株式会社イマダ
はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S

はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S
はんだ接合強度試験の基板固定用ステージです
基板取り付け角度を 45°と 90°で切り換えてご使用いただけます

SJS-100N-L

SJS-100N-S

使用イメージ（SJS-100N-L と SJ-QFP-01 を使用した場合）基板をテーブルに取付けます。

ステージでフック先端の位置を調整します。

リードにフックを引掛け測定します。

使用イメージ（SJS-100N-S と SJ-TIP-03 を使用した場合）基板をテーブルに取付けます。

ステージで治具先端の位置を調整します。

治具にて部品を押し込みせん断強度を測定します。

1 / 5
2022/11/14

株式会社イマダ
はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S

製品仕様
用途

大きい基板固定用

小さい基板固定用

型式

SJS-100N-L

SJS-100N-S

最大荷重値

100N

本体寸法
本体重量 ※1

外観図を参照してください
約 3.2kg

XY ステージ移動量

約 2.8kg±30mm※1 アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの重量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。
※ 標準品としてサンプル固定クランパ＆ノブ２組が製品に含まれています。

製品構成使用例 SJ-QFP-01
製品構成使用例 1
コード：1S2008A
JIS C 62137-1-1：2010「表面実装技術-はんだ接合部耐久性試
験方法-第 1-1 部：引きはがし強度試験方法」に一部準拠(対応国際規格 IEC 62137-1-1:2007)一部準拠(大きい基板で測定する場合)
デジタルフォースゲージ：ZTS-100N
電動計測スタンド：EMX-500N-L
オプションアタッチメント：SJ-QFP-01
オプションアタッチメント：SJS-100N-L
オプションアタッチメント：XST-500N
オプションケーブル：CB-528
オプションソフトウェア：Force Recorder Standard
製品構成使用例 SJ-TIP-02
製品構成使用例 1
コード：1S2009AJIS Z 3198-7：2003「鉛フリーはんだ試験方法-第 7 部：チップ部品のはんだ継手せん断試験方法」一部準拠
デジタルフォースゲージ：ZTS-100N
電動計測スタンド：MX2-500N-L-V90
オプションアタッチメント：SJ-TIP-02
オプションアタッチメント：SJS-100N-L
オプションアタッチメント：XST-500N
オプションケーブル：CB-528
製品構成使用例 SJ-TIP-03
製品構成使用例 1
コード：1S2010A
JIS C 62137-1-2：2010「表面実装技術-はんだ接合部耐久性試
験方法-第 1-2 部：横押しせん断強度試験方法」一部準拠（対応国際規格 IEC 62137-1-2:2007）一部準拠（小さい基板でチップ幅 2mm 以下の場合）
デジタルフォースゲージ：ZTS-100N
電動計測スタンド：EMX-500N
オプションアタッチメント：SJ-TIP-03
オプションアタッチメント：SJS-100N-S
オプションケーブル：CB-528
オプションソフトウェア：Force Recorder Standard※※※

SJ-QFP-01 製品構成使用例 1 イメージ

SJ-TIP-02 製品構成使用例 1 イメージ

SJ-TIP-03 製品構成使用例 1 イメージ

個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。
製品構成は、測定試料の形状、特徴、測定条件により変わりますので詳細はお問い合わせください。
フォースゲージ最大荷重値は、測定値により推奨が異なります。

2 / 5
2022/11/14

株式会社イマダ
はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S[個別販売部品]基盤固定用ステージ、サンプル固定クランパ＆ノブのみを購入して頂くことも可能です。
型式

内容

写真

SJ-BB-L

基板固定用ステージ（大）SJ-BB-S

基板固定用ステージ（小）SCK-PRT(※)

サンプル固定クランパ＆ノブ
SCK-PRT 単体

※
※

使用部

SJ-BB-L/S には SCK-PRT が２組含まれています。
２組１セットでの販売です。１組単位、クランパ単体、ノブ単体での販売は行っておりません。

細かい作業を拡大して見やすく行いたい場合
倍率を 2 倍若しくは 4 倍に拡大できるルーペで、ネック角度を自由に調整することが可能。細かい作業を拡大し見やすくすることで、作業性を向上させます。

使用イメージ

グースネックルーペマグネット式スタンドルーペ 1720PM

電子部品関連規格
JIS C0806-3 (2014)、IEC 60286-3 (2013)に一部準拠した、エンボスキャリアの剥離試験

JIS C0806-3 (2014)の要求事項、カバーテープのフィルム破断強度試験です。

製品構成例

製品構成使用例（※）
コード：1G2005A
デジタルフォースゲージ：ZTS-200N
電動スタンド：MX2-500N-L
オプションアタッチメント：GC-60×2
オプションケーブル：CB-528

専用簡易試験機：IPTS-5N

3 / 52022/11/14

株式会社イマダ
はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S

関連製品
QFP リードフック
SJ-QFP-01
45°はんだ継手の引張試験用治具。JIS 規格に一部準拠した測定が可能。

チップせん断治具SJ-TIP-01
基板上チップの 90°せんだん圧
縮試験用治具。JIS 規格に一部準チップせん断治具SJ-TIP-02
基板上チップの 90°せんだん圧縮試験用治具。JIS 規格に一部拠した測定が可能。

準拠した測定が可能。

先端径：0.25mm

先端径：0.5mm

チップせん断治具SJ-TIP-03

チップせん断治具SJ-TIP-04

X 軸スライドテーブル
XST-500N

基板上チップの 90°せんだん圧縮試験用治具。JIS 規格に一部準拠した測定が可能。
先端径：2 ㎜

基板上チップの 90°せんだん圧縮試験用治具。JIS 規格に一部準拠した測定が可能。
先端径：4 ㎜

X 方向の移動・調整をより容易に。

チップ剥離治具
GT-10/20

スモールチャック
SC-3/8

ハンダ付、接着などの電子部品の剥離(せん断)強度に最適。最大荷重 500N。

電子部品リード部など細いサンプ
ルや狭いスペースでの測定に最適。

パンタグラフチャック
PGC-0505
チャック部が細く、狭い箇所にある測定物に最適。

剥離強度テスター
IPTS-5N
エンボスキャリアテープのカバーフィルム剥離試験を剥離角度 180度で簡単・精密に実現。

4 / 52022/11/14

株式会社イマダ
はんだ接合強度試験用ステージ SJS-100N-L/S[外観図]
SJS-100N-L※※※上ボードのつかみ位置とステージの Y 軸位置によって奥行きが変わるため、詳細はお問合せください。

SJS-100N-S

単位：ｍｍ[注意事項]
本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器（フォースゲージ）が必要となります。
本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
特殊な材料、形状によっては測定できないものもあります。
本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動 画がご 覧頂けます。

5 / 5
2022/11/14