コンパクトなのに幅広い温度範囲で使える環境に優しいチラー

精密低温恒温水循環装置

新発売

ネオクール サーキュレータ CB100（税抜）

えっ！ この機能でこの価格 !!
驚きの ¥199,000
地球環境に優しい代替フロン採用
特徴● 卓上でも使える W180×D360mm の省スペース設計。
（当社従来品 BBL と比べて W60% 小型化）
● 幅広い温度範囲（-10～80℃）、高精度（±0.1℃）を実現し、分析装置、粘度計など様々な分析装置の測定部温度を一定に保ちます。
● 揚程が約3.3/4.7m（50/60Hz）と高いため、圧力損失の大きな細い配管や、机の下への設置でも、しっかりと循環します。
● 地球環境に優しい代替フロンの冷媒 R-134a を採用。GWP 値1430と低く地球環境保全に貢献します。
● オプションの外部温度センサーを使用すれば、対象物の温度をピンポイントで温度調節します。
CB100¥199,000（税抜）

外部温度センサ（オプション）OBO10

関連装置例⬇ ほんの一例ですが、このような装置と合わせてお使いいただけます。

分光 / 蛍光光度計
粘度計 / 動粘度計
発酵槽（培養装置）
表面張力計
電気泳動装置
蛍光光度計 組合せ例

粘度計 組合せ例

仕様
CB100

型式
商品コード
方式 / 循環水制御方式
性能※1
温度設定範囲冷凍機連続使用設定範囲※2
最大流量（50/60Hz）※2
最大揚程（50/60Hz）
温度調節精度※3
冷却能力※4
機能・構成 制御用ヒータ
冷凍機 / 冷媒 / 冷却コイル
循環ポンプ用モータ
外部入力
ユーザー機能
循環接続
安全装置
規格

付属品※5221630
外部密閉系循環 / 水道水、不凍液 ( 液温10.0℃未満 )冷凍機制御＋ヒータ PID-10.0～80.0℃-10.0～50.0℃
約6.8/8.0L/min
約3.3/4.7m±0.1℃
約230W 液温10℃
100V 650W SUS
空冷式100W/R134a / SUS
インダクションモータ40W
外部温度センサ入力コネクタ
キャリブレーションオフセット、停電復帰モード選択
自在回転式ワンタッチコネクタ（接続部外径 φ10mm）、流量調整バルブ付
過電流漏電ブレーカ、温度センサ異常、温度上昇 / 下降警告（運転継続）、温度上 / 下限異常（運転停止）、空焚き防止フロートスイッチ、冷凍機オーバーロードリレー、冷凍機高圧スイッチ、ファンモータ保護、循環ポンプサーマルプロテクタ、冷凍機保護用遅延タイマ、独立過昇防止器（温度固定式）
W180×D360（440）×H553（600）mm
W120×D285×H100mm/ 約3.4L（約2.3L）
AC100V 13A(15A)
2m（プラグ付き）
約22Kg
取扱説明書：1部、保証書：1部、ホースノズル接続部外径 φ10mm( 柔軟ホース接続用 )：2個、ローレットネジ：2個

外寸法
水槽寸法 / 容量（液量）
電源容量（ブレーカ容量）
電源コード
重量価格
（税抜）

※1 使用周囲温度範囲は5〜30℃となります。 ※2 水道水、液温20℃における能力値です。 ※3
源電圧 AC100V 50Hz での能力値です。 ※5 循環ホースは付属しておりません。

¥199,000

周囲温度23℃、電源電圧 AC100V 50/60Hz 無負荷、短絡時での能力値です。 ※4

オプション
品名

型式

商品コード

OCF12221581

OCF62

221599

OA057

281277

OA058
変換樹脂コネクタ
OA059

281278281279OA060

281280OA061

281281

循環断熱ホース

ワンタッチコネクタ
流量調整バルブ

OCF82281477

ホースノズル

OCF94

281483

外部温度センサ

OBO10222191

備考
軟質（エチレンプロピレン）
内径 φ9mm、クランプ×4個、2m ×2本
軟質 高断熱（シリコン）
内径 φ9mm、クランプ×4個、2m ×2本
硬質（SUS ナイロン）
外径 φ10mm（-10～80℃）、2m ×2本
φ10mm から φ8mm に変換
φ10mm から φ6mm に変換ストレートワンタッチコネクタ
R3/8×外径 φ10mm 用
自在回転式L型ワンタッチコネクタ
R3/8×外径 φ10mm 用
R3/8（標準装備品）
内径 φ9軟質ホース用コネクタ接
続部外径 φ10mm（標準付属品）
Pt100Ω（クラス A）保護管
φ3.2mm×200mm、ケーブル3m

周囲温度23℃、電Q&A CB100価格（税抜）¥20,000

Q CB100をロータリーエバポレータの冷却水供給に使用できますか？

¥44,000¥14,000

CB100は温度調節精度と省スペースを重視した設計ですのでロータリーエバ¥2,000¥2,000

ポレータのような発熱部を冷却するには冷却能力が足りません。冷却能力が必¥3,900

要な場合は CF シリーズを選定ください。

¥3,600¥4,500CF シリーズ¥1,500

Q 外部温度センサはどのような時に使用しますか？

¥21,000

たとえばファーメンターなどの発酵（培養）槽に浸漬して培養液の温度を直接制御することができます。

ジャケット水の温度を制御した場合、培養液の液温とCB100について ▶の間に、どうしても温度差が生じますが本センサを用詳しくはこちらいることにより解消できます。
CB100

注意
◦仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

◦お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

本社：〒104-6136◦お客様総合サービスセンター

Cat.No:202104MT(1)P

東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525 携帯電話からは 0570−064−525【受付時間】9:00〜12:00、13:00〜17:00 ※土・日・祝日・振替休日を除く＜国内営業・サービス拠点＞
札仙前
筑幌 (011)204-6780台 (022)216-5701
橋 (027)280-4650
波 (029)852-3411

北関東 (048)642-2569
千 葉 (043)241-7085
東 京 (03)5548-7126
東京北 (03)5939-4761

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜海外拠点＞
東京西 (042)352-3211
川 崎 (044)540-3751
横 浜 (045)828-1631
厚 木 (046)224-6911

長 野 (026)291-6001
静 岡 (054)288-9025
名古屋 (052)202-3051
北 陸 (076)443-8603

京関広
福滋 (075)646-5671
西 (06)6101-3112
島 (082)221-0921
岡 (092)263-7550

サンフランシスコ
重 慶
上 海
北 京

広 州
西 安
東 莞ケルン

このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。