SDG800 シリーズ データシート

データシート

SDG800 シリーズ関数/任意波形発生器◆DDSテクノロジー、シングルチャンネル出力◆

サンプルレート125MSa/s、垂直解像度14ビット。

◆

標準出力波形5タイプ、任意波形46タイプ (DCを含む) 内蔵◆

変調機能一式 : AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、掃引、バースト◆

多彩な入力/出力 : 波形出力、同期信号出力、外部トリガ入力。

◆

標準的なインターフェイス : USB デバイス、USB ホスト。

◆

強力な任意編集ソフト付属◆

リモートコントロールをサポート

任意波形の編集ができる

リーズナブルでありながら優れた機能
SDG800 シリーズの関数/任意波形発生器が (シグレント)

波形編集ソフトウェアのEasyWave (イージーウェの仲間に加わりました。優れた機能 : 3 . 5 イ ン チーブ) は9種類の標準的な波形 (正弦波、方形波、TFT-LCDディスプレイ、中国語/英語機能内

ランプ波、パルス、上昇Exp波、下降Exp波、任意蔵、オンラインヘルプ機能、Uディックと内部波形、ノイズ、DC) を提供しており、14ビットとストレージの提供、容易なファイル管理。

16ビットの任意波形を出力できるため、エンジニアの基本的なニーズを満たしています。また、マニュアル描画、ポイントツーポイント線画、任意

適用範囲 :◆アナログセンサー◆

環境信号のシミュレーション◆

回路機能の検査

◆

ICの検査

◆

調査や研修作業

ポイント描画など、多彩な方法を使えます。マル
チファイル画面管理により、複数の波形を同時に編集することができます。不揮発性メモリには10個のストレージを提供しています。EasyWave (イージーウェーブ) では数多くの波形の編集や保存ができます。

1

SDG800 シリーズ データシート

任意波形の出力
数学、工学、その他で一般的に使用される波形を含む46種類の任意波形 (DCを含む) を内蔵しています。

変調 機 能、 掃 引 出 力、 バ ース ト 出力 のセ ッ ト◆

変調機能一式 (AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM) : 変調波形を直接観察できるので、教育や研修などに適しています。

◆掃引出力 : 掃引時間内に出力周波数を開始周波数から終了周波数に変更します。掃引時間の範囲 : 1ms~500s。キャリア周波数として正弦波、方形波、三角波、任意波形を使用できます。

◆

バースト出力 : 周期的にパルスシーケンスを発生させることができます。内部カウンタと外部制御信号を使い、バースト出力を制御します。

2SDG800 シリーズ データシート仕様
モデル

SDG805

SDG810

SDG8305 MHz

10 MHz30 MHz最大出力周波数
出力チャンネル

1

サンプルレート

125MSa/s

任意波形の長さ

16kpts

周波数分解能

1μHz

垂直解像度

14ビット
正弦波、方形波、ランプ波、パルス、ガウス雑音。46種類の任意波形 (DC波形を含む) 内蔵変調

AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、掃引、バースト

標準インターフェイス

USB ホスト& USB デバイス

サイズ

W x H x D=229mm x 105mm x 281mm

注意 :本仕様書は、特に説明のない限り、すべてSDG800 シリーズ 関数/任意波形発生器に適用されます。本仕様を当てはめる場合には、まず、以下の条件を満たす必要があります。

1.

機器は指定された使用温度範囲 (18℃～28℃) で30分以上連続して動作させること。

2.
3.

温度変化は5℃を超えないこと。

注 : 「代表例」と記載されている場合を除き、すべての仕様は保証されています。

3SDG800 シリーズ データシート
周波数の仕様モデル

SDG805

SDG810

SDG830波形

正弦波、方形波、ランプ波、パルス、ノイズ、任意波形

正弦波

1μHz ~ 5MHz

1μHz ~ 10MHz

1μHz ~ 30MHz

方形波

1μHz ~ 5MHz

1μHz ~ 10MHz

1μHz ~ 10MHz

パルス

500μHz ~ 5MHz

ランプ波/三角波

1μHz ~ 300kHz

白色ガウス雑音>5MHz (-3dB)>10MHz (-3dB)>30MHz (-3dB)

任意波形

1μHz ~ 5MHz

解像度

1μHz

精度

90日以内 ±50ppm 1年以内 ±100ppm温度係数<5ppm/°C

正弦波

高調波歪み

全高調波歪みDC~1MHz<-60dBc

1MHz~10MHz<-55dBc

10MHz~30MHz<-50dBc

DC~20kHz,1Vpp<0.2%
DC~1MHz<-70dBc

スプリアス信号 (非高調波)

1MHz~10MHz<-60dBc
10MHz~30MHz<-55dBc

位相騒音

10kHz オフセット、–108dBc/Hz (代表例の値)

方形波
立ち上がり/立ち下がり時間<24ns (10% ~ 90%)

オーバーシュート

<5% (代表例、1kHz、1Vpp)

デューティサイクル

20%~80%非対称 (50%デューティサイクル)

1% 周期+20ns (代表例、1kHz、1Vpp)

ジッタ

500ps + 0.001% 周期

ランプ波/三角波
直線性<0.1% of Vpp (表例、1kHz、1Vpp、100% 対称)

対称性

0%~100%パルス波
パルス幅16ns, Min.

立ち上がり/立ち下がり時間 (10% ~ 90%、代表例)

20ns~1.6ks

デューティサイクル

0.1% 解像度

オーバーシュート

<5%

ジッタ (pk-pk)

500ps + 0.001% 周期

41ns 解像度

SDG800 シリーズ データシート
任意波形
波形の長さ

16k points

垂直解像度

14ビット

サンプルレート

125MSa/s

最小立ち上がり/立ち下がり時間

8ns (代表例)

ジッタ (pk-pk)

8ns (代表例)

不揮発性RAMメモリへの保存

10 の波形(合計10)

出力仕様
2mVpp~10Vpp (50Ω,≤10MHz)
2mVpp~5Vpp (50Ω,>10MHz)
振幅

4mVpp ~ 20 Vpp (高インピーダンス、<10MHz)
4mVpp ~ 10Vpp (高インピーダンス、>10MHz)

垂直方向の精度 (100 kHz 正弦波)

± (1mVpp +0.3dB セット値)

振幅の平坦性 (100 kHz の正弦波、5Vppとの比較)±0.3 dB

インピーダンス50Ω

保護機能短絡保護

DC オフセット範囲 (DC)±5V (50Ω)±10V (High-Z)

オフセットの精度± (|オフセットのセット値|*1%+3mV)

AM 変調
キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 (2mHz ~20kHz)

変調深度

0% ~ 120%

DSB-AM 変調
キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 (2mHz ~20kHz)

変調深度

0% ~ 120%

FM 変調
キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 (2mHz ~20kHz)

周波数偏差

0 ~0.5*帯域幅 1mHz 解像度

5SDG800 シリーズ データシート
PM 変調
キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 (2mHz ~20kHz)

位相差

0~360° ,0.1°解像度

FSK 変調キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

50% デューティサイクルの方形波 (2mHz~50kHz)

ASK 変調キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

変調波形

50% デューティサイクルの方形波 (2mHz~50kHz)

PWM 変調周波数

500μHz~20kHz

変調波形

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

掃引
キャリア

正弦波、方形波、ランプ波、任意波 (DCを除く)

タイプ

線形/対数

方向

アップ/ダウン

掃引時間

1ms~500s

トリガソース

手動、外部、内部

バースト
波形

正弦波、方形波、ランプ波、パルス、任意波 (DCを除く)

タイプ

カウント (1~50,000 周期) 、無制限、ゲート付き

スタート/ストップフェーズ

0°~360°内部の限度値

1μs~500s

ゲート源

外部トリガ

トリガソース

手動、外部もしくは内部

トリガ入力
入力レベル

TTL 互換

スロープ

アップもしくはダウンパルス幅>100ns

入力インピーダンス>5kΩ、DC カップリング

SYNC 出力電圧レベル

TTL 互換

パルス幅>50ns

出力インピーダンス

50Ω (代表例)

最大周波数

2MHz6

SDG800 シリーズ データシート
一般仕様
ディスプレイディスプレイタイプ

3.5 インチ TFT-LCD

解像度

320×RGB×240

色深度

24ビット

コントラスト比350 : 1 (代表例)輝度

300cd/m2 (代表例)電源
電圧100~240 VACRMS, 50/60Hz
100~120 VACRMS, 440Hz

消費電力

<30W

ヒューズ

1.25A, 250V

環境
温度

使用時 : 0°C~40°C
保管時 : -20°C~60°C

湿度範囲

海抜+35℃以下 : ≤90% 相対湿度
+35℃~+40℃ : ≤60% 相対湿度
使用時 : 3,000 メートル以下
保管時 : 15,000 メートル以下
2004/108/EC 指令

電磁両立性

適合規格 EN 61326-1 : 2006
EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008

安全性

2006/95/EC 低電圧指令
EN 61010-1 : 2010その他
幅 : 229mm
サイズ

高さ : 105mm
奥行き : 281mm

重量

本体 : 2.6Kg
パッケージ : 3.4Kg

IP 保護等級
IP2X
校正周期
1年7

SDG800 シリーズ データシート
ご注文に関する情報

製品名
SDG800シリーズ 関数/任意波形発生器

モデル :SDG805

5MHz

SDG81010MHz

SDG830

30MHz

標準付属品

●

クイックスタートマニュアル

●

校正証明書

●

対象国の規格に適合する電源コード●

USBケーブル

別売りオプション●

BNC ケーブル●

GPIB-USB アダプタ

SIGLENT (シグレント) のお問い合わせ先
シグレントテクノロジー CO., LTD
住所 : 中国、深セン市宝安区留仙三路安通達工業園No.4 & No.5棟

Tel : +86-755-36615186
Fax : +86-755-33591582
郵便番号 : 518101
E-mail : sales@siglent.com http ://www.siglent.com
8