No.99MAB034J1

ユーザーズマニュアル

デジマチックマイクロメータ

ja1．各部の名称■ 293シリーズ
MDC-MB①

安全に関するご注意

②③④⑤⑥

⑦ ⑧

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

警告

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 分解、改造をしないでください。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管、水や油が直接かかるような環境での使用は避けてください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、ミクロール（パーツ No. 207000）を少量塗布してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。
• 本商品を 3 か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。

キー操作のアイコンについて<1s=>2s

目次
1． 各部の名称 ............................................................................................................. 1ページ
2． 電池のセット .......................................................................................................... 2ページ
3． 使用上のご注意 ..................................................................................................... 2ページ
4． 替アンビルの交換方法(340 シリーズのみ) ........................................................... 2ページ
5． PRESET値（基点）設定 ........................................................................................... 2ページ
6． 測定方法 ................................................................................................................ 3ページ
7． 表示部の角度調整 ................................................................................................. 3ページ
8． 各キーの機能 ......................................................................................................... 3ページ
9． ファンクションロック機能（誤操作の防止）............................................................. 3ページ
10． エラーと対策 .......................................................................................................... 3ページ
11． 仕様 ........................................................................................................................ 4ページ
12． 出力機能 ................................................................................................................ 4ページ
13． オプション .............................................................................................................. 4ページ
14． 引き取り修理について（有償）................................................................................ 4ページ

1(スピンドルの動きをロックする)④ 表示部 (LCD)⑤ 電池蓋⑥ スリーブ⑨■表示部（LCD）⑱⑲ ⑳

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

=⑦ シンブル⑧ ラチェットストップ⑨ データ出力コネクター⑩ 締め付けねじ⑪ 替アンビル⑫ スタンド死亡や重度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意① アンビル② スピンドル③ クランプ■ 340シリーズ
OMC-MB⑩⑪② ③④⑤ ⑥⑰⑯

⑦ ⑧⑨⑪⑮⑬［ZERO/ABS］キー⑭［HOLD］キー⑮［PRESET］キー⑯ 符号表示⑰ ファンクションロック表示⑭⑬⑱ ホールド表示⑲ 電源電圧警告表示⑳ INC 表示
㉑ プリセット表示㉒ 単位表示■ 389シリーズ
PMU-MB⑧⑦⑨⑥⑤④③②①
No.389-514
0-250.001mm

S/N 00000000
BATTERY SR44×2
MADE IN JAPAN⑫

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan

2．電池のセット

4 替アンビルの合印と、アンビルブッシュの合3．使用上のご注意

印を合わせて、締め付けねじで確実に固定する■測定力Tips• 電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo.938882）をご使用ください。
• 計数表示になるまでの間、シンブルを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、シンブルを動かしてしまった場合は、再度、電池をセットし直してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。
• 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。
お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
1 付属のプラスドライバー（No.05CAA952）で電池蓋の取付けねじ（No.04GAB130）をゆるめ、電池蓋を取り外す
2 電池交換の場合は、古い電池を取り出す
電池（SR44）のプラス側を上にしてセットする
3
4 電池蓋を乗せ、端部を指で押さえながら蓋と本体にすき間ができないようにして、ねじで締め付ける》 「- - - - - -」表示が点滅
5 ［PRESET］キーを押す》 計数表示となり、カウントを開始する

13

SR44 x 2M5• 磁力を持った測定ワークを測定するときは注意してください。本商品は磁気を帯びると、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

約3 回転〜5回転させる。

■使用後の注意M5• 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所で使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
• 保管する場合は、測定面は 0.2〜2 mm 程度開き、クランプは解除してください。
• 本商品を３か月以上ご使用にならない場合には、ミクロール（パーツ No. 207000）でスピンドルを防錆処理して電池を取り外して保管してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10程度の粘度の低い防錆油を推奨します。

45 PRESET

クランプ解除5 基準棒にて基点合わせを行い、測定を開始する「( 5．PRESET 値（基点）設定」を参照)

5．PRESET値（基点）設定
任意のプリセット値を設定（基点の登録）してから基点合わせをします。
• 基点合わせを行う場合は、定期検査（校正）されたゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒など）をご使用ください。
• 基点合わせと測定は、同じ姿勢、条件で下記の手順で行ってください。

1）基点の登録ゼロ、あるいは基準棒などの寸法を本商品に登録（プリセット）します。本商品には 2 つのプリセッ
ト値（P1、P2）を登録できます。

アンビル符号別測定範囲 [mm]

測定範囲[mm]

M3

M4M5

M6

300-400

300-325325-350

350-375375-400

400-500

400-425425-450

450-475475-500

500-600

500-525525-550550-575575-600

Tips

600-700

600-625625-650650-675675-700

700-800

700-725725-750

750-775775-800

800-900

800-825825-850

850-875875-900

900-1000

900-925925-950

950-975975-1000

Tips

M6 の替アンビルは、アンビル本体に符号の記載はありませんのでご注意ください。

• 電池をセットし直すとPRESET値（基点）が消去されます。基点を再設定してください（「5．PRESET 値（基点）設定」を参照）。
• エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

＜例＞替アンビル符号M4 からM5 に交換する場合

2 締め付けねじを緩めて、替アンビル (M4)を取り外す

P1、P2を切り替えたい場合は、［HOLD］キーを長く押します。
＜例＞ P1に300.000 mmを登録する場合
1 ［PRESET］キーを短く押す》 以前登録された数値が表示され、「P1」が点滅する• 電池入れ替え直後はゼロが表示されます。
•「P2」が点滅している場合は、［HOLD］キーを長く押して「P1」を点滅させます。
》 符号が点滅する

替アンビルの符号締め付けねじ3 ［PRESET］キーを長く押す

3

替アンビル

アンビルブッシュ》 次の桁の数字が点滅する

2PRESET

4PRESETA

5 ［PRESET］キーを長く押す
B

3［PRESET］キーを短く押すたびに「0 → 1 → 2・・・→ 9→ 0」の順で切り替わります。

4 ［PRESET］キーを“3”が表示されるまで短く押す

ビル(M5) の B 面の汚れを綺麗に取り除く

PRESET

Tips

M4

3 アンビルブッシュのA 面と、選定した替アン

2

Tips

》 一番左側の数字が点滅する>2s

PRESET「＋」「/ −」を切り替える場合は、［PRESET］キーを短く押します。

2

キー操作のアイコンについて

1

Tips

2 ［PRESET］キーを長く押す

Tips

=

M5

■測定の注意340 シリーズは、替アンビルを取り付けて、測定してください。
1 下記の換算表を参考に、測定ワークの長さに合わせて所定の替アンビルを選定する
換算表

=合印

• ラチェットストップを使用し、必ず一定の測定力で測定します。
• 測定力は、測定面を測定ワークに軽く接触させ、いったん静止してから、ラチェットストップを約 3 回転〜5 回転指で回す程度が適切です。

4．替アンビルの交換方法(340 シリーズのみ)<1s45PRESET

M5株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan

6 4 、5 の手順を繰り返し、それぞれの桁に“3”、“0”、“0”、“0”、“0”、“0”を表示させる

6PRESET

7．表示部の角度調整

9．
ファンクションロック機能（誤操作の防止）

外枠を回すと表示部は回転します。商品を取り付けた後は、読みやすい角度に調整してください。
表示部は、右方向（時計回り）に240°、左方向に90°まで回転します。

この商品には、不用意に基点位置を変更しないように PRESET 機能とZERO/ABS 機能を無効にするファンクションロック機能があります。
ファンクションロックを設定すると、表示部に「 」が点灯し、［PRESET］キー、［ZERO/ABS］キーは無効となり、ホールド操作のみ有効となります。

PRESETPRESET

7 ［PRESET］キーを「P1」が点滅するまで長く押す

7

表示部はストッパーにより上記の角度以上回転しな い 仕様となっています。仕様の範囲を超えて回転しないよう注意してください。故障の原因となります。

［ZERO/ABS］キーを長押し（2秒以上）する
1 最初に［HOLD］キーを押しながら、》 「H」が点灯した後、「1PRESET

2HOLD

330°

8 ［PRESET］キーを短く押す

8》 「P1」が消え、登録が完了

PRESET

エラー表示
電源電圧低下Tips

6．測定方法• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
• 勢いをつけずに、ゆっくりとスピンドル測定面を測定ワークに接触させてください。
勢いをつけると測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

原因と対策

計数エラー

8．各キーの機能• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、シンブルを回すか、［ZERO/ABS］キーを押してください。
［ZERO/ABS］キーを押すと元の状態• 測定中に誤って［PRESET］キーを押してしまった場合は、に戻ります。それでも復帰しない場合は、もう一度「5．PRESET値（基点）設定」を行ってください。
• ゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒など）は、素手で扱わず、綿スムスなどの精密作業用手袋を着用してください。

ZERO/ABS

+電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換してください。

• P1、P2を切り替えたい場合は、［HOLD］キーを長く押すと切り替わります。
• プリセット値を変更する場合は、「1）基点の登録」の手順 2 〜 7 を参照してください。

Tips

HOLD

10．
エラーと対策たん静止してから、所定の測定力をかける（「3．使用上のご注意 ■測定力」参照）
3 ［PRESET］キーを押す》 「P1」または「P2」が点滅し、登録済みのプリセット値（未登録の場合はゼロ）が表示される》 「P1」または「P2」が消える

ZERO/ABS+表示部を引き抜いたり、押し込む方向に力を加えないでください。故障の原因となります。

2）基点合わせ1 アンビル、スピンドルの両測定面やゲージのごみやほこりを取り除く
2 両測定面を軽く接触させ（またはゲージをはさみ、スピンドルをゲージに軽く接触させ）、いっ

4 ［PRESET］キーを短く押す」が点灯する（「H」は消灯する）

2 ファンクションロックを解除するには、同様の操作を行う■［ZERO/ABS］キー
1 ［ZERO/ABS］キーを短く押す

1》 「INC」が 表示され、 表示 が ゼロセットされる
2 ［ZERO/ABS］キーを長押し（2 秒以上）する
》 「INC」表示が消え、基点（アンビル測定面）からの長さを表示する■［HOLD］キー
1 ［HOLD］キーを押す》 「H」が表示され、表示値をホールドする
2 もう一度押すとホールドを解除する

オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
セットし直しても復帰しない場合は修理が必要ですので、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。

2
ZERO/ABS

ZERO/ABS
計数エラー

1表示オーバーフロー2HOLD

電装部の初期設定に失敗した場合やセンサ信号の異常などによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
セットし直しても復帰しない場合は修理が必要ですので、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。

HOLD

表示値が± 999.999 を超えています。シンブルを逆方向に回してください。再び正しく計数し始めます。

基点合わせと同じ姿勢、条件でゆっくりと両測定面を軽く測定ワークに接触させ、所定の測定力をかけ、表示値を読み取る（「3．使用上のご注意 ■測定力」参照）

キー操作のアイコンについて=

3<1s=>2s株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan11．仕様■タイミングチャート

シリーズ No.

2933890 ms ≦ T1 ≦ 200 ms
0.1 ms ≦ T2 ≦2 ms
0.1 ms ≦ T3 ≦2 ms
0.1 ms ≦ T4 ≦2 ms
0 ms ≦ T5 ≦ 130 ms
T6 ≦ 85 ms

最大許容誤差 JMPE*1

最大測定長325、350、375 mm± 6 µm

400、425、450 mm± 7 µm

475、500 mm± 8 µm25 mm± 5 µm
スピンドルの送り誤差（20 °C）

シリーズ No.
340

3 µm*1：全測定面接触による指示値の最大許容誤差JMPE（20 °C）
最小表示量：0.001 mm
表示部：LCD表示（6 桁およびマイナス符号）
電源：ボタン型酸化銀電池（SR44 No.938882）2個
電池寿命：約 1.8年
温度範囲：5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）
標準付属品：プラスドライバー（No.05CAA952）
CEマーキング／ ：EMC指令／電磁両立性規制：EN 61326-1
UKCA マーキング
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2
Emission limit: Class B
RoHS指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：EN IEC 63000*1：DATAsw はデータ出力キーが押されている間は、LOWになります。
*2： DATAsw が LOWレベルになりREQ が入力されるまでの時間 T6 は、データ処理装置の性能で決まります。

13．
オプション
■接続ケーブル

推奨品：L 形タイプ（シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。
）• 接続ケーブル：No.04AZB512（1 m）• 接続ケーブル：No.04AZB513（2 m）

ストレートタイプ（シンブル操作時、ケーブルに留意ください。
）• 接続ケーブル：No.959149（1 m）• 接続ケーブル：No.959150（2 m）

12．出力機能■表示値の外部出力

本商品と外部機器を接続ケーブル（オプション）で接続すると、表示値を外部出力できます。

Ｌ形タイプ■接続ケーブルの取り付け方
1 コネクターキャップを取り外す
2 接続ケーブルのプラグを取り付ける
Tips
ノイズの強い場所でのご使用は、誤作動（チラツキやエラー）が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

ストレートタイプ
上記以外のオプションは、弊社総合カタログをご覧ください。

14． 引き取り修理について
（有償）

2
1

■出力データフォーマット

（5）

（1）

MSD
（2）
（1111）（3）+:0（0000）–:8（0001）

以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

LSD
（4）

（1）出力順（2）すべて「F」
3（1100） （3）符号4（0010）（4）測定値5（1010）（5）小数点（6）（6）単位mm:0（0000）
in:1（1000）株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan