ティオンオフィス／ホーム プラチナ

歯科用ホワイトニング

医療ホワイトニングとはオフィス

ホーム

ホワイトニングジェル

歯科医師・歯科衛生士※1 が歯科医院で医療機器製品※2を用いて※１ 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと医療ホワイトニング行為を実施

歯科医院 ご自宅など※２ 過酸化水素／過酸化尿素／光照射器

ティオン オフィス

術前

施術後の白さには個人差があります。

歯の表面と内部の色素を分解します

着色汚れ（原因：コーヒー、お茶、喫煙などの嗜好品）

ティオン ホーム プラチナ

術中

術後

低刺激で高いホワイトニング効果
混和

沈着した色素（原因：加齢・全身疾患など）

歯の内部まで白くするホワイトニングです。

過酸化水素濃度 35％
過酸化尿素濃度 30％

医療ホワイトニングについての詳細はコチラ

術前トレー装着中術後

有効成分が効率よく歯面に浸透ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。

過酸化水素濃度
約 23 ％※効果には個人差があります。

豊田中央研究所が開発した可視光応答型光触媒。

※効果には個人差があります。

有効成分放出量比較試験

V-CAT のはたらき
光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

光照射臨床試験の結果

●安全性

●有効性

漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象
として歯肉の白変が11症例、軽度の副作用（唇が乾燥してヒリヒリした）が1症例認められた。
●副作用なし：71症例●歯肉の白変：11症例●軽度の副作用：1症例（乾燥により唇がヒリヒリした）

漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェー
ドガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が暗くなった症例は無かった。
●3シェード以上改善：57症例●1～3シェード改善：15症例

光照射

光照射ホワイトニングジェル

・OH

水となじみやすいジェル

ホワイトニングジェル
H 2O 2

H 2O 2
H 2O 2

H 2O 2

治験の概要 72名の変色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。

光触媒なし

H 2O 2

H 2O 2eH 2O 2リアクター（主成分 V-CAT®）・OH

H 2O 2・OH・OH

H 2O 2e-

H 2O 2・OH

H 2O 2・OH

H 2O 2
H 2O 2

H 2O 2・OH・OH

H 2O 2

トレー

H 2O 2

H 2O 2・OH・OH

H 2O 2歯面・OH歯面

H 2O 2e-エナメル質

エナメル質

リアクターとオフィスホ
ワイトニングジェルが塗布された状態。

トレー

光 照 射されると、リアクター中のV-CAT®から電子が放出され、過酸化水素と反応する。

ヒドロキシラジカルが生成し、着色物質を効率的に分解する。

オ フィス ホ ワイトニング
ジェルが塗布された状態。

ジェル

光照射されると、一部の過酸化水素が反応し、ヒドロキシラジカルに変化し着色物質を分解する。

安全な光波長域で反応安全に使えるシステム

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®
（可視光応答型光触媒）は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。
また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、ディスポーザブルファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。

ジェル唾液唾液自社従来製品

ティオン ホーム プラチナ

既存のジェルは唾液の影響を受けやすく、有効成分が歯面に移動しにくい。

ジェルが水となじみやすいため、有効成分が歯面に移動しやすい。

溶けにくく、垂れにくい、よく伸びるジェル性状
ジェルが唾液に溶けにくいため、歯面に密着して広がって留まり、マウストレー装着時に歯面にムラなく有効成分が作用します。
従来製品
A方向

A方向

ティオン ホームプラチナ

過酸化尿素放出割合［%］

ティオン オフィス（V-CAT®応用）の効果

R○7060504030

効率よく有効成分が放出されるため20

ホワイトニング効果が高い

100020406080

放出時間［分］ティオン ホーム プラチナ
自社従来製品100120

ジーシー研究所試験結果

合成ハイドロキシアパタイトブロックへの有効成分の放出量を測定

確認しやすい白色ジェル
ジェルが白色のため、マウストレー内のジェルの広がりを確認できます。
ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目視で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。
なし

A方向

適量

過剰

浸漬直後

紫外線域

B方向

可視光線域

B方向

B方向

吸光度

120分後

ジーシー研究所試験結果

完全に溶解

二酸化チタン：
TiO2300350

溶解しない

V-CAT®：TiO2-xNx

400450波長（nm）

アクリル板中央に円柱状の凹みを設け、そこにジェルを充填し、水中に浸漬。

温度・湿度の高い口腔内でもジェルが垂れにくく、マウストレーから流れ出しにくい。
500550３７℃・湿度100％条件下で２時間放置※着色したジェルを注入したトレーを模型に装着

しなやかなで歯面にフィットする
マウストレー
スチレン・イソプレンブロック共重合体のトレーシートにより、細部まで精度よく再現できます。

装着感がソフトで、透明性も高いため、違和感なく使用できます。

関連製品

リップジェル
包装●1函 :1個 8g

リトラクター
歯科用開口器一般医療機器歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器）

ティオンライト

歯科用オフィスホワイトニング

要冷蔵

ティオン オフィス

医薬用外劇物

包装●1函 :オフィスホワイトニング材 シリンジA（1.0g）1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB（1.0g）
1本、リアクター（2.0g）1本、歯肉保護レジン（1.5g）1本、ディスポーザブルディッシュ 1個、ディスポーザ
ブルブラシ 2本、ディスポーザブルファイバー付きチップ 2個単品包装
歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

歯肉保護レジン包装●1函 :1.5g1本フェイシャルシート

サイズ●2種:S、M
包装●1函:5個包装●1函 :100枚

リトラクター
13B1X00155000199

ブリリカ ビアンコ

包装●パッケージ：本体1台、コント
ローラ1台、お知らせ受信機1台、ブ
リリカ用開口器S/SS各1個、保護めがね1個、収納袋1個、院内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート化粧品リップリー1
函10枚入

包装●
本体 1台、マウスガード（ティオンラ
イト用）2個（本体装着＋付属) 、保護メガネ（オーバーグラスタイプ）コ
スモブルー／ティオンライト用 2個、六角レンチ（大）（ 小）各1個、電源コード 1本

歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ビアンコ
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008

単品包装

保護メガネ（オーバーグラスタイプ）
コスモブルー／ティオンライト用

発売元
製造販売元

包装●１個
歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器）
ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
株式会社東京技研横浜工場 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開口器一般医療機器
発売元
製造販売元

口角鈎 ダブルワイダ―
11B1X1000650D205

株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28

関連製品

ティオン ホーム プラチナ

トレーシート包装●1函:10枚

歯科用ホームホワイトニング

ティオン ホーム プラチナ

ティオン ホーム プラチナ

トレーケース
包装●1函 :10個

要冷蔵

包装●スターターキット 1函 :ホームホワイトニング材（2.5mL） 4本、トレーシート 2枚、トレーケース
1個、シェードガイド 1枚、ペーパーバッグ 1袋
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 ティオン ホーム プラチナ
高度管理医療機器 22900BZX00205000

真空加熱成形器

超速硬石こう〈模型用〉

プロフォームシェイク！ミックス ストーン

包装●一式

歯科技工用成型器 プロフォーム
一般医療機器 13B1X00155000106

色調●２色＝ピンク、イエロー
1函 :３kg（1.5kg×2）

包装●シンプルパック

歯科用硬質石こう シェイク！ミックス ストーン
一般医療機器 13B1X00155000290

フッ素入り歯面研磨ペースト

ジーシー PTCペースト
ルシェロホワイト
2シリンジ

要冷蔵

包装●1袋 :ホームホワイトニング材（2.5mL）2本

薬用歯みがき類

リフィル（10本） 要冷蔵 リフィル（20本） 要冷蔵

包装●1函 : ホームホワイトニング材 包装●1函 :ホームホワイトニング材（2.5mL）
1本入×10（2.5mL）
1本入×20

医薬部外品

ルシェろ歯みがきペースト
ホワイトプレミアムケア【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP
香味●グリーンシトラス
内容量●100g
包装●1函：1本
包装・希望患者価格●1函：1本=¥2,200（税込）※６歳未満の子供の手の届かないところに保管し、使用させない。
※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色く見える場合がございますが、品質に問題はございません。

歯科医院用製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号※掲載情報は2024年4月現在のものです。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

香味●グリーンシトラス
内容量●80ｇ
包装●1函 :1本
歯面研磨材 ジーシー ＰＴＣペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003
製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号

歯面清掃用カップジーシー PTCカップⅡ

包装●1函 :20個

歯磨カップ ジーシー ＰＴＣカップⅡ
一般医療機器 13B1X00155000291

歯ブラシ

ジーシー ルシェろ 歯ブラシ

ミネラル含有ペースト

B-10/B-20 ぴセラ/W-10毛の硬さ●B 10、B ２０＝M（ふつう）、S（やわらかめ）
W 10＝やわらかめ
包装●
B 10 1函：20本
B ２０ 1函：20本
W 10 1函：6本（各色3本）
包装・希望患者価格●
B 10 1本=¥390（税込）
B ２０ 1本=¥340（税込）
W 10 1本=¥450（税込）

MIペースト
内容量●40g
包装●
イントロダクトリーセット1函 :3本（ストロベリー/ヨーグルト/ミント）
アソートセット1函：10本（各フレーバー2本）
各フレーバー1函：１本
包装・希望患者価格●1函：1本＝￥1,780（税込）

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または使用上の注意事項をお読みください。

https://www.gc.dental/japan/
JJ048M2404