水位・水温センサー
NBI-SSWLT0101
製品仕様書
V1.0.01使用前の注意事項
使用上の注意事項を記載していますので、よくお読みになってからご使用ください。下記の指示に従わないことにより製品が破損・無効となった場合、NBIでは適切な保証サービスを提供できません。ご質問や 詳しい情報が必要な場合は、電話042-400-7582、またはメールから support@techsor.co.jp までお問い合わせください。
製品の機能と性能の継続的な改善と最適化のため、パラメータは予告なく変更されることがありますことをご了承ください。

目次
1.概要 ......................................................................................... 3
1.1機能とアプリケーションの紹介 .............................................................. 3
1.2仕様.................................................................................... 3
1.2.1センサーのパラメーター ............................................................. 3
1.2.2サイズ ............................................................................ 41.2.3各部分の説明 ..................................................................... 42.使用方法 ..................................................................................... 52.1設置方法................................................................................ 52.2電気接続 ............................................................................... 63．メンテナンス ................................................................................. 64．注意事項 .................................................................................... 6
5.よくある質問 ................................................................................. 72

1.概要
1.1機能とアプリケーションの紹介
NBI投入式水位・水温センサーは国際的に高度な拡散シリコンセンシング技術で製造された液面と温度の統合センサーです。温度センサーはセンサー内部に統合されており、温度と液面が統合されているため、液位と温度を同時に測定することができます。 ステンレス鋼のシェル、小さくてコンパクトな構造、優れた防湿および防水能力を持っています。長期安定性が良く、粘着性のある液体が詰まりにくいです。 石油化学、環境モニタリング、水利プロジェクト、石油タンクなどでの液面測定などに適しています。 RS485信号出力インターフェースにより、Watcher Pro 2およびその他の一連のワイヤレス環境監視製品と併用できるため、ユーザーは、測定された液面または圧力の変化を明確に理解し、対応する時間調整を行うことができます。
NBI投入式水位・水温センサーには次の特徴もあります。
⚫

取り付けが簡単で、掃除が簡単で、直接入れて使用できます。

⚫

防水ベントケーブルはシェルとしっかりと接続されているため、大気圧が精度に与える影響を効果的に防ぐことができます。

⚫

すべてのステンレス鋼パッケージ、測定端はステンレス鋼の絶縁ダイアフラムで、ブロックされにくい。

⚫

小さな温度ドリフト、高精度、安定した信頼性の高いパフォーマンス。

1.2仕様
1.2.1センサーのパラメーター
No範囲
解像度
精度
動作温度
製品材料
過負荷圧力
安定性
消費電力
インターフェイスタイプ
ケーブルの長さ
保護

NBI-SSWLT0101
液面：0~0.5m
温度：-40℃~80℃
液面：0.0001m
温度：0.1℃
液面：±0.0025m
温度：±0.1℃-40℃~80℃
316 ステンレス鋼
7.5kPa液面：≤±0.001m/年
温度：≤±0.24℃/年
6mA@12V DC
RS485
2メートル、他の長さはカスタマイズ可能
IP68（プローブ部）IP67（防水・通気性ケーブル部）

3

1.2.2サイズ

1.2.3各部分の説明

防水性と通気性のあるケーブル
水性と通気性のあるケーブル

センサーコネクタ

以下に示すように：投入式水位・水温センサーのケーブル内の通常の信号線に加えて、外部大気圧の値を取得するためのベントパイプもあり、測定データ（静圧）への大気圧の影響を排除します。

ベントパイプ以下に示すように：ベントパイプと信号線には、ケーブルを保護し、水蒸気やその他の破片の侵入によるベントパイプの錆や詰まりを防ぐための防水カバーが装備されています。
プラグ

ナット

防水カバーの両端には、ケーブルを覆う弾性ゴムスリーブを備えた固定ナットが装備されており、締め付けられたナットは、防水の役割を果たすためにケーブルにしっかりと押し付けられています。 防水カバーには、プラグに空気穴のある防水・通気性のあるプラグが装備されており、防水性と通気性のあるメンブレンが内部に取り付けられ、防水性を保ちながら内外で同じ圧力を確保します。

4

2.使用方法
2.1設置方法
投入式水位・水温センサーは液体の静圧を測定して深さを変換するので、測定液体に直接センサーを入れて使用するだけで十分です。 センサーは液体に垂直に吊るす必要があり、測定ベースの表面は容器またはプールの底に平行で、底から一定の距離を置いて、底の堆積物や沈泥によってセンサーがブロックされないようにする必要があることに注意してください。 測定データの精度を確保するために、センサーの測定ベース面を少なくとも3cmの液体に浸す必要があります。

センサーで測定した位置に流動液体（水入口、排水口など）がある場合は、流量による測定誤差を低減するために、アンチウェーブチューブも必要です。

また、センサーケーブルの防水カバーを液体に浸さないでください。液体によってベントパイプが塞がれ、センサーが外部大気圧を取得できなくなり、測定精度が低下します。 同時に、取り付けプロセス中に防水カバーの両端のケーブルを強く引っ張ったり、ナットやプラグを自由にねじったりしないでください。最後に、プ
ラグの空気穴は清潔に保ち、破片がないようにする必要があります。ケーブルを整理するときは、エアチューブを塞がないようにベントチューブでケーブルを曲げないでください。

5

2.2電気接続
設置後、センサーコネクタが乾いていて汚れていないか確認してください。汚れていたり、破片で詰まっている場合は、清潔で乾いた柔らかい布で拭き、乾かしてからご使用ください。
NBI投入式水位・水温センサーは、NBI

Watcher Pro3シリーズのワイヤレス環境監視製品でのみ使用できることに注意してください。 さまざまな製品でサポートされているインターフェイスは次のとおりです。
ノード

インターフェース番号

Watcher Pro 3

A1、A2、A3、B

センサー拡張ボックス

1、2、3、4、5

センサーコネクタを上記の表に記載されているインターフェースに直接接続します。使用する前に製品の電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締めます。 センサーインターフェースとコネクターの取り付け方向は固定されており、接続する前に位置合わせする必要があることに注意してください。 間違った位置や方向に接続しないように注意してください。

3．メンテナンス
NBI投入式水位・水温センサーは小型でコンパクトな構造、優れた耐湿性と耐水性、およびIP68保護レベルを備えたステンレス鋼シェルを使用しており、液体中で長期間使用できます。 センサーのデータがゆっくり変化して停滞した場合は、センサーを液体から取り出し、プローブに付着した破片をきれいな水で洗い流してから再校正すると同時に、防水カバーの空気穴の汚れを確認、清掃してください。

4．注意事項①

NBI投入式水位・水温センサーはNBI Watcher Pro3シリーズのワイヤレス環境モニタリング製品でのみ使用できます。他社の製品には使用しないでください。

②

極端な環境では使用しないでください。

③

強酸や強アルカリなどの腐食性液体には使用しないでください。

④

配線の際は製品の電源を切ってください。電源を入れないでください。

⑤

センサーやワイヤーは、高電圧の電気や熱源から遠ざける必要があります。

⑥

センサーの部品を自分で分解しないでください。

⑦

センサーは精密機器ですので、大切に保管してください。

⑧

センサーケーブルの防水カバーを液体に浸さないでください。

⑨

センサーケーブルを無理に曲げないでください。

⑩

センサーケーブルの防水カバーの空気穴を塞がないように、定期的にチェックして清掃してください。

65.よくある質問
問題
センサーにデータがありません。

考えられる原因解決

1.センサーが識別されません。

1.ノードを再起動します。

2.センサーとノードが正しく接続されてい2.センサーコネクタを抜き、再接続します。

ません。

3. NBIにお問い合わせください。

3.ケーブルまたはセンサーの故障。

センサーのデータが異常。

1.センサープローブがブロックされていま1.センサーを取り出し、プローブをきれいな水ですす。

すいでください。

2.センサーベントチューブが詰まっていま2. 防水カバーの空気穴の汚れを取り除きます。

す。

ケーブルを再整理、曲げ半径が小さすぎないよう3.センサーの故障。にします。
3. NBIにお問い合わせください。

7バージョン

修正時期

説明

V1.0.02020.10.07

初稿

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒105-0013 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階
TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318
www.techsor.co.jp｜ support@techsor.co.jp

ZETAアライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp
8