No. 99MAC002M11

ユーザーズマニュアル

ノギス、
デプスゲージ
0

10

20

0

N15
N20
N30
N10R

N15R
N60
N100

N15W
N20W
N30W
N15WW

30

1

2

40

3

4

50

5

6

60

7

8

70

9

10

80

90

NE15
NE20
NE30

NM13
NM18
NM28

0

10

20

30
0

C45
C60
C100

CN50
CN75
CN100

CM30
CM45
CM60
CM100
C30L
C50L
CM30L
CM50L
CM75L
CM100L

60
5

6

70
7

8

80
9

10

90

100

110

120

0.02mmParalaks hatası (Δ L)
Chyba paralaxy ( ΔL)Ошибка параллакса ( ΔL)시차에 의한 오차(ΔL)
视差误差 (ΔL)
視差誤差 (ΔL)ข้อผิดพลาดเนื่องจากการมองสเกล ( Δ L)
Thị sai (ΔL)
Ralat paralaks (ΔL)
Kesalahan paralaks ( Δ L)

0

0

0

20

1

2

30

3

4

5

A

VDS15
VDS20
VDS30
VDS60
VDS100

0

40

6

7

8

9

10

ja

►海外移転に関するご注意

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• ノギスの外側用ジョウおよび内側用ジョウは鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。
• 測定ワークが回転している時は測定しないでください。機械等に巻き込まれ、けがをする危険があります。

Vernier Caliper, Depth Gage
►Safety Precautionsen

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions andspecifications given in this User's Manual. Non-conformance to the instructions may compromisesafety.

►Notes on Export Regulations

Do not commit an act which could, directly or indirectly, violate any law or regulation of Japan, yourcountry, or any other international treaty, relating to the export or re-export of any commodities.

CAUTION Shows risks that could result in minor or moderate injury.
• The outside and inside measuring jaws of this caliper have a sharp edge. Handle it with greatcare to avoid injury.
• Do not measure the workpiece if it is rotating. Risk of injury by being caught in the machine tool.
Precautions for Use -----------------------------------------------------------------------------------• 使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。

いつでも見られるように本書を大切に保管ください。

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

• 使用前に下記事項に注意して必ずゼロ点を確認してください。

- 急激な温度変化は避け、部屋の温度に十分なじませてください。
- 測定面及び目盛面を鹿皮、ガーゼ等で切粉・ゴミを取り除いてください。
- ノギスをご使用の前には、各ジョウの測定面を閉じて、本尺とバーニヤのゼロ点が合致しているかどうか確認してください。また、その状態で外側用ジョウを光にあてて、測定面の間にスキマがないことを確認してください。
- デプスゲージをご使用の前には、必ず定盤等で測定面と基準面を合わせ、本尺とバーニヤのゼロ点が合致していることを確認してください。

• 回転している測定ワークを測ると測定面の摩耗が早くなります。

• 本商品を初めて使用するときは、油を染み込ませた柔らかい布などで本商品に塗られている防錆油を拭き取り、付属の電池を本商品にセットしてください。
• 防錆油が乾燥して作動が重くなる場合があるので、布で摺動面を拭き、さらに油を少し塗布してご使用ください。良好な作動が得られます。

• 本尺、特に基準端面にはきれいな油を塗布してください。基準面を保護し、ス
ライダの摺動を良くします。

詳しい説明は、ホームページ（https://manual.mitutoyo.co.jp）をご覧ください。

For more information, refer to https://manual.mitutoyo.co.jp.

ΔL

10

15

20

25

A: 2.10 in
B: 0.015 in

9

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1

2

3

4

C: 2.115 in

A = 2.10 in

20

30

40

50

60

3

4

5

6

7

8

9

10

0.001 in
A = 1.10 in

0.02mmB = 0.26 mm (0.02 x 13)

A: 9mm
B: 0.26 mm• Be sure to check the zero point by following points to notice below.
- Do not perfom the adjustment at sites where the temperature will change abruptly. Thermallystabilize the instrument sufficiently at room temperature.
- Before measuring, wipe chipping/dust/dirt off the sliding surfaces, measuring faces, and graduatedsurfaces.
- Before taking measurements with the vernier caliper, make sure that zero lines of the vernier andmain scales coincide when the jaws are closed and there is no slit observed between the jaws
against the light.
- Before taking measurements with the depth gage, make sure that zero lines of the vernier and main
scales coincide when the measuring face and reference surface are set even on a surface plate.
• Do not use the vernier caliper on rotating workpiece; this is dangerous and measuring faces will beworn out.
• Before using this product for the first time, wipe the rust preventive oil from the product with a soft
cloth soaked with cleaning oil.
• If rust preventive oil oil is dried, the product might not operate smoothly. Wipe a sliding surface with acloth and then apply a little oil to use the product. This can make the product operate smoothly.
• Apply clean oil to the sliding surfaces especially the reference surfaces. Lack of oil may cause
scratches on the critical surfaces, resulting in unsmooth slider movements.
• After use, take corrosion prevention measures. Corrosion can cause the instrument to malfunction.

使用上の注意 -------------------------------------------------------------------------------------

H

5.001 in.

8

2

C: 1-3/32 in

B = 0.015 in(0.001 in x 15)
00.02mm1

A: 1-1/16 in
B: 4/128 in

1/128 in.

2

0.001 inC: 9.15 mm

08

A = 1-1/16 in

A: 9mm
B: 0.15 mm

10

4

1

0.05mmOKA’

B = 4/128 in (1/128 in x 4)

B = 0.15 mm (0.05 x 3)

0

注意

1

A = 9 mm

A = 9 mm

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

Yasak eylemler
Zakázané činnostiЗапрещенные действия
금지 행위
禁止行为
禁止行為
ข้อห้ามปฏิบัติ
Các hành động bị nghiêm cấm
Tindakan-tindakan yang dilarang
Tindakan terlarang4

視差による誤差（Δ L）
Parallax error ( ΔL)
Parallaxenfehler ( ΔL)
Erreur de parallaxe ( ΔL)
Errore di parallasse ( ΔL)
Error de paralaje ( ΔL)
Parallax-fout ( ΔL)
Parallaxfel ( ΔL)
Erro de paralaxe ( ΔL)Błąd paralaksy ( ΔL)

H

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

禁止行為
Prohibited actions
Unzulässige Handlungen
Actions interditesAzioni proibite
Acciones prohibidas
Verboden acties
Förbjudna åtgärder
Ações proibidas
Czynności zabronione

50
3

1/128 in0.05 mm

CNM50
CNM75
CNM100►安全に関するご注意

0ºC/32ºF

2

VD15
VD20
VD30

ノギス、デプスゲージ
40ºC/104ºF

40
1

1 2

1

100

0.02mmUser’s Manual

Vernier Caliper, Vernier Depth Gage

No. 99MAC002M11

5 6 7 8 91

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 .001 in. 10

C: 9.26 mm

152

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

25

30

35

3

1 2 3 4 5 6 7 8 940

45

A: 1.10 in
B: 0.022 in
C: 1.122 in

50

B = 0.022 in (0.001 x 22)2
不均一な測定力による誤差
Error caused by the unconstant measuring force
Fehler infolge nicht konstanter Messkraft
Erreur due à une force de mesure non constante
Errore causato dalla forza di misura non costante
Error provocado por una fuerza de medición inconstante
Fout veroorzaakt door de niet-constante meetkracht
Fel orsakat av det inkonstanta mättrycket
Erro causado pela força de medição inconstanteBłąd spowodowany nierównomiernym naciskiem
pomiarowym
Tutarsız ölçüm kuvvetinin neden olduğu hata
Chyba způsobená nekonstantní měřicí silouОшибка, вызванная непостоянным измерительным усилием

불균일한 측정력에 의한 오차测力不稳定引起的误差
測定力不穩定引起之誤差ข้อผิดพลาดที่เกิดจากแรงวัดที่ไม่คงที่
Sai số do lực đo không đồng đều gây ra
Ralat yang disebabkan oleh ketidakstabilan daya pengukuran
Kesalahan yang disebabkan perubahan gaya ukur

OK
OK

OK
OK

OK

L1

D

L1 < D

OK
OK

L2
D

OK

https://manual.mitutoyo.co.jp
Mitutoyo Corporation

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8533, Japan+81 (0) 44 813-8230

Printed in Japan
Date of publication: July 1, 2020 (1)No. 99MAC002M11
Nonius-Messschieber, Tiefenmesser►Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, ist das Gerät unter Befolgung der invorliegender Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Spezifikationen zu bedienen.
Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit beeinträchtigen.

de

Pied à coulisse à vernier, jauge de profondeur►Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque de blessures, veillez à respecter les instructions et consignes qui
figurent dans ce document. Dans le cas contraire, la sécurité peut être compromise.

fr►Remarques relatives à la législation en matière d'exportation►Hinweise zur Exportkontrolle

Begehen Sie keine Handlungen, die bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren mittel- oderunmittelbar die Gesetze oder Vorschriften Japans, Ihres Landes oder ein internationales Abkommen verletzen.

ACHTUNG Weist auf das Risiko leichter oder mittelschwerer Verletzungen hin.

• Die äußeren und inneren Messschenkel dieses Messschiebers sind scharfkantig. Stets mit großer Vorsicht
handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
• Werkstück nicht messen, wenn es sich dreht. Verletzungsgefahr durch Einklemmen in die Werkzeugmaschine.

Abstenez-vous de toute action pouvant constituer, directement ou indirectement, une infraction aux lois etréglementations du Japon ou de tout autre pays, ou à nimporte quel autre traité international, en lien avec
l'exportation ou la réexportation de toute marchandise.

Signale des risques de blessures légères ou modérées.
• Les becs de mesure extérieure et intérieure de ce pied à coulisse présentent un bord coupant. Manipulezles avec soin pour éviter les blessures.
• Ne mesurez pas une pièce en rotation. Risque de pincement dans la machine-outil et, donc, de blessure.

Calibro a corsoio, Profondimetro►Precauzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare questo strumento in conformità
con le indicazioni e le specifiche fornite in questo manuale d'uso. La mancata
osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza.

it►Note sui regolamenti in materia di esportazione

Non commettere alcun atto che possa, direttamente o indirettamente, violare qualsiasi legge oregolamento del Giappone, del paese di residenza o di qualsiasi altro trattato internazionale
relativo all'esportazione o alla riesportazione di merci.

ATTENZIONE Indica rischi che potrebbero causare lesioni lievi o moderate.

Vernier Caliper, Vernier Depth Gage

No. 99MAC002M11

ユーザーズマニュアル

ノギス、
デプスゲージPosuvné měřítko s noniem, hloubkoměr

cs►Bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, používejte tento přístroj v souladu s pokyny aspecifikacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit
bezpečnost.

►Poznámky k vývozním předpisům

Nepřipusťte jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo porušovat jakýkoli zákon nebo nařízení
Japonska, vaší země nebo jiné mezinárodní smlouvy týkající se vývozu nebo následného vývozu
jakýchkoli komodit.

UPOZORNĚNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung ---------------------------------------------------

Précautions d'utilisation ----------------------------------------------------------------------------• I becchi di misurazione esterni ed interni di questo calibro hanno un bordo affilato. Maneggiarlo con curaper evitare lesioni.
• Non misurare il pezzo se è in rotazione. Rischio di lesioni se si rimane impigliati nella macchina utensile.

• Unbedingt Nullpunkt überprüfen und dabei folgende Hinweise befolgen:- Nicht an Orten einstellen, die plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind. Dem Messgerät
ausreichend Zeit lassen, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen.
- Vor dem Messen Späne, Staub und Schmutz von den Gleitflächen, Messflächen und gestuften Flächen
abwischen.
- Vor dem Beginn der Messungen mit dem Nonius-Messschieber sicherstellen, dass bei geschlossenen
Messschenkeln die Nulllinien des Nonius und der Hauptskalen übereinstimmen und kein Spalt und kein Licht
zwischen den Backen sichtbar sind.
- Vor dem Messen mit dem Tiefenmesser sicherstellen, dass die Nulllinien des Nonius und der Hauptskalenübereinstimmen, wenn die Messfläche und die Referenzfläche auf einer flachen Grundplatte abgeglichen
werden.
• Mit dem Nonius-Messschieber keine sich drehenden Werkstücke messen, um Gefahren und Verschleiß derMessflächen zu vermeiden.
• Den Messschieber vor der ersten Verwendung mit einem weichen, in Reinigungsöl getränkten Tuch abwischen,um ihn von Rostschutzöl zu säubern.
• Eingetrocknetes Rostschutzöl kann die Leichtgängigkeit des Messgeräts beeinträchtigen. Vor Verwendung desMessgeräts die Gleitflächen mit einem Tuch abwischen und dann ein wenig Öl auftragen. Auf diese Weise wird
das Gerät wieder leichtgängig.
• Reinigungsöl auf die Gleitflächen und insbesondere auf die Referenzflächen auftragen. Ungeölte kritische
Oberflächen fördern die Kratzerbildung und können die Leichtgängigkeit der Schieberbewegungenbeeinträchtrigen.
• Messgerät nach Gebrauch vor Korrosion schützen. Korrosion kann die Funktionstüchtigkeit des Messgeräts
beeinträchtigen.

• Assurez-vous de vérifier le point zéro en respectant la procédure ci-dessous.
- Le réglage doit être effectué dans un endroit non soumis à des variations brutales de température.
Patientez suffisamment pour que la température de l'instrument se stabilise à la température de la pièce.
- Avant de procéder à la mesure, essuyez les surfaces de glissement, les surfaces de mesure et lessurfaces graduées pour éliminer les copeaux/la poussière/la saleté.
- Avant d'effectuer des mesures avec le pied à coulisse à vernier, assurez-vous que les graduations zéro
du vernier et de la règle principale coïncident lorsque les becs sont fermés et vérifiez qu'il n'y a pas de jour
entre les becs.
- Avant d'effectuer des mesures avec la jauge de profondeur, assurez-vous que les graduations du vernieret de la règle principale coïncident lorsque la surface de mesure et la surface de référence sont disposées
à plat sur un marbre.
• N'utilisez pas le pied à coulisse à vernier sur une pièce en rotation ; c'est dangereux et vous risqueriez
d'endommager les surfaces de mesure.
• Avant la première utilisation, essuyez le pied à coulisse avec un chiffon doux imbibé d'un produit nettoyant
pour le débarrasser de l'huile anti-rouille.
• La présence d'huile anti-rouille séchée peut entraîner un dysfonctionnement du produit. Essuyez lessurfaces de coulissement avec un chiffon, puis appliquez une pointe d'huile avant d'utiliser le produit. Cela
contribue à un fonctionnement sans à-coup.
• Appliquez de l’huile propre sur les surfaces de glissement, en particulier les surfaces de référence. Un
manque d'huile peut favoriser la formation de rayures sur les surfaces critiques et être ainsi à l'origine demouvements irréguliers du coulisseau.
• Après utilisation, appliquez des mesures de prévention de la corrosion. La corrosion peut entraîner undysfonctionnement de l'instrument.

Precauzioni per l'impiego --------------------------------------------------------------------------• Assicurarsi di controllare il punto zero secondo i seguenti punti:- Non effettuare la regolazione in luoghi in cui la temperatura cambia bruscamente. Stabilizzare
termicamente lo strumento a temperatura ambiente.
- Prima di misurare, rimuovere trucioli / polvere / sporco dalle superfici di scorrimento, dalle superfici dimisurazione e dalle superfici graduate.
- Prima di eseguire le misurazioni con il calibro a corsoio, assicurarsi che le linee zero del calibro e le scale
principali coincidano quando i becchi sono chiusi e che non vi siano fessure tra i becchi osservandoli
controluce.
- Prima di eseguire misurazioni con l'asta di profondità, assicurarsi che le linee zero del calibro a corsoio ele scale principali coincidano quando la faccia di misurazione e la superficie di riferimento sono impostate
uniformemente su un piano di riscontro.
• Non utilizzare il calibro a corsoio su un pezzo in rotazione: è pericoloso e le facce di misurazione si usureranno.
• Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, rimuovere l'olio antiruggine con un panno morbido
imbevuto di olio detergente.
• Se l'olio antiruggine è seccato, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Pulire la superficie discorrimento con un panno e quindi applicare una piccola quantità di olio per utilizzare il prodotto. In questo
modo il prodotto funzionerà correttamente.
• Applicare olio pulito sulle superfici di scorrimento, in particolare sulle superfici di riferimento. La mancanzadi olio può causare graffi sulle superfici critiche, causando movimenti irregolari del cursore.
• Dopo l'uso, adottare misure per la prevenzione della corrosione. La corrosione può causare ilmalfunzionamento dello strumento.

DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

CONSERVEZ CE DOCUMENT AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ULOŽTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Für weitere Informationen siehe: https://manual.mitutoyo.co.jp.

Pour plus d'informations, consultez le site https://manual.mitutoyo.co.jp.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a https://manual.mitutoyo.co.jp.

Více informací naleznete na stránkách https://manual.mitutoyo.co.jp.

Calibrador Vernier (Pie de rey), medidor de profundidad

Nonius schuifmaat, dieptemeter

Vernier skjutmått, djupmått

游标卡尺、深度尺es►Notas sobre los reglamentos de exportación

No cometa ningún acto que pueda, directa o indirectamente, infringir alguna ley o normativa deJapón, su país o de cualquier otro tratado internacional relativo a la exportación o reexportaciónde cualquier producto.

PRECAUCIÓN Presenta riesgos que podrían provocar lesiones leves o moderadas.
• Las cuchillas de medición interiores y exteriores del calibrador vernier son afiladas. Manipúlelo
con cuidado para evitar lesiones.
• No mida la pieza si esta está girando. Riesgo de lesiones al quedarse atrapado en la máquina
herramienta.
Precauciones para el uso ---------------------------------------------------------------------------nl

Om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, gebruikt u dit instrument inovereenstemming met de richtlijnen en specificaties in deze gebruikershandleiding. Het niet
naleven van de instructies kan de veiligheid in gevaar brengen.

►Opmerkingen over exportregelgeving

Doe geen handeling die direct of indirect in strijd is met wet of regelgeving van Japan, uw land of
enig ander internationaal verdrag met betrekking tot de export of doorlevering van goederen.

VOORZICHTIG Toont risico's die kunnen leiden tot licht of matig letsel.
• De meetbekken aan de buiten- en binnenkant van deze schuifmaat hebben een scherpe rand.
Ga er voorzichtig mee om om letsel te voorkomen.
• Meet het werkstuk niet als het draait. Gevaar voor letsel door gekneld raken in de machine.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ------------------------------------------------------------►Säkerhetsföreskriftersv

För att säkerställa användarens säkerhet ska detta instrument användas i enlighet
med anvisningarna och specifikationerna i denna användarhandbok. Bristande överensstämmelse
med anvisningarna kan äventyra säkerheten.

►Anmärkningar om exportföreskrifter

Utför inte en handling som direkt eller indirekt kan bryta mot någon lag eller förordning i Japaneller i ditt land eller något annat internationellt avtal som gäller export eller återexport av varor.

Försiktighetsåtgärder vid användning ---------------------------------------------------------• Controleer zeker het nulpunt door de vermelde punten hieronder te volgen.
- Voer de instelling niet uit op plaatsen waar de temperatuur abrupt verandert. Stabiliseer het instrument
voldoende bij kamertemperatuur.
- Veeg voordat u gaat meten schilfers/stof/vuil weg van de glijvlakken, meetvlakken en gegradueerde
oppervlakken.
- Voordat u metingen uitvoert met de Nonius schuifmaat, moet u ervoor zorgen dat de nullijnen van deNonius en de hoofdschalen samenvallen wanneer de bekken gesloten zijn en er tussen de bekken
geen spleet te zien is tegen het licht.
- Voordat u metingen met de dieptemeter uitvoert, moet u ervoor zorgen dat nullijnen van de Nonius en
de hoofdschalen samenvallen wanneer het meetvlak en het referentieoppervlak even zijn ingesteld op
een oppervlakteplaat.
• Gebruik de Nonius schuifmaat niet op een roterend werkstuk; dit is gevaarlijk en meetvlakken slijten zo af.
• Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, veegt u de roestwerende olie van het product af met
een zachte doek gedrenkt in reinigingsolie.
• Als de roestwerende olie is opgedroogd, werkt het product mogelijk niet soepel. Veeg een glijdend
oppervlak af met een doek en breng een beetje olie aan om het product te gebruiken. Daarna kan het
product weer soepel werken.
• Breng schone olie aan op de glijdende oppervlakken, vooral op de referentievlakken. Gebrek aan olie kan
krassen veroorzaken op de kritische oppervlakken, wat resulteert in onaangename schuifbewegingen.
• Neem na gebruik maatregelen voor corrosiepreventie. Corrosie kan een storing veroorzaken.

• Kontrollera nollpunkten genom att följa punkterna nedan.
- Gör inte justeringen på platser där temperaturen kan ändras hastigt. Stabilisera instrumentet
tillräckligt varmt i rumstemperatur.
- Torka av flis/damm/smuts av glidytorna, mätytorna och de graderade ytorna innan du mäter.
- Innan du gör mätningar med vernier-skjutmåttet, se till att nollstrecken på vernierskalan ochhuvudskalan sammanfaller när skänklarna stängs och att det inte finns någon springa mellanskänklarna mot ljuset.
- Innan du gör mätningar med djupmåttet, se till att nollstrecken på vernierskalan och huvudskalansammanfaller när mätytan och referensytan är jämnt inställda på en ytplatta.
• Använd inte den vernier-skjutmåttet på ett roterande arbetsstycke; det är farligt och sliter påmätytorna.
• Innan du använder det här skjutmåttet för första gången, ska den rostskyddande oljan torkas av frånmätaren med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsolja.
• Om den rostskyddande oljan torkar ut kan det leda till att produkten inte fungerar optimalt. Torka en
glidyta med en trasa och applicera sedan lite olja för att använda produkten. Detta kan göra att
produkten fungerar optimalt.
• Applicera ren olja på glidytorna, framför allt på referensytorna. Brist på olja kan orsaka repor på dekritiska ytorna, vilket kan leda till ojämna glidrörelser.
• Utför korrisionsskyddande åtgärder efter användning. Korrosion kan leda till att instrumentet inte
fungerar som det ska.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING TER REFERENTIE.

BEHÅLL DENNA ANVÄNDARHANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK.

Ga naar https://manual.mitutoyo.co.jp voor meer informatie.

Se https://manual.mitutoyo.co.jp för mer information.

Paquímetro com vernier, medidor deprofundidade

Suwmiarka noniuszowa z głębokościomierzem

Vernierli Kumpas, Derinlik Mastarı►Precauções de segurança►Notas sobre os Regulamentos de Exportação

Não cometa qualquer ato que possa, direta ou indiretamente, violar qualquer lei ou regulamento do Japão, do seu
país ou qualquer outro tratado internacional, relacionado com a exportação ou reexportação de quaisquer
mercadorias.

Mostra riscos que podem resultar em ferimentos leves ou moderados.
• A orelha e bico de medição deste paquímetro têm a aresta afiada. Manipule-o com muito cuidado para evitar lesões.
• Não meça a peça de trabalho se esta estiver girando. Existe o risco de ferimentos por ficar preso na máquinaferramenta.

Precauções de utilização ----------------------------------------------------------------------------• Certifique-se de que verificou o ponto zero seguindo os pontos do aviso abaixo.
- Não efetue o ajuste em locais onde a temperatura possa mudar bruscamente. Deixe o instrumento
estabilizar a nível térmico durante tempo suficiente à temperatura ambiente.
- Antes de medir, limpe as lascas/poeira/sujidade das superfícies deslizantes, faces de medição esuperfícies graduadas.
- Antes de fazer medições com o paquímetro com vernier, verifique se as linhas zero das escalas vernier e
principal coincidem quando o bico está fechado e se não é observável qualquer fenda no bico contra a luz.
- Antes de fazer medições com o medidor de profundidade, verifique se as linhas zero das escalasvernier e principal coincidem quando a face de medição e a superfície de referência estão tocando
uniformemente numa superfície de referência.
• Não use o paquímetro com vernier numa peça de trabalho que esteja girando; isso é perigoso e as faces
de medição ficarão desgastadas.
• Antes de usar este produto pela primeira vez, retire o óleo de proteção antioxidante do produto com um
pano macio embebido em óleo de limpeza.
• Se o óleo antioxidante estiver seco, o produto pode não funcionar suavemente. Limpe uma superfície
deslizante com um pano e depois aplique um pouco de óleo antes de usar o produto. Isso pode fazer comque o produto funcione sem problemas.
• Aplique óleo limpo nas superfícies deslizantes, especialmente nas superfícies de referência. A falta de óleopode causar arranhões nas superfícies críticas, daí podendo resultar movimentos pouco suaves do cursor.
• Após a utilização, tome medidas de prevenção da corrosão. A corrosão pode causar o mau funcionamento
do instrumento.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora należy używać niniejszego przyrządu zgodnie
z wytycznymi i specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń
podanych w niniejszej instrukcji może stać się przyczyną zagrożenia.

►Uwagi dotyczące przepisów eksportowych

Nie należy naruszać, w sposób bezpośredni lub pośredni, przepisów prawnych obowiązujących w Japonii,
kraju użytkownika oraz wszelkich innych umów międzynarodowych dotyczących wywozu lub reeksportu
towarów.

PRZESTROGA Wskazuje ryzyko niewielkich lub średnich obrażeń.

►Güvenlik ÖnlemleritrOperatörün güvenliğini sağlamak için, cihazı bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen talimat
ve yönetmeliklere uygun olarak kullanın. Talimatlara uyulmaması, güvenliği tehlikeye atabilir.

►İhracat Düzenlemeleri Hakkında Notlar

Herhangi bir malın ihracatı veya yeniden ihracatı ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak
Japonya'nın, ülkenizin veya diğer herhangi bir uluslararası antlaşmanın yasalarını veya
düzenlemelerini ihlal edebilecek bir harekette bulunmayın.

DİKKAT Küçük veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek riskleri gösterir.

• 该卡尺的外侧和内侧量爪都有锋利的边缘。务必小心操作本产品，以免受伤。
• 如果工件正在旋转，请勿测量工件。有被机床卡住受伤的危险。

使用注意事项 ------------------------------------------• 务必按照下列注意点检查零点。
- 请勿在温度可能突然变化的地方进行调节。在室温下使仪器充分地热稳定。
- 在测量之前，请擦去滑动面、测量面和刻度面上的碎屑/灰尘/污垢。
- 在用游标卡尺进行测量之前，请确保在量爪闭合时，游标尺和主标尺的零线重合，并且在光线的照射下量爪之间没有缝隙。
- 在用深度尺进行测量之前，须将测量面和基准面在平板上对齐，且确保游标尺和主标尺的零线重合。
• 请勿在旋转的工件上使用游标卡尺 ；因为这很危险，而且测量面会磨损。
• 首次使用本产品前，请用浸有清洗油的软布擦除产品上的防锈油。
• 如果防锈油已干燥，产品可能使用不顺畅。使用产品前，请用布擦拭滑动面，然后涂
抹少量油。此操作可以使产品使用顺畅。
• 请在滑动面尤其是基准面上涂抹清洁油。缺油可能会在表面上造成刮擦，从而导致尺框运动不顺畅。
• 使用后应采取防腐措施。腐蚀可能导致仪器失灵。

保管好本手册以备将来参考。
有关更多信息，请参见 https://manual.mitutoyo.co.jp 。

游標卡尺、深度計
安全注意事項

zh-TW

使用本測器時，請遵守說明書上記載的規格、功能和使用注意事項，超出使用範圍會影響本測器的安全性能。不按規定使用將不能確保安全。

有關出口管制的注意事項

應同意並遵守不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律，以及任何有關此
商品出口、再出口的其他國際協定的行為約定。

Środki ostrożności podczas użytkowania -----------------------------------------------------

Kullanım Önlemleri ------------------------------------------------------------------------------------• Sprawdzić punkt zerowy zgodnie z poniższymi wskazówkami.
- Nie wykonywać regulacji w warunkach zmiennej temperatury. Odczekać, aż przyrząd osiągnie
temperaturę pokojową.
- Przed pomiarem usunąć wióry, pył i zanieczyszczenia z powierzchni ślizgowych, powierzchni
pomiarowych i powierzchni z podziałką.
- Przed wykonaniem pomiaru przy użyciu suwmiarki noniuszowej upewnić się, że linie zerowe noniusza
i głównej podziałki pokrywają się przy zamkniętych szczękach, a pomiędzy szczękami, pod światło
nie jest widoczna szczelina.
- Przed wykonaniem pomiaru przy użyciu głębokościomierza upewnić się, że linie zerowe noniusza i
głównej podziałki pokrywają się, gdy powierzchnia pomiarowa i powierzchnia odniesienia są
wyrównane na płycie traserskiej.
• Nie mierzyć obracających się przedmiotów ze względu na ryzyko obrażeń i możliwość zużycia
powierzchni pomiarowych.
• Przed pierwszym użyciem przyrządu usunąć olej antykorozyjny miękką ściereczką zwilżoną olejem
czyszczącym.
• Zaschnięty olej antykorozyjny może wpływać na płynny ruch przyrządu. Przed użyciem przyrządu
należy wytrzeć powierzchnie ślizgowe ściereczką, a następnie nanieść niewielką ilość oleju. Pozwoli to
przywrócić płynny ruch przyrządu.
• Nanieść czysty olej na powierzchnie ślizgowe, szczególnie na powierzchnie odniesienia. Brak oleju
może powodować zarysowania na krytycznych powierzchniach, wpływając na płynny ruch przyrządu.
• Po zakończeniu pracy z przyrządem należy go zabezpieczyć przed korozją. W innym przypadku
przyrząd może nie działać prawidłowo.

• Aşağıdaki noktalara dikkat ederek sıfır noktasını kontrol ettiğinizden emin olun.
- Sıcaklığın aniden değişeceği yerlerde ayarlamayı gerçekleştirmeyin. Cihazı yeterince bir süre oda
sıcaklığında bekletin.
- Ölçüm yapmadan önce, kayan yüzeyler, ölçüm yüzleri ve kademeli yüzeylerdeki talaşı/tozu/kiri
temizleyin.
- Vernier kumpasıyla ölçüm yapmadan önce çeneler kapalıyken ve çeneler arasında ışığa karşı
bakıldığında bir yarık görünmeyecek şekilde vernierin sıfır çizgilerinin ve ana ölçeklerinkesiştiğinden emin olun.
- Derinlik mastarı ile ölçüm yapmadan önce, ölçüm yüzü ve referans yüzey, bir yüzey plakası
üzerinde düzgün durduğunda vernierin sıfır çizgilerinin ve ana ölçeklerin kesiştiğinden emin olun.
• Vernier kumpasını dönen iş parçasının üzerinde kullanmayın; bu durum, tehlikelidir ve ölçüm
yüzlerinin aşınmasına neden olur.
• Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce temizleyici yağa batırılmış yumuşak bir bez kullanarak pasönleyici yağı üründen giderin.
• Pas önleyici yağın kuruması halinde ürün düzgün çalışmayabilir. Kaygan bir yüzeyi bezle silin veürünü kullanmak için biraz yağ uygulayın. Bu, ürünün sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.
• Kayma yüzeylerine, özellikle referans yüzeylere temiz yağ sürün. Yağ eksikliği kritik yüzeylerdeçiziklere neden olabilir ve bu da kayma hareketlerinin bozulmasına neden olabilir.
• Kullanımdan sonra korozyona karşı önlemler alın. Korozyon kumpasın arızalanmasına neden
olabilir.

• 請務必按照以下注意要點檢查零點。
- 請勿在溫度急劇變化的場所進行調整，並在室溫下使儀器充分恆溫。
- 量測前，請拭除滑動表面、測定面和刻度表面上的碎屑/灰塵/污垢。
- 使用游標卡尺進行量測之前，請確認測爪閉合時，游標和主尺刻度的零線重合，且在光線下觀察測爪之前沒有縫隙。
- 使用深度計進行量測之前，請確認測定面和基準面平放在平台上時，游標和主尺刻度的零線重合。
• 請勿在旋轉中的工件上使用游標卡尺；這是危險動作，並且會導致測定面磨損。
• 首次使用本產品前，請用浸有油的軟布將本產品上的防鏽油拭除。
• 若防鏽油已變乾，本產品可能無法順利操作。用布擦拭滑動表面，然後在本產品上
塗抹少許油後再使用，這可使產品順利操作。
• 在滑動表面，尤其是基準面上塗抹清潔油。缺油可能會導致表面刮傷，造成滑尺移動不順。
• 使用完畢後，請採取防鏽措施。生鏽會導致儀器故障。

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

BU KILAVUZU GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://manual.mitutoyo.co.jp.

Daha fazla bilgi için https://manual.mitutoyo.co.jp sitesini ziyaret edin.

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8533, Japan+81 (0) 44 813-8230

使用注意事項 -------------------------------------------

請保存此手冊以供日後參考。
如需更多資訊，請參見https://manual.mitutoyo.co.jp.

버니어 캘리퍼스 , 뎁스 게이지▶안전 예방 수칙ko제품을 사용할 때, 기재된 사양ㆍ기능ㆍ주의사항에 따라서 사용해 주십시오.
기재된 목적 이외의 용도로 제품을 사용할 경우, 안전을 해칠 우려가 있습니다.

►Примечания к правилам экспортаНе совершайте действий, которые могли бы прямо или косвенно нарушать какие-либо законы илинормативные акты Японии, вашей страны или какие-либо другие международные договора,касающиеся экспорта или реэкспорта любых товаров.

▶해외 이전에 관한 주의상품의 수출 또는 재수출과 관련하여 일본과 한국 또는 기타 국제조약에 관한법률이나 법규를 위반할 수 있는 행위를 범하지 마십시오.

О рисках, которые могут привести к травмам легкой или средней тяжести.
• Измерительные губки этого штангенциркуля для внешних и внутренних измерений имеют
острые края. Обращайтесь с ними с большой осторожностью, чтобы избежать травм.
• Не измеряйте деталь, если она вращается. Опасность травмирования при контакте собрабатывающим инструментом.

• 이 캘리퍼스의 외측용 및 내측용 조는 뾰족하고 날카롭습니다. 다치지 않도록 각별한 주의를 기울여 주십시오.
• 측정물이 회전하고 있을 경우에는 측정하지 마십시오. 기기에 끼어 다칠 위험이있습니다.

Меры предосторожности при эксплуатации ------------------------------------------------------------

사용 상 주의사항 -----------------------------------------------------------------------• Обязательно проверяйте точку отсчета, следуя примечаниям, приведенным ниже- Не выполняйте настройку прибора в местах со значительными колебаниями температуры. Перед
использованием выдержите прибор при комнатной температуре для его стабилизации.
- Перед проведением измерений сотрите пыль/стружку/загрязнения с поверхностей скольжения, шкал иизмерительных поверхностей прибора.
- Прежде чем проводить измерения с помощью нониусного штангенциркуля, убедитесь, что нулевые линии
нониусной и основной шкал совпадают, когда губки сведены и между губок нет щели при проверке напросвет.
- Перед выполнением измерений с помощью штангенглубиномера убедитесь, что нулевые линии нониусной иосновной шкал совпадают, когда измерительная и базовая плоскости выставлены по уровню на поверочной
плите.
• Не используйте нониусный штангенциркуль при вращении измеряемой детали; это опасно, и измерительные
поверхности дополнительно подвергнутся износу.
• Прежде чем использовать этот штангенциркуль в первый раз, сотрите антикоррозионное масло с прибора
салфеткой из мягкой ткани, смоченной в чистящем масле.
• При высыхании антикоррозийного масла прибор может перемещаться рывками. Протрите скользящую
поверхность тканью, а затем нанесите небольшое количество масла перед использованием прибора. Этопоможет обеспечить плавную работу прибора.
• Нанесите чистое масло на поверхности скольжения, особенно на базовые поверхности. Нехватка масла может
привести к появлению царапин на рабочих поверхностях, что приведет к заеданию рамки при перемещении.
• После использования прибора применяйте противокоррозионные средства для предотвращения появления
ржавчины. Ржавчина может привести к неисправности прибора.

• 아래 주의사항에 따라 영점을 확인하십시오.
- 본 제품을 온도 변화가 급격한 장소에서 사용하지 마십시오. 사용 전에 상온에서 제품의 열적 특성을 안정화하십시오 .
- 측정면 및 눈금면에 묻은 오일과 먼지는 거즈 혹은 섀미 가죽을 사용하여 제거하십시오.
- 버니어 캘리퍼스를 사용하기 전에 조의 측정면을 닫고 어미자와 버니어의 영점이 일치하는지, 외측용 조를 빛에 비추어 측정면 사이에 틈이 없는지 확인하십시오.
- 뎁스 게이지를 사용하기 전에 반드시 정반 등으로 측정면과 기준면을 맞추어 어미자와 버니어의 영점이 일치하는지 확인하십시오 .
• 버니어 캘리퍼스를 회전하는 측정물에 사용하지 마십시오. 위험하며 측정면이마모됩니다.
• 본 제품을 처음 사용하는 경우 클리닝 오일을 적신 부드러운 천 등으로 제품에 묻어 있는 방청제를 닦아내 주십시오.
• 방청제가 건조되면 제품이 부드럽게 작동하지 않을 수 있습니다. 슬라이딩면을천으로 닦은 다음 약간의 오일을 바르고 제품을 사용하십시오. 이렇게 하면 제품이 원활하게 작동할 수 있습니다 .
• 슬라이딩면, 특히 기준면에 클리닝 오일을 바르십시오. 오일이 부족하면 표면이긁혀 슬라이더가 부드럽게 움직이지 않을 수 있습니다.
• 사용 후에는 방청 처리를 해 주십시오 . 부식으로 인해 오작동 할 수 있습니다 .

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Дополнительную информацию можно получить, посетив веб-страницу
https://manual.mitutoyo.co.jp.

เวอร์ เนียร์ คาลิเปอร์ , เกจวัดความลึก►ข้ อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

thเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้ใช้เครื่ องมือนี้ตามค�าแนะน�าและข้อมูลจ�าเพาะที่ระบุไว้ในคู่มือ
ผูใ้ ช้น้ ี การไม่ปฏิบตั ิตามวิธีใช้งานอาจท�าให้ความปลอดภัยลดลง
►หมายเหตุเกีย่ วกับกฎระเบียบการส่ งออกห้ามกระท�าการใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมที่อาจละเมิดกฎหมายหรื อกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น
ประเทศของท่าน หรื อสนธิสญั ญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกหรื อการส่ งกลับสิ นค้า• ส่ วนภายในและภายนอกของปากวัดคาลิเปอร์มีความคม ให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่
เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ
• ห้ามวัดชิ้นงานที่กา� ลังหมุนอยู่ มิฉะนั้นอาจติดในเครื่ องกลึงและท�าให้ได้รับบาดเจ็บได้ข้ อควรระวังในการใช้ งาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ต้องมัน่ ใจว่าได้ตรวจสอบจุดศูนย์ตามข้อแนะน�าด้านล่าง
- ห้ามปรับจุดอ้างอิงในบริ เวณที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ปรับอุณหภูมิของเครื่ องมือให้อยูท่ ี่อุณหภูมิหอ้ ง- ก่อนท�าการวัด ให้เช็ดเศษตัด/ฝุ่ นผง/สิ่ งสกปรก ออกจากพื้นผิวของส่ วนสไลด์ พื้นผิวที่ใช้วดั และพื้นผิวที่มีขีดวัด
- ก่อนใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์เพื่อท�าการวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นศูนย์ของเวอร์เนียร์และสเกลหลักอยูต่ รงกัน
ในขณะที่ปากวัดปิ ดอยู่ และไม่มีร่องให้แสงลอดผ่านระหว่างปากวัดได้
- ก่อนใช้เกจวัดความลึกเพื่อท�าการวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นศูนย์ของเวอร์เนียร์และสเกลหลักอยูต่ รงกัน
ในขณะที่พ้ืนผิวที่ใช้วดั และพื้นผิวอ้างอิงตั้งได้ระนาบกันบนแท่นระดับ
• ห้ามใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์กบั ชิ้นงานที่กา� ลังหมุนอยู่ เนื่องจากจะท�าให้เกิดอันตรายและพื้นผิวที่ใช้วดั จะเกิดการสึ กหรอ• ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ใช้ผา้ เนื้อนุ่มชุบน�้ามันท�าความสะอาด เช็ดน�้ามันกันสนิมออกจากผลิตภัณฑ์
• หากน�้ามันกันสนิมแห้ง ผลิตภัณฑ์อาจท�างานได้ไม่ราบรื่ น ให้เช็ดพื้นผิวของส่ วนสไลด์ดว้ ยผ้า แล้วทาน�้ามันเล็กน้อย
ก่อนใช้งาน จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทา� งานได้อย่างราบรื่ น• ทาน�้ามันท�าความสะอาดบนพื้นผิวของส่ วนสไลด์ โดยเฉพาะบนพื้นผิวอ้างอิง น�้ามันที่ไม่เพียงพออาจท�าให้เกิดรอย
ขีดข่วนบนพื้นผิวส�าคัญต่างๆ และส่ งผลให้สไลเดอร์เคลื่อนที่ได้ไม่ราบรื่ น• ให้บา� รุ งรักษาด้วยวิธีการป้ องกันการเกิดสนิมหลังเสร็ จการใช้งาน เพราะการเกิดสนิมสามารถท�าให้เครื่ องมือวัด
ท�างานผิดปกติ

Thước cặp đo độ dày, Thước đo chiều sâu►Biện pháp an toàn향후 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 보관해 주십시오.
자세한 내용은 https://manual.mitutoyo.co.jp 를 참조하십시오.

Angkup Vernier, Tolok Kedalaman►Pengawasan Keselamatan

ms

Untuk memastikan keselamatan pengendali, gunakan instrumen ini dengan mematuhi panduan
dan spesifikasi yang diberikan dalam Buku Panduan Pengguna ini. Kegagalan mematuhi arahanboleh menjejaskan keselamatan.

►Nota mengenai Peraturan Eksport

Jangan lakukan tindakan yang boleh, secara langsung atau tidak langsung, melanggar
mana-mana undang-undang atau peraturan Jepun, negara anda, atau mana-mana triti
antarabangsa lain, berkenaan eksport atau eksport semula sebarang komoditi.

• Rahang pengukur luar dan dalam angkup ini mempunyai pinggir yang tajam. Kendalikannya dengan
begitu berhati-hati bagi mengelak kecederaan.
• Jangan ukur bahan kerja jika ia berputar. Risiko kecederaan akibat terkepit pada perkakas mesin.

Pengawasan Penggunaan ------------------------------------------------------------------------• Pastikan titik sifar diperiksa dengan mengikuti perkara-perkara yang diberitahu di bawah.
- Jangan melakukan pelarasan di tapak di mana suhu akan berubah secara mendadak. Dengansecukupnya menstabilkan instrumen pada suhu bilik.
- Sebelum mengukur, bersihkan serpihan/habuk/kotoran permukaan gelangsar, muka pengukur dan
permukaan bersenggat.
- Sebelum mengambil ukuran dengan angkup vernier, pastikan garisan sifar pada vernier dan skala utama
sekena apabila rahang ditutup serta tiada celahan antara kedua-dua rahang apabila dilihat ke arah cahaya.
- Sebelum mengambil pengukuran dengan pengukur kedalaman, pastikan garis sifar vernier dan skala utama
bertepatkan apabila permukaan pengukur dan permukaan rujukan ditetapkan samaan pada plat permukaan.
• Jangan gunakan angkup vernier pada bahan kerja yang berputar; ini berbahaya dan muka pengukur akan haus.
• Sebelum menggunakan produk ini buat kali pertama, lap minyak pencegah karat daripada produk
dengan kain lembut yang direndam dengan minyak pembersih.
• Jika minyak pencegah karat kering, produk mungkin tidak beroperasi dengan lancar. Lap permukaan
gelangsar dengan kain dan kemudian sapu sedikit minyak untuk menggunakan produk. Ini
membolehkan produk beroperasi dengan lancar.
• Sapu minyak bersih pada permukaan terutamanya permukaan rujukan. Kekurangan minyak boleh
menyebabkan permukaan bercalar, menjadikan pergerakan gelangsar tidak lancar.
• Selepas digunakan, ambil langkah-langkah pencegahan kakisan. Kakisan boleh menyebabkan
instrumen tidak berfungsi.

SIMPAN BUKU PANDUAN INI UNTUK RUJUKAN MASA DEPAN.

ส� าหรับรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาดูจาก https://manual.mitutoyo.co.jp.

• 本卡尺的測爪內外側邊緣較為鋒利。請小心使用，避免發生危險。
• 請勿量測旋轉中的工件。若遭機床夾入會導致受傷危險。

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Для обеспечения безопасности оператора используйте инструмент в соответствии синструкциями и спецификациями, указанными в руководстве пользователя.
Несоблюдение данных указаний может привести к угрозе безопасности.

ruเก็บคู่มอื เล่ มนีไ้ ว้ เพือ่ ใช้ อ้างอิงในอนาคต• Bu kumpasın iç ve dış ölçüm çenelerinin keskin bir kenarı vardır. Yaralanmaları önlemek için çok
dikkatli bir şekilde kullanın.
• İş parçası dönüyorsa ölçüm yapmayın. Takım tezgahına takılma nedeniyle yaralanma tehlikesi.

• Zewnętrzne i wewnętrzne szczęki pomiarowe suwmiarki mają ostre krawędzie. Należy zachować
ostrożność, aby uniknąć zranienia.
• Nie mierzyć obracających się przedmiotów. Ryzyko obrażeń na skutek pochwycenia przez obrabiarkę.

Para mais informações, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp.

Mitutoyo Corporation

出口管制条例应同意并遵守不得直接或者间接违反日本或客户方国家的法律，以及任何有关
此商品出口、再出口的其它国际协议的行为约定。

▲

Para garantir a segurança do operador, use este instrumento em conformidade com as instruções eespecificações apresentadas no Manual do Utilizador. A não conformidade com as instruções pode comprometera segurança.

pl

zh-CN

为确保操作者安全，请按照本用户手册中的指示和规范使用本仪器，不遵守这些
说明可能会危及安全。

▲

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para obtener más información, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp.

►Środki ostrożności

安全须知

Visar risker som kan leda till mindre eller måttlig skada.
• Mätskänklarna på utsidan och insidan på detta skjutmått har en vass kant. Hantera det med
stor försiktighet för att undvika skador.
• Mät inte arbetsstycket om det roterar. Risk för personskador genom fastklämning imaskinverktyget.

• Asegúrese de verificar el punto cero siguiendo los puntos a continuación.
- No realice el ajuste en lugares en los que la temperatura puede cambiar bruscamente. Estabilice térmicamente el
instrumento a temperatura ambiente de forma adecuada.
- Antes de realizar la medición, limpie las rebabas, polvo y suciedad de las superficies deslizantes, las caras demedición y las superficies graduadas.
- Antes de realizar mediciones con el calibrador vernier, asegúrese de que las líneas cero del vernier y de las reglasprincipales coincide con las cuchillas cuando están cerradas y que no se observe ninguna rendija entre las cuchillas
al ponerlas a contra luz.
- Antes de realizar mediciones con el medidor de profundidad, asegúrese que las líneas cero del vernier y de lasreglas principales coinciden cuando la cara de medición y la superficie de referencia están en la mesa de granito(referencia).
• No utilice el calibrador vernier en piezas giratorias; es peligroso y provocará que se desgasten las caras de medición.
• Antes de utilizar este calibrador vernier por primera vez, limpie el aceite anticorrosivo del instrumento con un paño
suave empapado en alcohol isopropílico.
• Si el aceite anticorrosivo está seco, es posible que el instrumento no funcione adecuadamente. Limpie la superficie
deslizante con un paño y luego aplique un poco de aceite para usar el instrumento. Esto ayuda a que el instrumento
funcione adecuadamente.
• Aplique el aceite de limpieza en las superficies deslizantes, en especial en las superficies de referencia. La falta deaceite puede provocar rasguños y marcas en las superficies críticas, dando como resultado un movimiento irregulardel vernier.
• Después del uso, adopte medidas para prevenir la corrosión. La corrosión puede causar fallos en el instrumento.

pt• Zkontrolujte nulový bod podle níže uvedených pokynů.
- Neprovádějte nastavení v místech, kde dochází k náhlé změně teploty. Přístroj dostatečně tepelně
stabilizujte při pokojové teplotě.
- Před měřením otřete z kluzných ploch, měřicích ploch a stupnic třísky, prach a nečistoty.
- Před měřením pomocí posuvného měřítka s noniem zkontrolujte, že jsou nulové čáry nonia a hlavní
stupnice při uzavření čelistí zarovnané, a že mezi čelistmi není proti světlu viditelná žádná štěrbina.
- Před měřením pomocí hloubkoměru zkontrolujte, že jsou nulové čáry nonia a hlavní stupnice připřiložení měřicí plochy a referenční plochy k pracovní desce zarovnané.
• Nepoužívejte posuvné měřítko s noniem na rotujícím dílu. Je to je nebezpečné a došlo by též kopotřebení měřicích ploch.
• Před prvním použitím tohoto posuvného měřítka setřete z jeho povrchu měkkou utěrkou navlhčenou
v čisticím oleji původní antikorozní olej.
• Pokud dojde k vyschnutí antikorozního oleje, posuvník výrobku se nemusí pohybovat hladce. Předdalším použítím výrobku otřete kluznou plochu utěrkou a poté na ni naneste malé množství oleje.
Tím můžete obnovit hladký pohyb posuvníku výrobku.
• Na kluzné plochy, a zejména na referenční plochy, naneste čistý olej. Nedostatek oleje může způsobit
poškrábání kritických povrchů, což může mít za následek nerovnoměrný pohyb posuvníku.
• Po použití proveďte ošetření proti korozi. Koroze může způsobit nesprávnou funkci přístroje.

▲

Para garantizar la seguridad del operario, utilice el instrumento de conformidad conlas instrucciones y especificaciones que constan en este Manual del usuario. El incumplimientode las instrucciones puede poner en riesgo la seguridad.

►Veiligheidsmaatregelen

Pokyny k použití ---------------------------------------------------------------------------------------▲►Precauciones de seguridad• Vnější a vnitřní měřicí čelisti tohoto měřítka mají ostrou hranu. Zacházejte s ním velmi opatrně,abyste předešli poranění.
• Neměřte otáčející se díl. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku zachycení obráběcím strojem.

Нониусный штангенциркуль, штангенглубиномер
►Правила техники безопасности

User’s Manual

Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada https://manual.mitutoyo.co.jp.

viĐể đảm bảo an toàn cho người vận hành, khi sử dụng dụng cụ này, hãy tuân thủ
theo các hướng dẫn và thông số kỹ thuật được cung cấp trong Hướng dẫn sửdụng này. Nếu không tuân thủ theo hướng dẫn có thể không đảm bảo an toàn.

►Ghi chú về các quy định xuất khẩuKhông được thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạmcác điều luật hoặc quy định của Nhật Bản, quốc gia của bạn, hay bất kỳ hiệp ướcquốc tế nào khác liên quan đến xuất khẩu hay tái xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào.

• Các mỏ kẹp đo bên ngoài và bên trong của thước cặp này đều có cạnh sắc. Chú ýsử dụng sản phẩm cẩn thận để tránh gây thương tích.
• Không đo nếu mẫu đo đang quay. Làm như vậy có thể dẫn đến nguy cơ thương
tích do bị kẹt trong dụng cụ máy này.

Lưu ý khi sử dụng -----------------------------------------------------------------------------------• Đảm bảo kiểm tra điểm 0 bằng cách làm theo các điểm chú ý sau.
- Không thực hiện điều chỉnh ở những nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Ổn định nhiệtđầy đủ cho sản phẩm ở nhiệt độ phòng.
- Trước khi đo, hãy lau sạch mạt/bụi/vết bẩn khỏi các bề mặt trượt, mặt đo và bề mặt chia độ.
- Trước khi đo bằng thước cặp đo độ dày, hãy đảm bảo các vạch 0 của du xích và các thang đo
chính trùng khớp nhau khi đóng các mỏ kẹp lại và không có khe hở nào giữa các mỏ kẹp này.
- Trước khi đo bằng thước đo chiều sâu, hãy đảm bảo các vạch 0 của du xích và
các thang đo chính trùng khớp nhau khi mặt đo và bề mặt tham chiếu được đặt
ngang bằng trên một bàn vạch dấu.
• Không sử dụng thước cặp đo độ dày trên mẫu đo đang quay; điều này rất nguyhiểm và các mặt đo sẽ bị mòn.
• Trước khi sử dụng sản phẩm này lần đầu, hãy lau dầu chống rỉ sét khỏi sản phẩmbằng vải mềm thấm dầu làm sạch.
• Nếu dầu chống rỉ sét bị khô, sản phẩm khó có thể vận hành trơn tru. Lau bề mặtthước trượt bằng vải, sau đó tra một ít dầu để sử dụng sản phẩm. Điều này sẽ giúp
sản phẩm vận hành trơn tru.
• Tra dầu làm sạch lên các bề mặt trượt, đặc biệt là bề mặt tham chiếu. Thiếu dầu có
thể gây ra vết trầy xước trên bề mặt khiến thanh trượt chuyển động không trơn tru.
• Sau khi sử dụng, hãy thực hiện các biện pháp chống ăn mòn. Tình trạng ăn mòn có
thể làm hư hỏng dụng cụ này.

GIỮ LẠI SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://manual.mitutoyo.co.jp.

Jangka Sorong, Pengukur Kedalaman►Peringatan Keselamatan

id

Untuk memastikan keselamatan operator, gunakan instrumen ini sesuai dengan arahan dan spesifikasi
dalam Panduan Pengguna ini. Ketidakpatuhan terhadap petunjuk dapat membahayakan keselamatan.

►Catatan Mengenai Peraturan Ekspor

Jangan lakukan tindakan yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat melanggar
undang-undang atau peraturan di Jepang, di negara Anda, atau perjanjian internasional lainnya,
yang berkaitan dengan ekspor atau ekspor ulang komoditas apa pun.

• Bagian luar dan bagian dalam rahang ukur jangka sorong ini memiliki tepi yang tajam. Tangani dengan
sangat hati-hati agar tidak terluka.
• Jangan mengukur objek kerja yang sedang berputar. Risiko cedera karena tersangkut di dalam alat mesin.

Peringatan Penggunaan ---------------------------------------------------------------------------• Jangan lupa melakukan pemeriksaan titik acuan dengan memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut.
- Jangan melakukan penyesuaian di tempat-tempat yang mungkin mengalami perubahan suhu
mendadak. Stabilkan suhu instrumen pada suhu kamar.
- Sebelum mengukur, bersihkan serpihan/debu/kotoran dari permukaan geser, permukaan ukur, dan
permukaan bergerigi menggunakan lap.
- Sebelum mengukur dengan jangka sorong, pastikan garis nol jangka sorong dan skala utama berimpit
ketika kedua rahang ditutup dan tidak terlihat adanya celah di antara rahang ketika dilihat ke arah cahaya.
- Sebelum mengukur dengan pengukur kedalaman, pastikan garis nol jangka sorong dan skala utama
berimpit ketika permukaan ukur dan permukaan acuan diratakan pada pelat permukaan.
• Jangan menggunakan jangka sorong pada objek kerja berputar; hal ini berbahaya dan akan mengikis
permukaan ukur.
• Sebelum menggunakan produk ini untuk pertama kalinya, lap oli pencegah karat pada produk
menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan oli pembersih.
• Jika oli pencegah karat mengering, produk mungkin tidak dapat beroperasi dengan lancar. Lap
permukaan geser menggunakan kain, kemudian oleskan sedikit oli agar produk dapat digunakan.
Langkah ini dapat memperlancar kerja produk.
• Berikan oli bersih ke permukaan geser, khususnya permukaan acuan. Kurangnya oli dapat menyebabkangoresan pada permukaan, yang mengakibatkan penggeser tidak bergerak dengan lancar.
• Setelah penggunaan, lakukan langkah-langkah untuk mencegah korosi. Korosi dapat menyebabkan
instrumen tidak berfungsi.

SIMPAN PANDUAN INI UNTUK BAHAN ACUAN SEWAKTU-WAKTU DIPERLUKAN.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://manual.mitutoyo.co.jp.

Printed in Japan
Date of publication: July 1, 2020 (1)