分光感度グラフ
カラーモデル

白黒モデル
XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C

XCL-C500C

カメラ
画サイズ

VGA

SXGA

2.8Mega

1/3型 PS IT CCD

1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®）1/1.8型 PS IT CCD（EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）2/3型 PS IT CCD

有効画素数（H × V）

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

セルサイズ（H × V）

7.4 μm x 7.4 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

映像素子

カラーフィルター

5Mega

原色カラーモザイク

標準フレームレート

130 fps

31 fps

26 fps

最低被写体照度

15 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)

12 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/30 秒)

10 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/25 秒)

8 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/15 秒)

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F8（2,000 lx, Gain: 0 dB）

感度

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB

シャッタースピード

Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs

ホワイトバランス

Manual、One push

基準映像出力レベル
基準ペデスタルレベル

235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

カメラ機能
読み出しモード

Normal, 部分読出し読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒 /カラーチャート）、3 x 3フィルター、カラーマトリックス（RGB 出力時）

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）H（ライン）

GPO

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000● XCL-C280（レンズ特性および光源特性を除く）● XCL-C500（レンズ特性および光源特性を除く）

相対感度
1.0

相対感度
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

digital Raw 8, 10, 12 bit（出荷時 Raw 8 bit）
, RGB
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

一般

フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）
2.8 W

2.4 W

3.0 W

動作温度

-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

3.2 W

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

900

1000

XCL-Cシリーズは、29（W）× 29（H）× 30（D）mmのキュービックサイズに
ソニーの独自機能をはじめ多彩な機能を搭載したカメラです。VGAから5Megaまでの画像出力に対応したモデルをラインアップ。
各モデル高速フレームレートを実現、耐振動性、耐衝撃性に優れたカメラです。

500600
波長（nm）

700

500

600
波長（nm）

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

500

600
波長（nm）

700

約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

500

600
波長（nm）

700＊ CameraLink、PoCL（Power over Camera Link）
およびそれらのロゴは AIA（Automated Imaging Association）の登録商標です。
＊ ソニー、SONY、および EXview HAD CCD はソニー株式会社の商標または登録商標です。
＊ EXview HAD CCD Ⅱはソニー株式会社の商標または登録商標です。

http://www.sony.co.jp/ISPJ/※2 XCL-C280Cのみ

2.8Mega

5Mega
2/3型 PS IT CCD

659 x 494

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

7.4 μm x 7.4 μm

9.9 μm x 9.9 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

カラーフィルター

―

―

―

―

―

標準フレームレート

130 fps

104 fps

31 fps

26 fps ※1

15 fps

最低被写体照度

1.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 1.0 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)
Shutter: 1/60 秒)
Shutter: 1/30 秒)
Shutter: 1/25 秒)
Shutter: 1/15 秒)

感度F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F8（400 lx, Gain: 0 dB）

SNR

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB
Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs
235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

読み出しモード

Normal, ビニング (2 x 1, 1 x 2, 2 x 2), 部分読み出し

読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒チャート）、3 x 3フィルター

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）16 ～ 658

16 ～ 1296

16 ～ 1940

16 ～ 2456

H（ライン）

2 ～ 494

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）
シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2©2012, 2013, 2014, 2016 Sony Corporation
記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。 ISP4505-5IYG16D

digital Mono 8, 10, 12 bit（出荷時 8 bit）
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

カメラ規格
50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

40 MHz (1 tap)
20 MHz (2 tap)

Digital I/O

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

1/3型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：130 fps

XCL-C500（白黒）XCL-C500C（カラー）XCL-C30（白黒）XCL-C30C（カラー）フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）

1/2型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：104 fps

動作温度-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

1/1.8型 280万画素 CCD搭載
2.8Mega出力 フレームレート：26 fps

XCL-C280（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C280C（カラー）XCL-C32（白黒）一般
レンズマウント

消費電力

Cマウント

2.8 W

2.4 W

保存温度

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

耐衝撃性

1/3型 130万画素CCD搭載
SXGA出力 フレームレート：31 fps

80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)2/3型 500万画素CCD搭載
5Mega出力 フレームレート：15 fps

XCL-C130（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C130C（カラー）

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）

SXGA

1/1.8型 PS IT CCD
1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®） （EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）有効画素数（H × V）

デジタルインターフェース

700

0.8

0.0
400

XCL-C500

セルサイズ（H × V）

ビデオ出力

相対感度
1.0

0.0
400

XCL-C280

インターフェース

相対感度
1.0

0.2

1/2型 PS IT CCD

その他機能● XCL-C500C（レンズ特性および光源特性を除く）

0.2

VGA

1/3型 PS IT CCD

GPO● XCL-C280C（レンズ特性および光源特性を除く）

製品のお問い合わせ先

質量

映像素子

出力データクロック

ソニー株式会社

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

画サイズ

部分読み出し80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)

Cマウント

700
800
波長（nm）

1000

0.6

2 ～ 494

レンズマウント600

VGA

XCL-C130

カメラ機能

0.6

16 ～ 2456

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

500

XCL-C32

基準ペデスタルレベル

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）

16 ～ 1940

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

XCL-Cシリーズ

XCL-C30
カメラ

基準映像出力レベル

0.8

16 ～ 1296

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

Camera Link PoCL 出力

白黒モデル

シャッタースピード

0.8

16 ～ 658

Digital I/O

標準付属品

0.8

相対感度
1.0

カメラ規格

外形寸法 (W x H x D)

0.8

相対感度
1.0

デジタルインターフェース

耐衝撃性

0.8

● XCL-C130C（レンズ特性および光源特性を除く）

ビデオ出力

保存温度

● XCL-C130（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

DIGITAL VIDEO CAMERA MODULE

カラーモデル

インターフェース

消費電力● XCL-C32（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

● XCL-C30C（レンズ特性および光源特性を除く）

その他機能

出力データクロック● XCL-C30（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

15 fps※1

SNR

部分読み出し製品仕様

外形寸法 (W x H x D)

3.0 W

3.2 W

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

質量約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

標準付属品

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）※2 XCL-C280のみ

フレームレート
白黒モデル カラーモデル
130 fpsXCL-C30 XCL-C30C
104 fpsXCL-C32
31 fpsXCL-C130 XCL-C130C
26 fps*（センサータップ2ch時）
1/1.8 型 CCD 2.8Mega
XCL-C280 XCL-C280C
15 fps（センサータップ1ch時）
2/3 型 CCD 5Mega
15 fpsXCL-C500 XCL-C500C＊出荷時設定

XCL-C280/C280Cはセンサー出力を1ch、2chと選択ができ、それに応じてフレームレートも変わります。

■ 近赤外領域対応：XCL-C280, XCL-C130

近赤外領域対応 高感度センサーを採用し、近赤外領域にも対応が可能です。
XCL-C280 : EXview HAD CCDⅡXCL-C130 : EXview HAD CCD■ シェーディング補正機能

光源むらやレンズ周辺の光量落ちなどで発生するシェーディングを補正します。ユーザー設定として3 種類のユーザーデータを保存することが可能です。

HEIGHT（ライン）XCL-C30/C30C

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C32

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C130/C130C

16 ～ 1296

2 ～ 966

XCL-C280/C280C

16 ～ 1940

2 ～ 1460

XCL-C500/C500C

16 ～ 2456

480 ～ 2058

※切り出しStep： WIDTH: 2ピクセル単位、HEIGHT: 2ライン単位① レンズマウント（Cマウント）
Cマウント式のレンズや光学機器を取り付けます。

①
②

ご注意

④

■シ
 ャッタースピード：Manual ２～1/ 100,000秒, 1 μs単位

② カメラ固定用補助ネジ穴（上面）■ 同期方式：ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー③カ メラ固定用補助ネジ穴 / 三脚取り付け用ネジ穴（底面）
三脚を使うときは、
この4 つのネジ穴を使って三脚アダプター VCT-333Iを
取り付けます。

■ ホワイトバランス（カラーモデルのみ）• ワンプッシュホワイトバランス

コマンド実行により、ホワイトバランスを１回だけ自動的に合わせます。検波領域は画面中央に初期設定されていますが、検波領域を任意に変更することもできます。

• マニュアル メラ固定用基準ネジ穴（底面）④カ
カメラモジュール固定用に高い精度で切られたネジ穴です。ここでカメラモ
ジュールを固定すると、光軸のずれを最小限にとどめることができます。

リアパネル/ピンアサインメント

R/G/Bそれぞれのゲインをマニュアルで調整する事が出来ます。
⑤

1. LUTオフ⑥⑥

2. リバース

ピン番号
1
2
3
4
5
6

4095

5. 任意設定

フリーラン /スペシャルトリガーモード（バルクトリガー・シーケンシャルトリガー）■ 読み出しモード：
ノーマル/ビニング（※白黒モデルのみ）/部分読み出し■ 3 x 3フィルター3 x 3画素のマトリックス演算を行い、画像に様々な処理を加えることができます。
9つのフィルター係数のパターンによってノイズを軽減したりエッジを強調したり輪郭を抽出する等の処理が可能です。

■ カメラリンクタップ

カメラ設定状態に関係なく2タップ出力、または1タップ出力を選択できます。出力クロック周波数は以下のとおりです。

■ 部分読み出し機能

XCL-C30
param
XCL-C30CCAMERALINK-TAP

XCL-C130 XCL-C280 XCL-C500
XCL-C32
XCL-C130C XCL-C280C XCL-C500C

150 MHz40 MHz50 MHz81 MHz80 MHz2

25 MHz20 MHz25 MHz40.5 MHz

40 MHz※2タップ出力ご利用時は、カメラリンクケーブル長を延伸することができます。
但しRGB24bit出力は2タップを選択できません。
＊出荷時は2タップ出力です。

OFFSETY■ Cマウント

HEIGHT
部分読み出し■ 高耐振動性構造

信号
アース
DC12V
アース
GPO1 *1
アース
GPO2 *1

ピン番号
7
8
9
10
11
12

制御項目
信号
GPI3 *2
アース
GPO3 *1
GPI2 *2
GPI1 *2アース*1 DC IN 端子の4/6/9 番ピン（GPO1/2/3）信号出力について
設定によりエクスポージャー信号、
ストロボ制御信号、Hi/Low 固定などから選択できます。出荷時はGPO1/2/3 ともにHi 固定です。
*2 DC IN 端子の7/10/11 番ピン（GPI3/2/1）信号入力について
GPI 入力またはトリガー入力として機能します。出荷時は、GPI1 はトリガー入力、
GPI2/3 はGPI 入力です。
⑥ DIGITAL IF（デジタルインターフェース）端子（26 ピンミニコネクター）
Camera Link Base Configuration:
ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

信号
電源またはアースX0 －（出力）X1 －（出力）X2 －（出力）XCLK －（出力）X3 －（出力）
SerTC ＋（入力）
SerTFG －（出力）CC1 －（入力）CC2 ＋（入力）CC3 －（入力）CC4 ＋（入力）
アース

ピン番号
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

信号
アース
X0 ＋（出力）X1 ＋（出力）X2 ＋（出力）XCLK ＋（出力）X3 ＋（出力）
SerTC －（入力）SerTFG ＋（出力）CC1 ＋（入力）CC2 －（入力）CC3 ＋（入力）CC4 －（入力）電源またはアース＊ DIGITAL IF 端子の1 番ピン・26 番ピンの接続についてお使いになるカメラ用画像入力ボードの種類により接続が異なります。
PoCL 対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともに電源
PoCL 非対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともにアース

動作モード

ゲイン

フリーラン

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガーエッジ検出

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガー幅検出トリガー幅設定による

0 dB ～ 18 dB

0.30～0.40v

トリガー禁止1.125～1.375v
GND

ご注意
DC-700/DC-700CEを使用してトリガー信号をカメラに入力する場合、ハイレベ
ルは5V 以内でお使いください。

トリガーモード
トリガーモードには、
フリーラン、スペシャルトリガー（バルクトリガー／シーケ
ンシャルトリガー）の3 つのモードがあります。
フリーランはトリガーなしで連続して画像が出力されます。トリガーがONの場
合は、
ハードトリガーかソフトトリガーにより、カメラが駆動されます。この状態
で、トリガーモード（トリガーのエッジを基準に、シャッター設定により露光する=エッジ /トリガーパルス幅により露光する= 幅）
によって、以下の2 つのような駆動となります。
（図は正極性）LUT（ルックアップテーブル）
外部トリガー入力

OFF/ON（モード：5 種類）
DIGITAL IF 端子／ DC IN 端子
白黒モデル：Mono 8 ／ 10 ／ 12ビット
カラーモデル：Raw 8 ／ 10 ／ 12ビット、RGB24

映像出力切替ビニング（白黒カメラのみ）

2 × 1、
1 × 2、2 × 2

欠陥補正機能OFF/ON

シェーディング補正機能

OFF/ON

トリガー信号入力
トリガー信号はDC IN 端子の7 番、10 番、
11 番ピン、Digital IF 端子 CC1 番、CC2 番、CC3 番、CC4 番ピン、またはソフトウェアコマンドから入力することができます。トリガー信号の切り替えはTRG-SRC コマンドから変更することができます。
param

トリガー信号割り当てピン7

DC IN 端子 7 番ピン（GPI3）

10DC IN 端子 10 番ピン（GPI2）

11

DC IN 端子 11 番ピン（GPI1）

101

Digital IF 端子 22 番 [+]/9 番 [-]（CC1）102

Digital IF 端子 10 番 [+]/23 番 [-]（CC2）103

Digital IF 端子 24 番 [+]/11 番 [-]（CC3）104

Digital IF 端子 12 番 [+]/25 番 [-]（CC4）0

ソフトウェアコマンド（TRG-SOFT）

20

GPI1/GPI2/GPI3 の OR

トリガー無効露光
センサー出力XCL-C280/C280Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用しており、2チャンネル出力時は1チャンネル出力時よりも高速読み出しが可能です。XCL-C500/C500Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用していますが、センサータップ数を切り替えることはできません。

センサー出力トリガーシフトオンの最遅延時のタイミング•トリガー幅検出（正極性）

トリガー

b

a

b

バルクトリガーあらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、1発のトリ
ガーで複数枚の映像を、それぞれ異なった設定で駆動するモードです。以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

シーケンシャルトリガー
あらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、トリガーを入れるたびに、順次メモリーチャンネルを呼び出して駆動するモードです。
以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。
トリガー

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

3-M3 深さ3

GPO
GPO1、GPO2、GPO3 出力をそれぞれDC IN 端子 4 番、6番、9 番ピンから出力することができます。信号を選 択した後、出力極 性をGPOINVERTER で決定します。ストロボ制御信号はGPO1、GPO2、GPO3 それぞれ個別に設定が可能です。
commandparam1

トリガー信号
GPO-SRC露光
トリガーディレイ

トリガーレンジ
設定されたトリガー幅の信号のみトリガー信号として受け付けることが出来ます。トリガー信号ラインのチャタリングや外乱ノイズ等を除去するノイズフィ
ルターとして機能します。また、
複数カメラを一本のトリガー信号ラインで共用する際に、特定のカメラのみをトリガー動作させるトリガーセレクターとしても機能します。

4/6/9

30

15

23.7

16.5

22
42

単位：mm

・non-PoCL 接続

Cマウント
レンズ ※

トリガー信号をカメラ側で遅延させることができます。

センサー出力トリガー

露光

トリガーシフトオフのタイミング

トリガーディレイ

露光

露光

この区間でトリガーシフト
max 1H

12

4-M2 深さ3GPI
DC IN 端子 7 番、10 番、11 番に入力されている信号を検知し、GPI コ
マンドで値を知ることができます。すべてのピンはプルアップされているため、オープンにしている場合は1（Hi レベル）が返答されます。

露光（トリガーシフトオン時）

14.5

接続図

GPIO

トリガー信号

29

オートゲインコントロール
本カメラは、指定された検波領域／指定された画像平均レベル（可変範囲：
0 ～ 16383 の14ビット単位）
に対して、
自動で画像の明るさを制御する、
オー
トゲインコントロール機能を用意しています。可変範囲は、マニュアルゲイン
範囲と同じ範囲となります。また、どのエリアの画像平均レベルなのかを示す、
オートゲインコントロール検波枠を、表示／設定することができます。出力映像の幅と高さを100%として、
検波枠は、OFFSET X/Y、WIDTH/HEIGHTの% 単位で設定します。

スペシャルトリガー動作時を除き、映像出力中でも次のトリガーによる露光を受け付けることができます。この場合、トリガー信号がノイズ源となることがありますが、トリガーシフトを有効にすると、ノイズ混入を避けるためトリガー入力から露光するまでを自動的に調整します。
（トリガー入力から露光開始までの時間が最大 1 ライン分遅延します。
）

露光（トリガーシフトオフ時）

a

マニュアルゲインコントロール
可変範囲 0 ～ 18 dBまで1 dB 単位、または0.0359 dB 単位で設定できるゲインを用意しています。
X CL -C280/C280C/C500/C500Cにおいては、
上記動作に加え、左右の個別のゲイン L（左）/R（右）が設定できます。

センサータップ切り替え

露光

2-M2 深さ3

本カメラは、マニュアルゲインコントロールとオートゲインコントロー
ルを用意しています。

トリガーシフトトリガー

2 ライン単位で任意指定可能（XCL-C500/C500Cは480 ライン以上）

部分読み出しTRG-SRC

0.30～0.40v

フリーラン／トリガー

シャッタースピード

command

トリガー信号•トリガーエッジ検出（正極性）

内容

トリガー入力を無効にすることができます。複数台のカメラを同一のトリガー信号で接続した環境において特定のカメラだけにトリガー信号を無効にしたい場合や、設置した環境からトリガー信号線へのノイズ混入による誤動作を避けたい場合などに有効となる機能です。
• 露光開始：立ち下り選択時の例

Digital IF 端子仕様

外形寸法図

ゲイン

100μs以上

トリガー入力極性 ＝ 正極性

DC IN 端子にカメラケーブルを、DIGITAL IF 端子にカメラリンクケーブル
をそれぞれ接続してください。PoCL対応のカメラ用画像入力ボードをお使
いになる場合は、DC IN 端子にカメラケーブルを接続しなくてもカメラを動作させることができます。カメラリンクケーブルを接続する際は、コネクターの上下にあるコネクター固定ネジをしっかりまわして固定してください。
各々のケーブルのもう一方のコネクターは、カメラケーブルはDC-700 に、
カメラリンクケーブルはホスト機器のカメラ用画像入力ボードにそれぞれ接続してください。
① DC IN 端子 ② DIGITAL IF端子 ③ カメラケーブル④ カメラリンクケーブル ⑤ コネクター固定ネジ⑤ DC IN（DC 電源）端子（12 ピンコネクター）

4. 5点近似

WIDTH

10μs～2s

ホスト機器（ＰＣなど）によるコントロール⑦

2.0μs以下③

カメラをPoCL 接続でお使いになる場合には、必ずPoCL 対応のケーブルを接続
してください。PoCL 非対応（non-PoCL）のケーブルを接続すると、カメラまたは
画像入力ボードが故障する場合があります。

3. 2値化■ トリガー機能

OFFSETX

2.0μs以下

本機はホスト機器（コンピューターなど）によりコントロールします。
コントロールできる機能は次の表のようになっています。

＊工場出荷時設定: OFF

画面上の指定した位置を部分的に切り出す機能が、部分読み出しです。切り出し範囲は、切り出し開始点を示すoffset Xとoffset Y、領域を示すWidthとHeightにより決定します。

2～24V

0～0.4Vご注意

4095

高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥点、黒欠陥点を補正します。欠陥 検 出された座標 画 素に対して周辺から補 正を行います。工場出荷設定とユーザー設定が選択可能です。

＊XCL-C500 はHeight ≧ 2048 の時に限り垂直ビニングを実行することができます。

トリガー入力極性 ＝ 負極性①

設定値はユーザーセット1～ 16番までの各チャンネルに保存することができます。このユーザーセットはスペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャ
ルトリガー）
でも使用できます。

トリガー禁止③■ 欠陥補正機能

垂直方向の2画素、または水平方向の2画素を加算することで感度が上がるとともに、垂直ビニングではフレームレートも上がります。トリガー有無に関係なく設定可能です。部分読み出しとの併用、水平・垂直同時設定も可能です。

100μs以上

レンズマウント面
10 mm以下■ シャッター：Manual/外部トリガー幅/Auto

5種類の方式から選べます。2値化、5点近似、任意設定は設定変更が可能です。

■ ビニング機能（※白黒モデル）＜垂直ビニング / 水平ビニング＞

10μs～2s④

トリガーエッジ動作時では、トリガー信号を検出してから露光を行うまでの時間（トリガーレイテンシー）
は0.7 µs～1.5 µs（モデルに依存します）
です。
トリガー
幅動作モードは、
トリガーレイテンシーを最小（0.7 µs ～ 1.7 µs）にするモードと、露光時間を優先するモードが選択できます。

2.0μs以下⑤• LUT（ルックアップテーブル）

温度センサーを搭載しており、カメラ内部の温度を読み出すことができます。

0～0.4V②

白黒モデルは白黒チャート、カラーモデルは白黒チャート/カラー
チャートを内蔵しています。

■ 温度読み出し機能

ケーブルの接続
2.0μs以下• テストパターン内蔵
補正

2～24V

Cマウント式のレンズとして、
レンズマウント面からの飛び出し量が10 mm以下のものを使用してください。

■ 読み出し機能

最も明るい場所＝目標レベルDC IN 端子仕様

ユーザ－セット

12

CCD サイズ・解像度
1/3 型 CCD VGA
1/2 型 CCD VGA
1/3 型 CCD SXGAWIDTH（ピクセル）

外部トリガー信号と撮像タイミング

ø27.3

設定可能範囲

VGAから5Megaまで、各モデルともに高速読み出しを実現しました。

トリガーパルス入力仕様

ø27.6■ 高速画像取り込み⑦ ステータスLED（緑）電源オン時に点灯します。トリガー信号に連動して点灯させるなど、GPOに連動した多彩な設定変更が可能です。

12

各部の名称と働き

20

長

29

特

param2

設定

0

エクスポージャー信号1

ストロボ制御信号2

LVAL 信号3

FVAL 信号4

センサーリードアウト信号

5

トリガースルー信号

6

パルス生成信号7

ユーザー定義 1

8

ユーザー定義 2

9

ユーザー定義 3

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

カメラリンクケーブル *1

カメラケーブル
CCXC-12P02N
CCXC-12P05N
CCXC-12P10N
CCXC-12P25N

三脚アダプター
VCT-333I

カメラ用画像入力ボード

カメラアダプター
DC-700/700CE

AC
GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）・PoCL接続

Cマウント
レンズ ※

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

三脚アダプター
VCT-333I

PoCL対応
カメラリンクケーブル *1

PoCL対応カメラ用画像入力ボード

GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）※ 高解像度レンズに対応したレンズをお使いください。
XCL-C130/C130C
XCL-C280/C280C
XCL-C500/C500C*1 高伝送特性タイプをご使用下さい。
詳しくは特約店へおたずね下さい。

フレームレート
白黒モデル カラーモデル
130 fpsXCL-C30 XCL-C30C
104 fpsXCL-C32
31 fpsXCL-C130 XCL-C130C
26 fps*（センサータップ2ch時）
1/1.8 型 CCD 2.8Mega
XCL-C280 XCL-C280C
15 fps（センサータップ1ch時）
2/3 型 CCD 5Mega
15 fpsXCL-C500 XCL-C500C＊出荷時設定

XCL-C280/C280Cはセンサー出力を1ch、2chと選択ができ、それに応じてフレームレートも変わります。

■ 近赤外領域対応：XCL-C280, XCL-C130

近赤外領域対応 高感度センサーを採用し、近赤外領域にも対応が可能です。
XCL-C280 : EXview HAD CCDⅡXCL-C130 : EXview HAD CCD■ シェーディング補正機能

光源むらやレンズ周辺の光量落ちなどで発生するシェーディングを補正します。ユーザー設定として3 種類のユーザーデータを保存することが可能です。

HEIGHT（ライン）XCL-C30/C30C

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C32

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C130/C130C

16 ～ 1296

2 ～ 966

XCL-C280/C280C

16 ～ 1940

2 ～ 1460

XCL-C500/C500C

16 ～ 2456

480 ～ 2058

※切り出しStep： WIDTH: 2ピクセル単位、HEIGHT: 2ライン単位① レンズマウント（Cマウント）
Cマウント式のレンズや光学機器を取り付けます。

①
②

ご注意

④

■シ
 ャッタースピード：Manual ２～1/ 100,000秒, 1 μs単位

② カメラ固定用補助ネジ穴（上面）■ 同期方式：ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー③カ メラ固定用補助ネジ穴 / 三脚取り付け用ネジ穴（底面）
三脚を使うときは、
この4 つのネジ穴を使って三脚アダプター VCT-333Iを
取り付けます。

■ ホワイトバランス（カラーモデルのみ）• ワンプッシュホワイトバランス

コマンド実行により、ホワイトバランスを１回だけ自動的に合わせます。検波領域は画面中央に初期設定されていますが、検波領域を任意に変更することもできます。

• マニュアル メラ固定用基準ネジ穴（底面）④カ
カメラモジュール固定用に高い精度で切られたネジ穴です。ここでカメラモ
ジュールを固定すると、光軸のずれを最小限にとどめることができます。

リアパネル/ピンアサインメント

R/G/Bそれぞれのゲインをマニュアルで調整する事が出来ます。
⑤

1. LUTオフ⑥⑥

2. リバース

ピン番号
1
2
3
4
5
6

4095

5. 任意設定

フリーラン /スペシャルトリガーモード（バルクトリガー・シーケンシャルトリガー）■ 読み出しモード：
ノーマル/ビニング（※白黒モデルのみ）/部分読み出し■ 3 x 3フィルター3 x 3画素のマトリックス演算を行い、画像に様々な処理を加えることができます。
9つのフィルター係数のパターンによってノイズを軽減したりエッジを強調したり輪郭を抽出する等の処理が可能です。

■ カメラリンクタップ

カメラ設定状態に関係なく2タップ出力、または1タップ出力を選択できます。出力クロック周波数は以下のとおりです。

■ 部分読み出し機能

XCL-C30
param
XCL-C30CCAMERALINK-TAP

XCL-C130 XCL-C280 XCL-C500
XCL-C32
XCL-C130C XCL-C280C XCL-C500C

150 MHz40 MHz50 MHz81 MHz80 MHz2

25 MHz20 MHz25 MHz40.5 MHz

40 MHz※2タップ出力ご利用時は、カメラリンクケーブル長を延伸することができます。
但しRGB24bit出力は2タップを選択できません。
＊出荷時は2タップ出力です。

OFFSETY■ Cマウント

HEIGHT
部分読み出し■ 高耐振動性構造

信号
アース
DC12V
アース
GPO1 *1
アース
GPO2 *1

ピン番号
7
8
9
10
11
12

制御項目
信号
GPI3 *2
アース
GPO3 *1
GPI2 *2
GPI1 *2アース*1 DC IN 端子の4/6/9 番ピン（GPO1/2/3）信号出力について
設定によりエクスポージャー信号、
ストロボ制御信号、Hi/Low 固定などから選択できます。出荷時はGPO1/2/3 ともにHi 固定です。
*2 DC IN 端子の7/10/11 番ピン（GPI3/2/1）信号入力について
GPI 入力またはトリガー入力として機能します。出荷時は、GPI1 はトリガー入力、
GPI2/3 はGPI 入力です。
⑥ DIGITAL IF（デジタルインターフェース）端子（26 ピンミニコネクター）
Camera Link Base Configuration:
ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

信号
電源またはアースX0 －（出力）X1 －（出力）X2 －（出力）XCLK －（出力）X3 －（出力）
SerTC ＋（入力）
SerTFG －（出力）CC1 －（入力）CC2 ＋（入力）CC3 －（入力）CC4 ＋（入力）
アース

ピン番号
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

信号
アース
X0 ＋（出力）X1 ＋（出力）X2 ＋（出力）XCLK ＋（出力）X3 ＋（出力）
SerTC －（入力）SerTFG ＋（出力）CC1 ＋（入力）CC2 －（入力）CC3 ＋（入力）CC4 －（入力）電源またはアース＊ DIGITAL IF 端子の1 番ピン・26 番ピンの接続についてお使いになるカメラ用画像入力ボードの種類により接続が異なります。
PoCL 対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともに電源
PoCL 非対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともにアース

動作モード

ゲイン

フリーラン

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガーエッジ検出

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガー幅検出トリガー幅設定による

0 dB ～ 18 dB

0.30～0.40v

トリガー禁止1.125～1.375v
GND

ご注意
DC-700/DC-700CEを使用してトリガー信号をカメラに入力する場合、ハイレベ
ルは5V 以内でお使いください。

トリガーモード
トリガーモードには、
フリーラン、スペシャルトリガー（バルクトリガー／シーケ
ンシャルトリガー）の3 つのモードがあります。
フリーランはトリガーなしで連続して画像が出力されます。トリガーがONの場
合は、
ハードトリガーかソフトトリガーにより、カメラが駆動されます。この状態
で、トリガーモード（トリガーのエッジを基準に、シャッター設定により露光する=エッジ /トリガーパルス幅により露光する= 幅）
によって、以下の2 つのような駆動となります。
（図は正極性）LUT（ルックアップテーブル）
外部トリガー入力

OFF/ON（モード：5 種類）
DIGITAL IF 端子／ DC IN 端子
白黒モデル：Mono 8 ／ 10 ／ 12ビット
カラーモデル：Raw 8 ／ 10 ／ 12ビット、RGB24

映像出力切替ビニング（白黒カメラのみ）

2 × 1、
1 × 2、2 × 2

欠陥補正機能OFF/ON

シェーディング補正機能

OFF/ON

トリガー信号入力
トリガー信号はDC IN 端子の7 番、10 番、
11 番ピン、Digital IF 端子 CC1 番、CC2 番、CC3 番、CC4 番ピン、またはソフトウェアコマンドから入力することができます。トリガー信号の切り替えはTRG-SRC コマンドから変更することができます。
param

トリガー信号割り当てピン7

DC IN 端子 7 番ピン（GPI3）

10DC IN 端子 10 番ピン（GPI2）

11

DC IN 端子 11 番ピン（GPI1）

101

Digital IF 端子 22 番 [+]/9 番 [-]（CC1）102

Digital IF 端子 10 番 [+]/23 番 [-]（CC2）103

Digital IF 端子 24 番 [+]/11 番 [-]（CC3）104

Digital IF 端子 12 番 [+]/25 番 [-]（CC4）0

ソフトウェアコマンド（TRG-SOFT）

20

GPI1/GPI2/GPI3 の OR

トリガー無効露光
センサー出力XCL-C280/C280Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用しており、2チャンネル出力時は1チャンネル出力時よりも高速読み出しが可能です。XCL-C500/C500Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用していますが、センサータップ数を切り替えることはできません。

センサー出力トリガーシフトオンの最遅延時のタイミング•トリガー幅検出（正極性）

トリガー

b

a

b

バルクトリガーあらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、1発のトリ
ガーで複数枚の映像を、それぞれ異なった設定で駆動するモードです。以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

シーケンシャルトリガー
あらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、トリガーを入れるたびに、順次メモリーチャンネルを呼び出して駆動するモードです。
以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。
トリガー

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

3-M3 深さ3

GPO
GPO1、GPO2、GPO3 出力をそれぞれDC IN 端子 4 番、6番、9 番ピンから出力することができます。信号を選 択した後、出力極 性をGPOINVERTER で決定します。ストロボ制御信号はGPO1、GPO2、GPO3 それぞれ個別に設定が可能です。
commandparam1

トリガー信号
GPO-SRC露光
トリガーディレイ

トリガーレンジ
設定されたトリガー幅の信号のみトリガー信号として受け付けることが出来ます。トリガー信号ラインのチャタリングや外乱ノイズ等を除去するノイズフィ
ルターとして機能します。また、
複数カメラを一本のトリガー信号ラインで共用する際に、特定のカメラのみをトリガー動作させるトリガーセレクターとしても機能します。

4/6/9

30

15

23.7

16.5

22
42

単位：mm

・non-PoCL 接続

Cマウント
レンズ ※

トリガー信号をカメラ側で遅延させることができます。

センサー出力トリガー

露光

トリガーシフトオフのタイミング

トリガーディレイ

露光

露光

この区間でトリガーシフト
max 1H

12

4-M2 深さ3GPI
DC IN 端子 7 番、10 番、11 番に入力されている信号を検知し、GPI コ
マンドで値を知ることができます。すべてのピンはプルアップされているため、オープンにしている場合は1（Hi レベル）が返答されます。

露光（トリガーシフトオン時）

14.5

接続図

GPIO

トリガー信号

29

オートゲインコントロール
本カメラは、指定された検波領域／指定された画像平均レベル（可変範囲：
0 ～ 16383 の14ビット単位）
に対して、
自動で画像の明るさを制御する、
オー
トゲインコントロール機能を用意しています。可変範囲は、マニュアルゲイン
範囲と同じ範囲となります。また、どのエリアの画像平均レベルなのかを示す、
オートゲインコントロール検波枠を、表示／設定することができます。出力映像の幅と高さを100%として、
検波枠は、OFFSET X/Y、WIDTH/HEIGHTの% 単位で設定します。

スペシャルトリガー動作時を除き、映像出力中でも次のトリガーによる露光を受け付けることができます。この場合、トリガー信号がノイズ源となることがありますが、トリガーシフトを有効にすると、ノイズ混入を避けるためトリガー入力から露光するまでを自動的に調整します。
（トリガー入力から露光開始までの時間が最大 1 ライン分遅延します。
）

露光（トリガーシフトオフ時）

a

マニュアルゲインコントロール
可変範囲 0 ～ 18 dBまで1 dB 単位、または0.0359 dB 単位で設定できるゲインを用意しています。
X CL -C280/C280C/C500/C500Cにおいては、
上記動作に加え、左右の個別のゲイン L（左）/R（右）が設定できます。

センサータップ切り替え

露光

2-M2 深さ3

本カメラは、マニュアルゲインコントロールとオートゲインコントロー
ルを用意しています。

トリガーシフトトリガー

2 ライン単位で任意指定可能（XCL-C500/C500Cは480 ライン以上）

部分読み出しTRG-SRC

0.30～0.40v

フリーラン／トリガー

シャッタースピード

command

トリガー信号•トリガーエッジ検出（正極性）

内容

トリガー入力を無効にすることができます。複数台のカメラを同一のトリガー信号で接続した環境において特定のカメラだけにトリガー信号を無効にしたい場合や、設置した環境からトリガー信号線へのノイズ混入による誤動作を避けたい場合などに有効となる機能です。
• 露光開始：立ち下り選択時の例

Digital IF 端子仕様

外形寸法図

ゲイン

100μs以上

トリガー入力極性 ＝ 正極性

DC IN 端子にカメラケーブルを、DIGITAL IF 端子にカメラリンクケーブル
をそれぞれ接続してください。PoCL対応のカメラ用画像入力ボードをお使
いになる場合は、DC IN 端子にカメラケーブルを接続しなくてもカメラを動作させることができます。カメラリンクケーブルを接続する際は、コネクターの上下にあるコネクター固定ネジをしっかりまわして固定してください。
各々のケーブルのもう一方のコネクターは、カメラケーブルはDC-700 に、
カメラリンクケーブルはホスト機器のカメラ用画像入力ボードにそれぞれ接続してください。
① DC IN 端子 ② DIGITAL IF端子 ③ カメラケーブル④ カメラリンクケーブル ⑤ コネクター固定ネジ⑤ DC IN（DC 電源）端子（12 ピンコネクター）

4. 5点近似

WIDTH

10μs～2s

ホスト機器（ＰＣなど）によるコントロール⑦

2.0μs以下③

カメラをPoCL 接続でお使いになる場合には、必ずPoCL 対応のケーブルを接続
してください。PoCL 非対応（non-PoCL）のケーブルを接続すると、カメラまたは
画像入力ボードが故障する場合があります。

3. 2値化■ トリガー機能

OFFSETX

2.0μs以下

本機はホスト機器（コンピューターなど）によりコントロールします。
コントロールできる機能は次の表のようになっています。

＊工場出荷時設定: OFF

画面上の指定した位置を部分的に切り出す機能が、部分読み出しです。切り出し範囲は、切り出し開始点を示すoffset Xとoffset Y、領域を示すWidthとHeightにより決定します。

2～24V

0～0.4Vご注意

4095

高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥点、黒欠陥点を補正します。欠陥 検 出された座標 画 素に対して周辺から補 正を行います。工場出荷設定とユーザー設定が選択可能です。

＊XCL-C500 はHeight ≧ 2048 の時に限り垂直ビニングを実行することができます。

トリガー入力極性 ＝ 負極性①

設定値はユーザーセット1～ 16番までの各チャンネルに保存することができます。このユーザーセットはスペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャ
ルトリガー）
でも使用できます。

トリガー禁止③■ 欠陥補正機能

垂直方向の2画素、または水平方向の2画素を加算することで感度が上がるとともに、垂直ビニングではフレームレートも上がります。トリガー有無に関係なく設定可能です。部分読み出しとの併用、水平・垂直同時設定も可能です。

100μs以上

レンズマウント面
10 mm以下■ シャッター：Manual/外部トリガー幅/Auto

5種類の方式から選べます。2値化、5点近似、任意設定は設定変更が可能です。

■ ビニング機能（※白黒モデル）＜垂直ビニング / 水平ビニング＞

10μs～2s④

トリガーエッジ動作時では、トリガー信号を検出してから露光を行うまでの時間（トリガーレイテンシー）
は0.7 µs～1.5 µs（モデルに依存します）
です。
トリガー
幅動作モードは、
トリガーレイテンシーを最小（0.7 µs ～ 1.7 µs）にするモードと、露光時間を優先するモードが選択できます。

2.0μs以下⑤• LUT（ルックアップテーブル）

温度センサーを搭載しており、カメラ内部の温度を読み出すことができます。

0～0.4V②

白黒モデルは白黒チャート、カラーモデルは白黒チャート/カラー
チャートを内蔵しています。

■ 温度読み出し機能

ケーブルの接続
2.0μs以下• テストパターン内蔵
補正

2～24V

Cマウント式のレンズとして、
レンズマウント面からの飛び出し量が10 mm以下のものを使用してください。

■ 読み出し機能

最も明るい場所＝目標レベルDC IN 端子仕様

ユーザ－セット

12

CCD サイズ・解像度
1/3 型 CCD VGA
1/2 型 CCD VGA
1/3 型 CCD SXGAWIDTH（ピクセル）

外部トリガー信号と撮像タイミング

ø27.3

設定可能範囲

VGAから5Megaまで、各モデルともに高速読み出しを実現しました。

トリガーパルス入力仕様

ø27.6■ 高速画像取り込み⑦ ステータスLED（緑）電源オン時に点灯します。トリガー信号に連動して点灯させるなど、GPOに連動した多彩な設定変更が可能です。

12

各部の名称と働き

20

長

29

特

param2

設定

0

エクスポージャー信号1

ストロボ制御信号2

LVAL 信号3

FVAL 信号4

センサーリードアウト信号

5

トリガースルー信号

6

パルス生成信号7

ユーザー定義 1

8

ユーザー定義 2

9

ユーザー定義 3

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

カメラリンクケーブル *1

カメラケーブル
CCXC-12P02N
CCXC-12P05N
CCXC-12P10N
CCXC-12P25N

三脚アダプター
VCT-333I

カメラ用画像入力ボード

カメラアダプター
DC-700/700CE

AC
GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）・PoCL接続

Cマウント
レンズ ※

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

三脚アダプター
VCT-333I

PoCL対応
カメラリンクケーブル *1

PoCL対応カメラ用画像入力ボード

GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）※ 高解像度レンズに対応したレンズをお使いください。
XCL-C130/C130C
XCL-C280/C280C
XCL-C500/C500C*1 高伝送特性タイプをご使用下さい。
詳しくは特約店へおたずね下さい。

フレームレート
白黒モデル カラーモデル
130 fpsXCL-C30 XCL-C30C
104 fpsXCL-C32
31 fpsXCL-C130 XCL-C130C
26 fps*（センサータップ2ch時）
1/1.8 型 CCD 2.8Mega
XCL-C280 XCL-C280C
15 fps（センサータップ1ch時）
2/3 型 CCD 5Mega
15 fpsXCL-C500 XCL-C500C＊出荷時設定

XCL-C280/C280Cはセンサー出力を1ch、2chと選択ができ、それに応じてフレームレートも変わります。

■ 近赤外領域対応：XCL-C280, XCL-C130

近赤外領域対応 高感度センサーを採用し、近赤外領域にも対応が可能です。
XCL-C280 : EXview HAD CCDⅡXCL-C130 : EXview HAD CCD■ シェーディング補正機能

光源むらやレンズ周辺の光量落ちなどで発生するシェーディングを補正します。ユーザー設定として3 種類のユーザーデータを保存することが可能です。

HEIGHT（ライン）XCL-C30/C30C

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C32

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C130/C130C

16 ～ 1296

2 ～ 966

XCL-C280/C280C

16 ～ 1940

2 ～ 1460

XCL-C500/C500C

16 ～ 2456

480 ～ 2058

※切り出しStep： WIDTH: 2ピクセル単位、HEIGHT: 2ライン単位① レンズマウント（Cマウント）
Cマウント式のレンズや光学機器を取り付けます。

①
②

ご注意

④

■シ
 ャッタースピード：Manual ２～1/ 100,000秒, 1 μs単位

② カメラ固定用補助ネジ穴（上面）■ 同期方式：ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー③カ メラ固定用補助ネジ穴 / 三脚取り付け用ネジ穴（底面）
三脚を使うときは、
この4 つのネジ穴を使って三脚アダプター VCT-333Iを
取り付けます。

■ ホワイトバランス（カラーモデルのみ）• ワンプッシュホワイトバランス

コマンド実行により、ホワイトバランスを１回だけ自動的に合わせます。検波領域は画面中央に初期設定されていますが、検波領域を任意に変更することもできます。

• マニュアル メラ固定用基準ネジ穴（底面）④カ
カメラモジュール固定用に高い精度で切られたネジ穴です。ここでカメラモ
ジュールを固定すると、光軸のずれを最小限にとどめることができます。

リアパネル/ピンアサインメント

R/G/Bそれぞれのゲインをマニュアルで調整する事が出来ます。
⑤

1. LUTオフ⑥⑥

2. リバース

ピン番号
1
2
3
4
5
6

4095

5. 任意設定

フリーラン /スペシャルトリガーモード（バルクトリガー・シーケンシャルトリガー）■ 読み出しモード：
ノーマル/ビニング（※白黒モデルのみ）/部分読み出し■ 3 x 3フィルター3 x 3画素のマトリックス演算を行い、画像に様々な処理を加えることができます。
9つのフィルター係数のパターンによってノイズを軽減したりエッジを強調したり輪郭を抽出する等の処理が可能です。

■ カメラリンクタップ

カメラ設定状態に関係なく2タップ出力、または1タップ出力を選択できます。出力クロック周波数は以下のとおりです。

■ 部分読み出し機能

XCL-C30
param
XCL-C30CCAMERALINK-TAP

XCL-C130 XCL-C280 XCL-C500
XCL-C32
XCL-C130C XCL-C280C XCL-C500C

150 MHz40 MHz50 MHz81 MHz80 MHz2

25 MHz20 MHz25 MHz40.5 MHz

40 MHz※2タップ出力ご利用時は、カメラリンクケーブル長を延伸することができます。
但しRGB24bit出力は2タップを選択できません。
＊出荷時は2タップ出力です。

OFFSETY■ Cマウント

HEIGHT
部分読み出し■ 高耐振動性構造

信号
アース
DC12V
アース
GPO1 *1
アース
GPO2 *1

ピン番号
7
8
9
10
11
12

制御項目
信号
GPI3 *2
アース
GPO3 *1
GPI2 *2
GPI1 *2アース*1 DC IN 端子の4/6/9 番ピン（GPO1/2/3）信号出力について
設定によりエクスポージャー信号、
ストロボ制御信号、Hi/Low 固定などから選択できます。出荷時はGPO1/2/3 ともにHi 固定です。
*2 DC IN 端子の7/10/11 番ピン（GPI3/2/1）信号入力について
GPI 入力またはトリガー入力として機能します。出荷時は、GPI1 はトリガー入力、
GPI2/3 はGPI 入力です。
⑥ DIGITAL IF（デジタルインターフェース）端子（26 ピンミニコネクター）
Camera Link Base Configuration:
ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

信号
電源またはアースX0 －（出力）X1 －（出力）X2 －（出力）XCLK －（出力）X3 －（出力）
SerTC ＋（入力）
SerTFG －（出力）CC1 －（入力）CC2 ＋（入力）CC3 －（入力）CC4 ＋（入力）
アース

ピン番号
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

信号
アース
X0 ＋（出力）X1 ＋（出力）X2 ＋（出力）XCLK ＋（出力）X3 ＋（出力）
SerTC －（入力）SerTFG ＋（出力）CC1 ＋（入力）CC2 －（入力）CC3 ＋（入力）CC4 －（入力）電源またはアース＊ DIGITAL IF 端子の1 番ピン・26 番ピンの接続についてお使いになるカメラ用画像入力ボードの種類により接続が異なります。
PoCL 対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともに電源
PoCL 非対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともにアース

動作モード

ゲイン

フリーラン

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガーエッジ検出

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガー幅検出トリガー幅設定による

0 dB ～ 18 dB

0.30～0.40v

トリガー禁止1.125～1.375v
GND

ご注意
DC-700/DC-700CEを使用してトリガー信号をカメラに入力する場合、ハイレベ
ルは5V 以内でお使いください。

トリガーモード
トリガーモードには、
フリーラン、スペシャルトリガー（バルクトリガー／シーケ
ンシャルトリガー）の3 つのモードがあります。
フリーランはトリガーなしで連続して画像が出力されます。トリガーがONの場
合は、
ハードトリガーかソフトトリガーにより、カメラが駆動されます。この状態
で、トリガーモード（トリガーのエッジを基準に、シャッター設定により露光する=エッジ /トリガーパルス幅により露光する= 幅）
によって、以下の2 つのような駆動となります。
（図は正極性）LUT（ルックアップテーブル）
外部トリガー入力

OFF/ON（モード：5 種類）
DIGITAL IF 端子／ DC IN 端子
白黒モデル：Mono 8 ／ 10 ／ 12ビット
カラーモデル：Raw 8 ／ 10 ／ 12ビット、RGB24

映像出力切替ビニング（白黒カメラのみ）

2 × 1、
1 × 2、2 × 2

欠陥補正機能OFF/ON

シェーディング補正機能

OFF/ON

トリガー信号入力
トリガー信号はDC IN 端子の7 番、10 番、
11 番ピン、Digital IF 端子 CC1 番、CC2 番、CC3 番、CC4 番ピン、またはソフトウェアコマンドから入力することができます。トリガー信号の切り替えはTRG-SRC コマンドから変更することができます。
param

トリガー信号割り当てピン7

DC IN 端子 7 番ピン（GPI3）

10DC IN 端子 10 番ピン（GPI2）

11

DC IN 端子 11 番ピン（GPI1）

101

Digital IF 端子 22 番 [+]/9 番 [-]（CC1）102

Digital IF 端子 10 番 [+]/23 番 [-]（CC2）103

Digital IF 端子 24 番 [+]/11 番 [-]（CC3）104

Digital IF 端子 12 番 [+]/25 番 [-]（CC4）0

ソフトウェアコマンド（TRG-SOFT）

20

GPI1/GPI2/GPI3 の OR

トリガー無効露光
センサー出力XCL-C280/C280Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用しており、2チャンネル出力時は1チャンネル出力時よりも高速読み出しが可能です。XCL-C500/C500Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用していますが、センサータップ数を切り替えることはできません。

センサー出力トリガーシフトオンの最遅延時のタイミング•トリガー幅検出（正極性）

トリガー

b

a

b

バルクトリガーあらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、1発のトリ
ガーで複数枚の映像を、それぞれ異なった設定で駆動するモードです。以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

シーケンシャルトリガー
あらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、トリガーを入れるたびに、順次メモリーチャンネルを呼び出して駆動するモードです。
以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。
トリガー

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

3-M3 深さ3

GPO
GPO1、GPO2、GPO3 出力をそれぞれDC IN 端子 4 番、6番、9 番ピンから出力することができます。信号を選 択した後、出力極 性をGPOINVERTER で決定します。ストロボ制御信号はGPO1、GPO2、GPO3 それぞれ個別に設定が可能です。
commandparam1

トリガー信号
GPO-SRC露光
トリガーディレイ

トリガーレンジ
設定されたトリガー幅の信号のみトリガー信号として受け付けることが出来ます。トリガー信号ラインのチャタリングや外乱ノイズ等を除去するノイズフィ
ルターとして機能します。また、
複数カメラを一本のトリガー信号ラインで共用する際に、特定のカメラのみをトリガー動作させるトリガーセレクターとしても機能します。

4/6/9

30

15

23.7

16.5

22
42

単位：mm

・non-PoCL 接続

Cマウント
レンズ ※

トリガー信号をカメラ側で遅延させることができます。

センサー出力トリガー

露光

トリガーシフトオフのタイミング

トリガーディレイ

露光

露光

この区間でトリガーシフト
max 1H

12

4-M2 深さ3GPI
DC IN 端子 7 番、10 番、11 番に入力されている信号を検知し、GPI コ
マンドで値を知ることができます。すべてのピンはプルアップされているため、オープンにしている場合は1（Hi レベル）が返答されます。

露光（トリガーシフトオン時）

14.5

接続図

GPIO

トリガー信号

29

オートゲインコントロール
本カメラは、指定された検波領域／指定された画像平均レベル（可変範囲：
0 ～ 16383 の14ビット単位）
に対して、
自動で画像の明るさを制御する、
オー
トゲインコントロール機能を用意しています。可変範囲は、マニュアルゲイン
範囲と同じ範囲となります。また、どのエリアの画像平均レベルなのかを示す、
オートゲインコントロール検波枠を、表示／設定することができます。出力映像の幅と高さを100%として、
検波枠は、OFFSET X/Y、WIDTH/HEIGHTの% 単位で設定します。

スペシャルトリガー動作時を除き、映像出力中でも次のトリガーによる露光を受け付けることができます。この場合、トリガー信号がノイズ源となることがありますが、トリガーシフトを有効にすると、ノイズ混入を避けるためトリガー入力から露光するまでを自動的に調整します。
（トリガー入力から露光開始までの時間が最大 1 ライン分遅延します。
）

露光（トリガーシフトオフ時）

a

マニュアルゲインコントロール
可変範囲 0 ～ 18 dBまで1 dB 単位、または0.0359 dB 単位で設定できるゲインを用意しています。
X CL -C280/C280C/C500/C500Cにおいては、
上記動作に加え、左右の個別のゲイン L（左）/R（右）が設定できます。

センサータップ切り替え

露光

2-M2 深さ3

本カメラは、マニュアルゲインコントロールとオートゲインコントロー
ルを用意しています。

トリガーシフトトリガー

2 ライン単位で任意指定可能（XCL-C500/C500Cは480 ライン以上）

部分読み出しTRG-SRC

0.30～0.40v

フリーラン／トリガー

シャッタースピード

command

トリガー信号•トリガーエッジ検出（正極性）

内容

トリガー入力を無効にすることができます。複数台のカメラを同一のトリガー信号で接続した環境において特定のカメラだけにトリガー信号を無効にしたい場合や、設置した環境からトリガー信号線へのノイズ混入による誤動作を避けたい場合などに有効となる機能です。
• 露光開始：立ち下り選択時の例

Digital IF 端子仕様

外形寸法図

ゲイン

100μs以上

トリガー入力極性 ＝ 正極性

DC IN 端子にカメラケーブルを、DIGITAL IF 端子にカメラリンクケーブル
をそれぞれ接続してください。PoCL対応のカメラ用画像入力ボードをお使
いになる場合は、DC IN 端子にカメラケーブルを接続しなくてもカメラを動作させることができます。カメラリンクケーブルを接続する際は、コネクターの上下にあるコネクター固定ネジをしっかりまわして固定してください。
各々のケーブルのもう一方のコネクターは、カメラケーブルはDC-700 に、
カメラリンクケーブルはホスト機器のカメラ用画像入力ボードにそれぞれ接続してください。
① DC IN 端子 ② DIGITAL IF端子 ③ カメラケーブル④ カメラリンクケーブル ⑤ コネクター固定ネジ⑤ DC IN（DC 電源）端子（12 ピンコネクター）

4. 5点近似

WIDTH

10μs～2s

ホスト機器（ＰＣなど）によるコントロール⑦

2.0μs以下③

カメラをPoCL 接続でお使いになる場合には、必ずPoCL 対応のケーブルを接続
してください。PoCL 非対応（non-PoCL）のケーブルを接続すると、カメラまたは
画像入力ボードが故障する場合があります。

3. 2値化■ トリガー機能

OFFSETX

2.0μs以下

本機はホスト機器（コンピューターなど）によりコントロールします。
コントロールできる機能は次の表のようになっています。

＊工場出荷時設定: OFF

画面上の指定した位置を部分的に切り出す機能が、部分読み出しです。切り出し範囲は、切り出し開始点を示すoffset Xとoffset Y、領域を示すWidthとHeightにより決定します。

2～24V

0～0.4Vご注意

4095

高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥点、黒欠陥点を補正します。欠陥 検 出された座標 画 素に対して周辺から補 正を行います。工場出荷設定とユーザー設定が選択可能です。

＊XCL-C500 はHeight ≧ 2048 の時に限り垂直ビニングを実行することができます。

トリガー入力極性 ＝ 負極性①

設定値はユーザーセット1～ 16番までの各チャンネルに保存することができます。このユーザーセットはスペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャ
ルトリガー）
でも使用できます。

トリガー禁止③■ 欠陥補正機能

垂直方向の2画素、または水平方向の2画素を加算することで感度が上がるとともに、垂直ビニングではフレームレートも上がります。トリガー有無に関係なく設定可能です。部分読み出しとの併用、水平・垂直同時設定も可能です。

100μs以上

レンズマウント面
10 mm以下■ シャッター：Manual/外部トリガー幅/Auto

5種類の方式から選べます。2値化、5点近似、任意設定は設定変更が可能です。

■ ビニング機能（※白黒モデル）＜垂直ビニング / 水平ビニング＞

10μs～2s④

トリガーエッジ動作時では、トリガー信号を検出してから露光を行うまでの時間（トリガーレイテンシー）
は0.7 µs～1.5 µs（モデルに依存します）
です。
トリガー
幅動作モードは、
トリガーレイテンシーを最小（0.7 µs ～ 1.7 µs）にするモードと、露光時間を優先するモードが選択できます。

2.0μs以下⑤• LUT（ルックアップテーブル）

温度センサーを搭載しており、カメラ内部の温度を読み出すことができます。

0～0.4V②

白黒モデルは白黒チャート、カラーモデルは白黒チャート/カラー
チャートを内蔵しています。

■ 温度読み出し機能

ケーブルの接続
2.0μs以下• テストパターン内蔵
補正

2～24V

Cマウント式のレンズとして、
レンズマウント面からの飛び出し量が10 mm以下のものを使用してください。

■ 読み出し機能

最も明るい場所＝目標レベルDC IN 端子仕様

ユーザ－セット

12

CCD サイズ・解像度
1/3 型 CCD VGA
1/2 型 CCD VGA
1/3 型 CCD SXGAWIDTH（ピクセル）

外部トリガー信号と撮像タイミング

ø27.3

設定可能範囲

VGAから5Megaまで、各モデルともに高速読み出しを実現しました。

トリガーパルス入力仕様

ø27.6■ 高速画像取り込み⑦ ステータスLED（緑）電源オン時に点灯します。トリガー信号に連動して点灯させるなど、GPOに連動した多彩な設定変更が可能です。

12

各部の名称と働き

20

長

29

特

param2

設定

0

エクスポージャー信号1

ストロボ制御信号2

LVAL 信号3

FVAL 信号4

センサーリードアウト信号

5

トリガースルー信号

6

パルス生成信号7

ユーザー定義 1

8

ユーザー定義 2

9

ユーザー定義 3

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

カメラリンクケーブル *1

カメラケーブル
CCXC-12P02N
CCXC-12P05N
CCXC-12P10N
CCXC-12P25N

三脚アダプター
VCT-333I

カメラ用画像入力ボード

カメラアダプター
DC-700/700CE

AC
GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）・PoCL接続

Cマウント
レンズ ※

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

三脚アダプター
VCT-333I

PoCL対応
カメラリンクケーブル *1

PoCL対応カメラ用画像入力ボード

GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）※ 高解像度レンズに対応したレンズをお使いください。
XCL-C130/C130C
XCL-C280/C280C
XCL-C500/C500C*1 高伝送特性タイプをご使用下さい。
詳しくは特約店へおたずね下さい。

フレームレート
白黒モデル カラーモデル
130 fpsXCL-C30 XCL-C30C
104 fpsXCL-C32
31 fpsXCL-C130 XCL-C130C
26 fps*（センサータップ2ch時）
1/1.8 型 CCD 2.8Mega
XCL-C280 XCL-C280C
15 fps（センサータップ1ch時）
2/3 型 CCD 5Mega
15 fpsXCL-C500 XCL-C500C＊出荷時設定

XCL-C280/C280Cはセンサー出力を1ch、2chと選択ができ、それに応じてフレームレートも変わります。

■ 近赤外領域対応：XCL-C280, XCL-C130

近赤外領域対応 高感度センサーを採用し、近赤外領域にも対応が可能です。
XCL-C280 : EXview HAD CCDⅡXCL-C130 : EXview HAD CCD■ シェーディング補正機能

光源むらやレンズ周辺の光量落ちなどで発生するシェーディングを補正します。ユーザー設定として3 種類のユーザーデータを保存することが可能です。

HEIGHT（ライン）XCL-C30/C30C

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C32

16 ～ 658

2 ～ 494

XCL-C130/C130C

16 ～ 1296

2 ～ 966

XCL-C280/C280C

16 ～ 1940

2 ～ 1460

XCL-C500/C500C

16 ～ 2456

480 ～ 2058

※切り出しStep： WIDTH: 2ピクセル単位、HEIGHT: 2ライン単位① レンズマウント（Cマウント）
Cマウント式のレンズや光学機器を取り付けます。

①
②

ご注意

④

■ シャッタースピード：Manual ２～1/ 100,000秒, 1 μs単位

② カメラ固定用補助ネジ穴（上面）■ 同期方式：ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー③ カメラ固定用補助ネジ穴 / 三脚取り付け用ネジ穴（底面）
三脚を使うときは、
この4 つのネジ穴を使って三脚アダプター VCT-333Iを
取り付けます。

■ ホワイトバランス（カラーモデルのみ）• ワンプッシュホワイトバランス

コマンド実行により、ホワイトバランスを１回だけ自動的に合わせます。検波領域は画面中央に初期設定されていますが、検波領域を任意に変更することもできます。

• マニュアル④ カメラ固定用基準ネジ穴（底面）
カメラモジュール固定用に高い精度で切られたネジ穴です。ここでカメラモ
ジュールを固定すると、光軸のずれを最小限にとどめることができます。

リアパネル/ピンアサインメント

R/G/Bそれぞれのゲインをマニュアルで調整する事が出来ます。
⑤

1. LUTオフ⑥⑥

2. リバース

ピン番号
1
2
3
4
5
6

4095

5. 任意設定

フリーラン /スペシャルトリガーモード（バルクトリガー・シーケンシャルトリガー）■ 読み出しモード：
ノーマル/ビニング（※白黒モデルのみ）/部分読み出し■ 3 x 3フィルター3 x 3画素のマトリックス演算を行い、画像に様々な処理を加えることができます。
9つのフィルター係数のパターンによってノイズを軽減したりエッジを強調したり輪郭を抽出する等の処理が可能です。

■ カメラリンクタップ

カメラ設定状態に関係なく2タップ出力、または1タップ出力を選択できます。出力クロック周波数は以下のとおりです。

■ 部分読み出し機能

XCL-C30
param
XCL-C30CCAMERALINK-TAP

XCL-C130 XCL-C280 XCL-C500
XCL-C32
XCL-C130C XCL-C280C XCL-C500C

150 MHz40 MHz50 MHz81 MHz80 MHz2

25 MHz20 MHz25 MHz40.5 MHz

40 MHz※2タップ出力ご利用時は、カメラリンクケーブル長を延伸することができます。
但しRGB24bit出力は2タップを選択できません。
＊出荷時は2タップ出力です。

OFFSETY■ Cマウント

HEIGHT
部分読み出し■ 高耐振動性構造

信号
アース
DC12V
アース
GPO1 *1
アース
GPO2 *1

ピン番号
7
8
9
10
11
12

制御項目
信号
GPI3 *2
アース
GPO3 *1
GPI2 *2
GPI1 *2アース*1 DC IN 端子の4/6/9 番ピン（GPO1/2/3）信号出力について
設定によりエクスポージャー信号、
ストロボ制御信号、Hi/Low 固定などから選択できます。出荷時はGPO1/2/3 ともにHi 固定です。
*2 DC IN 端子の7/10/11 番ピン（GPI3/2/1）信号入力について
GPI 入力またはトリガー入力として機能します。出荷時は、GPI1 はトリガー入力、
GPI2/3 はGPI 入力です。
⑥ DIGITAL IF（デジタルインターフェース）端子（26 ピンミニコネクター）
Camera Link Base Configuration:
ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

信号
電源またはアースX0 －（出力）X1 －（出力）X2 －（出力）XCLK －（出力）X3 －（出力）
SerTC ＋（入力）
SerTFG －（出力）CC1 －（入力）CC2 ＋（入力）CC3 －（入力）CC4 ＋（入力）
アース

ピン番号
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

信号
アース
X0 ＋（出力）X1 ＋（出力）X2 ＋（出力）XCLK ＋（出力）X3 ＋（出力）
SerTC －（入力）SerTFG ＋（出力）CC1 ＋（入力）CC2 －（入力）CC3 ＋（入力）CC4 －（入力）電源またはアース＊ DIGITAL IF 端子の1 番ピン・26 番ピンの接続についてお使いになるカメラ用画像入力ボードの種類により接続が異なります。
PoCL 対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともに電源
PoCL 非対応の場合 : 1 番ピン・26 番ピンともにアース

動作モード

ゲイン

フリーラン

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガーエッジ検出

1/100,000 秒 ～ 2秒

トリガー幅検出トリガー幅設定による

0 dB ～ 18 dB

0.30～0.40v

トリガー禁止1.125～1.375v
GND

ご注意
DC-700/DC-700CEを使用してトリガー信号をカメラに入力する場合、ハイレベ
ルは5V 以内でお使いください。

トリガーモード
トリガーモードには、
フリーラン、スペシャルトリガー（バルクトリガー／シーケ
ンシャルトリガー）の3 つのモードがあります。
フリーランはトリガーなしで連続して画像が出力されます。トリガーがONの場
合は、
ハードトリガーかソフトトリガーにより、カメラが駆動されます。この状態
で、トリガーモード（トリガーのエッジを基準に、シャッター設定により露光する=エッジ /トリガーパルス幅により露光する= 幅）
によって、以下の2 つのような駆動となります。
（図は正極性）LUT（ルックアップテーブル）
外部トリガー入力

OFF/ON（モード：5 種類）
DIGITAL IF 端子／ DC IN 端子
白黒モデル：Mono 8 ／ 10 ／ 12ビット
カラーモデル：Raw 8 ／ 10 ／ 12ビット、RGB24

映像出力切替ビニング（白黒カメラのみ）

2 × 1、
1 × 2、2 × 2

欠陥補正機能OFF/ON

シェーディング補正機能

OFF/ON

トリガー信号入力
トリガー信号はDC IN 端子の7 番、10 番、
11 番ピン、Digital IF 端子 CC1 番、CC2 番、CC3 番、CC4 番ピン、またはソフトウェアコマンドから入力することができます。トリガー信号の切り替えはTRG-SRC コマンドから変更することができます。
param

トリガー信号割り当てピン7

DC IN 端子 7 番ピン（GPI3）

10DC IN 端子 10 番ピン（GPI2）

11

DC IN 端子 11 番ピン（GPI1）

101

Digital IF 端子 22 番 [+]/9 番 [-]（CC1）102

Digital IF 端子 10 番 [+]/23 番 [-]（CC2）103

Digital IF 端子 24 番 [+]/11 番 [-]（CC3）104

Digital IF 端子 12 番 [+]/25 番 [-]（CC4）0

ソフトウェアコマンド（TRG-SOFT）

20

GPI1/GPI2/GPI3 の OR

トリガー無効露光
センサー出力XCL-C280/C280Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用しており、2チャンネル出力時は1チャンネル出力時よりも高速読み出しが可能です。XCL-C500/C500Cは2チャンネル出力を備えたCCDを採用していますが、センサータップ数を切り替えることはできません。

センサー出力トリガーシフトオンの最遅延時のタイミング•トリガー幅検出（正極性）

トリガー

b

a

b

バルクトリガーあらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、1発のトリ
ガーで複数枚の映像を、それぞれ異なった設定で駆動するモードです。以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

シーケンシャルトリガー
あらかじめメモリーチャンネルにカメラの設定を覚えさせておき、トリガーを入れるたびに、順次メモリーチャンネルを呼び出して駆動するモードです。
以下は、1サイクルが2枚の場合の例です。
トリガー

メモリーチャンネル1の設定

メモリーチャンネル2の設定

3-M3 深さ3

GPO
GPO1、GPO2、GPO3 出力をそれぞれDC IN 端子 4 番、6番、9 番ピンから出力することができます。信号を選 択した後、出力極 性をGPOINVERTER で決定します。ストロボ制御信号はGPO1、GPO2、GPO3 それぞれ個別に設定が可能です。
commandparam1

トリガー信号
GPO-SRC露光
トリガーディレイ

トリガーレンジ
設定されたトリガー幅の信号のみトリガー信号として受け付けることが出来ます。トリガー信号ラインのチャタリングや外乱ノイズ等を除去するノイズフィ
ルターとして機能します。また、
複数カメラを一本のトリガー信号ラインで共用する際に、特定のカメラのみをトリガー動作させるトリガーセレクターとしても機能します。

4/6/9

30

15

23.7

16.5

22
42

単位：mm

・non-PoCL 接続

Cマウント
レンズ ※

トリガー信号をカメラ側で遅延させることができます。

センサー出力トリガー

露光

トリガーシフトオフのタイミング

トリガーディレイ

露光

露光

この区間でトリガーシフト
max 1H

12

4-M2 深さ3GPI
DC IN 端子 7 番、10 番、11 番に入力されている信号を検知し、GPI コ
マンドで値を知ることができます。すべてのピンはプルアップされているため、オープンにしている場合は1（Hi レベル）が返答されます。

露光（トリガーシフトオン時）

14.5

接続図

GPIO

トリガー信号

29

オートゲインコントロール
本カメラは、指定された検波領域／指定された画像平均レベル（可変範囲：
0 ～ 16383 の14ビット単位）
に対して、
自動で画像の明るさを制御する、
オー
トゲインコントロール機能を用意しています。可変範囲は、マニュアルゲイン
範囲と同じ範囲となります。また、どのエリアの画像平均レベルなのかを示す、
オートゲインコントロール検波枠を、表示／設定することができます。出力映像の幅と高さを100%として、
検波枠は、OFFSET X/Y、WIDTH/HEIGHTの% 単位で設定します。

スペシャルトリガー動作時を除き、映像出力中でも次のトリガーによる露光を受け付けることができます。この場合、トリガー信号がノイズ源となることがありますが、トリガーシフトを有効にすると、ノイズ混入を避けるためトリガー入力から露光するまでを自動的に調整します。
（トリガー入力から露光開始までの時間が最大 1 ライン分遅延します。
）

露光（トリガーシフトオフ時）

a

マニュアルゲインコントロール
可変範囲 0 ～ 18 dBまで1 dB 単位、または0.0359 dB 単位で設定できるゲインを用意しています。
X CL -C280/C280C/C500/C500Cにおいては、
上記動作に加え、左右の個別のゲイン L（左）/R（右）が設定できます。

センサータップ切り替え

露光

2-M2 深さ3

本カメラは、マニュアルゲインコントロールとオートゲインコントロー
ルを用意しています。

トリガーシフトトリガー

2 ライン単位で任意指定可能（XCL-C500/C500Cは480 ライン以上）

部分読み出しTRG-SRC

0.30～0.40v

フリーラン／トリガー

シャッタースピード

command

トリガー信号•トリガーエッジ検出（正極性）

内容

トリガー入力を無効にすることができます。複数台のカメラを同一のトリガー信号で接続した環境において特定のカメラだけにトリガー信号を無効にしたい場合や、設置した環境からトリガー信号線へのノイズ混入による誤動作を避けたい場合などに有効となる機能です。
• 露光開始：立ち下り選択時の例

Digital IF 端子仕様

外形寸法図

ゲイン

100μs以上

トリガー入力極性 ＝ 正極性

DC IN 端子にカメラケーブルを、DIGITAL IF 端子にカメラリンクケーブル
をそれぞれ接続してください。PoCL対応のカメラ用画像入力ボードをお使
いになる場合は、DC IN 端子にカメラケーブルを接続しなくてもカメラを動作させることができます。カメラリンクケーブルを接続する際は、コネクターの上下にあるコネクター固定ネジをしっかりまわして固定してください。
各々のケーブルのもう一方のコネクターは、カメラケーブルはDC-700 に、
カメラリンクケーブルはホスト機器のカメラ用画像入力ボードにそれぞれ接続してください。
① DC IN 端子 ② DIGITAL IF端子 ③ カメラケーブル④ カメラリンクケーブル ⑤ コネクター固定ネジ⑤ DC IN（DC 電源）端子（12 ピンコネクター）

4. 5点近似

WIDTH

10μs～2s

ホスト機器（ＰＣなど）によるコントロール⑦

2.0μs以下③

カメラをPoCL 接続でお使いになる場合には、必ずPoCL 対応のケーブルを接続
してください。PoCL 非対応（non-PoCL）のケーブルを接続すると、カメラまたは
画像入力ボードが故障する場合があります。

3. 2値化■ トリガー機能

OFFSETX

2.0μs以下

本機はホスト機器（コンピューターなど）によりコントロールします。
コントロールできる機能は次の表のようになっています。

＊工場出荷時設定: OFF

画面上の指定した位置を部分的に切り出す機能が、部分読み出しです。切り出し範囲は、切り出し開始点を示すoffset Xとoffset Y、領域を示すWidthとHeightにより決定します。

2～24V

0～0.4Vご注意

4095

高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥点、黒欠陥点を補正します。欠陥 検 出された座標 画 素に対して周辺から補 正を行います。工場出荷設定とユーザー設定が選択可能です。

＊XCL-C500 はHeight ≧ 2048 の時に限り垂直ビニングを実行することができます。

トリガー入力極性 ＝ 負極性①

設定値はユーザーセット1～ 16番までの各チャンネルに保存することができます。このユーザーセットはスペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャ
ルトリガー）
でも使用できます。

トリガー禁止③■ 欠陥補正機能

垂直方向の2画素、または水平方向の2画素を加算することで感度が上がるとともに、垂直ビニングではフレームレートも上がります。トリガー有無に関係なく設定可能です。部分読み出しとの併用、水平・垂直同時設定も可能です。

100μs以上

レンズマウント面
10 mm以下■ シャッター：Manual/外部トリガー幅/Auto

5種類の方式から選べます。2値化、5点近似、任意設定は設定変更が可能です。

■ ビニング機能（※白黒モデル）＜垂直ビニング / 水平ビニング＞

10μs～2s④

トリガーエッジ動作時では、トリガー信号を検出してから露光を行うまでの時間（トリガーレイテンシー）
は0.7 µs～1.5 µs（モデルに依存します）
です。
トリガー
幅動作モードは、
トリガーレイテンシーを最小（0.7 µs ～ 1.7 µs）にするモードと、露光時間を優先するモードが選択できます。

2.0μs以下⑤• LUT（ルックアップテーブル）

温度センサーを搭載しており、カメラ内部の温度を読み出すことができます。

0～0.4V②

白黒モデルは白黒チャート、カラーモデルは白黒チャート/カラー
チャートを内蔵しています。

■ 温度読み出し機能

ケーブルの接続
2.0μs以下• テストパターン内蔵
補正

2～24V

Cマウント式のレンズとして、
レンズマウント面からの飛び出し量が10 mm以下のものを使用してください。

■ 読み出し機能

最も明るい場所＝目標レベルDC IN 端子仕様

ユーザ－セット

12

CCD サイズ・解像度
1/3 型 CCD VGA
1/2 型 CCD VGA
1/3 型 CCD SXGAWIDTH（ピクセル）

外部トリガー信号と撮像タイミング

ø27.3

設定可能範囲

VGAから5Megaまで、各モデルともに高速読み出しを実現しました。

トリガーパルス入力仕様

ø27.6■ 高速画像取り込み⑦ ステータスLED（緑）電源オン時に点灯します。トリガー信号に連動して点灯させるなど、GPOに連動した多彩な設定変更が可能です。

12

各部の名称と働き

20

長

29

特

param2

設定

0

エクスポージャー信号1

ストロボ制御信号2

LVAL 信号3

FVAL 信号4

センサーリードアウト信号

5

トリガースルー信号

6

パルス生成信号7

ユーザー定義 1

8

ユーザー定義 2

9

ユーザー定義 3

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

カメラリンクケーブル *1

カメラケーブル
CCXC-12P02N
CCXC-12P05N
CCXC-12P10N
CCXC-12P25N

三脚アダプター
VCT-333I

カメラ用画像入力ボード

カメラアダプター
DC-700/700CE

AC
GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）・PoCL接続

Cマウント
レンズ ※

XCL-C30
XCL-C32
XCL-C130
XCL-C280
XCL-C500

XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C
XCL-C500C

三脚アダプター
VCT-333I

PoCL対応
カメラリンクケーブル *1

PoCL対応カメラ用画像入力ボード

GPI (TRIG)
GPO（エクスポージャー、
LVAL、
FVALなど）※ 高解像度レンズに対応したレンズをお使いください。
XCL-C130/C130C
XCL-C280/C280C
XCL-C500/C500C*1 高伝送特性タイプをご使用下さい。
詳しくは特約店へおたずね下さい。

分光感度グラフ
カラーモデル

白黒モデル
XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C

XCL-C500C

カメラ
画サイズ

VGA

SXGA

2.8Mega

1/3型 PS IT CCD

1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®）1/1.8型 PS IT CCD（EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）2/3型 PS IT CCD

有効画素数（H × V）

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

セルサイズ（H × V）

7.4 μm x 7.4 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

映像素子

カラーフィルター

5Mega

原色カラーモザイク

標準フレームレート

130 fps

31 fps

26 fps

最低被写体照度

15 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)

12 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/30 秒)

10 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/25 秒)

8 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/15 秒)

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F8（2,000 lx, Gain: 0 dB）

感度

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB

シャッタースピード

Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs

ホワイトバランス

Manual、One push

基準映像出力レベル
基準ペデスタルレベル

235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

カメラ機能
読み出しモード

Normal, 部分読出し読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒 /カラーチャート）、3 x 3フィルター、カラーマトリックス（RGB 出力時）

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）H（ライン）

GPO

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000● XCL-C280（レンズ特性および光源特性を除く）● XCL-C500（レンズ特性および光源特性を除く）

相対感度
1.0

相対感度
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

digital Raw 8, 10, 12 bit（出荷時 Raw 8 bit）
, RGB
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

一般

フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）
2.8 W

2.4 W

3.0 W

動作温度

-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

3.2 W

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

900

1000

XCL-Cシリーズは、29（W）× 29（H）× 30（D）mmのキュービックサイズに
ソニーの独自機能をはじめ多彩な機能を搭載したカメラです。VGAから5Megaまでの画像出力に対応したモデルををラインアップ。
各モデル高速フレームレートを実現、耐振動性、耐衝撃性に優れたカメラです。

500600
波長（nm）

700

500

600
波長（nm）

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

500

600
波長（nm）

700

約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

500

600
波長（nm）

700＊ CameraLink、PoCL（Power over Camera Link）
およびそれらのロゴは AIA（Automated Imaging Association）の登録商標です。
＊ ソニー、SONY、および EXview HAD CCD はソニー株式会社の商標または登録商標です。
＊ EXview HAD CCD Ⅱはソニー株式会社の商標または登録商標です。

http://www.sony.co.jp/ISPJ/※2 XCL-C280Cのみ

2.8Mega

5Mega
2/3型 PS IT CCD

659 x 494

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

7.4 μm x 7.4 μm

9.9 μm x 9.9 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

カラーフィルター

―

―

―

―

―

標準フレームレート

130 fps

104 fps

31 fps

26 fps ※1

15 fps

最低被写体照度

1.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 1.0 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)
Shutter: 1/60 秒)
Shutter: 1/30 秒)
Shutter: 1/25 秒)
Shutter: 1/15 秒)

感度F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F8（400 lx, Gain: 0 dB）

SNR

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB
Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs
235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

読み出しモード

Normal, ビニング (2 x 1, 1 x 2, 2 x 2), 部分読み出し

読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒チャート）、3 x 3フィルター

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）16 ～ 658

16 ～ 1296

16 ～ 1940

16 ～ 2456

H（ライン）

2 ～ 494

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）
シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2©2012, 2013, 2014, 2016 Sony Corporation
記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。 ISP4505-5IYG16D

digital Mono 8, 10, 12 bit（出荷時 8 bit）
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

カメラ規格
50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

40 MHz (1 tap)
20 MHz (2 tap)

Digital I/O

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

1/3型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：130 fps

XCL-C500（白黒）XCL-C500C（カラー）XCL-C30（白黒）XCL-C30C（カラー）フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）

1/2型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：104 fps

動作温度-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

1/1.8型 280万画素 CCD搭載
2.8Mega出力 フレームレート：26 fps

XCL-C280（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C280C（カラー）XCL-C32（白黒）一般
レンズマウント

消費電力

Cマウント

2.8 W

2.4 W

保存温度

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

耐衝撃性

1/3型 130万画素CCD搭載
SXGA出力 フレームレート：31 fps

80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)2/3型 500万画素CCD搭載
5Mega出力 フレームレート：15 fps

XCL-C130（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C130C（カラー）

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）

SXGA

1/1.8型 PS IT CCD
1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®） （EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）有効画素数（H × V）

デジタルインターフェース

700

0.8

0.0
400

XCL-C500

セルサイズ（H × V）

ビデオ出力

相対感度
1.0

0.0
400

XCL-C280

インターフェース

相対感度
1.0

0.2

1/2型 PS IT CCD

その他機能● XCL-C500C（レンズ特性および光源特性を除く）

0.2

VGA

1/3型 PS IT CCD

GPO● XCL-C280C（レンズ特性および光源特性を除く）

製品のお問い合わせ先

質量

映像素子

出力データクロック

ソニー株式会社

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

画サイズ

部分読み出し80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)

Cマウント

700
800
波長（nm）

1000

0.6

2 ～ 494

レンズマウント600

VGA

XCL-C130

カメラ機能

0.6

16 ～ 2456

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

500

XCL-C32

基準ペデスタルレベル

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）

16 ～ 1940

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

XCL-Cシリーズ

XCL-C30
カメラ

基準映像出力レベル

0.8

16 ～ 1296

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

Camera Link PoCL 出力

白黒モデル

シャッタースピード

0.8

16 ～ 658

Digital I/O

標準付属品

0.8

相対感度
1.0

カメラ規格

外形寸法 (W x H x D)

0.8

相対感度
1.0

デジタルインターフェース

耐衝撃性

0.8

● XCL-C130C（レンズ特性および光源特性を除く）

ビデオ出力

保存温度

● XCL-C130（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

DIGITAL VIDEO CAMERA MODULE

カラーモデル

インターフェース

消費電力● XCL-C32（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

● XCL-C30C（レンズ特性および光源特性を除く）

その他機能

出力データクロック● XCL-C30（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

15 fps※1

SNR

部分読み出し製品仕様

外形寸法 (W x H x D)

3.0 W

3.2 W

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

質量約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

標準付属品

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）※2 XCL-C280のみ

分光感度グラフ
カラーモデル

白黒モデル
XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C

XCL-C500C

カメラ
画サイズ

VGA

SXGA

2.8Mega

1/3型 PS IT CCD

1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®）1/1.8型 PS IT CCD（EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）2/3型 PS IT CCD

有効画素数（H × V）

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

セルサイズ（H × V）

7.4 μm x 7.4 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

映像素子

カラーフィルター

5Mega

原色カラーモザイク

標準フレームレート

130 fps

31 fps

26 fps

最低被写体照度

15 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)

12 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/30 秒)

10 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/25 秒)

8 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/15 秒)

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F8（2,000 lx, Gain: 0 dB）

感度

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB

シャッタースピード

Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs

ホワイトバランス

Manual、One push

基準映像出力レベル
基準ペデスタルレベル

235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

カメラ機能
読み出しモード

Normal, 部分読出し読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒 /カラーチャート）、3 x 3フィルター、カラーマトリックス（RGB 出力時）

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）H（ライン）

GPO

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000● XCL-C280（レンズ特性および光源特性を除く）● XCL-C500（レンズ特性および光源特性を除く）

相対感度
1.0

相対感度
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

digital Raw 8, 10, 12 bit（出荷時 Raw 8 bit）
, RGB
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

一般

フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）
2.8 W

2.4 W

3.0 W

動作温度

-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

3.2 W

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

900

1000

XCL-Cシリーズは、29（W）× 29（H）× 30（D）mmのキュービックサイズに
ソニーの独自機能をはじめ多彩な機能を搭載したカメラです。VGAから5Megaまでの画像出力に対応したモデルををラインアップ。
各モデル高速フレームレートを実現、耐振動性、耐衝撃性に優れたカメラです。

500600
波長（nm）

700

500

600
波長（nm）

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

500

600
波長（nm）

700

約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

500

600
波長（nm）

700＊ CameraLink、PoCL（Power over Camera Link）
およびそれらのロゴは AIA（Automated Imaging Association）の登録商標です。
＊ ソニー、SONY、および EXview HAD CCD はソニー株式会社の商標または登録商標です。
＊ EXview HAD CCD Ⅱはソニー株式会社の商標または登録商標です。

http://www.sony.co.jp/ISPJ/※2 XCL-C280Cのみ

2.8Mega

5Mega
2/3型 PS IT CCD

659 x 494

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

7.4 μm x 7.4 μm

9.9 μm x 9.9 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

カラーフィルター

―

―

―

―

―

標準フレームレート

130 fps

104 fps

31 fps

26 fps ※1

15 fps

最低被写体照度

1.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 1.0 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)
Shutter: 1/60 秒)
Shutter: 1/30 秒)
Shutter: 1/25 秒)
Shutter: 1/15 秒)

感度F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F8（400 lx, Gain: 0 dB）

SNR

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB
Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs
235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

読み出しモード

Normal, ビニング (2 x 1, 1 x 2, 2 x 2), 部分読み出し

読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒チャート）、3 x 3フィルター

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）16 ～ 658

16 ～ 1296

16 ～ 1940

16 ～ 2456

H（ライン）

2 ～ 494

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）
シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2©2012, 2013, 2014, 2016 Sony Corporation
記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。 ISP4505-5IYG16D

digital Mono 8, 10, 12 bit（出荷時 8 bit）
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

カメラ規格
50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

40 MHz (1 tap)
20 MHz (2 tap)

Digital I/O

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

1/3型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：130 fps

XCL-C500（白黒）XCL-C500C（カラー）XCL-C30（白黒）XCL-C30C（カラー）フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）

1/2型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：104 fps

動作温度-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

1/1.8型 280万画素 CCD搭載
2.8Mega出力 フレームレート：26 fps

XCL-C280（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C280C（カラー）XCL-C32（白黒）一般
レンズマウント

消費電力

Cマウント

2.8 W

2.4 W

保存温度

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

耐衝撃性

1/3型 130万画素CCD搭載
SXGA出力 フレームレート：31 fps

80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)2/3型 500万画素CCD搭載
5Mega出力 フレームレート：15 fps

XCL-C130（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C130C（カラー）

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）

SXGA

1/1.8型 PS IT CCD
1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®） （EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）有効画素数（H × V）

デジタルインターフェース

700

0.8

0.0
400

XCL-C500

セルサイズ（H × V）

ビデオ出力

相対感度
1.0

0.0
400

XCL-C280

インターフェース

相対感度
1.0

0.2

1/2型 PS IT CCD

その他機能● XCL-C500C（レンズ特性および光源特性を除く）

0.2

VGA

1/3型 PS IT CCD

GPO● XCL-C280C（レンズ特性および光源特性を除く）

製品のお問い合わせ先

質量

映像素子

出力データクロック

ソニー株式会社

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

画サイズ

部分読み出し80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)

Cマウント

700
800
波長（nm）

1000

0.6

2 ～ 494

レンズマウント600

VGA

XCL-C130

カメラ機能

0.6

16 ～ 2456

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

500

XCL-C32

基準ペデスタルレベル

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）

16 ～ 1940

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

XCL-Cシリーズ

XCL-C30
カメラ

基準映像出力レベル

0.8

16 ～ 1296

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

Camera Link PoCL 出力

白黒モデル

シャッタースピード

0.8

16 ～ 658

Digital I/O

標準付属品

0.8

相対感度
1.0

カメラ規格

外形寸法 (W x H x D)

0.8

相対感度
1.0

デジタルインターフェース

耐衝撃性

0.8

● XCL-C130C（レンズ特性および光源特性を除く）

ビデオ出力

保存温度

● XCL-C130（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

DIGITAL VIDEO CAMERA MODULE

カラーモデル

インターフェース

消費電力● XCL-C32（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

● XCL-C30C（レンズ特性および光源特性を除く）

その他機能

出力データクロック● XCL-C30（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

15 fps※1

SNR

部分読み出し製品仕様

外形寸法 (W x H x D)

3.0 W

3.2 W

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

質量約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

標準付属品

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1 センサータップ2ch時（出荷設定）※2 XCL-C280のみ

分光感度グラフ
カラーモデル

白黒モデル
XCL-C30CXCL-C130CXCL-C280C

XCL-C500C

カメラ
画サイズ

VGA

SXGA

2.8Mega

1/3型 PS IT CCD

1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®）1/1.8型 PS IT CCD（EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）2/3型 PS IT CCD

有効画素数（H × V）

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

セルサイズ（H × V）

7.4 μm x 7.4 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

映像素子

カラーフィルター

5Mega

原色カラーモザイク

標準フレームレート

130 fps

31 fps

26 fps

最低被写体照度

15 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)

12 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/30 秒)

10 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/25 秒)

8 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/15 秒)

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F5.6（2,000 lx, Gain: 0 dB）

F8（2,000 lx, Gain: 0 dB）

感度

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB

シャッタースピード

Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs

ホワイトバランス

Manual、One push

基準映像出力レベル
基準ペデスタルレベル

235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

カメラ機能
読み出しモード

Normal, 部分読出し読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒 /カラーチャート）、3 x 3フィルター、カラーマトリックス（RGB 出力時）

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）H（ライン）

GPO

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000● XCL-C280（レンズ特性および光源特性を除く）● XCL-C500（レンズ特性および光源特性を除く）

相対感度
1.0

相対感度
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

500

600

700
800
波長（nm）

900

1000

500

600

700
800
波長（nm）

900

0.4

0.2

0.2

0.0
400

0.0
400

480 ～ 2058

digital Raw 8, 10, 12 bit（出荷時 Raw 8 bit）
, RGB
LVDS
PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）
2.8 W

2.4 W

3.0 W

動作温度

-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

3.2 W

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

900

1000

XCL-Cシリーズは、29（W）× 29（H）× 30（D）mmのキュービックサイズに
ソニーの独自機能をはじめ多彩な機能を搭載したカメラです。VGAから5Megaまでの画像出力に対応したモデルをラインアップ。
各モデル高速フレームレートを実現、耐振動性、耐衝撃性に優れたカメラです。

500600
波長（nm）

700

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC
レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1

センサータップ2ch時
（出

荷設定）
※2

XCL-C280Cのみ

1/3型 PS IT CCD

500

600
波長（nm）

相対感度
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

500

600
波長（nm）

700

ISP ホームページ sony.co.jp/ISPJ

SXGA

2.8Mega

5Mega

1/1.8型 PS IT CCD
1/3型 PS IT CCD（EXview HAD CCD ®） （EXview HAD CCD Ⅱ ™ ）2/3型 PS IT CCD

有効画素数（H × V）

659 x 494

659 x 494

1,296 x 966

1,940 x 1,460

2,456 x2,058

7.4 μm x 7.4 μm

9.9 μm x 9.9 μm

3.75 μm x 3.75 μm

3.69 μm x 3.69 μm

3.45 μm x 3.45 μm

標準映像出力画素数（H × V）

640 x 480

640 x 480

1,280 x 960

1,920 x 1,440

2,448 x 2,048

カラーフィルター

―

―

―

―

―

標準フレームレート

130 fps

104 fps

31 fps

26 fps ※1

15 fps

最低被写体照度

1.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 1.0 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB, 0.5 lx (Iris: F1.4, Gain: 18 dB,
Shutter: 1/90 秒)
Shutter: 1/60 秒)
Shutter: 1/30 秒)
Shutter: 1/25 秒)
Shutter: 1/15 秒)

感度F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F5.6（400 lx, Gain: 0 dB） F8（400 lx, Gain: 0 dB）

SNR

50 dB 以上 (Lens close, Gain: 0 dB, 8 bits)

ゲイン

Auto, Manual: 0 dB ～ 18 dB
Auto, Manual: 2 ～ 1/100,000秒 , 1 μs
235 ステップ（出荷設定：8 bit 時）
16 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

15 ステップ（出荷設定：8 bit 時）

読み出しモード

Normal, ビニング (2 x 1, 1 x 2, 2 x 2), 部分読み出し

読み出し機能LUT（2値化、ガンマ（任意設定可））、テストパターン（白黒チャート）、3 x 3フィルター

同期方式

内部 / 外部（ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガー）

トリガーモードOFF（フリーラン）, ON（エッジ検出、トリガー幅）、スペシャルトリガー（バルクトリガー、
シーケンシャルトリガー）

ユーザーセット /メモリーチャンネル

16チャンネル

ユーザーメモリー

32 kbytes + 64 bytes x 16 ch

W（ピクセル）16 ～ 658

16 ～ 1296

16 ～ 1940

16 ～ 2456

H（ライン）

2 ～ 494

2 ～ 966

2 ～ 1460

480 ～ 2058

EXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）
シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2

500

600
波長（nm）

700

記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。 ISP4505-6IYG17B

PoCL, Base Configuration, CameraLink ® Version 1.2準拠
50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

40 MHz (1 tap)
20 MHz (2 tap)

Digital I/O

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

1/3型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：130 fps

XCL-C500（白黒）XCL-C500C（カラー）XCL-C30（白黒）XCL-C30C（カラー）フランジバック

17.526 mm

電源電圧

DC +12 V (10.5 V ～ 15.0 V: DC IN 端子 / 10 V ～ 13 V：Digital IF 端子）

1/2型 33万画素CCD搭載
VGA出力 フレームレート：104 fps

動作温度-5°C ～ +45°C

性能保証温度0°C ～ 40°C

1/1.8型 280万画素 CCD搭載
2.8Mega出力 フレームレート：26 fps

XCL-C280（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C280C（カラー）XCL-C32（白黒）XCL-C130（白黒）*近赤外領域対応
XCL-C130C（カラー）

80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)2/3型 500万画素CCD搭載
5Mega出力 フレームレート：15 fps

一般
レンズマウント

消費電力

Cマウント

2.8 W

2.4 W

保存温度

-30°C ～ +60°C

動作湿度20% ～ 80%（結露のない状態で）

保存湿度

20% ～ 95%（結露のない状態で）耐振動性10 G (20 Hz ～ 200 Hz)

耐衝撃性©2012, 2013, 2014, 2016, 2017 Sony Imaging Products & Solutions Inc.

LVDS

カメラ規格

1/3型 130万画素CCD搭載
SXGA出力 フレームレート：31 fps＊ CameraLink、PoCL（Power over Camera Link）
およびそれらのロゴは
AIA（Automated Imaging Association）の登録商標です。
＊ ソニー、SONY、および EXview HAD CCD はソニー株式会社の商標または登録商標です。
＊ EXview HAD CCD Ⅱはソニー株式会社の商標です。

digital Mono 8, 10, 12 bit（出荷時 8 bit）

デジタルインターフェース

700

相対感度
1.0

0.0
400

1/2型 PS IT CCD

ビデオ出力● XCL-C500C（レンズ特性および光源特性を除く）

0.0
400

XCL-C500

インターフェース● XCL-C280C（レンズ特性および光源特性を除く）

0.2

XCL-C280

セルサイズ（H × V）

出力データクロック

0.2

VGA

その他機能

製品のお問い合わせ先

約 56 g

映像素子

GPO

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

画サイズ

部分読み出し80 MHz (1 tap)
40 MHz (2 tap)

TTL IN (x3), TTL OUT (x3)

フランジバック

700
800
波長（nm）

1000

0.4

2 ～ 1460

Cマウント

600

VGA

XCL-C130

カメラ機能

シェーディング補正、欠陥補正、温度読出し機能、センサータップ切り替え※2

2 ～ 966

81 MHz (1 tap)
40.5 MHz (2 tap)

500

XCL-C32

基準ペデスタルレベル

0.6

2 ～ 494

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

XCL-Cシリーズ

XCL-C30
カメラ

基準映像出力レベル

0.6

16 ～ 2456

50 MHz (1 tap)
25 MHz (2 tap)

Camera Link PoCL 出力

白黒モデル

シャッタースピードEXPOSURE/ストロボ /LVAL/FVAL/センサーリードアウト /トリガースルー /パルス生成信号 /ユーザー定義 1, 2, 3（出力切替）

16 ～ 1940

レンズマウント

標準付属品

0.6

0.8

16 ～ 1296

一般

規格

0.6

0.8

16 ～ 658

Digital I/O

質量

0.8

相対感度
1.0

カメラ規格

外形寸法 (W x H x D)

0.8

相対感度
1.0

デジタルインターフェース

耐衝撃性

0.8

● XCL-C130C（レンズ特性および光源特性を除く）

ビデオ出力

保存温度

● XCL-C130（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

DIGITAL VIDEO CAMERA MODULE

カラーモデル

インターフェース

消費電力● XCL-C32（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

● XCL-C30C（レンズ特性および光源特性を除く）

その他機能

出力データクロック● XCL-C30（レンズ特性および光源特性を除く）
相対感度
1.0

15 fps※1

SNR

部分読み出し製品仕様

外形寸法 (W x H x D)

3.0 W

3.2 W

70 G
29 x 29 x 30 mm（突起部含まず）

質量約 56 g

規格

UL60950, FCC Class A, CSA C22.2-No.1, IC Class A Digital Device, CE: EN55022 (Class A),
AS EMC: EN61326, VCCI Class A, KCC

標準付属品

レンズマウントキャップ (1)、取扱説明書 (1)※1

センサータップ2ch時
（出

荷設定）
※2

XCL-C280のみ