Soluções de sistema Sediplus®
A determinação de VHS em sistema fechado

S-Sedivette® · Sediplus® S 2000 · Sediplus® S 200Sarmix® M 2000 · Acessórios

S-Sedivette®

Sediplus® S 2000

S-Sedivette® • Sistema fechado desde a coleta de sangue até a sedimentaçãoPara o processo de medição, a placa é deslocada para cima
e para baixo. Ao mesmo tempo, todos os S-Sedivette® sãoatravessados por um raio de medição. Atrás do S-Sedivette®,
o raio de medição encontra um detector. O limite entre
VREUHQDGDQWHHVHGLPHQWRGHHULWUĂFLWRVÜGHWHFWDGR
inequivocamente mediante a alteração da intensidade luminosa.

!

O comprovado sistema fechado de coleta de sangue doS-Monovette®, com o S-Sedivette®, permite também uma
sedimentação fechada sem a necessidade de utilizar uma pipeta.
• Sem risco de infecção ao encher as pipetas de sangue• A medição da sedimentação ocorre no tubo de coleta• Fácil de manusear• Econômico em termos de tempo e dinheiro®

A coleta de sangue ocorre como em um S-Monovette , oupela técnica de aspiração ou vácuo. É possível determinar
individualmente o princípio de coleta de acordo com o estado dasveias.
No S-Sedivette®SUHYLDPHQWHGRVDGRFRPbPOGHFLWUDWRVÊR
FROHWDGRVbPOGHVDQJXH UHOD×ÊRGHPLVWXUD 'HSRLVGD
coleta, o sangue citratado é devidamente misturado com oSarmix® M 200.
'HSRLVGDFROHWDGH
sangue e antes damedição, é necessário
agitar cuidadosamenteo S-Sedivette®.

No caso de mistura manual, uma pérola de vidro pré-dosadaajuda no processo de mistura.
Para a medição da velocidade de sedimentação, equipar os
VXSRUWHVGHVHGLPHQWD×ÊR66HGLYHWWHHGHıQLURSRQWR]HURGH
cada amostra com os parafusos de cabeça vermelha.
'HSRLVGHXPDKRUDQDHVFDODFRQYHUWLGDOHURYDORUGH
sedimentação. O valor corresponde ao valor de mm de acordo
com Westergren.

xPHGLGRRYDORUbKHbKRSFLRQDOPHQWHŹbKHbKHDVVLP
que a medição é concluída, é enviado um protocolo completoao sistema informático central. O protocolo contém o localGHPHGL×ÊRRQěPHURGHLGHQWLıFD×ÊRRVYDORUHVPHGLGRVH
eventualmente, observações, no caso de o S-Sedivette® não
HVWDUVXıFLHQWHPHQWHFKHLRRXVHWLYHURFRUULGRXPDIDOKDGH
energia durante a medição. Não é mais necessário monitorar asedimentação.
2VQěPHURVGH,'RXRVQRPHVWDPEÜPSRGHPVHULQWURGX]LGRVÇmão e os resultados de medição lidos a partir do visor ou emitidos
através de uma impressora.
2PĂGXOREÈVLFRFRPORFDLVGHPHGL×ÊRLQFOXLRSDLQHOGRRSHUDGRUHSRGHVHUHTXLSDGRFRPPĂGXORVGHH[SDQVÊRGHFDQDLVDWÜXPPÈ[GHORFDLVGHPHGL×ÊR
CódigoDescrição

90.189.700

Sediplus®6bb9

90.189.710

Módulo de expansão para Sediplus®6bLeitor de códigos de barras para Sediplus®6b
6b6b,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV
Princípio de medição:Intervalo de medição:Precisão de medição:Indicação:Locais de 0ĂGXOREÈVLFR
medição:0ĂGXORGHH[SDQVÊR
até o total deMemória de dados:
Emissão de dados:Tensão de alimentação:'LPHQVĄHV /[3[$ Peso:0ĂGXOREÈVLFR
0ĂGXORGHH[SDQVÊRTransmissão IVbPPDEVROXWRFRUUHVSRQGHQGRDbPP:HVWHUJUHQbPPGHWUDMHWRGHPHGL×ÊRPP:HVWHUJUHQ
40 posições40 posições160 posições'DWDKRUDPĂGXORSRVL×ÊR,'GDDPRVWUD
valores medidos
9LVRUH56bHPVLVWHPDLQIRUPÈWLFRJHUHQFLDGRUGHGDGRVRXLPSUHVVRUD
b9b+]b:
[[PPbNJ
bNJ

O suporte funcional permite uma leitura sem paralaxe.
CódigoDescrição

06.1690.001

S-Sedivette® em caixa de papelão deXQLGDGHVHHPFDL[DGHWUDQVSRUWHGHXQLGDGHV

90.1090

Suporte S-Sedivette com painel traseiro comescalaSDUD66HGLYHWWHSediplus®6bš,QVWUXPHQWRDXWRPÈWLFRGHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLV&RPEDVHQDH[SHULÝQFLDGHPXLWRVDQRVGD6$567('7na áreaár de sedimentação, a utilização do processo dePHGL×ÊRSRUWUDQVPLVVÊR,9HDPDLVPRGHUQDHOHWUăQLFDGH
PHG
micro
microprocessador, disponibilizamos com o Sediplus®6b
um ininstrumento automático de medição da velocidade deVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLVVHGLPGraçGraças à excelente combinação com o sistema desedimentação S-Sedivette®, é possível determinar asedimvelocidade de sedimentação a qualquer momento e deIRUPDFRQıÈYHOORJRGHSRLVGDFROHWDGHVDQJXHPara a mistura do sangue citratado, disponibilizamos
os agitadores Sarmix®0bH6DUPL[®0b
especialmente desenvolvidos para os S-Sedivette®.
O Sediplus®6bSHUPLWHDPHGL×ÊRVLPXOWÉQHD
HLQGHSHQGHQWHGHDWÜDPRVWUDV'HSRLVGD
LGHQWLıFD×ÊRGDDPRVWUDSHOROHLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDVénnecessário apenas colocar o S-Sedivette® em um localde mmedição livre. As funções restantes são assumidas pelamáquina.

Sediplus®6š,QVWUXPHQWRGHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLV(VSHFLDOPHQWHSDUDRSHTXHQRODERUDWĂULRFRPXPQěPHURreduzido de amostras para a medição descentralizada na estação,D6$567('7RIHUHFHFRPR6HGLSOXV®6bXPLQVWUXPHQWR
GHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLVHP
sistema fechado. A utilização do método comprovado de mediçãoGHUHĲH[ÊRHPFRPELQD×ÊRFRPDPDLVPRGHUQDHOHWUăQLFDGH
microprocessador garante a precisão exigida.
Graças à excelente combinação com o sistema de sedimentação
S-Sedivette®, é possível determinar a velocidade de sedimentaçãoDTXDOTXHUPRPHQWRHGHIRUPDFRQıÈYHOORJRGHSRLVGDFROHWD
de sangue segura.
Logo depois da coleta, o sangue citratado deve ser devidamente
misturado com o Sarmix®0b(VWHPLVWXUDGRUIRL
especialmente desenvolvido para a utilização com o S-Sedivette®.
'HSRLVGHXPQRYRSURFHVVRGHPLVWXUDQR6DUPL[®0bÜiniciada uma medição através do uso do S-Sedivette® cheio emum local de medição livre, pressionando a tecla de iniciar.
2V/('VSDUDFDGDORFDOGHPHGL×ÊRPXGDPGHFRU YHUPHOKRşODUDQMDşYHUGH SDUDLQGLFDUVHDPHGL×ÊRGHFRUUHQDSULPHLUDRX
na segunda hora ou se terminou. Os valores medidos indicadostêm correspondência direta com os valores Westergren em mm.
Código90.189.900
Descrição
Sediplus®69Leitor de códigos de barras
para Sediplus®6b6b,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV
Princípio de medição:Intervalo de medição:Precisão de medição:Indicação:Locais de medição:Memória de dados:
Emissão de dados:,QWHUIDFHVMais acessórios podem serencontrados nas páginas seguintes.

Tensão de alimentação:'LPHQVĄHV /[3[$ 
Peso:

5HĲH[ÊRGH,9bQP
bPPDEVROXWRFRUUHVSRQGHQGRDbPP:HVWHUJUHQbPPGHWUDMHWRGHPHGL×ÊRPP:HVWHUJUHQ
10,'GDDPRVWUDSRVL×ÊRYDORUHVPHGLGRV
9LVRUH56bHPVLVWHPDLQIRUPÈWLFRJHUHQFLDGRUGHGDGRVRXLPSUHVVRUD
56b VLVWHPDLQIRUPÈWLFRJHUHQFLDGRUGHGDGRVRXLPSUHVVRUD 36SDUDWHFODGRHRXOHLWRUGHFĂGLJRGHEDUUDV)RQWHGHDOLPHQWD×ÊRb9b+]b9b&&b$
[[bPPbNJVHPIRQWHDGHDOLPHQWD×ÊR$FHVVĂULRV 6DUPL[® M 200Sarmix®0bš0LVWXUDGRUURWDWLYR

2PLVWXUDGRUGHODERUDWĂULR6DUPL[®0bÜDGHTXDGRSDUD
várias de aplicações, desde misturas suaves até misturas com
vibrações vigorosas.
Estão disponíveis 8 programas de mistura com diversas
YHORFLGDGHVGHURWD×ÊRHGHYLEUD×ÊREHPFRPRURWRUHVSDUDGLIHUHQWHVGLÉPHWURVGHWXERFRPRDFHVVĂULRV$VWHFODVGH
comando organizadas e funcionais facilitam a operação.
Para a utilização com o S-Sedivette® existe um rotor deSRVL×ĄHV FĂGLJR HXPSURJUDPDGHPLVWXUD
otimizado.

CódigoDescrição90.180.600

Sarmix®0LQFOXLIRQWHGHDOLPHQWD×ÊRb9b&&
aparelho básico sem rotor

5RWRUGHSODFDVSDUDWXERV¢bbPP



5RWRUGHSODFDVSDUDWXERVDWÜ¢bbPP
WXERVDWÜ¢bbPP
HWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP 66HGLYHWWH®



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP WXERVGHbP/



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP WXERVGHbP/$FHVVĂULRVSDUD6HGLSOXV® S 2000 e Sediplus® S 200,PSUHVVRUDWÜUPLFD

Gerenciador de dadosSediplus®

SediTest S 200 e
Sedivette de teste/HLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDV- Sediplus® S 2000

A impressora térmica écompacta e leve com conexão56b 68%' SDUDDemissão de dados de medição
dos Sediplus®6b6bH6b6XDFDUFD×DHP$%6WUDEDOKDFRPSOHWDPHQWH
sem desgaste. A bateria
recarregável incorporada
permite o funcionamento
independente da rede.

O gerenciador de dados
se destina a comandar esupervisionar a transferênciaGHGDGRV SURWRFRORVGH
PHGL×ÊR GR6HGLSOXV®
6b FRPLQWHUIDFH 6b
FRPLQWHUIDFH RX6b
conectado a uma impressora
serial ou paralela, e ao
gerenciamento de dados doODERUDWĂULR9HULıFD×ÊRGRIXQFLRQDPHQWR
dos Sediplus®6bH6b
'HSRLVGHXPGHWHUPLQDGR
procedimento, é possível
YHULıFDUFDQDOSRUFDQDORV
elementos de funcionamento
relevantes para a medição
PHFÉQLFRVHĂWLFRV HGHVWD
forma, o bom funcionamento
do aparelho.

2OHLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDÜRSFLRQDOSDUDR6bH
SHUPLWHXPDLGHQWLıFD×ÊRsegura do tubo de amostra
S-Sedivette® antes do inícioda medição. Ele lê todas as
FRGLıFD×ĄHVFRPXQVO trabalho é realizado graças
DRVXSRUWHDQJXODUı[ÈYHOQR
6bSDUDROHLWRUGHFĂGLJRVde barra.

CódigoDescrição

CódigoDescrição

CódigoDescrição

CódigoDescriçãoImpressora térmica
com fonte deDOLPHQWD×ÊR

90.189.750



6HGL7HVW6bparaSediplus®6bLeitor de códigos debarras para Sediplus®
6b6b6b

90.188.055

Rolo de papel para
impressora térmica deXQLGDGHVGerenciador de dados
Sediplus® com cabode interface;
WUDQVIRUPDGRU8(adaptador Reino
8QLGR(8$91.189.715

Sedivette de testepara Sediplus®6b

6$567('7 Ltda.
5RGRYLD0DUHFKDO5RQGRQNP
Soamim&(33RUWR)HOL]ş63
7HO info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com(VWDSXEOLFD×ÊRSRGHFRQWHULQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHWDOYH]QÊRHVWHMDPGLVSRQìYHLVQRVHXSDìV

Indicação:5RWRUHVLQWHUFDPELÈYHLV&RQH[ÊR'LPHQVĄHV /[3[$ 
Peso:

0RYLPHQWRVGHURWD×ÊRRVFLOD×ÊRHYLEUD×ÊR5RWD×ÊRDUSPÉQJXORDJUDXVGHPRYLPHQWRGHYLEUD×ÊR
9LVRU/&'GHOLQKDV
ver acessórios$GDSWDGRUGHb9b&&
[[bPP[[SROHJDGDVDSUR[NJBBB

Tipo de movimento:,QWHUYDORVGHDMXVWH

5HVHUYDGRVRVGLUHLWRVDDOWHUD×ĄHVWÜFQLFDV,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV