Ollie CO.,LTD URL http://www.ollie.co.jp E-mail: information@ollie.co.jp

理化学機器販売 開発

3250 ETステーション データレコーダー

WatchDog Weather Stations
型式：3250DR
3250 ETステーション データレコーダー
は、風向/風速、日射量、温度、相対湿度、雨量を直接測定します。
測定されたデータを元に、ソフトウエア上で、蒸発散(ET)、露点温度、その他を計算し演算する機能があります。

耐候ケース標準装備

型式：3350WD2

各センサーは接続済みです、オプションの三脚やポールには付属品のUボルトで固定して下さい。
すぐに設置し、測定が始められます。

ETステーション データレコーダーは、ブルートゥースが搭載されています。
スマートフォンを事前にマッチングさせておけば現在の状況を本体のボタンを1押ししてスマホで確認出来ます。

3.5Wソーラーパネル、充電式 6V/4.5AH SLA バッテリー搭載
太陽光が射さなくて発電しない状態で最低14日間は、連続測定が可能です。
3250 ETステーション データレコーダーは、、耐候ケースが標準装備です。
データロガーは、測定データを30,000データまで記録出来ます。
例えば15分に1回データを記録すると312日間、計測可能です。
センサー交換、測定間隔変更など設定は全てスマートフォンと通信した時に行って下さい。
測定データの回収は、お手持ちのUSBメモリーを持って3250 ETステーション データレコーダーでダウンロードして下さい。その後、コンピューターで解析します。
オプション：各種センサー（結露センサー、土壌水分、土壌温度、光量子センサー、CO2センサー、電流･電圧入力）を利用可能です。

型式：3396TPS
三 脚 ペグ付き (別売）

Ollie CO.,LTD

URL http://www.ollie.co.jp E-mail: information@ollie.co.jp

型式：3240DR

3240 ウェザーステーションデータレコーダー
天候をモニターして収穫量をアップさせましょう。
測定項目：風向風速、気温、湿度、雨量
空きポート：6ポート

型式：3220DR

3220 レインステーションデータレコーダー
降水量を収集して灌漑を効率化しましょう。
測定項目：気温、湿度、雨量
空きポート：6ポート

型式：3210DR

3210 気温湿度ステーションデータレコーダー
気温と湿度を多点でモニターしてデータ収集しましょう。
測定項目：気温、湿度
空きポート：6ポート

専用ソフトウェア
測定データを月単位で管理し日平均や最大最小値を表示加工、自動計算します。

スペック9プロ
型式：3654P9

月平均や日平均の気象データを手軽に自動計算し、自動計算したデータはテキストデータで保存できます。

ウェザーステーション、ミニウェザーステーション又は各種ウォッチドックシリーズの全てで、ご使用頂けるソフトウェアです。
ウェザーステーションからUSBメモリのデータをパソコンに転送。データを月ごとに管理します。
ウェザーステーションで測定したデータを、演算、必要なデータだけをグラフィック表示させるなど多機能なソフトウェアです。

＊専用USBケーブル付きです。

オプション各種センサー

土壌温度センサー

温度センサー

測定レンジ： -32～100℃
精度：±0.6℃
ケーブル長：1.8m、6m
型式：3667、3667-20

測定レンジ： -32～100℃
精度：±0.6℃
ケーブル長：1.8m
型式：3667S

結露センサー

雨量センサー

測定レンジ：0.0（dry)～15.0(wet)の150段階評価で結露を監視。
ケーブル長：1.8m

測定方式：転倒ます
精度：±2%
ケーブル長：1.8m
型式：3665R

型式：3666

ウォーターマーク
土壌水分センサー
測定レンジ：0～200kps
測定方式：電気抵抗式
ケーブル長：3.3m、7.6m
型式：6450WD、6450WD20

日射センサーウォーターマーク
土壌水分センサー
専用アダプター
型式：6450AH

光量子センサーウォータースコット
土壌水分センサー
ケーブル長：1.8ｍ、6ｍ

気圧センサー
測定レンジ：880～1080hPa
精度：±1.7hPa

土壌水分量（VWC）を計測します。

型式：6460、6460-20

型式：3571

UVセンサー

測定レンジ：0～1500 W/㎡ 測定レンジ：0～2500 µmol m-2 s-1 測定レンジ： 0-200.0 µmol m-2 s-1
測定範囲：250～400 nm
測定範囲：300～1100 nm 測定範囲：400～700 nm
精度：±5%
精度 ±5%
精度 ±5%
型式：3670I

型式：3668I

延長ケーブル
ケーブル長：6m
型式：3664型式：3676I

光量子ラインセンサー
ウォータースコット SMEC 300センサー
ケーブル長：1.8ｍ、6ｍ

全センサーの読みの平均値を出力します。
センサー長さ

型式：6470-6、6470-20

土壌水分センサー
一つのセンサーで土壌水分、 EC、土壌温度を同時に測定することができます。
3250DR ETステーションデータロガーにはSMEC 300センサーを最大5個まで計測可能です。
その他のステーションデータロガーにはSMEC300センサーを最大6個まで計測可能です。

ハンドル 10cm
バー48cmCO2モニター

型式：3668I3 3センサー

測定方式：NDIR
測定レンジ：0～4000ppm
精度：±5% or 50ppm

型式：3668I6 6センサー

型式：2655

0-2.5 VDC 入力ケーブル

アラーム出力レンジ：0~2.54V,1mA
モジュール
分解能/精度ウェザーステーションでウォッチドック0.01V,±0.2V
ウェザーステーション0.001V,±0.005V ご使用いただけます。
型式：3673
型式：36723250 ETステーション データレコーダー仕様
測定項目

日射量風向風速
温度
湿度
露点
雨量
ET
空きポート数
電流入力

電圧入力

インターフェース
メモリ測定間隔
データ容量

PC接続
電源
バッテリー寿命
ケース
設置
寸法
重さ

用途に応じて選べる4タイプ：測定レンジ：1～1500 W/㎡
測定範囲：300～1100 nm
精度±5%：2°刻み、精度±3°：0～175mph、212kph、精度 ±5%：－32～83℃ 精度±0.6℃：10～100%＠5～50℃ 精度±3%：－73～60℃ 精度±2℃ （計算値）：測定方式：転倒ます
0.01インチ（025mm) 精度±2%、：蒸発散量測定 （スペック9プロソフトで計算）：5～6：レンジ:0～20.1mA
分解能：0.01mA
精度：±1%：レンジ：0~2.54V,1mA
分解能：0.001V
精度：0.005V：ミニステレオプラグ
本体にて各種設定の変更可能：EEPROMデータメモリー：1,5,10,15,30, 60 分
： 30,000データ記録可能、15 分測定間隔で 、312日60分測定間隔で、約3年半測定可能： USB メモリ ブルートゥースを使いスマホで設定します。
：3.5Wソーラーパネル、充電式6V / 4.5AH SLAバッテリー、オプションのAC / DC電源アダプター。
：太陽光発電なしで最低14日。
雨天耐候ケース：U－ボルト固定：30.5 （H） x 49.5 （L） x 28.6 （W） cm： 4.5kg
直接測定の項目
データレコーダーシリーズ

3250ETウェザー 3240ウェザー
ステーション
ステーション
気温
相対湿度
雨量
風速
風向
日射量
空きポート数✔
✔
✔
✔
✔
✔
53220レイン
ステーション

3210気温・湿度
ステーション

✔
✔
✔
✔
✔
オプション

✔
✔
✔
××オプション

✔
✔
オプション
オプション
オプション
オプション

66

6

センサーの測定範
囲センサーの精度-40℃～125℃
0～100％±2％（25℃）
0.254mm分解能 ±2％at＜5cm/H
0.1～322km/h±3km/h,±5％１～359°1°刻み±3°0～1500W/m2±5％■本カタログに記載された内容は、改良などにともない予告なしに変更する場合があります。

有限会社オーリー〒599ｰ8112大阪府堺市東区
日置荘原寺町400-4
TEL：072-285-0117 FAX:072-285-0119
URLhttp://www.ollie.co.jp
E-mail: information@ollie.co.jp