ハンドヘルドIorリーククランプメータ

絶縁管理を容易にする

I0R500

ハンドヘルドIorリーククランプメータ

I0R500標準価格 ¥108,000（税抜）■ 活線状態で抵抗分漏洩電流（Ior）を測定■ I0R測定だけでなく負荷電流も計測可能■ 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出、Y結線でIoの測定が可能。
（600V以下の電路）■ クランプセンサ 一体型■ Ior値とIo値の同時表示■ 表示は2画面切替可能■ 最大値をホールドするMAXホールドモード■ ふらつきのある数字を読みやすくすAVGモード（移動平均値表示）■ データホールド機能■ バックライト付表示器■ オートパワーセーブ（約30分）、機能解除可■ 単4形アルカリ電池2本で長時間動作（連続170時間）■ パソコンでデータ収集（別売オプションI0R-USBが必要）が可能
測定範囲及び確度
I0R500

レンジ

確度

入力抵抗

基準電圧
（R−T間、A−N間） 600．
0V±（0．
5%+3）約10MΩ※基準電圧測定は2.2kHzのLPF（ローパスフィルタ）が入っています。振幅比: 2.2kHzで-3dB
レンジ（オートレンジ） 最 高 確 度

交流電流（mA･A） 99.99m/999.9mA
99.99/500A
交流電流
（Io）

99.99m/999.9mA±(1%+5)0〜300A±(1.2%+5)
300.1〜500A ±(3%+5)±(1%+5)※上記は基本波成分(50Hz/60Hz)の確度※確度保証範囲 0.80mA以上

LPF機能
ON時

フィルター周波数性能
約150Hz

振幅比150Hzで−3dB、180Hzで−7dB

ファンクション

抵抗分漏洩電流（Ior） 1P（単相）
3P（三相）

Ior値表示範囲

0．
00m〜99．99mA、
100．
0m〜999．
9mA
0．
00m〜99．99mA、
100．
0m〜999.9mA1000m〜1155mA

Iorの確度：Iorの測定値と確度は以下の演算式で算出されます。
単相（1Pファンクション）： Ior = Io ・cosθ
三相（3Pファンクション）： Ior = Io ・sinθ / cos30°*θは基準電圧（V）と漏洩電流（Io）の位相角
Ior確度= Io確度+ θ（位相角）検出誤差からの演算値誤差
Iorの確度は、上記演算式より以下で規定します。
Ior確度: Ior測定値にIo測定値の±3%のカウント数を加えた範囲※Iorの確度保証はIoが0．80mA以上※基本波成分を検出するため、LPF機能は無効にできません。

表示 範 囲

確度

絶縁抵抗(演算値)
0．
000MΩ〜9．
999MΩ
規定なし※絶縁抵抗値(MΩ)は以下式で演算されます。MΩ = 測定された基準電圧(V) / Ior※直流電圧印加で測定する絶縁抵抗計の測定値とは異なり、参考値となります。
※9.999MΩ以上の時は、9.999MΩの表示となります。

原寸大

一般仕様
レンジ（オートレンジ）

平均値方式
最大9999カウント（上部及び下部数値部）
約4回／秒
数値部に OL 表示
約2．0V以下で表示部に電池マークが点灯または点滅
クランプ式電流センサ（CT）
三相3線デルタ（V）結線（R相とT相のIocが平衡していること）
単相3線（A相とB相が同時に地絡していないこと）、単相2線測定可能回路電源
単4形アルカリ電池 1．5V
（LR03）
×2本
オートパワーセーブ 最終操作から約30分後に電源セーブ
TYP 0．15mW （直前にブザー警告、延長・解除可能）
寸法・質量206× 83× 41mm/約325g
付属品
取扱説明書、テストリード（TL-26）、延長用リードセット（TL-27）、アリゲータクリップ（CL-26）、スパイラルチューブ8個、キャリングケース（C-I0R）
交流検波方式
液晶表示
サンプルレート
オーバー表示
電池消耗警告電流測定方式I0R500

ハンドヘルドIorリーククランプメータ
現場での使い勝手を追求
クランプセンサ 一体型Ior値とIo値の同時表示

持ち運びや測定を容易にするためクランプCTと本体を一緒にした一体型クランプメータ形状にしました。使用方法としては、通常はIoを測定し、測定値が異常なときにIorを測定するやり方もあります。そんな時のために、テストリードを使わずクランプセンサのみでIo測定できる Io ファンクションを装備し、従来型リーククランプメータとIorクランプメータの2機能をひとつに収めました。

Ior測定時にもIo値を参考にできるようにIorとIoの同時表示になっています。表示部分が見づらい場所でも測定ができるように、MAXホールドモードを搭載しました。クランプセンサをセットしてからMAXホールドモードにし、その後クランプセンサをケーブルから外して手もとでIor最大値とIo最大値を見ることができます。暗い場所ではバックライトが使用できます。

TT

IoとIorの同時表示、バックライト点灯

測定現場を選ばないアクセサリ
SRSIo

巡視点検時に一人で漏洩電流を測定することがあります。その際、Iorを測定するときは基準電圧を測定しなければなりませんが、アリゲータクリップが使いづらい端子やB接地線が(基準電圧を取る場所から)離れている場合があります。その際、マグネット式コンタクトや延長用テストリードが役に立ちます。

RIo
基準電圧が必要ないIo測定

付属アクセサリ基準電圧測定が必要なIor測定

パソコンでデータ収集が可能＊1
Iorは絶縁劣化した機器が稼働している時と稼働していないときで異なる不安定な数値がでることがあります。このようなときにはIor探査器を設置し、いつ漏電が発生しているかを調べる必要があります。本製品はI0R-USBを利用してIorとIoを記録することができます。＊2CL-26＊1：別売オプションI0R-USBが必要＊2：本体にはメモリー機能はありません。測定値は随時パソコンに送られパソコン内に記録されます。

TL-26
TL-27
CL-26
C-I0R

TL-27

TL-26

テストリ−ド（全長約1.2m）
延長用リードセット（ジョイントアダプタ付
アリゲ−タクリップ
キャリングケース￥ 1,600（税抜）
全長約3m）￥ 3,500（税抜）￥ 1,800（税抜）￥ 2,000（税抜）

別売アクセサリ必要なデータのみを記録するイベント記録機能(IorとIoに別々のトリガーレベルを設定可能)

長時間の記録監視も可能

MC-1

I0R-USB

TL-A51MC-2

I0R-USB I0R USB通信ユニット（専用通信ソフトI0R Link付き）
MC-1
マグネットマルチコンタクト
MC-2
セイフティ・ジョークリップ
TL-A51 ピン式アダプタ

取込時間の設定可能￥13,000（税抜）￥ 8,500（税抜）￥ 5,000（税抜）￥ 1,800（税抜）より正確なIor測定のため「 TrueR」理論の採用
ベクトル展開により、三相3線デルタ(V)結線、単相3線と単相2線のIorを正確に測定できます。接地線または複数線一括の電流測定と基準電圧測定が必要です。
(TrueR理論はR相とT相の容量成分が平衡していることが条件です。)

R相絶縁劣化T相 抵抗成分
合成電流 Io

R相 抵抗成分

T相T相 抵抗成分
合成電流 Io

Ior

R相R相 抵抗成分

T相Io

Io

Ior

Ior

R相合成Ior

Ior

Ioc
T相 容量成分

T→R電圧
SIoc
T相 容量成分

T→R電圧
S

Io値はR相絶縁劣化時とT相絶縁劣化時では異なる値になります。

Ioc
S接地

基準電圧T→R

R相での絶縁劣化が大きい時のIor > Io も検出

Ior T相S接地

Ior R相｜Ioc

Ior

R相 容量成分R相 容量成分R＝｜ 相｜
Ior ＋｜｜ Ior
合算 T相値｜

T相絶縁劣化

基準電圧T→R

R相とT相の同時地絡も合算値のIorを測定可能●このカタログに記載された製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。●写真は印刷のため製品の色と異なる場合があります。
また、写真の大きさは製品と同比率ではありません。●デジタル製品の液晶画面の表示ははめ込み合成もありますのでコントラストやバックライト表示に違いがあります。●掲載製品（ソフトウエアも含む）
は日本国内仕様であり、海外での技術サポートおよび保守サービスは行っておりません。●Microsoft 、Windows は、
米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

本 社03-3253-4871（代）〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

https://www.sanwa-meter.co.jp
三和製品についてのお問い合せはフリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間
9:30〜12:00 13:00〜17:00(土日祭日を除く)

大阪営業所

06-6631-7361（代）〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2