令和 5 年 8 月 8 日
中国電力株式会社

島根原子力発電所における放射線測定設備の改造工事について

原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。
）第 11 条第 1 項に基づく放射線測定設備の改造工事を以下のとおり実施します。
１．工事の概要
島根原子力発電所の敷地境界付近に設置しているモニタリングポスト全 6 局舎（MP-1〜MP-6）の高レンジモニタ用検出器（電離箱）、高レンジモニタ用計測部ユニットについて、当社の定める点検計画に基づき取替を実施します。
また、あわせて中央制御室内に設置の低レンジモニタ用記録計、高レンジモニタ用記録計の取替も実施するとともに低レンジモニタ、高レンジモニタ共用機器である光変換器およびシーケンサ（親局）（以下、「伝送装置」という。
）および演算機能を有する信号処理装置の取替を実施します。
２．工事期間（１）モニタリングポスト 3 局舎（MP-1,MP-3,MP-5）
令和 5 年 8 月〜令和 5 年 9 月（２）モニタリングポスト 3 局舎（MP-2,MP-4,MP-6）
令和 5 年 8 月〜令和 5 年 10 月
（３）性能検査
日程は別途調整
３．現況届・性能検査の対象設備（１）対象設備
モニタリングポスト６局舎（MP-1~MP-6）（２）検査の対象設備①高レンジモニタ用検出器（電離箱）②高レンジモニタ用計測部ユニット③信号処理装置（MP-1,3,5 用）④信号処理装置（MP-2,4,6 用）⑤低レンジモニタ用記録計（ＮａＩ(Tl)（MP-1,3,5））⑥低レンジモニタ用記録計（ＮａＩ(Tl)（MP-2,4,6））⑦高レンジモニタ用記録計（電離箱（MP-1,3,5））⑧高レンジモニタ用記録計（電離箱（MP-2,4,6））

1

４．取替範囲
取替範囲の詳細を添付資料（３）「モニタブロック線図」に示す。
５．工事の方法（１）検出器他の取替取替は１局舎毎に実施することとし、３局舎（MP-1,3,5）全ての高レンジモニタ用検出器、高レンジモニタ用計測部ユニット、信号処理装置、低レンジモニタ用記録計、高レンジモニタ用記録計および伝送装置の取替完了後、使用前事業者検査により設備の健全性を確認した後に原災法第 11 条第 3 項に基づく現況届出を行います。
続いて、残りの 3 局舎（MP-2,4,6）についても同様に全ての取替完了後、現況届出を行った後、原災法第 11 条第 5 項に基づく性能検査を受検します。
（２）工事期間中の環境放射線監視方法
工事期間中の測定データが欠測する間は、作業対象の局舎を除いた 3 局舎による測定・監視を行うとともに、取替対象の現地局舎付近に可搬式モニタリングポストを設置し、中央制御室等にデータを伝送し監視できるようにします。また、中央制御室機器取替に伴い、全局舎の外部伝送を停止する際は、全局舎に可搬式モニタリングポストを設置し、同様に監視できるようにします。
なお、工事期間中は、作業対象のモニタリングポストのパラメータ（低レンジモニタ・高レンジモニタ）について、外部伝送を停止しますが、警戒事態または原子力規制庁殿からデータ送付要請があった場合には、可搬式モニタリングポストに記録されたデータから、事象発生前・事象発生直後、その他必要なデータを採取し、原子力規制庁殿（緊急事案対策室、緊急時ネットワー
ク監視センター）および島根原子力規制事務所殿に送付します。
また、外部伝送の停止期間中は代替措置として、休祝日も含めて 1 日 1 回の頻度で可搬式モニ
タリングポストから記録採取（10 時頃）を行い、原子力規制庁緊急時案対策室殿および島根原子力規制事務所殿へ電子メールにて送付（11 時頃）します。
６．添付資料（１）発電所敷地周辺の放射線測定設備配置図（２）島根原子力発電所 モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事 工程表（案）（３）モニタブロック線図
以2上3ＭＰ-４

３号機

１号機

ＭＰ-３

２号機

空気吸収線量率

測定対象

測定器種類，測定レンジ

ＭＰ-２

ＭＰ-１

Ｎ0

凡例

250500(ｍ)

各局舎（MP-1～MP-6）に設置してある
高レンジモニタ用検出器、計測部ユニットを更新：今回更新範囲：モニタリングポスト：敷地境界：周辺監視区域

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ：１０nGy/h～１０５nGy/h
電離箱：１０nGy/h～１０８nGy/h

発電所敷地周辺の放射線測定設備配置図

１,２号機中央制御室に設置してあるモニタリングポストの信号処理装置、記録計および２号機常用電気室に設置してある伝送装置を更新

ＭＰ-５ＭＰ-６

称モニタリングポスト（ＭＰ-１～６）

名

添付資料－１

検
項

4MP-6

MP-2

ＭＰ-4

MP-5

MP-1

ＭＰ-3

日目

機器取替

点
検：

査(予定)

原災法に基づく性能検点

123456：78：

現況届、性能検査申請（高レンジ）

注２：性能検査は１日１局舎ずつ外部への伝送を停止して実施します 。

1234567

使用前事業者検査

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2023年6月

取替工事に伴う外部への伝送停止

注１：工事工程は，天候不順等により変更となる場合があります 。

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

外部への伝送停止

中央制御室機器取替

高レンジ検出器取替

別工事 警報出力先の変更

番号8：
2023年7月

原災法に基づく性能検査（予定）

12

性能検査

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

345678234568

2023年9月
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

工程表（案）

中央制御室機器取替（信号処理装置、記録計除く）

中央制御室機器取替（信号処理装置、記録計除く）

中央制御室機器取替（信号処理装置、記録計除く）

12345678

2023年10月
1

機器取替（調整・試験含む）

現況届、性能検査申請（MP-2,4,6）

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

機器取替（調整・試験含む）

中央制御室機器取替

中央制御室機器取替

機器取替（調整・試験含む）

中央制御室機器取替

現況届、性能検査申請（MP-1,3,5）7

機器取替（調整・試験含む）

機器取替（調整・試験含む）

中央制御室機器取替

中央制御室機器取替

機器取替（調整・試験含む）

中央制御室機器取替

1

モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2023年8月

島根原子力発電所

23456782023年11月
12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2023年12月

性能検査の日程は別途調整（注2）

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

添付資料－２

ﾕﾆｯﾄ

検出器

5

モニタリングポスト[現地]

器

ﾕﾆｯﾄ

シーケンサ

出計測部

電離箱

検計測部

（Tl）

ＮａＩ

：取替範囲

光
変換器
シーケンサ
（親局）

モニタブロック線図

モニタリングポスト光受信盤（2-918）［常用電気室］

光
変換器

記録計 電離箱（MP-2,4,6）

記録計 ＮａＩ(Tl)（MP-2,4,6）

操作表示器(MP-2,4,6)

野外(高ﾚﾝｼﾞ)
放射線高指示・警報表示
低ﾚﾝｼﾞﾓﾆﾀ
高ﾚﾝｼﾞﾓﾆﾀ
線量率高線量率高線量率高高 線量率高高野外(低ﾚﾝｼﾞ)
放射線高警 報（共通盤（2-965-1）［中央制御室］）

記録計 電離箱（MP-1,3,5）

記録計 ＮａＩ(Tl)（MP-1,3,5）

操作表示器(MP-1,3,5)：警報

指示・警報表示低ﾚﾝｼﾞﾓﾆﾀ
高ﾚﾝｼﾞﾓﾆﾀ
線量率高線量率高線量率高高 線量率高高野外放射線モニタ盤（916B）［中央制御室］

信号処理装置（MP-2,4,6 用）

信号処理装置（MP-1,3,5 用）：線量率

添付資料－３