XA00053R/09/A3/14.16
71346811

Products

Solutions

Services

Safety Instructions
RIA452
ATEX: ATEX II (1)GD

0DE Dokument: XA00053R
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für
explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 2014/34/EU(ATEX) →  5
EN Document: XA00053R
Safety instructions for electrical apparatus for explosionhazardous areas according to Directive 2014/34/EU(ATEX) →  9
FR Document: XA00053R
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux
zones explosibles selon Directive 2014/34/EU(ATEX) →  13

XA00053R
BG Правила за техниката на безопасност заелектрически средства за производство въввзривоопасни зони. Ако не разбирате езика натова ръководство има възможност да си поръчатепри нас едно ръководство, преведено на езика наВашата страна.
Заявление за съответствие с EGПроизводителят Endress+Hauser декларира с товазаявление за съответствие и с предявяването насертификата CE, че този продукт отговаря наизискванията на съответните европейски
директиви. Прилаганите директиви, норми идокументи са указани в заявлението засъответствие.
CS

DA Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater
certificeret til brug I eksplosionsfarlige områder. Hvis
du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af
den på dit eget sprog bestilles fra os.
EF-overensstemmelseserklæring
Med denne overensstemmelseserklæring og
tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten
Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse
med relevante europæiske direktiver. Dokumentationfor overensstemmelsen gives i de anførte direktiver,standarder og dokumenter.
Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών γιαεπικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση πουδεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότεμπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένοστη γλώσσα σας.
Δήλωση πιστότητας ΕΚΜε αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση
του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauserδηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμορφώνεται με τιςευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οιοδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα πουεφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.
ES

Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos
homologados para su utilización en áreas expuestas ariesgos de deflagración. Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaración y la inclusión de la marca
CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el
producto cumple con las directivas europeas
pertinentes. Las directivas, normas y documentos deaplicación se indican en la declaración deconformidad.

2

ET

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa
käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teieriigikeelde tõlgitud juhendi.
EL vastavusdeklaratsioon
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud
vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-märgise
kandmisega tootele, et käesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid
on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

FI

Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje vmístech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemátemožnost přečíst si tento návod, můžete si u nás
objednat návod přeložený do svého jazyka.
Prohlášení o shodě s ES
Společnost Endress+Hauser prohlašuje
prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značkyCE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským
směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty
jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

EL

RIA452

Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on
vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.
Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa tällä
vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkinkiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää
sovellettavien EU-direktiivien määräykset.
Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on
merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

HR Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u
kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije
moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost da
kod nas naručite naputak sastavljen na Vašem
materinskom jeziku.
Izjava o usuglašenosti sa normama EZ-a
Dobavljač Endress+Hauser jamči ovom izjavom i
stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava
zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U
izjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme idokumenti koji su na snazi.
HU Biztonsági információk robbanásveszélyes területre
való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja
elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az
Ön anyanyelvére lefordítva is.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfelelőségi
nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti,
hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai
irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok
és dokumentumok a megfelelőségi nyilatkozatban fel
vannak tüntetve.
IT

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche
certificate per l'utilizzo in aree con pericolo diesplosione. Se il presente manuale non risulta
comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta
nella vostra lingua.
Dichiarazione di conformità CE
Con questa dichiarazione e con l'applicazione delmarchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura
che il prodotto è conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformità è fornita
dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei
documenti elencati.

Endress+Hauser

RIA452
LT

Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su
sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šiosinstrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte įjūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.
EB atitikties deklaracija
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija
ir CE ženklinimu patvirtina, kad gaminys atitinka
taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos,
normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties
deklaracijoje.

LV

Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu
lietošanai apgabalos, kas pakļauti
sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos
norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu
Jūsu valsts valodā.

XA00053R
RO Indicaţii de siguranţă pentru mijloacele de producţie
electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacănu puteţi citi aceste instrucţiuni, atunci puteţi
comanda la noi instrucţiunile traduse în limba ţării
dumneavoastră.
Declaraţie de conformitate CE
Producătorul Endress+Hauser declară prin declaraţia
de conformitate alăturată şi prin aplicarea semnului
CE că acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate şi
documentele sunt menţionate în declaraţia deconformitate.
SK

ES atbilstības apliecinājums
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības
apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka
produkts izgatavots sakaņā ar atbilstošajām Eiropas
vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un
dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.
NL Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in
explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze
handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw
landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

Vyhlásenie o konformite s ES
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje
prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite apoužitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje
príslušným európskym smerniciam. Zmieňované
smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo
Vyhlásení o konformite.
SL

EG Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met dezeverklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat
dit product overeenstemt met de geldende Europese
richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in deconformiteitsverklaring.
PL

Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym
wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest wjęzyku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić unas przetłumaczony dokument.
Deklaracja zgodności WE
Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji
zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że
produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską
Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz
dukumenty podane są w deklaracji zgodności.

PT

Instruções de segurança para dispositivos eléctricos
certificados para utilização em áreas de risco deincêndio. Se não compreender este manual, podeencomendar-nos directamente uma cópia na sualíngua.

Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie
prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvomvýbuchu. Ak nemáte možnost’ prečítat’ si tento návod,môžete si u nás objednat’ návod preložený do svojho
jazyka.

Varnostni napotki glede električne opreme,
namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če
teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas
naročite prevod v vaš jezik.
Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti
in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladens predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštevanesmernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi
o skladnosti.

SV

Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning
certifierad för användning i explosionsfarligaområden. Om du inte förstår denna manual, kan enöversatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
EG-försäkran om överensstämmelse
Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran
om överensstämmelse och med CE-märkningen att
denna produkt överensstämmer med de tillämpbara
europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna,
normerna och dokumenten anges i försäkran omöverensstämmelse.

Declaração de conformidade CE
Com esta declaração de conformidade e a aplicação damarca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante queo produto obedece às directivas europeias a aplicar.
As directivas, normas e documentos são apresentadas
na declaração de conformidade.

Endress+Hauser

3

XA00053R

4

RIA452Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

RIA452Inhaltsverzeichnis
Zugehörige Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bescheinigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Temperaturtabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elektrische Anschlusswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Endress+Hauser

5

XA00053R

Zugehörige Dokumentation

RIA452

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitung:BA00265R/09
Es gilt die zum Gerät gehörige Betriebsanleitung.

Ergänzende
Dokumentation

Explosionsschutzbroschüre: CP00021Z/11

BescheinigungenKonformitätserklärung

Die Explosionsschutzbroschüre ist verfügbar: Im Download-Bereich derEndress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download → Erweitert → Dokumentationscode: CP00021Z→ 4

Sicherheitshinweise

Explosionsgefährdeter
Bereich
Zone 0, 1, 2EXEX

nicht explosionsgefährdeter Bereich

RIA452z.B. Temperatursensor

Zone 0, 1, 2

A0013176-DE

6

Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

Sicherheitshinweise: Installation• Installieren Sie gemäß Herstellerangaben und den für Sie gültigen
Normen und Regeln.
• Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nur außerhalb
des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
• Das Gerät ist so zu installieren, dass mindestens die Schutzklasse IP
20 erfüllt wird.
• Beim Einbau des Gerätes ist darauf zu achten, dass zu den eigensicheren Klemmen ein Abstand von 50 mm (Fadenmaß) eingehalten
wird.
• An die eigensicheren Eingangsstromkreise dürfen bei Anwendungenin Zone 20 bzw. 21 nur Sensoren angeschlossen werden, welche die
Anforderungen der Kategorien 1D bzw. 2D erfüllen.

Temperaturtabellen

Elektrische
Anschlusswerte

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Temperaturbereich–20…+60 °C

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Versorgungskreis
Klemmen L/L+, N/L-

Um = 90…250 V AC/DC 50/60 Hz
Um = 20…28 VAC 50/60 Hz, 20…36 VDC

Eigensichere Stromeingänge
Stromeingang (aktiv)
Klemmen 81, 82

Max. Anschlusswerte

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 88,6 mA
Po ≤ 612 mW
Li ≈ vernachlässigbar
Ci ≈ vernachlässigbar
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Stromeingang (aktiv)
Klemmen 81, 11

Max. Anschlusswerte

Stromeingang (passiv)
Klemmen 11, 12

Endress+Hauser

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 89,5 mA
Po ≤ 618 mW
Li ≈ vernachlässigbar
Ci ≈ vernachlässigbar
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 0,9 mA
Po ≤ 7 mW
Li ≈ vernachlässigbar
Ci ≈ vernachlässigbar

7

XA00053R

RIA452

RIA452Max. Anschlusswerte

II (1)GD [Ex ia] IIC
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 86 nF
Co ≤ 370 nF
Co ≤ 530 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 100 mH

Messumformerspeisung
Klemmen 91, 92

U = 24 V ±15%I ≤ 250 mA

Strom-/Spannungsausgang
Klemmen 31, 32

0/4…20 mA, 0…10 VDC

Relaisausgang
Klemmen 41, 42, 43
Klemmen 44, 45, 46
Klemmen 51, 52, 53
Klemmen 54, 55, 56
Klemmen 141, 142, 143
Klemmen 144, 145, 146
Klemmen 151, 152, 153
Klemmen 154, 155, 156

Umax ≤ 250 VAC, Imax ≤ 3 A
Umax ≤ 30 VDC, Imax ≤ 3 A

Digitalausgang, passiv / Open Collector
Klemmen 33, 34

24 V, 200 mA

Digitaleingänge, passiv
Klemmen 96, 97, 197, 297, 397

Umax = 34,5 V

Schnittstelle RS232 und CDI an der Geräterückseite zur Gerätebedienung

8

Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

RIA452
Table of contents
Associated documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Supplementary documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Temperature tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Electrical connection data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Endress+Hauser

9

XA00053R

Associateddocumentation

RIA452This document is an integral part of the following Operating
Instructions:
BA00265R/09
The Operating Instructions pertaining to the device apply.

Supplementary
documentation

Explosion-protection brochure: CP00021Z/11

Certificates

Declaration of Conformity

The Explosion-protection brochure is available: In the download area of
the Endress+Hauser website: www.endress.com → Download →Advanced → Documentation code: CP00021Z→ 4

Safetyinstructions

Hazardous area
Zone 0, 1, 2

EXEX

Non-hazardous
area

RIA452e.g. temperature
sensorZone 0, 1, 2

A0013176-EN

10

Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

Safety instructions: Installation• Install the device according to the manufacturer's instructions andany other valid standards and regulations.
• The unit is an associated electrical apparatus and can only be
installed outside the hazardous area.
• The unit must be installed in such a way that a minimum ingress
protection of IP 20 is achieved.
• When installing the unit care must be taken that there must be a
spacing of at least 50 mm (zone radius) to the intrinsically safe
terminals.
• In applications for Zone 20 or 21 only sensors that fulfil therequirements for category 1D or 2D can be connected to the
instrinsically safe input circuit.

Temperaturetables

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Temperature range–20 to +60 °C

Electricalconnection data

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Supply set
Terminals L/L+, N/L-

Um = 90 to 250 V AC/DC 50/60 Hz
Um = 20 to 28 VAC 50/60 Hz, 20 to 36 VDCIntrinsically safe current inputs
Current input (active)
Terminals 81, 82

Max. connection values

Uo ≤ 27.6 V
Io ≤ 88.6 mA
Po ≤ 612 mW
Li ≈ negligibly smallCi ≈ negligibly small
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Current input (active)
Terminals 81, 11

Max. connection values

Current input (passive)
Terminals 11, 12

Endress+Hauser

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0.5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27.6 V
Io ≤ 89.5 mA
Po ≤ 618 mW
Li ≈ negligibly smallCi ≈ negligibly small
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0.5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27.6 V
Io ≤ 0.9 mA
Po ≤ 7 mW
Li ≈ negligibly smallCi ≈ negligibly small

11

XA00053R

RIA452

RIA452Max. connection values

II (1)GD [Ex ia] IIC
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 86 nF
Co ≤ 370 nF
Co ≤ 530 nF

Lo ≤ 0.5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 100 mH

Transmitter power supply
Terminals 91, 92

U = 24 V ±15%I ≤ 250 mA

Current / voltage output
Terminals 31, 32

0/4 to 20 mA, 0 to 10 VDCLimit relays
Terminals 41, 42, 43
Terminals 44, 45, 46
Terminals 51, 52, 53
Terminals 54, 55, 56
Terminals 141, 142, 143
Terminals 144, 145, 146
Terminals 151, 152, 153
Terminals 154, 155, 156

Umax ≤ 250 VAC, Imax ≤ 3 A
Umax ≤ 30 VDC, Imax ≤ 3 A

Digital output, passive / Open Collector
Terminals 33, 34

24 V, 200 mA

Digital inputs, passive
Terminals 96, 97, 197, 297, 397

Umax = 34.5 V

Interface connection RS232 and CDI rear ofdevice for device operation

12

Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

RIA452
Sommaire
Documentation correspondante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Documentation complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Certificats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Conseils de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tableaux des températures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valeurs de raccordement électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Endress+Hauser

13

XA00053R

Documentation
correspondante

RIA452

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise enservice suivant :BA00265R/09
C'est le manuel de mise en service correspondant à l'appareil qui est
valable.

Documentation
complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

Certificats

Déclaration de conformité

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible : Dansla zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :www.endress.com → Documentations → Avancée → Référence de la
documentation : CP00021Z→ 4

Conseils desécurité

Zone 0, 1, 2 explosible

Zone sûre

EX

EX
RIA452par ex. capteurde température

Zone 0, 1, 2

A0013176-FR

14

Endress+Hauser

RIA452

XA00053R

Conseils de sécurité : Installation• Installer d’après les instructions du fabricant et les normes et règles
en vigueur.
• L’appareil est un appareil électrique associé et ne peut être installéqu’en dehors de la zone explosible.
• L’appareil doit être installé de manière à atteindre au moins le degré
de protection IP 20.
• Lors du montage de l’appareil il faut veiller à respecter un écart de
50 mm par rapport aux bornes à sécurité intrinsèque.
• Lors d'applications en zone 20 ou 21, seuls des capteurs répondant
aux catégories 1D ou 2D pourront êtreraccordés aux circuits decourant d'entrée à sécurité intrinsèque.

Tableaux destempératures

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Gamme de température–20…+60 °C

Valeurs deraccordementélectriques

RIA452

II (1)GD [Ex ia] IIC

Circuit d’alimentation
Bornes L/L+, N/L-

Um = 90…250 V AC/DC 50/60 Hz
Um = 20…28 VAC 50/60 Hz, 20…36 VDCIntrinsically safe current inputs
Entrée courant (actif)
Bornes 81, 82

Valeurs de raccordement max.

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 88,6 mA
Po ≤ 612 mW
Li ≈ négligeable
Ci ≈ négligeable
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Entrée courant (actif)
Bornes 81, 11

Valeurs de raccordement max.

Entrée courant (passif)
Bornes 11, 12

Endress+Hauser

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 89,5 mA
Po ≤ 618 mW
Li ≈ négligeable
Ci ≈ négligeable
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 70 nF
Co ≤ 300 nF
Co ≤ 450 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 20 mH

Uo ≤ 27,6 V
Io ≤ 0,9 mA
Po ≤ 7 mW
Li ≈ négligeable
Ci ≈ négligeable

15

XA00053R

RIA452

RIA452
Valeurs de raccordement max.

II (1)GD [Ex ia] IIC
Ex ia IIC
Ex ia IIB
Ex ia IIA

Co ≤ 86 nF
Co ≤ 370 nF
Co ≤ 530 nF

Lo ≤ 0,5 mH
Lo ≤ 2 mH
Lo ≤ 100 mH

Alimentation de transmetteur
Bornes 91, 92

U = 24 V ±15%I ≤ 250 mA

Sortie courant/voltage
Bornes 31, 32

0/4…20 mA, 0…10 VDC

Relais de seuil
Bornes 41, 42, 43
Bornes 44, 45, 46
Bornes 51, 52, 53
Bornes 54, 55, 56
Bornes 141, 142, 143
Bornes 144, 145, 146
Bornes 151, 152, 153
Bornes 154, 155, 156

Umax ≤ 250 VAC, Imax ≤ 3 A
Umax ≤ 30 VDC, Imax ≤ 3 A

Sortie digital, passif / open collector
Bornes 33, 34

24 V, 200 mA

Entrées digital, passif
Bornes 96, 97, 197, 297, 397

Umax = 34,5 V

Raccordement de interface RS232 et CDI au
verso de l’appareil pour operation del’appareil

16

Endress+Hauser

www.addresses.endress.com