímco jeho vysoký barevný gamut umožňuje nejnáročnější retušování obrazu asimulaci barevně bezpečných důkazů. Zásadní význam má také vlastní vyvinutéškálování, které zpracovává vstupní signál beze ztrát a s vysokou přesností. Díky
softwaru ColorNavigator je k dispozici software pro ovládání hardwarové kalibrace,který po krátkém zaškolení nenechá téměř nic náhodě. Integrace emulacebarevného prostoru do procesu kalibrace zajišťuje maximální spolehlivost barev iv aplikacích, které neumožňují správu barev.
Díky vestavěnému, dobře vyladěnému měřicímu zařízení je samostatná sonda vevětšině případů zbytečná. Samokalibrace zajišťuje dodržování kalibračních cílů vprůběhu času a může být mezitím spuštěna i za provozu.
Přestože model CG2700X není určen pro náročné pracovní postupy HDR, líbí senám parametrizovatelné funkce přenosu PQ a HLG. Jednoduché řídicí úlohy jsou
tak zcela možné. Malým mínusem je omezení na jas 300 cd/m² pro maximálnípřesnost. Panel má podstatně větší rezervy.
S doporučenou cenou kolem 3 000 eur patří EIZO CG2700X do vyššího cenového
segmentu. Hodně výkonu za hodně - ale ne příliš - peněz. V profesionálním
prostředí se tato investice rychle vrátí.

Poznámka: Společnost PRAD obdržela monitor CG2700X zapůjčený od
společnosti EIZO pro účely testování. Výrobce neměl na zprávu o testu žádný vliv,
neměl povinnost ji zveřejnit a neměl žádnou dohodu o důvěrnosti.
Odkaz na původní zprávu o zkoušce:
https://www.prad.de/testberichte/test-eizo-cg2700x-grafik-profi-mit-uhdaufloesung/© 2023 PRAD ProAdviser GmbH & Co. KG