CD732
デジタルマルチメータ

DIGITAL MULTIMETER

取扱説明書

INSTRUCTION MANUALDRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

目次【1】 安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください。～
1－1 警告マークなどの記号説明 ……………………………………… 1
1－2 安全使用のための警告文 ………………………………………… 1
1－3 最大過負荷保護入力値 ……………………………………………002【2】用途と特長
2－1 用 途 ………………………………………………………………003
2－2 特 長 ………………………………………………………………003【3】各部の名称
3－1 本体・テストリード ………………………………………………004
3－2 表示部 ………………………………………………………………005【4】機能説明
4－1 各種スイッチ/ボタンおよび機能 ………………………………006
4－2 スタンドの使用方法 ………………………………………………007【5】測定方法
5－1 始業点検 ……………………………………………………………008
5－2 直流電圧測定（DCV）………………………………………………009
5－3 交流電圧測定（ACV）………………………………………………010
5－4 ライン周波数測定（Hz）……………………………………………011
5－5 デューティ比測定（Duty）…………………………………………012
5－6 抵抗測定（Ω）……………………………………………………… 13
5－7 ダイオードテスト（ ）…………………………………………… 014
5－8 導通チェック（ ）…………………………………………………015
5－9 静電容量測定（ ）…………………………………………………016
5－10 電流測定（μA /mA /A）……………………………………………017
5－10－1 直流・交流（DC/ACμA、DC/AC mA）……………………017
5－10－2 直流・交流（DC/AC A ）…………………………………… 18
5－11 別売品による測定 …………………………………………………020
5－11－1 直流高電圧プローブ（HV-60）による測定 …………………020【6】保守管理について
6－1 保守点検 ……………………………………………………………021
6－2 校 正 ………………………………………………………………021
6－3 内蔵電池・内蔵ヒューズの交換 …………………………………021
6－4 清掃と保管について ………………………………………………023【7】アフターサービスについて
7－1 保証期間について …………………………………………………023
7－2 修理について ………………………………………………………023
7－3 お問い合わせ 先 ……………………………………………………024【8】仕 様8－1 一般仕様 ……………………………………………………………025
8－2 別売品 ………………………………………………………………025
8－3 測定範囲および確度 ………………………………………………026
保 証 書 ……………………………………………最終ページにあります

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【1】安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください｡～
このたびはデジタルマルチメータCD732型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
・・・ ・・
本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。

1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意
文です。
：高電圧が印加されることがあり危険ですので触らないでください。
：直流
（DC）
：ブザー
Duty：デューティ比－：マイナス
：ヒューズ

～：交流
（AC）
：ダイオード：コンデンサ

Ω：抵抗：ライン周波数＋：プラス：二重絶縁または強化絶縁：グランド

1-2 安全使用のための警告文
警 告以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 6 kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC 3 3 Vrms（46.7 Vpeak）
またはDC 70 V以上の電圧は人体に危 険なため注意すること。
3. 最大定格入力値を超える信号は入力しないこと。
4. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため､誘起電圧､サー
ジ電圧の発生する（モータ等）
ラインの測定はしないこと。
5.本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
– 1 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

16. リヤケースをはずした状態では使用しないこと。
17. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
18. 測定中は他のファンクションに切り換えたりしないこと。
19. 測定ごとにレンジ、ファンクション、測定端子の確認を確実に行うこと。
10. 本器または手が水などでぬれた状態で使用しないこと。
11. 内蔵電池および内蔵ヒューズ交換を除く修理･改造は行わな
いこと。
12. 年 1 回以上の点検は必ず行うこと。
13. 屋内で使用すること。
注 意
1. トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定が出来ない場
合があります。
2. インバータ回路のような特殊な波形では、本器が誤動作や正常な測定が出来ない場合があります。
1-3 最大過負荷保護入力値
ファンクション
DCV
ACV／Hz／Duty

入力端子 最大測定入力値 最大過負荷保護入力値
V, Hz, DC 1000 V
Duty,Ω, AC 750 V
DC 1000 V、AC 750 V● , ,またはpeak max. 1000 V
電圧、
電流のμA, mAΩ／ ／ ／
入力禁止（＋）
DC／AC 600・6000 μA
DC・AC 600 mA 0.4 A／1000 V Fuse※とDC／AC 60・600 mA COM（－） 電圧入力禁止 遮断容量 30 kA
DC／AC 6・15 A

6・15 A
16 A／1000 V Fuse（＋） DC・AC 15 Aと電圧入力禁止 遮断容量 30 kA
COM（－）※この0.4 A Fuseの時間-電流特性曲線によれば、0.6 Aにおいては永久的に溶断しませんが、1.5 Aを超える電流では0.1秒未満の即断特性を持っています。この保護特性は、本器に完全適合する
ものです。
– 2 –

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【2】用途と特長
2-1 用 途本器は弱電、小容量電路の測定用に設計された、携帯用デジタル
マルチメータです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などはもちろん、付加機能を使って回路分析などにも威力を発揮します。
2-2 特 長・国際安全規格EN61010-1 CAT.Ⅲ DC/AC 600 V、CAT.Ⅱ DC 1000 V/AC 750 Vに準拠した安全設計です（CEマーキンング製品）
・6000カウントフルスケール（ は4000カウント）およびバーグラフ表示（ Hz、
Duty、 、 を除く）
・データホールド・レンジホールド機能付き
・約 16 分で作動するオートパワーセーブ付き
・幅広い静電容量測定ファンクション付き（0.01 nF～3999μF）
・テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き
・ 6・15 A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き
・本体ケースおよび回路基板には難燃材を使用
・導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認– 3 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【3】各部の名称
3-1 本体・テストリード
ホルスタ（H-70）
テストリード固定部
レンジホールド
ボタン
導通ランプ
電源スイッチ兼ファンクション
スイッチ

液晶表示器

壁掛け

データホールド
ボタン
セレクト
ボタン

スタンド

セーフティ
カバー
6・15 A測定端子

COM
（－）
端子

V, Hz, Duty, Ω, ●, ●, ●, μA,mA
（＋）
測定端子

・着脱式テストピンキャップ装着時 ：CAT.Ⅲ 600 V
・着脱式テストピンキャップ未装着時：CAT.Ⅱ 1000 V（但し、本体はDC 1000 V AC 750 V）

着脱式テストピン
キャップ

テストピン
つば

プラグ
TL-25a

テストプローブ（赤）テストプローブ
（黒）

未装着時

– 4 –

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

バーグラフのマイナス
動作表示

電池消耗
警告表示

交流測定
動作表示

数値データ
のマイナス
極性表示

直流測定
動作表示

オートレンジモード
動作表示

小数点

データホールド
動作表示
ダイオードテスト
動作表示

導通チェック
動作表示

高速バーグラフ

測定単位
表示

オートパワーセーブ
動作表示

3-2 表示部– 5 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【4】機能説明
4-1 各種スイッチ/ボタンおよび機能○電源スイッチ兼ファンクションスイッチ
このスイッチを回して電源のON/OFFおよび各ファンクションに切り換えます。
このとき、表示器の右方にはファンクションに対応した単位が表示されます。
○レンジホールドボタン（RANGE HOLD）
電圧、電流、抵抗ファンクションにて、特定のレンジに固定したい場合に使用します。このボタンを押すと、表示器の“AUTO”の表示が消えレンジが固定され、マニュアルモードになります。
このボタンを押すたびにレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正なレンジを選択してください。オートモードに復帰させる場合には、“AUTO”表示が出るまでこのボタンを押し続けます。
○データホールドボタン（DATA HOLD）
表示器に表示されている測定データを固定させる時使用します。
このボタンを押すと表示器に“DH”が点灯し、その時点のデー
タ表示が固定され、入力信号が変化しても表示は変化しません。再びこのボタンを押すと表示器の“DH”は消え、ホールド状態は解除され、測定状態に戻ります。
○セレクトボタン（SELECT）
このボタンを押す（→）ごとに、各ファンクションのモードが下記のように切り換わります。

ACV／Hz／Duty
Ω／ ／●／
600・6000 μA
60・600 mA
6・15 AACV → Hz → Duty → ACV
Ω →

→ ● →

→ Ω

DCA → ACA → DCA●ファンクションスイッチを切り換えると、左端に記したモードのオートレンジに切り換わります。

警 告
測定端子に電圧を印加した状態でファンクションスイッチを切り換えないこと。

– 6 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

○オートパワーセーブ
本器は約16分で自動的に表示が消えて、電池の消費を抑えるオー
トパワーセーブ機能付きです。
電源ON時からロータリースイッチや押しボタン操作がおこなわれないとき約15分後に警告ブザーが鳴り、その１分後に自動的に電源が切れ表示が消えます。測定中に押しボタン操作をしたりファン
クションスイッチを切り換えたりするとオートパワーセーブまでの時間が、その操作時から約16分間延長されます。
表示が消えたオートパワーセーブ状態から復帰する場合は、3つの押しボタンのいずれかを押してください。
この機能を解除するにはSELECTボタンを押したままファンクション
スイッチを回し、電源をONにしてください。
オートパワーセーブ機能解除時は表示器の マークが消えます。
オートパワーセーブ状態でも微小な電力消費はしますので長時間ご使用にならない場合はロータリースイッチをOFFに合わせておいてください。
○オーバー表示（O.L）OVER LOAD
本器に最大定格を超える入力が加わった場合には表示器に“O.L”
表示が出ます。電圧、電流ファンクション等で、O.L表示がされた場合はすみやかに入力を止めてください。
また、DCVファンクション時はDC 1000 V以上、ACV/Hz/Duty
ファンクション時はAC 750 V以上の入力があるとブザー断続音およびLEDランプ点滅で警告します。

4-2 スタンドの使用方法
本体を立ててご使用になりたい場合は、本体裏のスタンドを図のように立ててご使用ください。

– 7 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【5】測定方法
5-1 始業点検

警 告

1. 本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
2. テストリードが切れたりしていないことを確認すること。
▼

点検スタート▼はい本体とテスト
リードの外観は破損して
いますか？

▼

はい
電池消耗表示電池を交換し、もうは点灯していますか？
一度点検をやり直し
＊
てください

▼いいえ
黒プラグをCOM① －端子に差し込
みます

▼ いいえ
赤、黒のテスト⑤ ピンをショート
します

▼

▼

赤プラグを＋端子に差し込みますテストリードを交換しても良くならない
場合は、修理が必要です▼②

感電の恐れがあります。使用をやめ修理
してくださいブザーが鳴り、
導通ランプが点灯
しますか？

▼

ファンクションスイッチ③ をΩ/ ● //●に合わせます▼ はい
点検終了ですいいえ▼

テストリードを交換
しもう一度やり直してください▼

セレクトボタン④ にて を選択し
ます
⑤

③

④

①

②

＊電池が消耗しすぎると表示が全くでなくなります。
– 8 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-2 直流電圧測定（DCV）
警 告
1. 最大定格入力値を超えた電圧信号を加えないこと。
2. 測定中はロータリースイッチを回してファンクションを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
ファンクション 最大定格入力値
DCV ●DC 1000 V

レンジ
600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V

+

－

電池

DCV測定
備考：
●テストリード開放時に表示が変動しますが故障ではありません。
特に600.0 mVレンジは高入力インピーダンスのため、テストリード
開放時に表示が変動する場合やOL表示をする場合があります。
●TVの水平発振出力回路の電圧測定では誤動作することがあります。

– 9 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-3 交流電圧測定（ACV）
警 告
1. 最大定格入力値を超えた電圧信号を加えないこと。
2. 測定中はロータリースイッチを回してファンクションを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
ファンクション 最大定格入力値
ACV

AC 750 V

レンジ
6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 750 V

コンセント

ACV

ACV測定
備考：
●AC 6.000 Vレンジでは、0入力時（ショート時）に数カウント数字が残ることがあります。
●本器の交流検波方式は平均値方式のため、正弦波以外の波形
では測定値に誤差が生じます。
（周波数範囲は45～500 Hzです）– 10 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-4 ライン周波数測定（Hz）
警 告
1. 最大定格入力値を超えた電圧信号を加えないこと。
2. 測定中はロータリースイッチを回してファンクションを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
ファンクション 最大定格入力値
Hz

レンジ

99.99 kHz9.999 Hz, 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz（100 Vrms以下）（オートレンジのみ）
SELECTボタンを押してHz に切り換える

正弦波信号
0V

ACV

ライン周波数測定

備考：●周波数測定範囲は 5 Hz～99.99 kHzです。
また入力信号条件は
5 Vrms以上 100 Vrms以下の正弦波（ゼロクロスのsin信号波形）となります。
●測定する周波数にノイズが含まれている場合、測定値が安定しないことがあります。
●周波数測定は、バーグラフ表示されません。また、測定はオー
トレンジのみとなります。
– 11 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-5 デューティ比測定（Duty）
警 告
1. 最大定格入力値を超えた電圧信号を加えないこと。
2. 測定中はロータリースイッチを回してファンクションを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
ファンクション 最大定格入力値
Duty

1 kHz
（60 Vp-p以下）

レンジ
20.0～80.0 ％（オートレンジのみ）

パルス信号

SELECTボタンを押してDutyに切り換える

0V

ACV

デューティ比測定

備考●デューティ比測定可能範囲は 20.0～80.0 %です。
また入力信号条件はゼロクロスのパルス信号 5 Hz～1 kHz, 5 Vp-p～
60 Vp-pとなります。
ゼロクロス パルス信号とは（＋電位→－電位→＋電位）しているパ
ルス波形の信号です。ロジックパルスのような＋電位のみ、または－電位のみの信号は測定できません。
●測定する周波数にノイズが含まれている場合、測定値が安定しないことがあります。
●Duty測定時はバーグラフ表示されません。また、測定はオー
トレンジのみとなります。
– 12 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-6 抵抗測定（Ω）
警 告
測定端子には外部から電圧・電流を絶対に入力しないこと。
ファンクション 最大定格入力値
Ω60.00 MΩ

レンジ
600.0 Ω, 6.00 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ
6.000 MΩ, 60.00 MΩ

抵抗器

M

備考：
●測定端子間の開放電圧は約0.63 Vです。
●測定に際しノイズの影響を受ける場合は、被測定物をCOM（－）の電位でシールドしてください。
●テストピンや被測定物に指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け、測定誤差を生じます。

– 13 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-7 ダイオードテスト（）
警 告

測定端子には外部から電圧・電流を絶対に入力しないこと。
SELECTボタンを押してに切り換える

●

アノード

カソード

ダイオード

0.556

V

順方向テスト.0

V

逆方向テスト

備考：●測定端子間の開放電圧は約2.7 Vです。
●ダイオードの順方向電圧が、開放電圧以上の場合は、順方向
テストのときでも「OL」表示となります。

– 14 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-8 導通チェック
（

）
警 告

測定端子には外部から電圧・電流を絶対に入力しないこと。

SELECTボタンを押してに切り換える

延長コード

導通ランプ
ブザー音

備考：
●測定端子間の開放電圧は約0.63 Vです。
●10～60 Ω以下で導通ブザー発音＆ランプ点灯します。

– 15 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-9 静電容量測定（）
警 告

測定端子には外部から電圧・電流を絶対に入力しないこと。
注 意
1. 測定するコンデンサ内の電荷は測定前に放電すること。
2. 本器は被測定コンデンサに電流を加える測定方式のため、漏れ電流の大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しません。
3. 静電容量の大きいコンデンサ測定では、測定時間が長くなります。
（4000 μF レンジで約 30 秒）
ファンクション 最大定格入力値
コンデンサ

レンジ
40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 μF
40.00 μF, 400.0 μF, 4000 μF（オートレンジのみ）

4000 μF
SELECTボタンを押してに切り換える※1000 nF=1 μF
コンデンサ

nF

備考：
●周囲のノイズやテストリードの浮遊容量の影響で表示が安定しないことがあります。なるべく＋測定端子とCOM（－）端子に直接被測定物（コンデンサ）を接続すると浮遊容量の影響を小さくすることが出来ます。
●静電容量測定時はバーグラフ表示されません。また、測定はオー
トレンジのみとなります。
– 16 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-10

電流測定（μA /mA / A ）警 告〈5-10-1項、5-10-2項が対象となります〉
1. 必ず負荷を通して本器が直列に接続されるようにすること。

×

電 源

電 源

負 荷

負 荷

誤った危険な測定○
正しい測定

2. 測定端子には電圧を絶対に加えないこと。
3. 最大測定電流を超える入力は加えないこと。
注

意内蔵ヒューズが切れていないかご確認ください。

5-10-1直流・交流（DC/AC μA, DC/AC mA）

ファンクション 最大定格入力値

レンジ

DC/AC μA

6000 μA

600.0 μA, 6000 μA

DC/AC mA

600.0 mA

60.00 mA, 600.0 mA– 17 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

+

抵抗器

電池

－

DC 60・600 mAレンジの使用例
備考：●本器の交流検波方式は平均値方式のため、正弦波以外の波形では測定値に誤差が生じます。
（周波数範囲は45～500 Hz）●電流測定では、電流レンジの内部抵抗が直列に入りこの分だけ電流が減少しますので低抵抗回路での電流測定時は影響が大きくなります。
μAレンジの内部抵抗値は約50 Ω、mAレンジは約0.5 Ωとなります。
●入力信号を加えても表示がほとんど変化しない場合や、予想した電流値より著しく小さい値の場合は、測定端子やファンクション
スイッチの位置が違っていたり、ヒューズ（φ6.3×32 mm
サイズ、0.4 A/1000 V ）が溶断している可能性がありますので確認をしてください。
●μA/mAの切り換えはロータリースイッチでおこないます。
●DC/ACの切り換えはSELECTボタンでおこないます。
5-10-2 直流・交流（DC/AC A）
警 告
1. 測定端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 電流測定は発熱を伴うため 6 A以上の電流測定の場合の測定
時間は10 秒以内で測定間隔を5 分以上取ること。
3. リード線は過熱防止のため、伸ばした状態で測定すること。
– 18 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

ファンクション 最大定格入力値
DC/AC A

レンジ

15 A

6.000 A, 15.00 A＋－

DC 6・15 Aレンジの使用例
備考：●本器の交流検波方式は平均値方式のため、正弦波以外の波形では測定誤差を生じます。
（周波数範囲は45～500 Hzです）●入力信号を加えても表示がほとんど変化しない場合や、予想した電流値より著しく小さい値の場合は、測定端子やファンクション
スイッチの位置が違っていたり、ヒューズ（φ10×38 mmサイ
ズ、16 A /1000 V ）が溶断している可能性がありますので確認をしてください。
●連続測定可能範囲：6 A未満（6 A以上10秒以内､測定間隔5分以上）●長時間の測定には別売のクランププローブをご使用ください。
●DC/ACの切り換えはSELECTボタンでおこないます。
– 19 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-11
5-11-1

別売品による測定
直流高電圧プローブ（HV-60）による測定 最大測定電圧 DC 30 kV

警 告
1.このプローブは微小電流回路測定用です。送電線などの強電用には使用しないこと。
（DC 30 kV）
を超える電圧は印加しないこと。
2.プローブの最大測定電圧
3.測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
4.測定中はプローブのつばより測定ピン側を持たないこと。
1）測定対象：テレビのブラウン管などのアノード電圧、フォーカス
用高電圧など高インピーダンス回路の電圧測定
2）測定レンジ：DC 1000 Vレンジを使用
3）測定方法①高圧プローブの赤プラグをV入力端子に、黒プラグをCOM入力端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチをDCVに合わせ、レンジホールドボタンでDC 1000 Vレンジにします。
③被測定物のアースラインに黒のクリップを接続し、被測定箇所にプローブ先端のピンをあてます。
④表示器の表示値を0.1 倍してkV単位に読み換えます。
⑤測定後は被測定回路からピンを離してから、クリップをはずします。
●HV-60は交流電圧の測定には使用できません。
ブラウン管

アノード

⑤
④
②

③
DCV

③

OFF

①

– 20 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【6】保守管理について
警 告
1.この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理をおこなってください。
2.安全と確度の維持のために 1 年に1 回以上は校正、点検を実施してください。
6-1 保守点検
1）外観落下などにより、外観が壊れていないか？
2）テストリード・入力端子にプラグを差し込んだときに緩みはないか？
・テストリードの傷んだり、どこかの箇所から芯線が露出していないか？
●テストリードが切れていないことを、P.8【5】5-1を参照して確認してください。
6-2 校 正校正、点検については三和電気計器（株）サービス部までお問い
合わせください。（P.24［送り先］参照）
6-3 内蔵電池・内蔵ヒューズの交換
警 告
1.測定端子に入力が加わった状態でリヤケースをはずすと感電のおそれがありますので必ず入力が加わってないことを確認して作業をおこなうこと。
2.交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡することは絶対にしないこと。
3.ヒューズおよび電池以外の内部の部品や配線に手を触れないこと。
注 意
電池は 2 本ともに新しいものと交換すること。
（新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないこと）– 21 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

出荷時の電池について
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
〈内蔵電池の交換方法〉① ホルスタを本体より取りはずします。
② 本体裏側のスタンドを開き、止めねじをプラスねじ回しではずします。
③ 本体下側から開くようにリヤケースをはずし、リヤケース内側の消耗した電池をはずします。
④● 、●の極性を間違えぬよう注意し、新品の電池と交換します。
⑤リヤケースを取り付け、ねじ止めし、スタンド・ホルスタを元に戻します。
〈内蔵ヒューズの交換方法〉
使用ヒューズ定格
400 mA/1000 V（φ6.3×32 mm しゃ断容量30 kA、セラミック管ヒューズ）
16 A/1000 V（φ10×38 mm しゃ断容量30 kA、セラミック管ヒューズ）①ホルスタを本体より取りはずします。
② 本体裏側のスタンドを開き、止めねじをプラスねじ回しではずします。
③ 本体下側から開くようにリヤケースをはずし、溶断したヒュー
ズを取り出します。
④ 新品のヒューズと交換します。
⑤リヤケースを取り付け、ねじ止めし、スタンド・ホルスタを元に戻します。

単三乾電池（R6）※リヤケース内側にあります。

ねじ16 A/1000 Vヒューズ
400 mA/1000 Vヒューズ– 22 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

6-4 清掃と保管について
注 意
1. パネル、リヤケース、ダイヤルは揮発性溶剤（シンナーやア
ルコールなど）で変質することがあります。汚れは柔らかい布に少量の水を含ませてふき取ってください。
2. 振動の多い場所や落下のおそれがある場所には保管しないでください。
3. 直射日光下、高温、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
4. 長期間使用しない場合、内蔵電池を必ず抜いておいてください。
以上の注意項目を守り、環境の良い場所（P.25【8】参照）に保管
してください。

【7】アフターサービスについて
7-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただき、製造上の不備があった場合に限ります。また、製品本体の確度は1年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
7-2 修理について
1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいですか？
・テストリードは断線していませんか？
・内蔵ヒューズは切れていませんか？
2）保証期間中の修理
・保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
– 23 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

4）修理品の送り先
・製品の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱にテストリードも一緒に入れ、十分なクッションを詰め、箱の表面に「修理品在中」と明記してお送りください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部〒205-8604 東京都羽村市神明台4 - 7 - 15
TEL（042）554-0113
5）補修用ヒューズについて
ヒューズは、上記サービス部あてに機種名と大きさ、定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文くだ
さい。
〈形 状〉
〈定 格〉
〈単 価〉
〈送 料〉
（税込） ¥120（10 本迄）
φ6.3×32mm 400 mA/1000 V ¥2,200
部品番号 F1211 セラミック管ヒューズ／しゃ断容量30 kA
〈形 状〉
〈定 格〉
〈単 価〉
〈送 料〉
16 A/1000 V¥1,650（税込） ¥120（4 本迄）
φ10×38mm
部品番号 F1203 セラミック管ヒューズ／しゃ断容量30 kA
金額は2023年1月現在のもので消費税を含みます。
7-3 お問い合わせ先
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
受付時間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp– 24 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【8】仕

様

8-1 一般仕様
動 作 方 式：△Σ方式
表
示：6000 カウント
バーグラフ 61セグメント
レンジ切り換え：オートおよびマニュアルオ ー バ ー 表 示：O.Lマーク点灯（15 A、DC 1000 V、AC 750 Vレンジを除く）
極性：自動切り換え（－のみ表示）
電 池 消 耗 表 示：内部電池の消耗時、表示器に －＋ マークが点灯
サンプリングレート：数 値 3 回／秒
バーグラフ 30回／秒
交 流 検 波 方 式：平均値方式（平均値を実効値に換算）
確度保証温湿度範囲：23 ±5 ℃ 80 ％RH以下 結露のないこと
使用温湿度範囲：5～40 ℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
5～31 ℃で80 ％RH（最大）、31＜～40 ℃では80 ％RH
から50 ％へ直線的に減少
保存温湿度範囲：－10～50 ℃ 70 ％RH以下 結露のないこと
使 用 環 境 条 件：高度2000 m以下 環境汚染度2：単3（R6）2 本
電源（内蔵電池）
消 費 電 力：約7 mW（DCVにて）使 用 時 間：約400 時間（付属と同等の新品電池､DCVレンジにて）
内 蔵 ヒ ュ ー ズ：400 mA/1000 V φ6.3×32 mm しゃ断容量30 ｋA（セラミック管ヒューズ）
16 A/1000 V φ10×38 mm しゃ断容量30 kA（セラミック管ヒューズ）
質 量 ・ 寸 法：167（H）
×90（W）
×48（D）mm・約320 g（ホルスタ装着時）
安 全 規 格：EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-2-033
CAT.Ⅲ 600 V、CAT.Ⅱ DC 1000 V・AC 750 V
IEC61010-031（EMC）、EN50581（RoHS）
EMC指令・RoHS指令：EN61326-1
付
属品：取扱説明書、テストリード（TL-25a）、ホルスタ（H-70）
測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
過電圧測定分類（CAT.Ⅱ）：コンセントに接続する電源コード付き機
器の一次側電路。
過電圧測定分類（CAT.Ⅲ）：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐部からコンセントまでの電路。
過電圧測定分類（CAT. Ⅳ）：引き込み線から分電盤までの電路。
8-2 別売品
・クリップアダプタ CL-15a・高圧測定プローブ HV-60
・携帯ケースC-SP– 25 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

8-3 測定範囲および確度
確度保証条件：23 ℃±5 ℃ 80 ％RH 結露のないこと
ファンクション
直流電圧
DCV

交流電圧
ACV

周波数
Hz

デューティ比
Duty

直流電流
DCA

交流電流
ACA

抵

Ω

抗

導通チェックダイオードテスト

静電容量

レンジ600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
1000 V
6.000 V
60.00 V
600.0 V
750 V
9.999 Hz99.99 Hz999.9 Hz9.999 kHz99.99 kHz

入力抵抗
確度≧100 MΩ ±（0.5 ％rdg+2 dgt）
約11 MΩ

600.0Ω
6.000 kΩ60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ
60.00 MΩ±
（1.5 ％rdg+5 dgt）

約10 MΩ

備考±（0.9 ％rdg+2 dgt）

（1.2 ％rdg+9 dgt）
約11 MΩ ±・確度保証範囲：±（1.2 ％rdg+5 dgt）
45 Hz～500 Hz 正弦波交流にて±（1.5 ％rdg+5 dgt）
・確度保証範囲：
5 Hz～99.99 kHz , 5 Vrms～100 Vrms
正弦波交流
（ゼロクロスの±（0.5％rdg+3dgt）
約11 MΩ
sin信号波形）にてまたは・バーグラフ表示なし
・オートレンジのみ
約10 MΩ
（測定時の・確度保証範囲：
5 Hz～1 kHz , 5 Vp-p～60 Vp-pの20.0～80.0 % ACVレンジ（ゼロクロスの
パルス幅／ による） ±（0.5 ％rdg+5 dgt） 矩形波信号
パルス波形信号）にて
パルス周期
・バーグラフ表示なし
・オートレンジのみ
600.0μA
約50 Ω
6000μA±（1.5 ％rdg+3 dgt）・連続測定可能範囲：6 A以下
60.00 mA（> 6 A：測定時間10秒以内、
約0.5 Ω
600.0 mA
測定間隔5分以上）
・入力抵抗はヒューズ抵抗を除く。
6.000 A
約0.05 Ω ±（2.0 ％rdg+3 dgt）
15.00 A
600.0μA
・確度保証範囲：
約50 Ω
6000μA
45 Hz～500 Hz 正弦波交流にて±（1.8 ％rdg+5 dgt）
60.00 mA・連続測定可能範囲：6 A以下
約0.5 Ω
600.0 mA（> 6 A：測定時間10秒以内、
6.000 A
測定間隔5分以上）
約0.05 Ω ±（2.5 ％rdg+5 dgt）・入力抵抗はヒューズ抵抗を除く。
15.00 A
約10 MΩ

±（1.2 ％rdg+4 dgt）
・開放電圧：約DC 0.63 V±（1.8 ％rdg+2 dgt）±
（3.0 ％rdg+2 dgt）

10～60 Ω以下でブザー発音＆ランプ点灯
開放電圧：約DC 0.63 V・バーグラフ表示なし
開放電圧：約DC 2.7 V
40.00 nF
400.0 nF±
（5 ％rdg+6 dgt） ・バーグラフ表示なし
4.000 μF
・オートレンジのみ
40.00 μF・5n F未満は確度保証外
400.0 μF±
（7 ％rdg+10 dgt）
4000μF

rdg：reading（読み取り値）

dgt：digits（最下位けた）– 26 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

◎確度計算方法例）直流電圧測定（DCmV）
真
値：100.0 mV
レンジ確度：600 mVレンジ…±（0.5 ％rdg＋2 dgt）
誤
差：±（100.0［mV］×0.5 ％＋2［dgt］）=±0.7［mV］
表 示 値：100.0［mV］±0.7［mV］（99.3～100.7 mVの範囲内）

注 意：トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告な
しに変更することがありますのでご了承ください。

– 27 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

MEMO

– 28 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

CONTENTS【1】SAFETY PRECAUTIONS:Before use, read the following safety precautions
1-1 Explanation of Warning Symbols ………………………… 30
1-2 Warning Instruction for safe use…………………………… 30
1-3 Maximum Overload Protection Input ……………………… 31【2】APPLICATION AND FEATURES
2-1 Application …………………………………………………… 32
2-2 Features ……………………………………………………… 32【3】NAME OF COMPONENT UNITS
3-1 Display………………………………………………………… 32
3-2 Multimeter, Test leads ……………………………………… 33【4】Description of Functions
4-1 Switches/buttons and description ………………………… 34
4-2 How to Use the Stand ……………………………………… 35【5】MEASUREMENT PROCEDURE
5-1 Start-up Inspection ………………………………………… 36
5-2 DC voltage measurement (DCV)…………………………… 37
5-3 AC voltage measurement (ACV) …………………………… 38
5-4 Line frequency measurement (Hz) ………………………… 39
5-5 Duty ratio measurement (Duty) …………………………… 40
5-6 Resistance measurement (Ω) ……………………………… 41
5-7 Diode test ( ) ……………………………………………… 42
5-8 Circuit continuity check () ……………………………… 43
5-9 Capacitor measurement () ……………………………… 44
5-10 Current Measurement (µA, mA, A) ………………………… 45
5-10-1 DC/AC current (DC/AC µA, DC/AC mA) …………………… 45
5-10-2 DC/AC current (DC/AC A) ……………………………… 46
5-11 How to use optional products ……………………………… 48
5-11-1 Measurement using the DC high-voltage probe (HV-60) …… 48【6】MAINTENANCE
6-1 Maintenance and inspection ……………………………… 49
6-2 Calibration …………………………………………………… 49
6-3 How to Replace Battery and Fuse ………………………… 49
6-4 Cleaning and Storage ……………………………………… 51【7】SPECIFICATIONS
7-1 Measurement Range and Accuracy ……………………… 52
7-2 General Specifications ……………………………………… 54
7-3 Optional accessories………………………………………… 55【8】After-Sales Service
8-1 Warranty and Provision……………………………………… 55
8-2 Repair ………………………………………………………… 56
8-3 SANWA web site …………………………………………… 56

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【1】 SAFETY PRECAUTIONS : Before use, read the following safety precautions
This instruction manual explains how to use your multimeter
CD732 safely. Before use, please read this manual thoroughly.
After reading it, keep it together with the product for reference to it
when necessary.
Using this product in ways not specified in this manual may
damage its protection function.
The instruction given under the heading " WARNING" " CAUTION"
must be followed to prevent accidental burn or electrical shock.
1-1 Explanation of Warning Symbols
The meaning of the symbols used in this manual and attached tothe product is as follows.
: Very important instruction for safe use.
・The warning messages are intended to prevent accidents tooperating personnel such as burn and electrical shock.
・The caution messages are intended to prevent damage to the
instrument.
: Dangerous voltage (Take care not to get an electric shock
involtage measurement.)
: DC
: AC
Ω : Resistance: Buzzer: Diode: Line frequency
Duty : Duty ratio: Capacitor+ : Plus: Double insulation– : Minus: Fuse: Ground~

1-2 Warning Instruction for safe use
WARNINGTo ensure that the meter is used safely, Be sure to observe theinstruction when using the instrument.
1. Never use meter on the electric circuit that exceed 6 kVA.
2. Pay special attention when measuring the voltage of AC 33 Vrms
(46.7 Vpeak) or DC 70 V or more to avoid injury.
3. Never apply an input signals exceeding the maximum rating
input value.
4. Never use meter for measuring the line connected withequipment (i.e. motors) that generates induced or surge
voltage since it may exceed the maximum allowable voltage.
– 30 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5. Never use meter if the meter or test leads are damaged or broken.
6. Never use uncased meter.
7. Be sure to use a fuse of the specified rating or type. Never use
a substitute of the fuse or never make a short circuit of the fuse.
8. Always keep your fingers behind the finger guards on theprobe when making measurements.
9. Be sure to disconnect the test pins from the circuit whenchanging the function or range.
10. Never use meter with wet hands or in a damp environment.
11. Never open tester case except when replacing batteries orfuse. Do not attempt any alteration of original specifications.
12. To ensure safety and maintain accuracy, calibrate and checkthe tester at least once a year.
13. Indoor use.
CAUTION
1. Correct measurement may not be performed when using themeter in the ferromagnetic / intense electric field such asplaces near a transformer, a high-current circuit, and a radio.
2. The meter may malfunction or correct measurement may not
be performed when measuring special waveform such as thatof the inverter circuit.
1-3 Maximum Overload Protection Input
Function

Input

Maximum rating
input value

DC 1000 V
DCV
V,Hz,
ACV／Hz／Duty Duty,Ω, AC 750 V●, ,Voltage and current
Ω／ ／ ／ μA, mA
input prohibited（＋）
DC/AC 600 mA,
and
DC／AC 600・6000 μA
Voltage input
COM
DC／AC 60・600 mA
prohibited.
（－）
DC／AC 6・15 A

6・15 A（＋）DC/AC 15 A,
Voltage input
andCOM（－） prohibited.

Maximum overload
protection value
DC 1000 V, AC 750 Vor peak max. 1000 V

0.4 A/1000 V fuse*
Breaking capacity 30 kA
16 A/1000 V fuse
Breaking capacity 30 kA* According to the time-current characteristic curve of the 0.4 A fuse,
it will never blow at 0.6 A but blows in less than 0.1 sec. when thecurrent exceeds 1.5 A. This characteristic is completely suitable foruse with this instrument.
– 31 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【2】APPLICATION AND FEATURES
2-1 Application
This instrument is a portable digital multimeter desired for measurementsof weak, low-capacity electrical circuitry. It is not only a powerful tool
for measuring small communications equipment, home appliances,lamp line circuits and batteries but can also be used in circuit analyses
by using the additional functions.
2-2 Features• Safe design compliant to international safety standards including
EN61010-1 CAT. III DC/AC 600 V and CAT. II DC 1000 V/AC 750V
(CE marked product).
• 6000-count full scale (4000-count with ) display, and bar graphs(except for Hz, Duty, and).
• Data hold and range hold functions.
• Auto power save activated in about 16 min.
• Capacitor measurement function for a wide range of capacitance(0.01 nF to 3999 μF).
• Holster for holding the test lead or hanging it from the wall.
• 6・15 A measurement terminal provided with a safety cover for
preventing erroneous insertion.
• Main unit case and the circuit boards are made of fire-retarding
materials.
• Circuit continuity check possible by a buzzer beep and the red LED lighting.

【3】NAME OF COMPONENT UNITS
3-1 Display
Auto range mode indicator

Data Hold indicator

Diode test indicator

Continuity check indicator
Auto power saveindicator

DC measurement indicator
Minus value indicator
for numerical data
AC measurement
indicator

Measurement
unit indicators

Low battery indicator

High-speed bar
graph

Minus value indicator for bar graphDecimal point– 32 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

3-2 Multimeter, Test leads
Holster(H-70)
Test lead
Fix

DisplayWallhangerData holdbuttonRange holdbuttonContinuity
lamp

SelectbuttonPower switch
and function
switchSafety coverStand

6 ·15 A input
terminal
COM- input
terminal

V,Hz,Duty, Ω,● , ●,+ input terminal,μA, mA: CAT.III 600 V
・When the removable test pin covers are mounted
・When the removable test pin covers are not mounted: CAT.II 1000 V(DC 1000 V / AC 750 V for meter)25– 33 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【4】Description of Functions
4-1 Switches/buttons and description○Power switch and function switch
Turn this switch to turn on and off the power and to select thefunctions of V, Ω/● /●, , μA, mA, A.
○Range hold button
Pressing this button once sets the manual mode and the range isfixed. ("AUTO" on the display disappears)
Once the manual mode is set, the range moves each time thisbutton is pressed. Checking the unit on the display and the placeof the decimal point, select a desired range. To return to the automode, keep pressing this button until "AUTO" on the display
appears.
○Data hold button
When this button is pressed, the data display at that time
continues ("DH" lights on the display). When the measuring inputchanges, the display will not change.
When this button is pressed again, the hold status is canceled you
can return to the measuring status. ("DH" on the display disappears.)○Select button
When this button is pressed (→), the each modes change asfollows.
ACV／Hz／Duty
Ω／ ／●／
600 · 6000 μA
60 · 600 mA
6 · 15 A

ACV → Hz → Duty → ACV
Ω →

→ ● →

→ Ω

DCA → ACA → DCA• When the function switch is switched, the range switches tothe auto range of the mode specified on the left end.
WARNING
Do not change over the function switch with a voltage applied
to the measuring terminals.

– 34 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

○Auto power save
This instrument incorporates the auto power save function thatturns off the display in about 16 minutes to save the battery draining.
When the rotary switch or a switch button is not controlled while
this instrument is ON, the warning buzzer beeps in about 15
minutes and then the instrument power and display are turned off
automatically in 1 minute after. Every time a switch button ispressed or the function switch is switched during measurement,
the time until the auto power save function is activated isextended by about 16 minutes.
To recover from the auto power save mode where the display isoff, press one of the three switch buttons.
This function can be disabled by holding the SELECT button whileturning the function switch to switch the power ON.
When this function is disabled, theindicator on the display is
extinguished.
As a small amount of the battery power drains even when the
instrument is turned OFF by the auto power save function, be
sure to set the rotary switch to OFF when not using the instrument.
○OVER LOAD (O.L) indication
In case of excess input to this device, the indicator displays O.L. If
O.L is displayed during the voltage function, stop the input immediately.
When a DC 1000 V or higher voltage is input while the DCV
function is selected or when an AC 750 V or higher voltage is input
while the ACV, Hz or Duty function is selected, the instrument
generates warning with intermittent buzzer beeps and the flashing LED.
4-2 How to Use the Stand
Please use the stand that there is on the side of rear case like a figure.

– 35 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【5】MEASUREMENT PROCEDURE
5-1 Start-up Inspection
WARNING
1. Never use meter if the meter or test leads are damaged or
broken.
2. Make sure that the test leads are not cut or otherwise damaged.

Does thebuzzer beep?
Does the continuity checkindicator light?

– 36 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-2 DC voltage measurement (DCV)WARNING
1. Never apply a voltage signal exceeding the maximum rated
input value.
2. Do not turn the rotary switch to change the function during
measurement.
3. Always keep your fingers behind the finger guards on the test
lead when making a measurement.
Function Maximum rated input
DCV ●DC 1000 V

Ranges600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V+−

Battery

DCVmeasurement
Note:● The displayed value fluctuates when the test leads are open,
but this is not malfunction. Particularly, with the 600.0 mV
range, the high input impedance may cause the display tofluctuate or show “O.L” when the test leads are open.
● Malfunction may occur if the voltage measurement of thehorizontal oscillation output circuitry of a TV is attempted.
– 37 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-3 AC voltage measurement (ACV)WARNING
1. Never apply a voltage signal exceeding the maximum rated input value.
2. Do not turn the rotary switch to change the function during measurement.
3. Always keep your fingers behind the finger guards on the test
lead when making a measurement.
RangesFunction Maximum rated input
AC 750 V

ACV

ACV

6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 750 V

Power outlet

ACVmeasurement

Note:● With the AC 6.000 V range, a few counts of numeric may
remain when the input is 0 (shorted).
● As this instrument employs the mean value method for the
AC detection, measurements become erroneous when the
input waveform is other than a sine wave (the frequency
range is 45 to 500 Hz).
– 38 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-4 Line frequency measurement (Hz)WARNING
1. Never apply a voltage signal exceeding the maximum rated input value.
2. Do not turn the rotary switch to change the function during measurement.
3. Always keep your fingers behind the finger guards on the test
lead when making a measurement.
RangesFunction Maximum rated input
Hz

99.99 kHz(≤ 100 Vrms)

9.999 Hz, 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz(Auto range only)

Press the SELECT button
to switch to “Hz”.

Sine wave signal
0V

ACVLine frequency measurement

Note:● The frequency measurement range is from 5 Hz to 99.99 kHz.
The input signal condition is: Sine wave (zero-cross sin signal
waveform) from 5 to 100 Vrms.
● If the measured frequency contains noise, the measurement
values may become unstable.
● The bar graph is not displayed with the frequency measurement.
The measurement is possible only with the auto range.
– 39 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-5 Duty ratio measurement (Duty)
WARNING
1. Never apply a voltage signal exceeding the maximum rated input value.
2. Do not turn the rotary switch to change the function during measurement.
3. Always keep your fingers behind the finger guards on the test
lead when making a measurement.
RangesFunction Maximum rated input
Duty

1 kHz
(≤ 60 Vp-p)

20.0 to 80.0%(Auto range only)

Press the SELECT button
to switch to “Duty”.

Pulse signal
0V

ACV

Duty ratio measurement
Note:●The duty ratio measurement range is from 20 % to 80.0 %.
The input signal condition is: Zero-cross pulse signal of 5 Hz to
1 kHz, 5 Vp-p to 60 Vp-p.
The zero-cross pulse refers to a pulse-waveform signal
changing the polarity in order of (+ potential → - potential → +potential). This instrument cannot measure a signal composedof the + potential alone, such as the logic pulse, or the –potential alone.
● If the measured frequency contains noise, the measurement
values may become unstable.
● The bar graph is not displayed with the duty ratio measurement.
The measurement is possible only with the auto range.
– 40 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-6 Resistance measurement (Ω)
WARNING
Never apply an external voltage or current to the measurement
terminals.
Function Maximum rated inputΩ

60.00 MΩ

Ranges600.0 Ω. 6.00 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ
6.000 MΩ, 60.00 MΩ

Resistor

M

Note:● The open voltage across the measurement terminals is about
0.63 V.
● If the measurement is affected by noise, shield the measurement
subject with the potential of COM (－).
● If a test pin or the measurement subject is touched by afinger during measurement, a measurement error will result
due to the resistance of the human body.
– 41 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-7 Diode test ()
WARNING

Never apply an external voltage or current to the measurement
terminals.

Press the SELECT button
to switch to “”.

●

Cathode

Anode
Diode

0.556

V

.0

V

Forward test

Reverse test

Note:
● The open voltage across the measurement terminals is about
2.7 V.
● If the forward voltage of the diode is equal to or more thanthe open voltage, “O.L” is displayed even in the forward test.

– 42 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-8 Circuit continuity check ()

WARNING
Never apply an external voltage or current to the measurement
terminals.

Press the SELECT button
to switch to “”.

Extension
cord

Continuity
lamp
Buzzer beep

Note:
● The open voltage across the measurement terminals is about
0.63 V.
● The continuity buzzer beeps and the continuity lamp lights
when the resistance is between 10 and 60 Ω.

– 43 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-9 Capacitor measurement ()

WARNING
Never apply an external voltage or current to the measurement terminals.
CAUTION
1. Discharge the measurement target capacitor before the measurement.
2. As this instrument measures the capacitance by applying
current to the capacitor, it is not suitable for measuring anelectrolytic capacitor with high leak current because of anincreased error.
3. The measurement time is extended in the measurement of acapacitor with large capacitance (about 30 sec. in a 4000 μF
range).
RangesFunction Maximum rated input
Capacitor

4000 μF

40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 μF, 40.00 μF,
400.0 μF, 4000 μF (Auto range only)

Press the SELECT button
to switch to “ ”.

•1000 nF=1 μF

Capacitor
nF

Note:● The display may become unstable due to the flowing
capacitance of ambient noise or the test leads. To minimize
the effects of the floating capacitance, connect the measurementtarget (capacitor) directly to the + and COM (－) measurement
terminals whenever possible.
●The bar graph is not displayed with the capacitor measurement.
The measurement is possible only with the auto range.
– 44 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-10 Current Measurement (μA, mA, A)
WARNING(Applicable to both sections 5-10-1 and 5-10-2)
1. Never apply voltage to the input terminals.
Power

Power

Load

Load

〔×〕
Wrong connection〔○〕
Right connection

2. Be sure to make a series connection via load.
(please see to above drawing)
3. Do not apply an input exceeding the maximum rated current
to the input terminals.
CAUTION
Check that the built-in fuses are not blown.

5-10-1 DC/AC current (DC/AC µA, DC/AC mA)
RangesFunction Maximum rated input
DC/AC μA

6000 μA

600.0 μA, 6000 μA

DC/AC mA

600.0 mA

60.00 mA, 600.0 mA– 45 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

+Resistor

Battery－

Example of DC 60-600 mA range measurement
Note:● As this instrument employs the mean value method for the AC detection,measurements become erroneous when the input waveform is otherthan a sine wave (the frequency range is 45 to 500 Hz).
● The current measured with this method decreases by the amountthat the internal resistance of the current range is inserted inseries. The effect of this phenomenon is particularly noticeable
when measuring the current of a low-resistance circuit.
The resistance value of the μA range is about 50 Ω while that of
the mA range is about 0.5 Ω.
● If the displayed value hardly changes when the input signal isapplied or becomes much lower than expected, the measurement
terminals or function switch are set erroneously or the fuse
(φ6.3 x 32 mm size, 0.4 A/1000 V) may be blown. Please check them.
● The μA/mA switching is performed with the rotary switch.
● The DC/AC switching is performed with the SELECT button.
5-10-2

DC/AC current (DC/AC A)WARNING
1. Never apply voltage to the input terminals.
2.The current measurement is accompanied with heatgeneration. When measuring current of 6 A or more,
complete each measurement within 10 seconds and leavean interval of 5 minutes or more between measurements.
3. Perform measurement with the leads kept straight to prevent
overheat.
– 46 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

Function Maximum rated input
DC/AC A

Ranges6.000 A, 15.00 A

15 A

＋

－

Example of DC 6-15 A range measurement
Note:● As this instrument employs the mean value method for the
AC detection, measurements become erroneous when the
input waveform is other than a sine wave (the frequency
range is 45 to 500 Hz).
● If the displayed value hardly changes when the input signal isapplied or becomes much lower than expected, the measurement
terminals or function switch are set erroneously or the fuse
(φ10 x 38 mm size, 16 A/1000 V) may be blown. Please check them.
● Continuous measurement is permissible for current below 6
A. (When measuring 6 A or higher current, complete eachmeasurement within 10 seconds and leave an interval of 5
minutes or more between measurements.
● In case of measurements taking a long period, use the optional
clamp probe.
● The DC/AC switching is performed with the SELECT button.
– 47 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

5-11 How to use optional products
5-11-1 Measurement using the DC high-voltage probe (HV-60)
Maximum measurable voltage: DC 30 kVWARNING
1. The HV probe is designed to measure low-current circuitry. Do
not use it to measure high voltages of power transmission line, etc.
2. Do not apply a voltage higher than the maximum measurable voltage (DC 30 kV) of the probe.
3. Do not change the function during measurement.
4. Do not turn the rotary switch to change the function during
measurement.
1) Measurement target: Anode voltage of a cathode ray tube,
voltage of high-impedance circuitry such as a high focusing voltage.
2) Measurement range: DC 1000 V.
3) Measurement procedure
Connect the red plug of the HV probe to the + measurement
terminal and the black plug to the COM (－) terminal.
Set the function switch to “DCV” and the range hold button to
the DC 1000 V range.
Connect the black clip to the ground line of the measurement target
and apply the pin on the tip of the HV probe to the measured point.
Read the displayed value by multiplying it by 0.1. The unit of
the obtained value is kV.
After the measurement, remove the pin from the measurement target and then disconnect the clip.
●The HV-60 cannot be used for AC voltage measurements.

CRT

Anode

– 48 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【6】MAINTENANCEWARNING
1. This section is very important for safety. Read and understandthe following instruction fully and maintain your instrument
properly.
2. The instrument must be calibrated and inspected at least oncea year to maintain the safety and accuracy.
6-1 Maintenance and inspection
1. Appearance
・Is the appearance not damaged by falling?
2. Test leads
・Is the cord of the test leads not damaged?
・Is the core wire not exposed at any place of the test leads?
If your instrument falls in any of the above items, do not use it andhave it repaired or replace it with a new one.
●Make sure that the test leads are not cut, referring to the section.
6-2 Calibration
The calibration and inspection may be conducted by the dealer.
For more information, please contact the dealer.
6-3 How to Replace Battery and Fuse
WARNING
1. If the rear case is removed with input applied to the input
terminals, you may get electrical shock. Before starting the work,
always make ure that no inputs is applied.
2. Be sure to use the fuse is same rating so as to ensure safety
and performance of tester.
3. When operator remove the rear case, do not touch the internal
parts or wire with hand.
CAUTION
When replacing batteries, always replace both of them together.
(Do not mix new and used batteries.)– 49 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

Factory -preinstalled built-in battery
A battery for monitoring is preinstalled before shipping,
therefore it may run down sooner than the battery life
specified in the instruction manual.
*The "battery for monitoring" is a battery to inspect thefunctions and specifications of the product.
<How to replace the battery>①Remove the holster from the main unit.
②Open the stand on the rear of the main unit and remove therear case retaining screw using a Phillips screwdriver.
③Remove the rear case as if flapping it up from the bottom, andtake out the exhausted batteries from the rear case.
④Insert brand-new batteries by taking care not to mistake the (＋)
and (－) polarity.
⑤Attach the rear case, tighten the screw and set the stand andholster to their original positions.
<How to replace the fuse>
Fuse of the Specified Rating and Type
(Fuse with arc-extinguishing agent)
400 mA/1000 V φ6.3×32 mm Blowout capacity:30 kA (ceramic tube fuse)
16 A/1000 V φ10×38 mm Blowout capacity:30 kA (ceramic tube fuse)①Remove the holster from the main unit.
②Open the stand on the rear of the main unit and remove therear case retaining screw using a Phillips screwdriver.
③Remove the rear case as if flapping it up from the bottom, andtake out the blown fuse.
④Insert a brand-new fuse.
⑤Attach the rear case, tighten the screw and set the stand andholster to their original positions.

– 50 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

Battery（R6,1.5 V×2）

※There is a inside ofrear case.

Screw
－
＋

16 A/1000 V
Fuse

400 mA/1000 V Fuse

6-4 Cleaning and Storage
CAUTION
1. The panel and the case are not resistant to volatile solvent andmust not be cleaned with thinner or alcohol.
For cleaning, use dry, soft cloth and wipe it lightly.
2. The panel and the case are not resistant to heat. Do not place theinstrument near heat-generating devices (such as a soldering iron) .
3. Do not store the instrument in a place where it may be subjected
to vibration or from where it may fall.
4. For storing the instrument, avoid hot, cold or humid places orplaces under direct sunlight or where condensation is anticipated.

Store the instrument in a favorable environment (see 7-2 on page 54)
by observing the caution above.

– 51 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

【7】SPECIFICATIONS
7-1 Measurement Range and Accuracy
Accuracy assurance range : 23±5 ˚C 80 %RH MAX. No condensaition.
Function

DCV

ACV

Hz

Duty

DCA

ACA

Ω

Range
600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
1000 V
6.000 V
60.00 V
600.0 V
750 V
9.999 Hz99.99 Hz999.9 Hz9.999 kHz99.99 kHz

Input Impedance

Accuracy

Remarks±（0.5 ％rdg+2 dgt）
≥100 MΩ
Approx.11 MΩ
Approx.
10 MΩ

±（0.9 ％rdg+2 dgt）

Approx.11 MΩ ±（1.2 ％rdg+9 dgt）
• Accuracy guaranteed range:±（1.2 ％rdg+5 dgt） 45 Hz to 500 Hz,
Approx.
with sine-wave AC
10 MΩ
±（1.5 ％rdg+5 dgt）
• Accuracy guaranteed range:
5 Hz to 99.99 kHz, 5 Vrms to
100 Vrms sine-wave±（0.5 ％rdg+3 dgt） AC (zero-cross sin signal waveform).
Approx.11 MΩ
• No bar graph display.
or approx.10 MΩ
• Auto range only.
(depending on• Accuracy guaranteed range:
ACV range during
5 Hz to 1 kHz, 5 Vp-p to
20.0 to 80.0% measurement)±（0.5 ％rdg+5 dgt） 60 Vp-p rectangular wave
Pulse width/
AC (zero-cross pulse waveform).
Pulse interval• No bar graph display.
• Auto range only.

600.0 μA
Approx.50 Ω
6000 μA
60.00 mA
Approx.
0.5 Ω600.0 mA
6.000 A
Approx.
0.05
Ω15.00 A
600.0 μA
Approx.50 Ω
6000 μA
60.00 mA
Approx.
0.5 Ω600.0 mA
6.000 A
Approx.
0.05 Ω
15.00 A
600.0Ω
6.000 kΩ60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ
60.00 MΩ• Continuous measurement
permissible range:±（1.5 ％rdg+3 dgt） (> 6 A: Measurement time< 10 sec., measurement interval≥ 5 min.)• Input resistance not included in±（2.0 ％rdg+3 dgt）
input resistance.
• Accuracy guaranteed range:
45 Hz to 500 Hz sine-wave AC.
±（1.8 ％rdg+5 dgt）• Continuous measurement
permissible range:(> 6 A: Measurement time < 10 sec.,measurement interval ≥ 5 min.)±（2.5 ％rdg+5 dgt）• Input resistance not included in
input resistance.
±（1.5 ％rdg+5 dgt）±（1.2 ％rdg+4 dgt）
Open voltage Apporox DC 0.63 V±（1.8 ％rdg+2 dgt）±（3.0 ％rdg+2 dgt）

Buzzer beep and lamp lighting at 10 Ω to no more than 60 Ω.
Open voltage Approx DC 0.63 V
Open voltage Approx DC 2.7 V
No bar graph display.
40.00 nF
400.0 nF±（5 ％rdg+6 dgt） No bar graph display.
4.000 μF
Auto range only
40.00 μF
Accuracy not guaranteed below 5n F
400.0 μF±（7 ％rdg+10 dgt）
4000 μF

rdg：reading dgt：digits– 52 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

◎Accuracy calculation method
Example) DC voltage measurement (DC mV)
True value: 100.0 mV
Range accuracy: 600 mV range - ±(0.5 %rdg + 2 dgt)
Tolerance: ±(100.0 [mV] x 0.5 % + 2 [dgt]) = ±0.7 [mV]
Displayed value: 100.0 [mV] ± 0.7 [mV] (within the range of 99.3
to 100.7 mV)
CAUTION:
If there is presence of strong magnetic field generated byconductor fed large current, motors or strong radio wave, ameasurement may not be accurate.

Specifications and external appearance of the productdescribed above may be revised for modification without priornotice.
– 53 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

7-2 General Specifications
Measuring Method:△Σmethod
Display: 6000 counts
Range selection : Auto and manual ranges
Over display: "O.L" is displayed(except DC/AC 15 A, DC 1000 V, AC 750 V ranges)
Polarity: Automatic selection (only "－" is displayed)
Battery discharge display: If the internal battery has been consumed andthe voltage drops, the display shows.
Sampling rate : Approx. 3 times/sec.
Bar graph: 30 times/sec.
Accuracy assurance temperature /humidity range: 23±5 ˚C 80 %RH max. No condensation.
Operating temperature /humidity range: 5～40 ˚C 80 %RH max. No condensation.
Storage temperature /humidity range: -10～50 ˚C 70 %RH max. No condensation.
Environmental condition: Operating altitude <2000 m, pollution degree ⅡPower supply : R6 (IEC) dry battery, 2 pieces
Power consumption: Approx. 7 mW TPY. (at DCV)
Battery life
: Approx. 400 hours at DCVFuse protection : 400 mA/1000 V Fast acting fuse (φ6.3×32 mm)
Blowout capacity, 30 kA (ceramic tube fuse)
Fuse with
arc-extinguishing 16 A/1000 V Fast acting fuse(φ10×38 mm)
agent
Blowout capacity, 30 kA (ceramic tube fuse)
Dimension and Mass: 167( H ) ×90(W ) ×48(D )mm
Approx. 320 g (holster attached.)
Safety: EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-033.
CAT. III 600 V, CAT. II DC 1000 V, AC 750 V.
IEC61010-031.
EMC Directive, RoHS Directive: EN61326-1(EMC), EN50581(RoHS)
Accessories: Instruction manual, Test leads(TL-25a), Holster (H-70)()

Measurement categories (overvoltage categories)
CAT II :Primary cable runs of power-consuming equipments from a wall socket.
CAT III:Primary cable runs of equipments directly connected to a distribution
board and cable runs from a distribution board to wall sockets.
CAT IV:Cable runs from an incoming line to a distribution board.
– 54 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

7-3 Optional accessories· Clip adapter CL-15a· HV probe HV-60· Carrying case C-SP

【8】After-Sales Service
8-1 Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users and to its
product resellers. Under Sanwa's general warranty policy, each instrument
is warranted to be free from defects in workmanship or material undernormal use for the period of one (1) year from the date of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only, andapplied only to the product purchased from Sanwa authorized agent
or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine
the extent to which the warranty policy shall apply. This warranty shallnot apply to fuses, disposables batteries, or any product or parts,
which have been subject to one of the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviates fromthe instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people
other than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as
fire, flood and other natural disaster.

– 55 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or
dropping after the purchase.
8-2 Repair
Customers are asked to provide the following information whenrequesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product1) Prior to requesting repair,please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installation anddiscontinuity of the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with the conditions
stipulated in 8-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become higher
than the price of the product. Please contact Sanwa authorized
agent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts is 6 years
after the discontinuation of manufacture. This retention period is therepair warranty period. Please note, however, if such functional parts
become unavailable for reasons of discontinuation of manufacture,etc., the retention period may become shorter accordingly.
4) Precautions when sending the product to be repaired:
To ensure the safety of the product during transportation, place theproduct in a box that is larger than the product 5 times or more involume and fill cushion materials fully and then clearly mark ”Repair
Product Enclosed” on the box surface. The cost of sending andreturning the product shall be borne by the customer.
8-3 SANWA web site
http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp– 56 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

MEMO

– 57 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

MEMO

– 58 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

保証書
ご氏名

型

様
ご住所

名

CD732

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日
年
月より 3 年間
（製品の確度については1年間）

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（ 代）

保証規定
保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
本保証書は、日本国内において有効です。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
以上
This warranty is valid only within Japan.
年

月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において行わせていただきます。

– 59 –DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040

本社=東京都千代田区外神田 2－4 －4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（代）
大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2－7－2
郵便番号=556-0003・電話 = 大阪（06）6631－7361（代）
Dempa Bldg, 4-4 Sotokanda 2-Chome Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

植物油インキを使用しています。

10-2211 2040 2040

DRAWING No.CD732 10-2211 2040 2040