Watcher Pro３
水質 EC センサー/NBI-SSWEC0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに·使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
·本書の操作手順および注意事項をお守りください。
·機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

2

水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

目

次

1.製品紹介 ................................................................................................................................................................ 42.製品仕様 ................................................................................................................................................................ 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 42.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法 ................................................................................................................................................................ 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 54.メンテナンス ........................................................................................................................................................ 64.1 保管........................................................................................................................................................... 64.2 クレンジング ........................................................................................................................................... 64.3 校正........................................................................................................................................................... 64.4 メンテナンス ........................................................................................................................................... 65.注意事項 ................................................................................................................................................................ 66.問題と解決策 ........................................................................................................................................................ 73水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI 水質 EC センサーは、水の導電率をリアルタイムにモニタリングするセンサーで、微生物、魚やエビ、水生植物、堆積物など様々な環境下にある淡水や海水の導電率を正確に測定することができます。
NBIWatcher Pro 3 などのワイヤレス水質監視製品と併用することで、管理プラットフォーム上の養殖水の導電率の変化を明確に把握し、それに応じてタイムリーに調整することが可能になります。
NBI 水質 EC センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫ 養殖環境で長期間安定して使用できます。
⚫ 保護等級 IP68。

2.製品仕様2.1 仕様
型番
出力信号
測定範囲
分解能
精度
校正機能
動作温度
作業圧力
温度補正
ケーブル長
防塵/防水
消費電力

NBI-SSWEC0102
RS485
0～5000μS/cm
1μS/cm
±1.5%F.S.
2 点校正（精製水（零点）、1413μS/cm 標準液）
0～65℃
<0.6MPa
自動温度補正( Pt1000）
5m (別売の延長ケーブル使用で延長可能)
IP68
<0.5W
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズネジ山

ネジ山

2.3 製品外観

4水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

2.4 各部説明

センサー
コネクター

保護キャッププローブ

3.使用方法
3.1 取り付け
水質 EC センサーは浸漬して設置しますが、詳細は Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品のユーザーマニュアルを参照してください。
センサーは逆さまや水平に設置してはいけません。また、テストを設置する際には、センサーの少なくとも 2/3 が被測定水域に挿入され、プローブが吊り下げられた状態で、水底や側壁から 2cm 以上離れていることを確認する必要があります。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 水質 EC センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3

インターフェース
A1、A2、A3、B

NBI 水質 EC センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

5

水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

4.メンテナンス
4.1 保管
水質 EC センサーは使用後の長期保存が必要なので、水質 EC センサーをきれいに洗い流した後、保護液を入れた保護キャップに挿入するか、水質 EC センサーを保護液に浸してください。 同時に、センサープローブと硬いものがぶつからないように注意してください。

4.2 クレンジング
水質 EC センサーのプローブは、測定液の環境に影響され、長期間使用していると、沈殿物や微生物などの汚れが付着し、測定精度に影響を及ぼすことがあります。通常の電極の洗浄は、柔らかいブラシで付着物を取り除いた後（電極表面に傷をつけないように注意してください）、蒸留水で洗浄し、その後、校正操作を行います。
水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。

4.3 校正水質 EC センサーを約 2 ヶ月以上使用すると、測定値に誤差が生じることがあり、校正作業が必要となります。別売の「NBI 水質センサー校正キット使用説明書」のを参照して校正を行ってください。

4.4 メンテナンス
1.
2.
3.

センサーケーブルの確認：使用時ケーブルを引っ張りすぎないように設置してください。ケーブル内のワイヤーが切れやすくなり、センサーが正常に動作しなくなります。
センサーの本体が腐食などで破損していないか を確認してください。
水質 EC センサーのメンテナンスは、下表の間隔で行うことをお勧めします。

メンテナンスタスク
センサーの清掃
センサーケーブルの確認センサーに損傷がないかセンサーの校正

推奨メンテナンス頻度
7 日ごと
ブラシと併用している場合は 30 日ごと
30 日ごと30 日ごとのチェック
読み取り誤差値を基準とします

5.注意事項
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

水の流れが速い場所にセンサーを置かないでください。汚染物質が早く蓄積されてしまいます。
水質 EC センサープローブを硬いもの（指や金属など）で触ると、センサープローブ表面に傷がつきますのでご注意ください。
汚染を避けるために、センサープローブを定期的に清掃・点検してください。
センサーの接続ケーブルを無理に巻いたり引っ張ったりしないでください。
センサープローブをプールの底に接触させたり、吊り下げようとしたりしないでください。
センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してください。
上記のように保管しないと、センサーが破損する恐れがあります。
センサー部を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因になります。
強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。

6

水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

6.問題と解決策
問題
センサーからのデータがありません。

原因の可能性1.センサーが識別されていな
い。
2.センサーとノードが正しく接続されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。

解決策
1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

センサーからのデータが異常。

1.正しく取り付けられていな
い。
2.センサープローブが汚れている。
3.センサーの故障。

1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
2.センサーを洗浄し、再校正してください。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

7

水質 EC センサ－(NBI-SSWEC0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8