PC773
デジタルマルチメータ

DIGITAL MULTIMETER

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL目次【1】安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください。～
1 － 01 警告マークなどの記号説明 ………………………… 001
1 － 02 安全使用のための警告文 …………………………… 001
1 － 03 過負荷保護入力値 …………………………………… 002【2】用途と特長
2 － 01 用 途 ………………………………………………… 003
2 － 02 特 長 ………………………………………………… 003【3】各部の名称
3 － 01 本体 …………………………………………………… 004
3 － 02 テストリード ………………………………………… 004
3 － 03 表示器 ………………………………………………… 005【4】機能説明
4 － 01 電源スイッチ兼ファンクションスイッチ ……………… 006
4 － 02 測定機能選択：……………………………… 006
4 － 03 データホールド：………………………… 006
4 － 04 バックライト：…………………………… 006
4 － 05 レンジホールド：………………………… 007
4 － 06 リラティブ測定（相対値測定）：…………… 007
4 － 07 オートパワーオフ …………………………………… 007
4 － 08 電池消耗警告表示 …………………………………… 008
4 － 09 交流検波方式 ………………………………………… 008
4 － 10 クレストファクタ（波高率）………………………… 008
4 － 11 パソコンとの接続 …………………………………… 009【5】測定方法
5 － 01 始業点検 ……………………………………………… 010
5 － 02 直流電圧測定（） ………………………………… 011
5 － 03 交流電圧測定（） ………………………………… 012
5 － 04 抵抗測定
（ ）、導通チェック（ ）、ダイオードテスト（ ）… 013……………………………………… 014
5 － 05 静電容量測定（ ）5 － 06 周波数測定（ ）………………………………………… 015
5 － 07 電流測定（// ）……………………………… 016
5 － 08 別売品による測定 …………………………………… 018【6】保守管理について
6 － 01 保守点検 ……………………………………………… 023
6 － 02 校正・点検 …………………………………………… 023
6 － 03 保管について ………………………………………… 023
6 － 04 電池、ヒューズの交換 ……………………………… 023【7】アフターサービスについて
7 － 01 保証期間について …………………………………… 025
7 － 02 修理について ………………………………………… 025
7 － 03 お問い合わせ ………………………………………… 026【8】仕 様
8 － 01 一般仕様 ……………………………………………… 027
8 － 02 測定範囲および確度 ………………………………… 028
保 証 書………………………………………最終ページにあります【1】安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください ｡ ～このたびはデジタルマルチメータ PC773 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
や けどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
●

●

●

●

●

1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意
文です。
：高電圧注意：グランド：直流（DC）：周波数：交流（AC）：コンデンサ：抵抗：ヒューズ：ダイオード：二重絶縁または強化絶縁
：ブザー
1-2

安全使用のための警告文

警告以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 6 kVA を超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC 33 Vrms(46.7 Vpeak) または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険なため触れないように注意すること。
3. 最大定格入力値 (1-3 参照 ) を超える信号を入力しないこと。
4. 誘起電圧、サージ電圧の発生する ( モータ等 ) ラインの測定は最大過負荷入力値を超える恐れがあるため使用しないこと。
5. 強力な電磁波を発生するもの、帯電しているものの近くでは使用しないこと。
− 1 −16. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
17. ケースまたは電池ふたを外した状態では使用しないこと。
18. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。
19. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
10. 測定する場合は最初に接地側 ( テストリードの黒 ) を接続し、離す場合は最後に接地側を離すこと。
11. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたり、プラグを他の端子へ差し換えたりしないこと。
12. 測定前には、
ファンクションおよびレンジ確認を確実に行うこと。
13. 本器または手が水等でぬれた状態での使用はしないこと。
14. テストリードは指定タイプのものを使用すること。
15. 電池交換およびヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
16. 年１回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。
注

意

トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない場合があります。
1-3

過負荷保護入力値

各ファンクション入力端子の最大定格入力値および過負荷保護を定めています。
ファンクション
・
・
・

入力端子
と

と

と

最大定格入力値 最大過負荷保護入力値
DC/AC 1000 V
電圧・電流 DC/AC 1000 V
入力禁止
DC/AC 1100 μA
電圧入力禁止 315 mA/1000 Vヒューズ
遮断容量 30 kA
DC/AC 110 mA
電圧入力禁止
DC/AC 11 A
電圧入力禁止− 2 −12 A/1000 Vヒューズ
遮断容量 30 kA

【2】用途と特長
2-1 用 途本器は CAT. Ⅱ 1000 V、CAT. Ⅲ 600 V 範囲内の測定用に設計されたデジタルマルチメータです。
2-2 特 長・IEC61010-1 に準拠した安全設計で、電流端子にヒューズによる保護
およびセーフティーキャップ付き・11000 カウントフルスケール表示・交流（AC）は真の実効値測定
・導通チェックは、ブザー音と赤色 LED ランプ点灯で確認
・数値が大きく見易い表示器
・周波数測定および静電容量測定機能付
・手に持ちやすいデザイン
・本体にテストプローブを固定可能
・二重成形で、外側は弾力性のあるエラストマー素材を使用・抵抗測定 最小分解能 0.01 Ω・直流電圧 / 交流電圧測定 最小分解能 0.01 mV・別売のソフトウェア（PC Link7）と USB 光通信ユニットを使用
してパソコンに接続し DMM 測定データを取り込むことが可能
測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
過電圧測定分類 （CAT. Ⅱ）：コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。
過電圧測定分類 （CAT. Ⅲ）：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐部からコンセン
トまでの電路。
過電圧測定分類（CAT. Ⅳ）：引き込み線から分電盤までの電路。

− 3 −【3】各部の名称
3-1

本体

USB 光通信ユニット
接続部
レンジホールド
ボタン

データホールド（バックライトボタン）

リラティブボタン

電池ホルダ

液晶表示部

セレクトボタン（バックライトボタン）
導通ランプ
電源スイッチ兼ファンクションスイッチ

測定端子
COM
（共通）端子11 A 測定端子

3-2

測定端子

セーフティー
キャップ

スタンド

テストリード・着脱式テストピンキャップ装着時 ：CAT.Ⅲ 600 V
・着脱式テストピンキャップ未装着時：CAT.Ⅱ 1000 V

着脱式テストピン
キャップ

テストピン
つば

プラグ
TL-25a− 4 −テストプローブ（赤）テストプローブ
（黒）

未装着時

3-3

表示器

①

数値表示

②

オートパワーオフ動作表示③

リラティブモード動作表示④

数値データのマイナス極性表示⑤

交流測定ファンクション動作表示⑥

直流測定ファンクション動作表示⑦

オートレンジモード動作表示⑧

光データ出力動作表示⑨

ダイオードテストファンクション動作表示⑩

導通チェックファンクション動作表示⑪

データホールドモード動作表示⑫

本器では使用しません⑬

電池消耗警告表示⑭

測定単位表示− 5 −【4】機能説明
4-1 電源スイッチ兼ファンクションスイッチ
このスイッチを回して電源の ON/OFF および各測定ファンクショ
ンを切り換えます。
4-2

測定機能選択：
ボタンを押す（→）と、
ファンクションは以下のように切り換わります。

・ポジション：抵抗測定（ ）→ 導通チェック（ ）→ ダイオー
ドテスト（ ）→ 抵抗測定（ ）・μAポジション：直流電流（ ）→ 交流電流（ ）→ 直流電流（ ）・ｍAポジション：直流電流（ ）→ 交流電流（ ）→ 直流電流（ ）・ A ポジション：直流電流（ ）→ 交流電流（ ）→ 直流電流（ ）4-3データホールド：
ボタンを押すと、その時点の表示値を保持します。（表示器には が点灯します。）測定入力が変動しても表示は変化しま
せん。再度このボタンを押すと、ホールド状態は解除され測定状態に戻ります。（表示器の は消えます。）
備考 :ファンクションを切り替えるとホールド状態は解除されます。
4-4

バックライト：ボタンとボタンを同時に押すとバックライトが点灯します。（約 1 分後に自動消灯）
ボタンと
ま た、 バ ッ ク ラ イ ト を 消 灯 さ せ る と き は 再 度
ボタンを同時に押します。
備考 :
ボタンと
ボタンはバックライト機能選択と兼用の機能のため、バックライトを点灯および消灯させるとの機能が動作します。再度、単独でボタンまとボタンを押して機能をご選択ください。
たは

− 6 −

4-5

レンジホールド：
ボタンを押すとマニュアルモードとなり、レンジが固定されます。（表示器からが消えます。）マニュアルモードになると、このボタンを押すたびにレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正レンジを選択してください。オー
トレンジに復帰させる場合は、このボタンを 1 秒以上押してください。（表示器のが点灯します。）
4-6

リラティブ測定（相対値測定）：
ボタンを押すと、と が点灯し、押した時点の入力値を基準とした値を表示します。
また、ボタンを押した時点の基準値を確認したいときは再度ボタンを押す（１秒未満）と と が点滅し、基準値を表示します。
もう一度ボタンを押す（１秒未満）とリラティブ測定に戻ります。
リラティブ測定を解除にするにはボタンを１秒以上再度押してください。
例）DC 6.000 V 入力時にボタンを押した後の表示
実際の入力値
DC 6.000 V
DC 10.00 V
DC 3.000 V

表示器の数値
DC 0.000 V
DC 4.000 V
DC -3.000 V

備考 :ファンクションを切り替えるとリラティブ測定は解除されます。
リラティブ測定はマニュアルレンジとなります。
4-7 オートパワーオフ
電源O N時からスイッチや押しボタン操作がおこなわれないとき、約30分後に自動的に電源が切れ表示が消えます。測定中にボタン操作をしたりファンクションスイッチを切り替えたりするとオー
トパワーオフまでの時間がその操作時から30分後に延長されます。
オートパワーオフ状態から復帰する場合は、4 つの押しボタンのいずれかを押してください。
またはボタンを押した
この機能を解除するには、ままファンクションスイッチを回し、電源をONにしてください。
オートパワーオフ機能解除時は表示器のAPOは消灯します。
備考 :・PC Link 使用はオートパワーオフが機能しません。
・オートパワーオフからの復帰は、オートパワーオフになる直前の測定
値をデータホールドした状態でパワーオンします。続けて測定する場
合は、データホールドを解除してください。
− 7 −・オートパワーオフ状態でも通常使用時の 1/100 程度の電流を消費しています。
長時間ご使用にならない場合は必ず電源スイッチを OFF してください。
4-8 電池消耗警告表示
内蔵電池が消耗し電池電圧が約 2.3 V 以下になったときには、表示器に マークが表示されます。このマークが点滅または点灯した
ときには、新しい電池（2 本共に）と交換してください。
4-9 交流検波方式
本器は実効値方式で、交流の大きさを直流と同じ仕事量として表します。TRUE RMS（Root Mean Square）
回路により正弦波や方形波、三角波など非正弦波の実効値測定ができます。
4-10 クレストファクタ（波高率）
CF（クレストファクタ）は信号のピーク値をその信号の実効値で割った値で表します。正弦波や三角波等最も一般的な波形は相対的にクレストファクタは低くなっています。また、デューティーサイクルの低いパルス列に類似した波形では高いクレストファクタとなります。代
表的な各波形の電圧、クレストファクタは表を参考にしてください。
なお、クレストファクタ数は 3 以下で測定してください。

入 力 波 形
正弦波

ピーク値 実効値 平均値 クレストファクタ 波形率
Vp
Vrms Vavg Vp/Vrms Vrms/Vavg
π
Vp
2 Vp
－
－
－
2
√
π
2
2
√
√2
Vp
=0.707 Vp =0.637 Vp =1.414 =1.111
Vp

Vp

Vp

三角波

Vp

Vp
－
√3
2
=0.577 Vp =0.5 Vp =1.732=1.155Vp

ττ－・Vp －・Vp
2π
2π

2π
－
τ

パルス

1

1

方形波

Vp
－

√3

各波形の電圧一覧
・本器の AC 測定は AC 結合です。
入力信号の直流成分はカットされます。
− 8 −

2π
－
τ

2
－

√3

4-11

パソコンとの接続

本体は USB インターフェイスを使用した DMM データ通信が可能です。
本体に別売 USB 光通信ユニット（KB-USB773）をセットし、パソコンに接続すると本体側からデータが出力されます。別売の PC
リンクソフト（PC Link7）をお求めの上、ご利用ください。
詳細は、別売 PC リンクソフト (PC Link7) のヘルプをご覧ください。
〈ケーブルと本体の接続〉① 本体リアケース部の遮光ゴムキャップを外します。
② USB 光通信ユニットを本体に接続します。
③ USB コネクタをパソコンに接続します。
④ USB 光通信ユニットを取り外す際は、図のように PUSH 文字
部分を押しながら抜きます。
備考 :PC Link 使用中はオートパワーオフが機能しません。
また通信部に光が入るとオートパワーオフが機能しませんので本体にUSB 光通信ユニットを接続しないときは、遮光ゴムキャップを取り付けてください。
①②

USB光通信 ④
ユニット

遮光ゴム
キャップ

押す

− 9 −

【5】測定方法
警告1. 各ファンクションの最大定格入力を超えた入力信号を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
4. 測定後は被測定物からテストリードを離し、ファンクション
スイッチを 位置に戻すこと。
5-1

始業点検

注

意

1. 電源スイッチを ON したとき、電池消耗警告表示が点滅または点灯していないことを確認すること。点滅または点灯しているときは、新しい電池と交換すること。
2. 本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
3. テストリードおよびヒューズが切れていないことを確認すること。
安全のため、必ず始業点検を行ってください。
（導通チェックによる点検）

確認※表示器に何も表示が出ない場合は、電池の全消耗が考えられます。
− 10 −

5-2

直流電圧測定（）

ファンクション 最大定格入力
DC 1000 V

レンジ
110.00 mV, 1.1000 V, 11.000 V,
110.00 V, 1000.0 V

DCV 測定例

備考：
ボタンで選択します。
・DC 110 mV レンジはこのレンジは高入力インピーダンスのため、テストリード開放
時に表示が変動する場合や OL 表示をする場合がありますが故障ではありません。

− 11 −

5-3

交流電圧測定（）

ファンクション 最大定格入力
AC 1000 V

レンジ
110.00 mV, 1.1000 V, 11.000 V,
110.00 V, 1000.0 V

ACV 測定例

備考：
ボタンで選択します。
・AC 110 mV レンジは・テストリード開放時に表示が変動する場合や OL 表示をする場
合がありますが故障ではありません。
・本器の交流（AC）測定は、AC 結合の真の実効値測定方式です。
確度保証は以下の範囲になります。
周波数範囲：110 mV レンジ
45 Hz ～ 100 Hz
1.1 V レンジ
45 Hz ～ 500 Hz
11 V レンジ以上 45 Hz ～ 1 kHz
クレストファクタ（CF）範囲：3 以下
レンジ範囲：各レンジの 5 ％～ 100 ％− 12 −

5-4

抵抗測定（ ）、導通チェック（ ）、ダイオードテスト（ ）警 告
測定端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。

5-4-1

抵抗測定（ ）

ファンクション 最大定格入力
110 MΩ

抵抗器

5-4-2

導通チェック（ ）レンジ
110.00 Ω, 1.1000 kΩ,
11.000 kΩ, 110.00 kΩ, 1.1000 MΩ,
11.000 MΩ, 110.0 MΩ
備考：
測定に際しノイズの影響を受ける場
合は、被測定物を COM 電位でシー
ルドしてください。また、テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
抵抗測定の110 Ω レンジでは測定抵
抗 を 接 続 す る 前 に テストピン を
ボタンを押してショートし表示されている値をキャンセルして測定をおこなってください。
測定端子間の開放電圧は110 Ωレンジ：ほぼ電源電圧
1.1 kΩレンジ以上：約0.33 V
備考：
導通ブザー発音および導通ランプ点灯：
表示が30.00 Ω未満時

抵抗測定
導通チェックダイオードテスト
切替

導通ランプ点灯− 13 −

5-4-3ダイオードテスト（ ）順方向テスト 逆方向テスト

抵抗測定
導通チェックダイオードテスト
切替
カソード

備考：
測定端子間の開放電圧は電源電
圧 － 約 0.2 V と
なります。
5-5

アノード

良品例：順方向電圧 良品例：OL 表示
不良例：他の表示
降下表示
不良例：0.000 V 表示
OL 表示

静電容量測定（ ）警

告

測定端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。
注意

1. コンデンサ内の電荷は測定前に放電すること。
2. 本器は被測定コンデンサに電流を加える測定方式のため、漏れ電流の大
きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しません。
3. 静電容量の大きいコンデンサ測定では、測定時間が長くなります。
ファンクション 最大定格入力
110.00 mF

レンジ
11.000 nF, 110.00 nF, 1.1000 μF,
11.000 μF, 110.00 μF, 1.1000 mF,
11.000 mF, 110.00 mF

測定前に
表示値を
キャンセル

− 14 −

備考：
・静電容量測定の 11 nF お
よび 110 nF レンジでは、
測定コンデンサを接続す
ボタンを押
る前に
して表示されている値をキャンセルして測定をおこなってください。
・周囲のノイズやテストリードの浮遊容量の影響で表示が安定しないことがあります。

5-6

周波数測定（ ）
注

意

測定禁止

対接地間の周波数測定は、漏電ブレーカー等が動作する可能性がありますので、絶対に行わないでください。
ファンクション 最大定格入力
1.1 MHz(≦1000 Vrms)

レンジ
110.0 Hz, 1100 Hz, 11.000 kHz,
110.00 kHz, 1.1000 MHz
・ ファンクションは入力抵抗が約1 kΩと非常に低いので、測定時には多くの電流が流れます。電流容量の小さい
回路や装置の測定は絶対に行わないでください。
・ 測定する周波数にノイズが含まれている場合、測定値が安定しないことがあります。

備考：
・入力感度 : 5 Vrms 以上
・ゼロクロス ( ＋電位 →－電位 → ＋電位 ) している周波数が測定できます。ロジックパルスのような＋電位のみまたは－電位のみの周波数は測定できません。
・11.1 Hz 未満の測定はできません。

− 15 −

5-7

電流測定（

/

/

）
警

告

1. 測定端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 最大定格電流を超える入力は加えないこと。
3. 必ず負荷を通して本器が直列に接続されること。
正しい測定方法

誤った測定方法

注 意内蔵ヒューズが切れていないかご確認ください。
ファンクション 最大定格入力
1100 μA
DC/AC
110 mA
DC/AC
11 A
DC/AC

DCAとACA
切替

レンジ
110.00 μA, 1100.0 μA
11.000 mA, 110.00 mA
11.000 A

備考：
・電流測定では、電流レンジの内部抵抗が直列に入りこの分だけ電流が減少しますので低抵抗回路では、影響が大きくなります。
・交流（AC）での確度保証周波数範
囲は、45 Hz ～ 1 kHz です。

− 16 −

・
ファンクション

測定
入力端子と使用内蔵ヒューズ
315 mA/1000 Vヒューズ
遮断容量30 kA

測定
ファンクション

入力端子と使用内蔵ヒューズ
12 A/1000 Vヒューズ
遮断容量30 kA

備考：
入力信号を加えても表示がほとんど変化しない場合や、予想した電流値より著しく小さい値の場合は、入力端子やファンクション
スイッチの位置が違っていたり、ヒューズが遮断している可能性がありますので確認を行ってください。
− 17 −

5-8

別売品による測定警

告1. 使用する製品の最大定格入力値を超える入力信号は印加しな
いこと。
2. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
5-8-1 直流高電圧プローブ（HV-60）による測定 最大測定電圧 DC 30 kV
警告1. このプローブは微小電流回路測定用です。送電線などの強電用には使用しないこと。
2. プローブの最大測定電圧（DC 30 kV）を超える電圧は印加しないこと。
3. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
4. 測定中はプローブのつばより測定ピン側を持たないこと。
1）測定対象：テレビのブラウン管などのアノード電圧、フォー
カス用高電圧など高インピーダンス回路の電圧測定
2）測定レンジ：DC 1000 V レンジを使用（マニュアルモードにて設定）
3）測定方法① 高 圧 プ ロ ー ブ の 赤 プ ラ グ を V 入 力 端 子 に、 黒 プ ラ グ を
COM 入力端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチを DCV に設定し、レンジホール
ドスイッチで 1000 V レンジにします。
③ 被測定物のアースラインに黒のクリップを接続し、被測定箇所にプローブ先端のピンをあてます。
④ 表示器の表示値を 0.1 倍して kV 単位で読み取ります。
⑤ 測定後は被測定回路からピンを離してから、クリップをはずします。
● HV-60 は交流電圧の測定には使用できません。

− 18 −

CRT

④
②

⑤

③
Anode

①

5-8-2 交流電流フレキシブルクランプセンサ（CL3000）による測定
最大測定電流 AC 3000 A
1）
測定対象
家電機器の消費電流や電源設備など、50 ～ 60 Hz の正弦波交流の測定に用います。
2）
測定レンジ
AC 30 A、AC 300 A、AC 3000 A の 3 レンジ
3）
測定方法①電流プローブの赤プラグを＋測定端子に、黒プラグを COM－端子に差し込みます。
②本器（PC773）のファンクションスイッチを ACV に合わせます。
③レンジホールドボタンで 11 V レンジに設定します。
④電 流プローブのレンジ設 定つまみを 30 A または 300 A または3000 A レンジに合わせます。
⑤電流プローブを被測定導体にクランプします。
⑥電 流プローブのレンジが 30 A の場 合は表 示値を 10 倍、300 A
レンジの場合は 100 倍、3000 A の場合は 1000 倍し、単位を A（アンペア）に読み換えます。
⑦測定後は電流プローブを被測定導体からはずします。
⑧本器（PC773）とプローブ（CL3000）のスイッチを OFF に戻します。

⑥
③
②

⑤

④

①

− 19 −

5-8-3 直流 ･ 交流電流プローブ（CL-22AD）による測定 最大測定電流 DC/AC 200 A

1）測定対象ACA： 家電機器の消費電流や電源設備など、50 ～ 60 Hz の正弦波交流の測定に用います。
DCA： 自動車の電装回路の電流や直流機器の消費電流を測ります。
2）測定レンジDC 20 A/200 A，AC 20/200 Aの各2レンジ
3）測定方法
① 電流プローブの赤プラグをV端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチを直流電流（D C A）ならD C Vに設定
し、レンジホールドスイッチで1.1 Vレンジにします。
交流電流（ACA）ならACVに設定し、レンジホールドス
イッチで1.1 Vレンジにします。
③ 電流プローブのレンジ設定つまみを20 Aまたは200 Aレン
ジに合わせます。
※ 直流測定の場合は電流プローブのゼロ調整つまみを回し 0（ゼロ）調整します。
④ 電流プローブの鉄心を開き、被測定導体をクランプします。
⑤ 電流プローブのレンジが20 Aの場合は表示値を100倍、200
Aレンジの場合は1000倍して表示器の表示を読み取ります。
⑥ 測定後は電流プローブの鉄心を開き、被測定導体から電流プローブをはずします。
●20 Aまたは200 A以上の測定不可。
（表示は出ますが測定はしないでください）

⑤
②
④
⑥
①

− 20 −※③

5-8-4 直流電流プローブ（CL33DC）による測定 最大測定電流 DC 300 A
1）測定対象：自動車の電装回路の電流や直流機器の消費電流を測ります。
2）測定レンジ：30 A, 300 Aの 2レンジ
3）測定方法
① 電 流 プ ロ ー ブ の 赤 プ ラ グ を V 入 力 端 子 に、 黒 プ ラ グ を
COM 入力端子に差し込みます。
② ファンクションスイッチを DCV に設定し、レンジホール
ドスイッチで 1.1 V レンジにします。
③ 電流プローブのレンジ設定つまみを 30 A または 300 A レ
ンジに合わせます。
※ 電流プローブのゼロ調整つまみを回し 0（ゼロ）調整します。
④ 電流プローブの鉄心を開き、被測定導体をクランプします。
⑤ 電流プローブのレンジが 30 A の場合は表示値を 100 倍、300 A レンジの場合は 1000 倍して表示器の表示を読み取ります。
⑥ 測定後は電流プローブの鉄心を開き、被測定導体から電流プローブをはずします。
● 30 A または 300 A 以上の測定不可。
（表示は出ますが測定はしないでください）

⑤
②
④
⑥
①

− 21 −※③

5-8-5 温度プローブ（T-300PC）による測定
1）測定対象：温度を測る場合に用います。
※ 単体での測定は出来ません。測定の際は sanwa 製ソフトウェ
ア PC Link7 がインストールされ、そのソフトウェアが起動しているパソコンにつながった PC773 と接続してください。
2）測定範囲：-50～300 ℃※DMMは11 kΩレンジを使用
3）測定方法
① センサプローブの赤プラグを Ω 端子に、黒色プラグを COM端子に差し込みます。
ボ② ファンクションスイッチを / / に設定し、タンで Ω を選択します。
ボタンで 11 kΩ に設定します。
③④ 被測定物にセンサ部分を当てます。
⑤ ソフトウェアの測定値ウィンドから値を読み取ります。
⑥ 測定後は被測定物からセンサプローブを離します。

− 22 −

【6】保守管理について警

告1. この項目は安全上重要です。
本説明書をよく理解した上で管理を行ってください。
2. 安全と確度維持のために１年に１回以上は校正、点検を行ってください。
6-1

保守点検

1）外観：落下などにより、外観が壊れていないか？
2）テストリード：・テストリードから芯線が露出していないか？
・入力端子にプラグを差し込んだときに緩みはないか？
以上の項目に該当するものはそのまま使用せず、修理を依頼
してください。

6-2 校正・点検
詳細については三和電気計器（株）までお問い合わせください。
項目 7-3 を参照。
6-3

保管について注意

1. 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭かないこと。
2. 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3. 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないこと。
4. 直射日光や高熱、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けること。
5. 長期間使用しない場合は内蔵電池を必ず抜いておくこと。
6-4

電池、ヒューズの交換

出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので電池寿命が新品電池より短い場合があります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

− 23 −

警 告
1. 感電のおそれがあるため、測定端子に入力が加わった状態でリヤケースを外さないこと。また、ファンクションスイッチがOFF になっていることを確認し作業を行うこと。
2. 交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡したりすることは絶対にしないこと。
6-4-1 電池交換

① 電池ホルダ固定ネジをプラスドライバーで外します。
② 電池ホルダ内の電池を 2 本共に新品と交換します。
（電池極性にご注意ください。
）③ 電池ホルダ固定ネジを元どおりネジ止めします。
使用電池
単 3 電池（ R 6 ）2 本

6-4-2 ヒューズ交換① 本体リアケースのネジをドライバーで外します。
② 内部にあるヒューズを取り出し、新しいヒューズと交換します。
③ リヤケースを元どおりネジ止めします。

ヒューズ

使用ヒューズ定格

315 mA/1000 V （φ6.35×32 mm、遮断容量 30 kA）
12 A/1000 V（φ10×38 mm、遮断容量 30 kA）※リアケース下部に予備ヒューズ収納場所があります。
（φ6.35×32 mm ヒューズ用）− 24 −

【7】アフターサービスについて
7-1

保証期間について本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度および許容差は 1 年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。

7-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量と電池装着時の極性をチェック。
・内蔵ヒューズとテストリードの断線をチェック。
2）保証期間中の修理：保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理
修理および輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
製品（本体およびテストリード等の付属品を含む）の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッショ
ンを詰め、箱の表面に「修理品在中」と明記して送りください。
輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただ
きます。
［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-0023 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046− 25 −

5）補修用ヒューズについて
補修用ヒューズをお求めの場合は前項のサービス課宛に、本器の機種名とヒューズの部品番号、形状、定格、必要数量を明記して、ヒューズの代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
〈部品番号 〉 〈形 状〉〈定 格〉 〈遮断容量〉 〈単 価〉〈送 料〉
F1206 φ6.35×32 mm 315 mA/1000 V 30 kA ￥860（税込）￥120（10 本迄）F1207 φ10×38 mm 12 A/1000 V 30 kA ￥1,080（税込）￥120（4 本迄）

金額は2014年4月現在のもので消費税を含みます。
7-3 お問い合わせ
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871／FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361／FAX（06）6644-3249
製品についての ：0120-51-3930
問い合わせ

受付時間 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祭日および弊社休日を除く）

ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp− 26 −

【8】仕

8-1

様

一般仕様

動作方式

二重積分方式

交流検波方式

真の実効値方式

液晶表示器

11000 カウント

サンプルレート

約 4 回 / 秒（
/
/
/
/
/
）
約 20 回 / 秒（ / ）約 4 回 / 秒（ 11μF レンジ以下）
約 2 回 / 秒（ 110μF レンジ）
約 1 回 / 秒（ 1.1 mF レンジ）
約 0.4 回 / 秒＝ 2.5 秒 / 回（ 11 mF レンジ）
約 0.08 回 / 秒＝ 12.5 秒 / 回（ 110 mF レンジ）

レンジ切り換えオート及びマニュアル

極性切り換え自動切換え（－のみ表示）

電池消耗表示内部電池が消耗し、電池電圧が約 2.3 V 以下になると表示器に が点灯または点滅

使用環境条件高度 2000 m 以下・環境汚染度Ⅱ

動作温度 / 湿度

5 ℃～ 40 ℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと
5 ℃～ 31 ℃で 80 ％ RH（最大）、31 ℃以上 40 ℃
では 80 ％ RH から 50 ％ RH へ直線的に減少

保存温度 / 湿度－ 10 ℃～ 40 ℃ , 80 %RH 以下 結露のないこと
40 ℃～ 50 ℃、70 %RH 以下 結露のないこと（長時間使用しない場合は内蔵電池を外して保存
すること）

電源

単 3 電池（R6P）
2本

消費電力

約 7.5 mW TYP.（DCV にて ）電池寿命

約 200 時間

オートパワーオフ

最終操作から約 30 分後に電源オフ（PC Link使用中ではオートパワーオフ機能は解除されます。
）

使用ヒューズ

315 mA/1000 V、遮断容量 30 kA
12 A/1000 V、遮断容量 30 kA

安全規格

IEC61010-1、IEC61010-2-030、IEC61010-2-033
CAT. Ⅲ 600 V、CAT. Ⅱ 1000 V、IEC61010-031

EMC指令、RoHS指令 IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）
寸法

166（L ）× 82（W ）× 44（D ）mm（突起部含まず）

質量約 360 g（電池含む）− 27 −

付属品

テストリード（TL-25a）、取扱説明書別売品

USB 光通信ユニット：KB-USB773
PC Link ソフトウェア：PC Link7
アリゲータクリップ：CL-14, CL-13a, CL-15a,
CL-DG3a, TL-9IC
クランププローブ：CL-22AD, CL-33DC, CL3000
高圧プローブ：HV-60 携帯ケース: C-77, C-77H

8-2

測定範囲および確度

温度：23±5 ℃ 湿度：80 %R.H. 以下（結露のないこと）、
電源電圧 2.4 V 以上
rdg(reading)：読み取り値 dgt(digit)：最終桁のカウント数
DCV直流電圧レンジ
110.00 mV
1.1000 V
11.000 V
110.00 V
1000.0 V

確 度
入力抵抗±（0.38 %rdg+2dgt） ≧約100 MΩ
±（0.28 %rdg+2dgt） 約11 MΩ
±（0.38 %rdg+2dgt）

備考

約10 MΩ

ACV交流電圧レンジ
110.00 mV
1.1000 V
11.000 V
110.00 V
1000.0 V

確 度
入力抵抗
備 考
±（0.9 %rdg+50dgt） ≧約100 MΩ
・確度保証範囲：±（0.7 %rdg+50dgt） 約11 MΩ
110 mV レンジ 45 Hz ～ 100 Hz
1.1 V レンジ 45 Hz ～ 500 Hz
11 V レンジ以上 45 Hz ～ 1 kHz
クレストファクタ（CF）範囲：3 以下±（0.9 %rdg+50dgt） 約10 MΩ
レンジ範囲：
各レンジの 5 % ～ 100 %

抵抗測定
レンジ
110.00 Ω
1.1000 kΩ
11.000 kΩ
110.00 kΩ
1.1000 MΩ
11.000 MΩ
110.0 MΩ

確

度

備

考

±（0.4 %rdg+6dgt） ・開放電圧：
110 Ωレンジほぼ電源電圧
1.1 kΩレンジ以上 約0.33 V±（0.3 %rdg+6dgt）
・測定電流は被測定抵抗の抵抗値によって変化します。
±（0.6 %rdg+6dgt）
・抵抗測定の110 Ωレンジでは測定抵抗を接続する前にテストピンをショートし±（0.8 %rdg+6dgt）
ボタンを押して表示されてい±（2.0 %rdg+6dgt）
る値をキャンセルして測定をおこなってください。
±（5.0 %rdg+6dgt）− 28 −

導通チェック
導通ブザー発音及び導通ランプ点灯範囲：30 Ω 未満で発音および点灯。
ダイオードテスト
開放電圧：電源電圧－約 0.2 V となります。
静電容量測定レンジ
11.000 nF
110.00 nF
1.1000 μF
11.000 μF
110.00 μF
1.1000 mF
11.000 mF
110.00 mF

確 度±（4.0 %rdg+30dgt）

備考±（2.0 %rdg+20dgt） ・11 nFおよび110 nFレンジでは表示されている値をREL機能によりキャンセル
した後の確度・フィルムコンデンサなど漏れ電流の少ないコンデンサの静電容量測定の場合±（10 %rdg+10dgt）±（3.0 %rdg+10dgt）±（20 %rdg+10dgt）

周波数測定
レンジ
110.0 Hz
1100 Hz11.000 kHz
110.00 kHz

1.1000 MHz

確

度

備 考
・感度：5 Vrms以上
・11.1 Hz未満は測定出来ません。
・入力抵抗≧約1 kΩ
・入力抵抗が約1 kΩと非常に低いので、測定時には多くの電流が流れます。電±（0.01 %rdg+2dgt）
流容量の小さい回路や装置の測定は絶対に行なわないでください。
対接地間の周波数測定は、漏電ブレーカー等が動作する可能性がありますので、絶対に行なわないでください。

DCA直流電流測定
レンジ
110.00 μA
1100.0 μA
11.000 mA
110.00 mA
11.000 A

確

度

入力抵抗

±（0.5 %rdg+4dgt）

約1 kΩ±（0.7 %rdg+4dgt）

約10 Ω±（0.5 %rdg+8dgt）

約0.01 Ω− 29 −

備

考・入力抵抗は、ヒューズ抵抗を除く。

ACA交流電流測定
レンジ110.00 μA
1100.0 μA
11.000 mA
110.00 mA
11.000 A

確

度

入力抵抗

±（0.9 %rdg+20dgt）

約1 kΩ±（1.1 %rdg+20dgt）

約10 Ω±（0.9 %rdg+40dgt）

約0.01 Ω備 考・確度保証周波数範囲：
45 Hz～1 kHz
クレストファクタ（CF）範囲：3以下
レンジ範囲：
各レンジの5 %～100 %・入力抵抗は、ヒューズ抵
抗を除く。

※ トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、また無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。
確度計算方法例）直流電流測定（DCV）
真
値：100 mV
レンジ確度：110 mV レンジ……±（0.38 %rdg+2dgt）
誤
差：±（100.0 mV × 0.38 % + 2dgt）＝ ±0.40 mV
表 示 値：100.0 mV ± 0.40 mV（99.60 mV ～ 100.40 mV の範囲内）
ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

− 30 −

保証書
ご氏名

型

様

ご住所

名

製造 No.

PC773

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※ 本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日

年

月より 3 年間

（製品の確度については1年間）

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上

年 月

日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan

06-1804 2040 6017