3.測定時の注意点•または マークが表示されたら、2本同時に電池を交換してください。
（充•測定前に5〜6回深呼吸をし、リラックスして測定してください。
（緊張時や、保証書付電池をご使用の場合は充電してください。）
精神状態が不安定なときは、血圧が安定しません。）•アルカリ電池、ニッケル水素充電池※を混ぜて使用しないでください。
•睡眠不足や便秘のとき、または運動や食事の後でも血圧は高くなります。
•アルカリ電池、ニッケル水素充電池以外は使用しないでください。
•飲酒の後や入浴直後には測定をおこなわないでください。
•付属の電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合•尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。
シチズン手首式血圧計があります。
•20℃前後の室温で測定してください。寒さは血圧を上昇させます。
•ニッケル水素充電池は専用の充電器で充電してからご使用ください。
•コーヒーや紅茶などを飲んだり喫煙した直後は、正しい値が得られません。
CHWH シリーズ•連続して測定をおこなわないでください。手首がうっ血して正しい値が得られ •使用済みの電池は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分しCHWH903てください。
ません。必ず間隔（1分以上）をあけてから測定してください。
•正しい姿勢で安静にして測定してください。カフを心臓の高さに保ち、腕を動 ※ニッケル水素充電池は、エネループまたは充電式エボルタをご使用ください。
CHWH803
かしたり、話をしないでください。
•血圧は長期のデータを見ることが大切です。お薬（血圧を下げる薬等）を服用した時間も考慮して、一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、6.時計を合わせましょう
毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。
• ご使用前に本書を必ずお読みください。
•測定中に体に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合には、使用を中断• 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
本製品は測定結果を、日付・時刻とともに記録することができます。
して医師の指導を受けてください。
ポイント• ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。
毎日同時刻に測定するなど、日々の健康管理にお役立てください。

2取扱説明書本体以下の物がそろっているかご確認ください。
●本体• CHWH903（ホワイト）●収納ケース●単４形アルカリ乾電池2本（モニター用）

扌

お好みで合わせたら、電池カバー

1●アプリ・通信説明書

手首カフ

収納ケースの開けかた➡

収納ケースのツメに親指をかけ、手前に引きながらフタを持ち上げます。

［メモリー］
スイッチ表示部
脈間隔変動マーク

2.安全上のお願い

告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注

意

人が傷害を負ったり、物的損害 の発生する可能性が想定される場合

電池マーク メモリーマーク

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。
禁止 してはいけない「禁止」内容です。



測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→自己判断は、病気の悪化につながるおそれがあります。

心臓疾患、その他循環器疾患、重度の血行障害のある方、ペースメーカーをご使用の方や乳腺切除した方は、医師の指導に従ってください。

温度計マークBluetoothマーク

告ブザーマーク★

®

＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

警

測定姿勢ガイド
最高血圧値
最低血圧値

血圧分類
マーク

＊平均マーク

体動マーク

日付 /
時刻 /
温度

★CHWH903（ホワイト）のみ

電池カバー

注

意

お子様や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。
→事故やけがの原因になります。

長時間連続して測定しないでください。
→うっ血、はれなどの原因になります。

血圧測定以外に使用しないでください。
→事故やけがの原因になります。

血圧測定中に血圧計の近くで、携帯電話などを使用しないでください。
→誤作動をおこすおそれがあります。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。の向きを間違えないようにしてください。
電池の→漏液、発熱、破裂などをおこし、本体が破損する原因になります。

本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。
→故障の原因になります。

CHWH903_803_IM.indd 1• 手首を曲げない。

1• 本体の位置をずらさない。

手首カフを開きますを押して「日」を合わせます• 測定中に動いたり話したりしない。

4

2 位置を確認し、手首カフを左手首にかぶせます

寝た姿勢でも測定できます
血圧計と心臓を同じ高さにしてください。

を押して「時」を合わせます※ AM 〜午前、PM 〜午後を押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。
を押してください。
「時」が数字を合わせたら、確定し、「分」が点滅します。

5➡

そのほかのポイントについては、「3. 測定時の注意点」を参考にしてください。

測定姿勢ガイドの設定をしましょう
測定姿勢ガイドとは、前回測定時の姿勢（本体の角度）を記憶して、次回も同じ姿勢で測定できるようにガイドする機能です。個人で使用する場合にこの機能をお使いいただくと、安定した測定姿勢を得ることができます。

を押して「分」を合わせます
すき間がないようにぴったりつける［測定姿勢ガイド］スイッチを切り替えます

3 手首カフをぴったり巻きつけますを押して「12/24」時間表示を選びます

測定姿勢ガイドを使う：

手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

3 電池カバーを閉めます

7.スマートフォンへの転送機能・ブザー音量★を設定しましょう
カチッ➡

4 時計を合わせます
電池を入れると、「西暦年」の表示が点滅します。
「6. 時計を合わせましょう」の手順 1 から順に設定してください。
※電池交換の場合は、電池を交換してもメモリーは保持されています。
※電池を交換した後は、時計、スマートフォンへの転送機能、ブザー音量★の設定を再度おこなってください。
★ CHWH903（ホワイト）のみスマートフォンへの転送機能（有効 / 無効）、ブザー音量（音量大 / 音量小 / 音なし）が設定できます。
転送機能が有効の場合は Bluetooth® マーク が、ブザー音量設定した場合（音量大 / 音量小）★はブザーマーク が、測定中および測定結果呼び出し時に点灯します。
★ CHWH903（ホワイト）のみ★

ポイント

本製品は、測定結果をスマートフォンに転送して記録できます。詳し
くは、「アプリ・通信説明書」を参照してください。

1 ［時計設定］スイッチを１回押します※短 く1回押してください。3秒以上長押しすると時計合せモード（「6.
時計を合わせましょう」参照）になります。

測定姿勢ガイドを使わない：● 測定姿勢ガイドを使う場合：
はじめて測定する際に、正しい測定姿勢を記憶させます。

➡



カフの端が長いときは、折り返して固定します。

画面に「西暦年」が点滅しますので、「6. 時計を合わせましょう」の手順 1 から操作してください。の向きに注意して入れてください。

電池カバーを押さえながら◀▎▎とは反対方向にずらします。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

「12/24」時間表示が確定し、時計設定が終了します。設定した日付と時刻を表示したあと、電源が切れ表示が消えます。
■時計を修正する場合は設定を最後まで終了させた状態で、［時計設定］スイッチを3秒以上長押ししてください。

2 電池を入れます• 手を強く握りしめない。

を押してください。ブザー音量が確定し、上着のそでをまくり上げるときは、腕が圧迫されないようにしてください。
手首周囲が13.5cm 未満の方、21.5cm を超えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。

を押して「月」を合わせます

6
電池カバーを◀▎▎方向にずらすとカバーが跳ね上がります。

航空機内や病院など、無線機器の使用を制限された区域では使用しないでください。

→事故やけがのおそれや、本体が故障する原因になります。

• 手首カフがゆるまないようにぴったり巻く。

➡

を押すたびに、「12H」と「24H」が切り替ります。
●例：午後1時の場合……12H → PM1:00 24H →13:00
を押してください。
お好みで合わせたら、→けがなどの原因になります。

正しく測定するためにはを押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。設定可能な上限値を超えると設定可能な下限値にもどります。
を押してください。
「西暦年」が確定し、「月」 8.手首カフを巻きましょう
数字を合わせたら、が点滅します。
腕時計などを外しましょう。

を押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら、を押してください。
「日」が確定し、「時」が点滅します。

電池カバーを開けます

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

分解・修理・改造をしないでください。

お好みで合わせたら、電源が切れ表示が消えます。

を押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら時報などを確認して、を押してください。
「分」が確定し、「12H」または「24H」が点滅します。

→体調不良をおこすおそれがあります。

→電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。

を押して「西暦年」を合わせます

3

脈拍数 /
メモリー番号5.電池を入れましょう

1

2

タオルなどを折りたたんで腕の下に置きましょう。

を押してブザー音

を押すたびに「onHi」（音量大）、「onLo」（音量小）、「oFF」（音なし）と順に切り替ります。

➡

を押すたびに数字がひとつずつ大きくなります。
数字を合わせたら、を押してください。
「月」が確定し、「日」が点滅します。

カフ巻き
エラーマーク

ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。

警［データ通信］［時計設定］［測定姿勢ガイド］スイッチ スイッチ スイッチ心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなります。逆に位置が高いと、血圧値が低くなります。

ポイントの手順 1 から順次、設定してください。

●医療機器添付文書 /EMC 技術資料

2 手の親指側を上に向けて、力を抜きましょう
3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう
4 脚を組まないようにしましょう

量を選びます■時計を合わせましょう
例として「2020年6月10日午前7時30分」に時計を合わせる手順を説明します。

●取扱説明書 / 保証書

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

Hi」、「onLo」または「oFF」が点滅します。手順 3 へ進んでください。

電池を入れると、時計合わせの「西暦年」が点滅しますので、以下• CHWH803（ブラック）

1 姿勢を整えましょう● CHWH803（ブラック）の場合：
ス マートフォンへの転送機能の有効 / 無効が確定し、電源が切れ表示が消えます。

を押すたびに時計設定箇所が点滅します。

［START/STOP］
スイッチを押してください。

● CHWH903（ホワイト）の場合：
ス マートフォンへの転送機能の有効 / 無効が確定し、ブザー音量「on

3 CHWH903（ホワイト）の場合：■時計合わせの手順❶西暦年→❷月→❸日→❹時→❺分→❻12/24時間表示

表示部（透明シールをはがしてお使いください）

血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。
毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測ることが大切です。

無効
（OFF）
を選びます
を押すたびに「bLEon」（転送機能有効）、「bLEoFF」（転送機能無効）が切り替わります。

4.各部のなまえ

1.本体付属品

9.正しい姿勢を確認しましょう

を押してスマートフォンへの転送機能の有効（ON）/

2回目以降に測定する際には、前回測定時の姿勢と本体の角度が異なる場合、中央以外の一部分が点滅します。

手首のすじから1〜2cm のところに手首カフの縁を合わせ、表示部を右図のようにしてください。
血圧計が心臓より高い 血圧計が心臓より低い 前かがみになっている
手首のすじ
1〜2cm

右手首でも測定できます 圧は左右で10mmHg 程度の差が出る場合血がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。

左右4か所のうち、一部分が点滅します※この機能は前回測定時の姿勢を記憶するものです。はじめて測定する際に正しくない姿勢が記憶されてしまった場合は、2回目以降に正しい姿勢で測定し直してください。
※1台の血圧計を複数人でお使いになる場合などは、測定姿勢ガイドは正しくガイドできません。そのような場合は「OFF」にしてください。
※電池を交換した場合は、前回測定時の姿勢の記憶がリセットされます。

2019/09/02 13:29

10.測定しましょう
スマートフォンへの転送機能が有効 (ON) の場合、血圧を測定するときに専用アプリ「シチズンヘルスケア 健康予約」を押すと測定データがを起動しましょう。測定が完了し、自動的にスマートフォンに転送されます。詳しくは、「アプリ・通信説明書」を参照してください。

ポイント

1 

4 測定結果が表示されます•「カフ巻きエラーマーク」が表示された場合は手首カフをいったん外し、ぴったり巻きなおして再測定してください。
日付 / 時刻と温度が交互に表示されます

は CHWH903（ホワイト）※測定結果は自動的に記録されます。
※血圧分類マークは、「12. マークについて」を参照してください。

「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出した場合に表示されます。

 度表示後に測定姿勢ガイドが表示されます。手順 2 へ進んでくだ
温さい。

5クについて」を参照してください。

測定後、脈間隔変動マークについて●スマートフォンへの転送機能が有効（ON）の場合：転送が始まります。 「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。
• Bluetooth® マーク が点滅します。

（［測定姿勢ガイド］スイッチが「ON」の場合は）測定姿勢ガイドを確認して、姿勢を整えます

転送処理が終了したら電源が切れます。
を※転送が始まったあとに再度押すと、転送が中止され電源が切れます。
※測定後スイッチを押し忘れても、約5分後に自動的に電源が切れます。

本体の角度が適正になると、自動的に測定を開始します。
※本 体の角度が適正ではない場合でも、一定時間経過すると自動的に測定を開始します。

「温度計マーク」は気温表示時に表示されます。
CHWH903（ホワイト）は、使用温度範囲（10℃〜40℃）外で測定した場合や、測定直前に気温が急変した場合に「温度計マーク」が点滅します。

3 測定を開始します➡

が点滅します。

● CHWH903（ホワイト）の場合：
ブザー音量が、「on Hi」または「on Lo」のときは、測定中にブザーマー
ク が点灯し、脈拍に合わせてブザー音が鳴ります。
※測定を止めるときは、を押してください。
気が抜けない場合は、手首カフを外してください。

新しい電池と交換してくださいの向きが電池の間違っていませんか

電池を正しい向きに入れなおしてください

マークが点灯しましたか

手首カフを正しく巻きなおしてください

手首カフを正しく巻いていますか
測定中は安静にしていましたか

故障を発見した場合はただちに使用を中止し、分解せず、お買い上げの販売店または弊社
お客様相談室にお問い合わせください。

を押しても空を押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。
を押し続けると過去の測定結果を早送りできます。
メモリー番号表示の後、測定結果を表示します。

[         ]メモリー番号 が最新のメモリーです。
１、２、３、……、59、60
新しい
古い

エラー表示

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

日付 / 時刻と温度が交互に表示されます

加圧不良の原因になります。

■血圧計を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処分してください。

• 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
● CHWH903（ホワイト）の場合：• 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
使用温度範囲（10℃〜40℃）外での測定や、測定直前に温度が急変し• 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃たときの測定結果のメモリーは、温度計マーク が点滅します。などによる故障または損傷。
※を押して測定結果の呼び出しを終了します。
• 保証書のご提示がない場合。
• 保証書のお買い上げ日、販売店名などの記載に不備がある場合、あるいは字ひとつのメモリーを消去したい場合句を書き換えられた場合。
［時計設定］スイッチを４秒以上長押しして• ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品、消耗品（電池）などの交換。 消去したい測定結果を表示してから、“CL”が点灯しますので、［時計設定］スイッチを※お買い上げの販売店にご持参いただく場合の諸費用や弊社にご送付いただく 消去します。消去が完了すると、離してください。
場合の送料などは、お客様の負担となります。
メモリー消去中は電池を取り出さないでください。
• 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
• 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
すべてのメモリーを消去したい場合
This warranty is valid only in Japan.
すべてのメモリーを消去したいときは、測定結果を表示してから、を押した状態のまま、を４秒以上長押しして消去します。
消去が完了すると、保証書“ALL CL”が点灯しますので、それぞれのスイッチを離してください。
本書は、お客様が取扱説明書に従って正しく使用したにもかかわらず、万一故障した場メモリー消去中は電池を取り出さないでください。
合、本保証規定に従ってお買い上げ後1年間は無料修理をおこなうことをお約束するものです。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
商品コード： CHWH903 CHWH803          お買い上げ日：        年        月        日ご住所：

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

WHO（世界保健機関）/ISH（国際高血圧学会）の血圧分類でどの領域にあるかを、６段階の血圧分類マークでお知らせします。

CHWH903_803_IM.indd 2

WHO/ISH 血圧分類（1999 年改訂）

高血圧重症180

血 圧分 類マーク

1901

答え

QA
Q

販売店名および住所：

受付時間：10〜17時 月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
通話料金は無料です。
E-mail: support@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

A

血圧分類マークについて

最高血圧

0120-88-6295（お客様相談室）

Q

答え（mmHg）

東京都西東京市田無町6-1-12A

12.マークについて

お名前：〒188-8511

答え

病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも 10～ 20mmHg ほ
ど高くなることがあります。家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

高血圧中等症

160

高血圧軽症

140
130120

正常高値

至適血圧（目標値）
8590

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。
• 季節、気温• 体のリズム、体調、姿勢、運動• 精神状態、ストレス
ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。
また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。
家庭で血圧を測る意味は ?
家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果をもとに、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。
上腕式血圧計の測定値とかなり違いますがなぜですか ?
手首式と上腕式の血圧測定値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化など動脈の閉塞が生じるような疾患がある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢 ( 心臓の高さに合わせる、手首に力を入れず伸ばす ) で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導に従ってください。
※手 首が心臓の高さより低い位置では血圧値が高くなり、逆に位置が高いと血圧値は低くなります。高さが10cm 異なると血圧値は約８mmHg 変化します。

18.電波干渉について
本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、ならびに免許を要するアマチュア無線局（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
１ 本 製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
２ 万 一、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、本製品の運用（電波の発射）を停止してください。
３ そ の他、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

19.製品仕様

対処

手首カフの巻きかたがゆるすぎます。

手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。
(「8. 手首カフを巻きましょう」参照）

281mmHg 以
上加圧した。

または売

名 シチズン手首式血圧計

CHWH シリーズ

方

表式 オシロメトリック法
示 デジタル表示方式

装着部 手首カフ手首周

長 13.5～21.5cm（測定可能手首周長範囲）

測

定

範

囲 圧力：0～280mmHg、目量：1mmHg
脈拍：40～180拍 / 分

測定

精度 圧力：±3mmHg
脈拍：読み取り数値の±5％時

計 月差±30秒 (25℃にて）加圧 ポンプによる自動加圧

排気 電磁弁による自動排気通測定中、自動的に圧力が下がらを押しない場合には、て測定を中止して、手首カフを外してください。

定信

方式 Bluetooth® low energy Ver. 4.1直流）定格および電源 DC3V （単4形アルカリ乾電池（LR03）2本または単4形ニッケル水素充電池（エネループまたは充電式エボルタ）2本
電 池 使 用 回 数 単4形アルカリ乾電池 約400回（1日2回、室温22℃、180mmHg 加圧で測定の場合 )乾電池が消耗しています。

2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。ニッ
ケル水素充電池を使用している場合には、充電してください。

使 用 温 湿 度 10℃～40℃ /15％～85％ RH

脈拍数が測定範 囲 外（39 拍 /分 以 下、ま た は181拍 / 分以上）でした。

手首カフを巻きなおし、深呼吸などリラックスしてから、もう一度測りなおしてください。
（脈拍数が測定範囲外の場合は Er 表示になります。）

メモ

リー 60回分

電撃保護 内部電源機器 （ ：BF 形装着部）

寸

法 約70（幅）× 60（高さ）× 85（奥行）mm（手首カフ含まず）

室温が0℃未満、も し く は 51 ℃
以上の環境で測定しています。

使用温度範囲（10℃～40℃）外で測定すると正しく測定できないことがありますので、20℃前後の室温で再測定することをおすすめします。

質量 約135g（電池含まず）本体が正常に作 お買い上げの販売店、または弊動していません。 社お客様相談室へお問い合わせください。

保 存 温 湿 度 －20℃～60℃ /10％～95％ RH
使 用 気 圧 範 囲 700hPa ～1060hPa付

属品 単4形アルカリ乾電池２本（モニター用）、取扱説明書 / 保証書、医療機器添付文書 /EMC 技術資料、アプリ・通信説明書、収納ケース※本製品および取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールにもとづいて正しく処理してください。
※本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2:2014に適合しています。
EMC 適合※本製品は JIS 規格（JIS T 1115:2018）に適合しています。
※本製品の臨床性能試験は、ISO（国際標準化機構）81060-2:2013 の要求にもとづいて実施しております。
※本製品は不特定多数の被験者が対象となる医療機関・公共の場所で使用しないでください。
※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。
※充電池は必ず専用の充電器を使用して充電してください。
「eneloop®」（エネループ）はパナソニックグループの登録商標です。
「EVOLTA」（エボルタ）はパナソニック株式会社の登録商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.
が所有権を有します。シチズン・システムズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
本製品は湿気の多いところや水のかかるところで使用しないでください。
医療機器認証番号：301ADBZX00020000（管理医療機器）
製造販売元

正常血圧

80

A

答え

測るたびに血圧値が違いますがなぜですか ?

原因

センサーに圧力がかかり過ぎた
た め、測 定 で きません。

■本体側面のスリット穴からゴミや洗剤、水などが入らないように注意してください。

Q• 内蔵されている無線設備の分解・修理・改造をしないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
• 本製品は日本国内においてのみ使用できます。海外で使用すると、その国の電波法に抵触するおそれがあります。

測

手首カフが正し
く巻かれていな
い た め、脈 を 検出できません。

■本体や手首カフがひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。

病院で測ってもらう血圧値と、家で測る血圧値がちがうのはなぜですか ?

R006-000373

商 品 コ ー ド CHWH903（ホワイト）
CHWH803（ブラック）

16.エラー表示について

14.血圧 Q&A

保証規定

• 本製品には、電波法の2.4GHz 帯小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備が内蔵されています。

販■本体や手首カフをアルコール、シンナー、ベンジンなどで絶対に拭かないでくが表示され、最新3回分の平均値を示します。
※3 回以上の測定結果（体動マーク表示の測定結果は除く）がなければ、 ださい。
材質を傷めるおそれがあります。
平均値は表示されません。
※メモリーがない場合は測定結果は表示されません。
■手首カフを無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

を押すと過去の測定結果を見ることができます

0120 - 88 - 6295

13.保管とお手入れのしかた■直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、塩分や硫黄分の多い場所、ほこりの多い場所や水のかかる場所には保管しないでください。また、水洗いもしないでください。
故障の原因になります。

を1回押します2 さらに安静にしてもう一度測定してくだ
さい

脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります■長期間使用しない場合は、電池を外してください。
電池からの液漏れにより、故障することがあります。

➡

• 脈拍を感知すると測定マーク

電池が消耗していませんか• 使用温度範囲外や、測定直前に気温が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、20℃前後の室温で再測定することをおすすめします。

60回分の測定結果を記録できます。
平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

1 を押しても何も表示しない

測定できない直しかた

温度計マークについて11.測定結果を呼び出しましょう
本体の角度は適正です

確認するところ• 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

を押して電源を切ります●［測定姿勢ガイド］スイッチが「OFF」の場合：
手 順 3 へ進んでください。

こんなとき「脈間隔変動マーク」は、測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に表示されます。

」が表示された場合は、「12. マー※測定結果にマーク「2体動マークについて•「体動マーク」が表示された場合は安静にして再測定してください。

●［測定姿勢ガイド］スイッチが「ON」の場合：

17.電波法について

15.故障かな？と思ったら「カフ巻きエラーマーク」は、手首カフの巻き方がゆるい場合に表示さ修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。
れます。

血圧分類
マークの該当部分が点滅しますを押します※ブザーマークのみです。

カフ巻きエラーマークについて

100

110

最低血圧（mmHg）

2019/09/02 13:29