【1】安全に関する項目 ※ ご使用の前に必ずお読みください ｡

保証書
ご氏名

型

様

ご住所名

製造 No.

PM33a

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしません
ので大切に保管してください。

〒TEL
保証期間
本社 = 東京都千代田区外神田 2 − 4 − 4･ 電波ビル
郵便番号 =101-0021･ 電話 = 東京（03）3253 − 4871（代）ご購入日
年
月より3 年間（製品の確度については 1 年間）

このたびはクランプセンサ付きデジタル・マルチメータ
PM33a 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱や測定についての注意文です。
：直流（DC）：グランド〜：交流（AC）：コンデンサ
Ω：抵抗
Hz：周波数：ブザー
DUTY：デューティー比：ダイオード：二重絶縁または強化絶縁＋：プラス（テストリード赤）−：マイナス（テストリード黒）

保証規定

DIGITAL MULTIMETER PM33a

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

本社 = 東京都千代田区外神田 2 − 4 − 4･ 電波ビル
郵便番号 =101-0021･ 電話 = 東京（03）3253 − 4871 ㈹大阪営業所 = 大 阪 市 浪 速 区 恵 美 須 西 2 − 7 − 2
郵便番号 =556-0003･ 電話 = 大阪（06）6631 − 7361 ㈹SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan

保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1.取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2.弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3.天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4.お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5.その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6.本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上年月日

修理内容をご記入ください。

※ 無償の認定は当社において行わせていただきます。

05-1802 2040 6017

2-2 特 長・ コンパクト＆軽量でしかも EN61010-1 に準拠した安全設計。
・ DC/AC 100 A まで測定可能な電流クランプセンサ付き。
・ クランプセンサは厚さ 7 mm の薄型 U 字型センサを採用。
またセンサの傾斜角度を 0 ～ 180 °まで変えられますので測定ケーブルに対して本体表示部を見やすい角度に調節が可能。
・ 測定に便利な RANGE ホールド機能、MAX/MIN ホールド機能、REL/ZERO 機能、DATA HOLD 機能付き。
・ ACV、ACA ファンクション時に Hz/DUTY 測定機能を使用すると測定している信号の周波数やデューティー比も測定することが可能。
・ オートパワーオフ（約 30 分）機能付き。解除も可能。
・ テストリードおよびテストプローブの収納部は、巻取やすく納め易いエラストマー素材を採用。

テストリード
テストピン

クランプセンサ
（収納時）

着脱式
テストピン
キャップ

つば電池蓋
固定ネジ

電池蓋

未装着時

本体

テストプローブ（赤）テストプローブ（黒）表示器

着脱式テストピンキャップ
未装着時：CAT.Ⅱ 600 V
装着時：CAT.Ⅲ 300 V

テストリード
巻取り方向

MAX/MIN
ボタン

Hz/DUTY
ボタン

RANGE
ボタン

REL/ZERO
ボタン
DATAHOLD
ボタン

SELECTボタン
電源＆ファンクション
スイッチ

3-2

表示器

データホールド
動作表示
オートレンジモード
動作表示

ZEROセット
動作表示

ダイオードテスト
動作表示

導通チェック MAX/MINモード
動作表示
動作表示

直流測定
動作表示
交流測定
動作表示
マイナス
極性表示
REL測定
動作表示
オートパワーオフ
動作表示
電池消耗警告表示− 3 −4-7 DATA HOLD ボタン（全ファンクション）
DATA HOLD ボタンを押すと、表示器に が点灯しその時点の表示値を維持します。測定入力が変動しても表示は変化しません。再度ボタンを押すと、ホールド状態は解除され測定状態に戻ります。
●ファンクションおよびレンジを切り替えると DATA HOLDは解除されます。
4-8 オートパワーオフ：（APO）
電源 ON 時からスイッチや押しボタン操作が行われないとき、約 30 分後に自動的に電源が切れ表示が消えます。測定中にボタンを押したりファンクションスイッチを切り換えたりするとオートパワーオフまでの時間がその操作時から 30 分間延長されます。
オートパワーオフ状態から復帰する場合は、押しボタンを押してください。復帰時はオートパワーオフした時点の値をDATA HOLD 状態で表示します。この機能を解除するには、
SELECT、DATA HOLD 以外のボタンを押したままファンクションスイッチを回し、電源を ON してください。（表示器消灯）
オートパワーオフ機能動作時は表示器にが点灯しています。
・オートパワーオフ時 消費電力は、電源 ON 状態の 1/100以下になりますが測定終了後は、必ず電源スイッチを OFFにしてください。
4-9 電池消耗警告表示
内蔵電池が消耗し電池電圧が約 2.3 V 以下になった時、表示器にが表示されます。このマークが点灯した時には、新しい電池（2 本共に）と交換してください。

小数点数値表示

測定単位表示告【4】機能説明

警 告入力を印加したままでファンクションスイッチを回さないこと。

4-1 電源スイッチ＆ファンクションスイッチ：（全ファンクション）
このスイッチを回して電源の ON/OFF および各測定ファンクションを切り換えます。
4-2 SELECT ボタン：（V・Ω/ / ・CLAMP A ポジション）
SELECT ボタンを押す（→）ごとにファンクションは以下のように切り換わります。
・ V ポジション：交流電圧（ ）→直流電圧（ ）→交流電圧（ ）・ Ω/ / ポジション：抵抗測定（Ω）→導通チェック（ ）→ダイオードテスト（ ）→ 抵抗測定（Ω）
・ CLAMP A ポジション：交流電流（ ）→直流電流（ ）→交流電流（ ）4-3 RANGE ボタン：
（DCV・ACV・Ω・ファンクション）
RANGE ボタンを押すと測定レンジがマニュアルモードとなり、レンジが固定されます。
（表示器消灯）マニュアルモードになると、このボタンを押す度にレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正レンジを選択してください。オートレンジに復帰させる場合は、このボタンを 1 秒以上長押してください。
（表示器点灯）● Hz/DUTY 測定時には使用出来ません。
4-4

MAX/MIN ボタン：
（DCV・ACV・Ω・ ・ ・ ・DCA・ACA ファンクション）
MAX/MIN ボタンを押すと MAX/MIN モードとなります。測定レンジは固定されボタンを押す（→）ごとに以下のように切り換わります。
点灯）→ MIN 値表示（点灯）→現
・ MAX 値表示（表示器
在の測定値表示（点滅）→ MAX 値表示（点灯）・ MAX 値表示：MAX/MIN モード設定時から測定した最大値を表示。
・ MIN 値表示 : MAX/MIN モード設定時から測定した最小値を表示。
・ 現在の測定値表示：今の測定値を表示しながら最大値、最小値を記憶します。最大値、最小値を確認する時は、ボタンを押して MAX 値表示、MIN 値表示に切り換えます。

始業点検
告1. 電源スイッチを ON した時、電池消耗警告表示が点滅または点灯していないことを確認すること。点滅または点灯しているときは、新しい電池と交換すること。
2. 本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
3. テストリードが断線していないことを確認すること。
※表示器に何も表示が出ない場合は、電池の全消耗が考えられます。
スタート

壊れている
本体およびテスト
リードは外観上壊れて確認
いませんか？
壊れていない②

テストリードの断線確認

ブザーが鳴りますか。

− 8 −/（黒）

最大定格入力値 最大過負荷保護入力値

電圧・電流
入力禁止

クランプ DC/AC 100 A
DC/AC 100 A
センサ部
電圧入力禁止【2】用途と特長

ファンクション 最大定格入力
測定レンジ
DCV
DC 600.0 V 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 600.0 V
ACV
AC 600.0 V 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 600.0 V1）測定対象DCV ：電池や直流回路の電圧を測定します。
ACV ：電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測定します。
2）測定方法① ファンクションスイッチを V ポジションに設定し、SELECT ボタンで DCV または ACV のいずれかを選択します。
② 被測定回路に赤黒のテストピンを接触させます。
● DCV：被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを接触させます。
● ACV：被測定回路に赤黒のテストピンをそれぞれ接触させます。
③ 表示器の測定値を読み取ります。
④ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。
乾電池

③

④

DCV測定

②
④

4-6 REL/ZERO ボタン：
（DCV・ACV・Ω・ ・ ・ ・DCA・ACA ファンクション）
DCV、ACV、Ω、 、 、 および ACA ファンクション時、REL/ZERO ボタンを押すと、REL 測定になります。
（表示器点灯）測定レンジが固定され、ボタンを押した時点の入力値を基準とし表示値をゼロにします。REL 測定を解除するには再度このボタンを押してください。
また DCA ファンクション時、REL/ZERO ボタンを押すと、表示値が ZERO にセットされます。
（表示器点灯）ボタンを押した時点の数値をキャンセルし、表示は 0.0 A となります。
ZERO セット機能を解除するには再度ボタンを 1 秒以上長押してください。
例）DC 3.000 V 入力時に REL/ZERO ボタンを押した後の表示
実際の入力値
DC 6.000 V
DC 3.000 V
DC 1.000 V

REL 測定時の表示
DC 3.000 V
DC 0.000 V
DC -2.000 V●ファンクションおよびレンジを切り替えると REL 測定、ZERO セットは解除されます。

④5-3

周波数（Hz）/DUTY（％）測定
警意66.0 MΩ

測定レンジ
660.0 Ω, 6.600 kΩ, 66.00 kΩ,
660.0 kΩ, 6.600 MΩ, 66.0 MΩ

告1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないこと。

④③⑤⑤⑤ダイオード（5-7）テスト
警告

入力端子には外部より電圧を絶対に加えないこと。

クランプセンサ部
中心位置マークバリア①③⑤

被測定導体（電線）④電流方向②測定レンジDC 100.0 A
AC 100.0 A

バリア◆DCA 測定時、本器の姿勢を変えると地磁気の影響で表示が変動することがあります。
◆本器の交流検波方式は平均値方式のため、正弦波以外の波形では測定値に誤差を生じます。
◆ACA 測定の確度保証周波数範囲は 40 Hz ～ 400 Hz です。
◆インバーター電源回路の測定では誤動作することがあります。

【6】保守管理について警

告1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理をおこなうこと。
2. 安全と確度維持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施すること。

【8】仕8-1様動作方式
表示
オーバー表示
レンジ切り換え
極性切り換え電池消耗表示サンプルレート
電流測定方式
最大クランプ導体径
交流検波方式

EMC 指令、RoHS 指令
付属品

二重積分方式最大 6600 カウント
"OL" 表示
オートおよびマニュアル
自動切換え（－のみ表示）
内部電池消耗時
（約 2.3 V 以下）
で表示
器に「 」マークが点灯または点滅
約3回/秒
CT クランプ
φ10 mm
平均値方式
高度 2000 ｍ以下、屋内使用、環境汚
染度 2
23±5 ℃、80 %RH 以下（結露のないこと）5 ～ 40 ℃、80 %RH 以下（結露のないこと）-10～50 ℃、80 %RH 以下（結露のないこと）
アルカリ単 4 電池（LR03）2 本
最終操作から約 30 分後に電源 OFF
約 7 mW TYP.（DCV にて）
130（L）×75（W）×19.9（D）mm（突起部含まず）
・約 160 g（電池含む）赤、黒共に約 60 cm
EN61010-1、EN61010-2-030、EN610102-033、EN61010-2-032 CAT. Ⅲ 300 V、CAT. Ⅱ 600 V、EN61010-031
IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）
取扱説明書

測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
過電圧測定分類（CAT Ⅱ）： コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。
過電圧測定分類（CAT Ⅲ）： 直接分電盤から電気を取り込む機
器の一次側および分岐部からコンセントまでの電路。

− 19 −）測定
告意− 20 −5-8

クランプ電流（CLAMP A）測定
警

告− 14 −

以上の項目に該当するものは、そのまま使用せず修理を依頼してください。
また、テストリードが切れたりしていないことを【5】5-1を参照して確認してください。
6-2 校正校正、点検については三和電気計器（株）
・羽村工場サービス部までお問い合わせください。
（【7】「送り先」参照）
内蔵電池交換警

告1. 感電のおそれがあるため、測定端子、クランプセンサに入力が加わった状態または測定状態で電池蓋をはずさな
いこと。
2. ファンクションスイッチが“OFF”になっていることを確認してから電池交換作業をおこなうこと。
意

電池取り付けの際は、電池の極性を間違えないように注意してください。
① 電池蓋の固定ネジ（2 本）をはずします。
② 電池蓋を下にスライドさせてからはずします。
③ 電池ホルダ内の電池を 2 本共に新品と交換します。
④ 電池蓋固定ネジを元どおりネジ止めします。
●出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので電池寿命が新品電池より短い場合があります。モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。
①④

②

③

6-4

保管について注

ファンクションレンジ

【7】アフターサービス
7-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
7-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量と電池装着時の極性をチェック。
・テストリードの断線をチェック。
2）保証期間中の修理保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただ
きます。ただし購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4）修理品の送り先
・製品の安全輸送のため、製品より 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
− 18 −

交流電圧
ACV6.600 V
66.00 V
600.0 V
660.0 mV±（1.6 %rdg+10dgt）

6.600 V
66.00 V

600.0 V抵抗 Ω

結露のないこと

入力抵抗
約 100 MΩ±（1.1 %rdg+3dgt）
以上±（0.7 %rdg+3dgt） 約 11 MΩ±（0.8 %rdg+3dgt）
約 10 MΩ±（1.1 %rdg+3dgt）

660.0 mV
直流電圧
DCV

660.0 Ω6.600 kΩ66.00 kΩ660.0 kΩ6.600 MΩ
66.0 MΩ確 度

周波数 Hz

約 100 MΩ
以上

・開放電圧：約 0.78 V
・測定電流は被測定抵抗の抵抗値によって変化しま±（2.0 %rdg+3dgt）
す。
±（4.0 %rdg+3dgt）±（0.9 %rdg+3dgt）

ダイオード・開放電圧：ほぼ電池電圧テスト
導通チェック ・約 30 Ω 未満で発音・開放電圧：約 1.2 Ｖ
6.600 nF
66.00 nF
660.0 nF±（5.0 %rdg+10dgt） ・表示されている値を REL
6.600 μF
静電容量機能によってキャンセル
66.00 μFした後の確度
660.0 μF6.600 mF±（7.0 %rdg+10dgt）
66.00 mF

660.0 Hz6.600 kHz66.00 kHz

備 考・確度保証周波数範囲：
40 Hz ～
100 Hz
約 11 MΩ ・確度保証周
波数範囲：
40 Hz ～
400 Hz±（1.4 %rdg+6dgt）
約 10 MΩ
・正弦波交流における確度±（1.5 %rdg+7dgt） ・開放電圧：約 1.2 V− 21 −

意

1. パネル、ケース等は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどでふいたりしないでください。
2. パネル、ケース等は熱に弱いため、高熱を発するもの（はんだこて等）の近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないでください。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
5. 長期間使用されない場合は内蔵電池を必ず抜いておいてください。

− 17 −

8-2 測定範囲および確度
確度保証範囲：23±5 ℃、80 %RH 以下

一般仕様◆6.600 nF, 66.00 nF レンジ使用時は REL モードを使用して表示器に残っている数値を０（キャンセル）にしてから測定をおこなってください。
◆周囲のノイズやテストリードの浮遊容量の影響で表示が安定しないことがあります。

− 13 −− 16 −

安全規格③②

1. コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。
2. 本器は電流を被測定コンデンサに加える方式のため、漏れ電流の大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しておりません。
3. 静電容量の大きいコンデンサでは測定時間が長くなります。

6-1 保守点検
1）外観●落下などにより、外観が壊れていませんか？
2）テストリード●テストリードが傷んでいませんか？
●テストリードのどこかの箇所から芯線が露出していませんか？

テストリード長①⑥

1. 本器のクランプセンサは低電圧用です。クランプ電流測定は 600 V 以下の線路で使用すること。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はクランプセンサのバリアより先を持たないこと。
4. 感電防止のため、テストプローブおよびテストリードは所定の場所に必ず収納すること。

注

寸法・質量②

静電容量（コンデンサ：

注6-3
電流方向マーク

確度保証温湿度範囲
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
電源
オートパワーオフ
消費電力

⑤

ダイオード

④①

◆入力端子間の開放電圧は、ほぼ電池電圧となります。

◆被測定回路抵抗が約 30 Ω 以下でブザーが発音します。
◆入力端子間の開放電圧は約 0.78 V です。

使用環境条件

1）測定対象：回路等の周波数、デューティー比を測定します。
2）測定方法① ファンクションスイッチを V ポジションに設定し、SELECT ボタンで ACV を選択します。
② Hz/DUTY ボタンで、周波数 Hz 測定または DUTY比測定に切り換えます。
③ 被測定回路に赤黒のテストピンをそれぞれ接触させます。
④ 表示器の測定値を読み取ります。
⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。

⑥

警

注 意
1. 被測定可能導体径は φ10 mm です。外径が φ10 mm より太いケーブルをクランプセンサ部に無理やり入れないでください。また、クランプセンサ部に外部から力を加えないでください。
2. 測定誤差を生じますので被測定導体は必ずクランプセンサ矢印の中心位置に合わせてください。
3. 本器を大電流の流れている導体に近づけたり、強磁界の場所に置くと、被測定導体を測定しなくても、電流値を表示することがあります。（誤差を生じます。）本器のクランプセンサはＵ字型のオープン型センサのためクローズ型のセンサに比べ、その影響が大きくなります。

お問い合わせ三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ：0120-51-3930
受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp③④− 12 −

・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部〒 205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL
（042）
554-0113 ／ FAX（042）
555-9046

コンデンサ

アノード

入力端子には外部より電圧を絶対に加えないこと。

1）測定対象DCA：自動車バッテリーなどの消費電流を測定します。
ACA：電源設備など周波数 40 Hz ～ 400 Hz の正弦波交流の電流を測定します。
2）測定方法
① 本体のリア部分からクランプセンサを立ち上げます。
② ファンクションスイッチを CLAMP A ポジションに設定し、SELECT ボタンで DCA または ACA のいずれかを選択します。
● DCA：測定前に ZERO セット機能を使用して表示値を「0.0 A」にしてください。
● ACA：特にゼロ調整は必要ありません。
③ 被測定導体の１本をクランプセンサ矢印の中心位置に合わせます。
● DCA：被測定電流の向きを電流方向マークと一致させてください。逆向きでは極性表示“－”が表示されます。
● ACA：被測定電流の向きは関係ありません。
④ 表示器の測定表示値を読み取ります。
⑤ 測定後は被測定導体をクランプセンサからはずします。

1）測定対象：フィルムコンデンサなどの漏れ電流の少ない静電容量を測定します。
2）使用方法① ファンクションスイッチを ポジションに設定します。
② 被測定コンデンサに赤、黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
③ 表示器の測定値を読み取ります。
④ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。

⑤延長コード④

測定レンジ6.600 nF, 66.00 nF, 660.0 nF,6.600 μF, 66.00 μF, 660.0 μF
6.600 mF, 66.00 mF

66.00 mF④⑥②①②①− 11 −

ファンクション 最大定格入力
DCA
DC 100.0 A
ACA
AC 100.0 A③カソード

ファンクション 最大定格入力③抵抗器①1）測定対象：ダイオードの良否をテストします。
2）使用方法① ファンクションスイッチを Ω/ / ポジションに設定します。
② SELECT ボタンでを選択します。
③ ダイオードのカソード側に黒のテストピンをアノード側に赤のテストピンを接続します。
④ 表示器にダイオードの順方向電圧降下が表示されていることを確認します。
⑤ 赤と黒のテストピンを入れ替えダイオードのカソード側に赤のテストピン、アノード側に黒のテストピンを接続します。
⑥ テストリード開放時の表示と同じになっていることを確認します。
（OL 表示）※ ④・⑤の確認が出来ればダイオードは正常です。
⑦ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。

④5-67-3

告1）測定対象：配線の導通確認や選定に用います。
2）使用方法① ファンクションスイッチを Ω/ / ポジションに設定します。
② SELECT ボタンでを選択します。
③ 被測定回路または導線の 2 点間に赤、黒のテストピンをそれぞれあててチェックします。
④ ブザー音の有無で導通を確認します。
⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。

②

測定レンジ
ファンクション 最大定格入力
66.00 kHz
660.0 Hz, 6.600 kHz, 66.00 kHz
Hz/DUTY（600 Vrms 以下）20.0 ％～ 80.0 ％（50/60 Hz 時）− 10 −）チェック
警1）測定対象：抵抗器や回路の抵抗を測定します。
2）測定方法① ファンクションスイッチを Ω/ / ポジションに設定します。
② 被測定物に赤、黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
③ 表示器の測定値を読み取ります。
④ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンを離します。

ACV測定

コンセント

− 9 −

ファンクション 最大定格入力
Ω導通（− 15 −◆ACV 測定の確度保証周波数範囲：
660 mV レンジ
40 Hz ～ 100 Hz
660 mV レンジ以外 40 Hz ～ 400 Hz◆AC 660 mV および AC 6.6 V レンジでは測定端子間をショートしても AC 660 mV レンジは最大 10 カウント、
AC 6.6 V レンジは最大 7 カウント表示が残ることがあります。
◆インバーター電源回路の測定では誤動作することがあります。

④

修理を依頼してください。

注

− 2 −

4-5 Hz/DUTY ボタン：
（ACV・ACA ファンクション）
Hz/DUTY 測定への切り換えに使用します。ACV および ACA
ファンクション時、Hz/DUTY ボタンを押すごとに以下のように切り換わります。
ACV または ACA 測定→ Hz 測定→ DUTY 測定→ ACV またはACA 測定

告

高抵抗を測定する場合、外部誘導により表示値が変動する場合があります。

2-1 用 途本器は弱電回路の測定用（CAT. Ⅱ 600 V、CAT. Ⅲ 300 V）に設計された、クランプセンサ付きポケットタイプのデジタ
ル・マルチメータです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池などの測定はもちろん、付加機能を使って回路分析などに威力を発揮します。
また DC/AC 100 A まで測定可能な電流クランプセンサを装備しておりますので、自動車バッテリーや AC 電源を使用している機器などの消費電流なども測定する電線のうち 1 本をクランプするだけで測定することが可能です。

MAX/MIN モードを解除する場合は、このボタンを 1 秒以上長押してください。
●ファンクションおよびレンジを切り替えると MAX/MIN モー
ドは解除されます。

5-5

入力端子には外部より電圧を絶対に加えないこと。

入力端子には外部より電圧を絶対に加えないこと。

DC/AC 600 V
DC/AC 600 V◆測定に際しノイズの影響を受ける場合は、被測定物をCOM 電位でシールドしてください。また、テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
◆入力端子間の開放電圧：660 Ω レンジ 約 0.78 V
660 Ω レンジ以外 約 1.2 V◆電圧の加わっている部分の抵抗測定は出来ません。

抵抗（Ω）測定警※ 交流電圧は正弦波交流の実効値での値。

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないこと。

◆テストリード開放時に表示が変動しますが、故障ではありません。
◆本器の交流検波方式は平均値方式のため、正弦波以外の波形では測定値に誤差が生じます。

異常ありません。
測定可能です。

Ω/告①鳴る（赤）5-4− 6 −④①

鳴らない

Hz/DUTY

電圧（V）測定
警②赤黒のテストピンをショートさせます。

− 7 −

警

5-2

①測定ファンクション
を （導通チェック）に設定します。

入力端子◆入力端子が開放状態の場合、表示が変動し一定しないことがありますが故障ではありません。
◆周波数測定範囲は20 Hz～66 kHzです。また、入力感度は正弦波交流で 10 Vrms ～ 600 Vrms です。
◆デューティー比測定の確度保証範囲は 50/60 Hz、20.0〜 80.0 ％となります。また、10.0 ％未満の場合は「UL」表示、95.0 ％以上の場合は「OL」表示となります。
◆インバーター電源回路の測定では誤動作することがあります。
◆DC 結合入力での測定は出来ません。

意最大過負荷保護入力値

ファンクション
DCV・ACV− 5 −【5】測定方法
警

1-3

DCA・ACA以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1. 3.6 kVA を超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC 33 Vrms（46.7 V peak）または DC 70 V 以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 本器のクランプセンサは低電圧用です。クランプ電流
測定は 600 V 以下の線路で使用すること。
（1-3 参照）を超える信号は入力しないこと。
4. 最大定格入力値
5. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータ等）ラインの測定はしないこと。
6. 本体または、テストリードが傷んでいたり、壊れている場合は使用しないこと。
7. ケースまたは電池蓋を外した状態では使用しないこと。

− 4 −

5-1

注

1. トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない場合があります。
2. インバータ回路のような特殊な波形では、本器が誤動作や正常な測定が出来ない場合があります。

安全使用のための警告文− 1 −【3】各部の名称
3-1

1-2

8. 測定中はテストプローブのつばよりテストピン側およびクランプセンサのバリアより先を持たないこと。
9. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えないこと。
10. 測定ごとのファンクションおよびレンジ確認を確実に行うこと。
11. 本器または手が水等でぬれた状態での使用はしないこと。
12. 電池交換を除く修理・改造は行なわないこと。
13. 始業点検および年 1 回以上の点検は必ず行うこと。
14. 屋内で使用すること。

DUTY

20.0 ～
80.0 %

直流電流
DCA

100.0 A

交流電流
ACA

100.0 A

・測定範囲：20 Hz ～ 66 kHz・正弦波交流 10 Vrms ～600 Vrms の入力電圧感度での確度・50/60 Hz 矩形波±（0.5 ％rdg+5dgt）
10 Vpp 〜 60 Vpp での確度・表示されている値を ZERO±（2.0 ％rdg+5dgt） セット機能によってキャンセルした後の確度・確度保証周波数範囲：±（2.0 ％rdg+5dgt） 40 Hz ～ 400 Hz・正弦波交流における確度±（0.5 ％rdg+3dgt）

rdg: reading（読み取り値）

dgt：digits（最下位桁）※トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。
確度計算方式例）直流電圧測定（DC mV）
表示値：
100.0 mV
レンジ確度：660 mV レンジ…±（1.1 %rdg + 3dgt）
誤 差：±（100.0 mV×1.1 % + 3dgt）=± 1.4 mV
真 値：
100.0 mV±1.4 mV（98.6 ～ 101.4 mV の範囲内）※660 mV レンジにおける 3dgt とは 0.3 mV に相当します。
ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

− 22 −