SDS6000L Series
Low Profile
Digital Storage
Oscilloscope
Quick Start
EN01D

Copyright Information
Declaration
SIGLENT products are protected by patent law in and outside of P.R.C.

SIGLENT reserves the right to modify or change parts of or all the specifications or pricing policies at thecompany’s sole decision.
Information in this publication replaces all previously corresponding material.
Any method of copying, extracting, or translating the contents of this manual is not allowed without thepermission of SIGLENT.

Note: SIGLENT is the registered trademark of SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD.

SDS6000L Quick Start

1

Contents
Copyright Information ............................................................................................................. 1
General Safety Summary ....................................................................................................... 3
Safety Terms and Symbols ..................................................................................................... 4
Allgemeine Sicherheitsübersicht............................................................................................. 5
Sicherheitsbegriffe und symbole............................................................................................. 7
General Care and Cleaning .................................................................................................... 8
General Inspection ................................................................................................................. 9
Mechanical Dimensions ........................................................................................................ 10
Panel Introduction.................................................................................................................. 11
Quick Start ............................................................................................................................ 12
User Interface ....................................................................................................................... 15
Basic Operations .................................................................................................................. 18

2

SDS6000L Quick Start

General Safety Summary
Carefully read the following safety precautions to avoid any personal injury or damage to the instrument andany products connected to it. To avoid potential hazards, please use the instrument as specified.
Use the Proper Power Cord
Only the power cord designed for the instrument and authorized by local government regulations should be
used.
Ground the Instrument
The instrument is grounded through the protective earth conductor of the power cord. To avoid electric shock,please make certain the instrument is grounded correctly before connecting its input or output terminals.
Connect the Signal Cable Correctly
The potential of the signal cable ground is equal to the earth ground. Do not connect the signal wire to ahigh voltage.
Look Over All Terminal Ratings
To avoid fire or electric shock, please look over all ratings and sign instructions of the instrument. Before
connecting the instrument, please read the manual carefully to gain more information about the ratings.
Use Proper Overvoltage Protection
Make sure that no overvoltage (such as that caused by a thunderstorm) can reach the product, or else theoperator might be exposed to the danger of electrical shock.
Electrostatic Prevention
Operate in an electrostatic-protected area environment to avoid damages induced by static discharge.
Always ground both the internal and external conductors of the cable to release a static charge before
connecting.
Maintain Adequate Ventilation
Inadequate ventilation may cause an increase in temperature, which may eventually damage the instrument.
Maintain suitable ventilation and inspect the fan and intake regularly.
Avoid Exposed Circuits and Components
Do not touch exposed contacts or components when the instrument's power is on.
Use Only the Specified FuseDo Not Operate Without Covers
Do not operate the instrument with covers or panels removed.

SDS6000L Quick Start

3

Safety Terms and Symbols
Terms used in this product. These terms may appear in the product:
DANGER

Indicates direct injury or hazards that may happen.

WARNING

Indicates potential injury or hazards that may happen.

CAUTION

Indicates potential damage to the instrument or other property that may happen.

Symbols used in this product. These symbols may appear on the product:

Hazardous
Voltage

4

Warning

Protective

Earth Ground

Power Switch

Earth Ground

SDS6000L Quick Start

Allgemeine Sicherheitsübersicht
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät
und an den daran angeschlossenen Produkten zu vermeiden. Um mögliche Gefahren zu vermeiden,verwenden Sie das Gerät bitte wie angegeben.
Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel
Verwenden Sie nur das für das Gerät vorgesehene und im jeweiligen Land zugelassene Netzkabel.
Erden Sie das Gerät
Das Gerät ist über den Schutzleiter der Netzleitung geerdet. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden,vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät korrekt geerdet ist, bevor Sie die Eingangs- oder
Ausgangsklemmen des Geräts anschließen.
Schließen Sie das Messkabel richtig an
Die Kabelschirmung (Masse) des Messkabels ist gleich dem Potential der Erde, schließen Sie das
Messkabel also nicht an eine hohe Spannung an.
Überprüfen Sie die Nennwerte aller Klemmen
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte alle Angaben und Hinweise auf
dem Gerät. Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um weitere
Informationen über die Nennwerte zu erhalten.
Verwenden Sie einen ordnungsgemäßen Überspannungsschutz
Stellen Sie sicher, dass keine Überspannung (z. B. durch ein Gewitter) an das Gerät gelangen kann, dasonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Schutz vor Elektrostatik
Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung, die vor elektrostatischer Entladung geschützt ist, um Schäden
durch statische Entladung zu vermeiden. Erden Sie vor dem Anschließen immer sowohl den Innen- alsauch den Außenleiter des Kabels, um statische Aufladung abzubauen.
Für gute Belüftung sorgen
Eine unzureichende Belüftung kann zu einem Temperaturanstieg führen, der schließlich das Gerät
beschädigt. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung und überprüfen Sie regelmäßig die Ansaugung und
den Lüfter.
Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise oder Komponenten
Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte oder Bauteile, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Richtige Sicherung verwenden
Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung.
SDS6000L Quick Start

5

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Abdeckungen
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt sind.
Betreiben Sie das Gerät nicht bei vermuteten Defekten
Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem weiteren Betrieb vonqualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder Austausch, insbesondere
von Schaltkreisen oder Zubehör, muss von SIGLENT autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Nicht in feuchter Umgebung betreiben
Um einen Kurzschluss im Geräteinneren oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, betreiben Sie das
Gerät nicht in feuchter Umgebung.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen
Um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, das Gerät nicht in
explosionsgefährdeter Umgebung zu betreiben.
Halten Sie die Produktoberflächen sauber und trocken
Um den Einfluss von Staub und/oder Feuchtigkeit in der Luft zu vermeiden, halten Sie die Oberfläche desGeräts bitte sauber und trocken.
Sicherheit bei der Handhabung
Bitte behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig, um Schäden an Tasten,
Drehknopfschnittstellen und anderen Teilen auf den Bedienfeldern zu vermeiden.
Es dürfen nur Tastköpfe verwendet werden, die den Spezifikationen des Herstellers entsprechen
Bei Verwendung von 2X/.../10000X-Sondenbaugruppen müssen die Sondenbaugruppen durch eine
doppelte oder verstärkte Isolierung von den gemessenen Stromkreisen isoliert sein.
Alle Sondenbaugruppen sollten die Anforderungen von UL 61010-031 und CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-03107 erfüllen.
Das Gerät darf nicht so positioniert werden, dass es schwierig ist, die Trennvorrichtung (abnehmbarer
Stecker) zu bedienen.
Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann der Schutz,
den das Gerät bietet, beeinträchtigt warden.

6

SDS6000L Quick Start

Sicherheitsbegriffe und symbole
Begriffe in diesem Handbuch. Diese Begriffe können in diesem Handbuch vorkommen:
WARNUNG
Warnhinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Verletzungen oder zum
Verlust des Lebens führen können.
VORSICHT
Vorsichtshinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Schäden an diesem
Produkt oder anderen Gegenständen führen können.

Begriffe auf dem Produkt. Diese Begriffe können auf dem Produkt erscheinen:
GEFAHR

Weist auf direkte Verletzungen oder Gefahren hin, die auftreten können.

WARNUNG

Weist auf mögliche Verletzungen oder Gefährdungen hin, die auftreten können.

VORSICHT

Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen hin, die eintreten
können.

Symbole auf dem Produkt. Diese Symbole können auf dem Produkt erscheinen:

Hazardous

Warning

Voltage

Protective

Earth Ground

Power Switch

Earth Ground

Wenn Sie solche Symbole auf dem Produkt finden, ziehen Sie das Handbuch zu Rate, um die Art derpotenziellen Gefahr und die zu ergreifenden Maßnahmen zu erfahren

SDS6000L Quick Start

7

General Care and Cleaning
Care:
Do not store or leave the instrument in direct sunshine for extended periods.
To avoid damage to the instrument or probes, please do not expose them to fog, liquid, or solvents.

Cleaning:
Please perform the following steps to clean the instrument and probes.
1.

Disconnect the instrument from all power sources and then clean it with a soft damp cloth.

2.

Clean the loose dust on the outside of the instrument and probe with a soft cloth.

To avoid damage to the surface of the instrument and probe, please do not use any corrosive liquid or
chemical cleansers.
Make sure that the instrument is completely dry before restarting it to avoid potential short circuits or
personal injury.

8

SDS6000L Quick Start

General InspectionInspect the shipping container

Keep the original shipping container and cushioning material until the contents of the shipment have been
completely checked and the instrument has passed both electrical and mechanical tests.
The consigner or carrier will be responsible for damages to the instrument resulting from shipment.
SIGLENT will not provide free maintenance or replacement if the instrument has been damaged in shipment.



Inspect the instrument

If there are instruments found damaged, defective, or have failed any electrical and / or mechanical tests,
please contact SIGLENT.



Check the accessories

Please check the accessories according to the packing list. If the accessories are incomplete or damaged,please contact your SIGLENT sales representative.

SDS6000L Quick Start

9

Mechanical Dimensions
4-channel model

8-channel model
Front View

Top View

10

SDS6000L Quick Start

Panel Introduction

Front Panel

Back Panel

Front Panel

Back Panel

1.

Analog Input Connectors

9.

2.

Digital Input Connector

10. SD Card Slot3.

USB 3.0 Host Ports. Connect to USB

11. HDMI Video Output. Connect the port tostorage devices for data transfer or USB

an external monitor. The resolution is 1280

mouse / keyboard for control

* 800

4.

Probe Compensation / Ground Terminal

5.

Power Standby Button

6.

Acquisition status and LAN status LEDs

7.

Reset for LAN

8.

Handles

AC Power Input and Power Switch

12. 1000M LAN Port. Connect the port to the
network for remote control
13. USB 2.0 Hosts. Connect with a USB
storage device or USB mouse / keyboard
14. USB 2.0 Device. Connect with a PC for
remote control
15. Auxiliary Out. Outputs the trigger indicator.
When Mask Test is enabled, outputs thepass / fail signal
16. Ext Trigger Input
17. 10 MHz Out and 10 MHz In
18. Built-in AWG Output

SDS6000L Quick Start

11

Quick Start
To Install the Rackmount Flange Kit
Install the handles to the left and right rackInstall the rack flanges to the instrument using six

flange using four M4×8 screws.

M3×6 screws.

Connecting to Power Supply
The standard power supply for the instrument is 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz, or 100 ~ 120 V, 400 Hz. Please
use the power cord provided with the instrument to connect it to AC power.

Connecting to a Display and Mouse
To view the displayed waveforms and interact withthe oscilloscope, you can easily connect anexternal HDMI monitor to the HDMI output on therear panel of the instrument using an HDMI cable.
Connect a mouse to the instrument and it can thenbe used as a stand-alone oscilloscope.

Connecting to a LAN
Connect the 1000M LAN port to the LAN using a cable.
Perform

Utility>

Config , or click the

Menu

>

I/O

>

LAN

icon in the lower right cornerof the display to set the LAN. The LAN Config dialog
box is as below.
After Connecting to the LAN successfully, theinstrument

can

be

remotely

controlled

byWebServer or by sending SCPI commands via NIVISA, Telnet, or Socket.

12

SDS6000L Quick StartReference Input and Output
The device can use the internal 10 MHz clock or an external 10 MHz clock from the 10 MHz In port as thereference. The reference is a square wave and can be output from the 10 MHz Out port for synchronizing
other instruments. To set the reference clock by following the steps:
Utility > Menu > I/O > Clock Source .

WebServer
A built-in web server provides an approach to interact with the oscilloscope by a web browser. It doesn’t
require any additional software to be installed on the computer. Set the IP address of the oscilloscope in thebrowser address bar, and then the user can browse and control the oscilloscope on the web.
1.

Input the IP address of the instrument

2.

Instrument information

3.

Click here to recall the instrument control
interface

Below is the instrument control interface over WebServer:
1.

Display and control area of the instrument. The
display in this area is a copy of the instrument
display. Using the mouse to operate in the area
is equivalent to directly operating on thedisplay of the instrument

2.

Click here to perform a screenshot

3.

Click here to save the waveform data as a binfile and download it to the local computer

4.

Click here to save the waveform data as a CSV
file and download it to the local computer

5.

Click here to download the mini-tool for
converting binary files to CSV

6.

SDS6000L Quick Start

Click here to perform a firmware upgrade

13

Probe Compensation
All oscilloscope passive probes should be properly compensated before their first use with the oscilloscope.
A non-compensated or inadequately compensated probe may cause inaccurate measurement. The
following steps illustrate the proper probe compensation procedure.

1.

Use the probe to connect the CH1 Input Terminal and the Compensation Signal Output Terminalon the front panel. Connect the ground alligator clip of the probe to the “Ground Terminal” under thecompensation signal output terminal.

2.

3.

Check the displayed waveforms and compare them with the following figure.

Under

CompensatedOver

CompensatedCorrectly

Compensated

Use a nonmetallic flat-head screwdriver to adjust the low-frequency compensation adjustment hole on
the probe until the waveform matches the “ Compensated Correctly ” waveform above.

14

SDS6000L Quick Start

User Interface

1.

Menu Bar

2.

Grid Area displays the waveform traces.

parameters of timebase and trigger respectively.

Traces can be moved by dragging them

Clicking the boxes creates a dialog box

3.

4.

Channel descriptor boxes include analog

5.

channels (C1 ~ C8) , zoom traces (Z1~Z8) ,math traces (F1-F4) , Memory traces
channels

(D).

They

show

the

6.

Trigger Delay Indicator locates where the trigger ison the horizontal axis

7.

parameters of the corresponding traces.
Clicking the boxes creates a dialog box

Dialog Box is the main area to select theparameters for a chosen specific function(M1~M4) , reference (RefA~RefG) anddigitalTimebase and Trigger Descriptor Boxes show the

Trigger Delay Indicator locates where the trigger ison the horizontal axis

8.

Cursors show where measurement points havebeen set

Channel Descriptor Box

1. Channel Index

2. Coupling and Input Impedance

3. Vertical Scale

4. Vertical Offset

5. Bandwidth Information

6. Probe Attenuation Factor

Timebase and Trigger Descriptor Boxes

1. Trigger delay
3. # Samples

2. Horizontal scale

1. Trigger source

2. coupling(timebase)

3. Trigger mode

4. Trigger level

4. Sample Rate

5. Trigger type

6. Trigger slope

SDS6000L Quick Start

15

Dialog Box
The dialog box on the right side of the screen is the main area for setting the parameters of the selectedfunction.
1. Title bar. Clicking the bar can hide the dialog box, andclicking again can open the dialog box
2. Parameter setting area
3. Scroll bar. When parameters are more than thedisplayed range, the blue scrollbar will be displayed.
By sliding the dialog area up and down, it can scroll tothe area not displayed

To Set Parameters
Several different ways are provided to set parameters:
Switch – Sets parameters with two states, such as toenable or disable a function. Click the switch region tochange from one state to the other.
List – Sets parameters with more than two options, suchas the coupling mode of channels. Click the parameterregion, and then select the expected option from the popup list.

Virtual Keypad – Sets parameters with a numericalvalue. Click the parameter region, and the parameter canbe adjusted by rolling the mouse wheel; click the region
again, then the virtual keypad appears.
To use the operation of setting “deskew” of the channel as
an example: If the expected value is 65 ns, input “65” on
the virtual keypad, and then choose the unitntocomplete the operation. On the virtual keypad, clicking the
button Max

,

Min

, and

Default

quickly sets theparameter to its maximum, minimum and default values.

16

SDS6000L Quick StartMouse Control
Waveforms, cursors, and trigger levels can be adjusted by the mouse quickly.

Drag the waveform left and right to move it on

Drag the waveform up and down to move it

the horizontal axison the vertical axis

Click and drag the cursor to move it

Click and drag the cursor information region
to move the pair of cursors simultaneously

Draw a rectangular box to create a zone or ahistogram region. At the beginning of thegesture keep the angle close to 45° so it can berecognized as the drawing box gesture

Choosing the Language
Utility > Menu > System settings > Language .

SDS6000L Quick Start

17

Basic Operations
Turn On / Disable a Channel
Click the + button and then select the expected channel to turn it on, and its channel descriptor box andthe dialog box will appear on the display. Click the channel descriptor box and then click the Off button
to disable it.

Vertical System
Channel Setup
Click the channel descriptor box, a quick dialog will pop up. Vertical scale and offset can also be set fromthis dialog box.
1. Click the region to set the vertical scale with the mouse wheel
or virtual keypad
2. ▲ to increase the vertical scale and ▼ to decrease
3. Check to coarsely adjust the vertical scale and uncheck toenable fine adjustment
4. Click the region to set the offset with the mouse wheel orvirtual keypad
5. ▲ to increase the offset and ▼ to decrease
6. Set the offset to zero
7. Copy the setting of the current channel to another channel
8. Quickly select the current channel as the source of a specified
operation (Trigger, FFT, Measure, Cursor, Search, DVM, andCounter)
9. Disable the channel
10. Hide the trace
Activating a channel in the quick dialog of the channel recalls the channel dialog box, displaying moreparameters:
Turn channel on/off
Coupling (DC, AC, or GND)
Bandwidth limit (Full, 200 MHz, or 20 MHz)
Probe attenuation (1X, 10X, 100X or custom)
Set the label text. Click to recall the label setting. Users cancustomize the text and display of the label
6. Quickly apply a specified operation (Cursor, Measure, FFT,
Search, DVM, Histogram, and Mask Test) to the current
channel
7. Impedance
8. Units for the channel
9. Deskew
10. Enable/disable invert
11. Trace visible/hidden
1.
2.
3.
4.
5.

18

SDS6000L Quick Start

Horizontal System
Click the timebase descriptor box to display a quick dialog box. Timebase and Trigger Delay can also be
set in this dialog box.
1. Set the horizontal scale (timebase) by the virtual keypad
2. ▲ to increase and ▼ to decrease the horizontal scale
3. Set the trigger delay by the virtual keypad
4. ▲ to increase and ▼ to decrease the trigger delay
5. Set the trigger delay to zero
6. Set the trigger point to the left part of the screen
7. Set the trigger point to the right part of the screen
8. Open the Acquire dialog box

Acquisition System
Click

Acquire Menu

on the quick menu of the timebase settings, or click the menu bar

Acquire >Menu to recall the Acquire dialog box on the right side.
1. Select the interpolation mode
2. Select the Acq mode
3. Select the acquisition mode
(Normal / Peak / Average / Hi-Res)
4. Select the Memory Management mode
(Auto, Fixed Sample Rate, and Fixed Memory)
5. Select the maximum memory depth
6. Enter the sequence menu
7. ESR mode on/off
8. XY mode on/off

SDS6000L Quick Start

19

Zoom
Zoom mode can be enabled by Acquire > Zoom , or by adding a Zx trace as an active channel.
In Zoom mode the grid area is divided into twoareas. The main window appears on the top and thezoom window on the bottom. The region without thegray background in the main window is the portionof the trace that is magnified in the zoom window.
The horizontal and vertical scale of a zoom trace
can be set in its descriptor box at the bottom.

Trigger
The trigger system supports multiple powerful triggering modes including serial bus triggering. Refer to theUser Manual for more details.
Indicators Relative to Trigger

Trigger level Indicator

Horizontal 0 position

Horizontal position

Indicator(offscreen) Indicator

1. Select trigger type
2. Select the trigger source
3. Select the trigger slope (When the trigger type is "Edge","Slope" and other specific types)
4. Set holdoff (None / Time / Events)
5. Set trigger coupling mode (DC / AC / LF Reject / HF Reject)
6. Enable / disable Noise Rejection. When Noise Reject is on,
the trigger hysteresis is increased, so the noise immunity ofthe trigger circuit is better. As a compromise, the trigger
sensitivity degrades
7. Set the Zone Trigger

20

SDS6000L Quick Start

Math

1. Click+ > Math > Fx

to

3. Math setup dialog box

create a math trace and open

4. Selects the trace (F1 ~ F4)

math setup dialog box

5. Selects the operator and source

2. Math trace(C1~C8, Z1~Z8, F1~F4, M1~M4)

Measure & Statistics

1. Click Measure > Menu to open the measure setup dialog box
2. Measurement parameters and statistics display area
3. Measure dialog box

SDS6000L Quick Start

21

Cursors
Cursors set measurement points on the Vertical or Horizontal axis of a trace (or both). For more information
please refer to the User Manual.
The display mode of cursors

Following mode

Fixed mode

Reference Waveforms
Reference waveforms (REFA ~ REFH) are displayed data stored in the non-volatile memory. They can berecalled to the display for comparison with other traces. Perform + > Ref > REFx to open or set areference waveform.
1. Select the location of the reference (REFA ~ REFH)
2. Select the source (C1~C8, F1~F4)
3. Enable / disable Display of the reference waveform
4. Set the label text of the reference trace
5. Save the waveform specified into the specified

location in

The reference waveforms (.ref) can be saved to an external storage device. See “ Save / Recall ” for details.

Memory Traces
Analog channels, zoom, math, memory waveforms, and waveforms in files can be imported to available
memory waveforms (M1 / M2 / M3 / M4) and displayed on the screen for comparison with the current
waveforms. Differing from reference traces which are displayed data, the memory traces are in the formatof raw data, which can be used as the source of Math and Decoding functions and can provide moreaccurate measurements than a reference waveform. Click + at the bottom and select M1 ~ M4 to
set a memory trace.

22

SDS6000L Quick Start

1. Select the location of the memory (M1 ~ M4)
2. Select the source (Channel / Zoom / Math / Memory / File)
3. Import the trace of the selected source into thememory location set in
4. Turn on or off the Memory
5. Set the label text of the memory trace
6. Set the vertical parameters of the memory trace
7. Set the horizontal parameters of the memory trace
8. Display the memory information, including source, verticaland horizontal parameters, sampling rate, and length

Save/Recall
Click Utility > Save / Recall to save / recall a setup, picture, waveform data or reference waveform.
1. Choose Save or Recall operation
2. Select the object type
3. Recall the File Manager for further operations

File Manager

SDS6000L Quick Start

23

Quick Screenshot
Utility > Print .

Calibration
The oscilloscope is calibrated at the factory before being shipped. The calibration is run at 23°C (± 2°C) andis valid for temperatures 23 ± 5°C. Within this temperature range, the oscilloscope will meet all specifications
once warmed up.
Warm up the oscilloscope for at least 20 minutes before each use or before performing self-calibration.
Specifications are not guaranteed during the warm-up period.
Whenever the oscilloscope is used in an environment outside 23 ± 5°C, or when it has been more than one
month since the previous self-calibration, manual calibration is recommended. To perform a self-calibration :Click Utility > Menu > Maintenance > Self Calibration .

Software Option
Installing a Software Option
Follow the steps below to install a software option (see the datasheet for details) after purchasing it andobtaining the Option Key:1.

Utility > Menu > Software Options

2.

Select the correct Option Type

3.

Input the option key in the text box

4.

Click Install and then restart the oscilloscope

24

SDS6000L Quick Start

Headquarters:
SIGLENT Technologies Co., Ltd
Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda Industrial
Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an District,
Shenzhen, 518101, China
Tel: + 86 755 3688 7876
Fax: + 86 755 3359 1582
Email: sales@siglent.com
Website: int.siglent.com

North America:
SIGLENT Technologies America, Inc
6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139
Tel: 440-398-5800
Toll Free: 877-515-5551
Fax: 440-399-1211
Email: info@siglentna.com
Website: www.siglentna.com

Europe:SIGLENT Technologies Germany GmbH
Add: Staetzlinger Str. 70
86165 Augsburg, Germany
Tel: +49(0)-821-666 0 111 0
Fax: +49(0)-821-666 0 111 22
Email: info-eu@siglent.com
Website: www.siglenteu.com

Follow us on
Facebook: SiglentTech