Radiation Protection
Systems■ 製造販売元

アクリル事業部 エックスエー製品部
大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビル オフィスタワー
〈第三種医療機器製造販売業

許可番号：27B3X00309号〉［東京］東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル 6階
TEL.（03）6701−2014（代） FAX.（03）6701−2143［大阪］大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビル オフィスタワー39階
TEL.（06）7635−1786（代） FAX.（06）7635−1986

2020-01-01-3000

CONTENTS

3−5PAGE

放射線防護用移動式バリア（38373000）
キョウワグラスXA 防護衝立（27B3X00309XA0001）
FDG投与用防護台（27B3X00309XA0003）
放射線防護衝立GLD（27B3X00309XA0004）
移動型防護装置ML（27B3X00309XA0015）
マービッグWD260（27B3X00309XA0005）
マービッグWD261（27B3X00309XA0006）

6PAGE

放射線防護用カーテン（38375000）
多関節無鉛防護シート（27B3X00309XA0011）
撮影台取付型防護クロス（27B3X00309XA0010）
マービッグ防護クロス（27B3X00309XA0012）「キョウワグラス-XA」
は、鉛化合物を化学的に結合させた透明アクリル樹脂板（含鉛アクリル板）で、その優れた扱いやすさ、遮へい性能などから医療、歯科医療、原子力産業など広い分野で使用されております。

7−10PAGE「キョウワグラス-XA」の特長

放射線防護用固定式バリア（38374000）■ Aシリーズ
キョウワグラスXA 防護シールド（27B3X00309XA0002）■ MVシリーズ
マービッグX線防護シールド（27B3X00309XA0008）■豊 富 な 銘 柄

用途に応じて鉛当量を選ぶことができます。

■強靭さ

割れにくく、耐衝撃性に優れています。

■加工性

機械加工（切断、穴あけ等）、曲げ加工、接着加工が可能です。

■透明性優れた透視性を有します。

■耐 放 射 線 性

吸収線量1000Gyの照射を受けた後にも、機械的強度は大きく変化しません。

「キョウワグラス-XA」の用途
10PAGE

診療用照明器（12276000）
クローバーシリーズ（11B2X10036000003）
マッハ YLED-１F（27B3X00309XA0014）■ 一般医療分野

X線室、X線TV室、CT室の覗窓、多目的防護衝立など■ 歯科医療分野

歯科X線装置用ボックス、X線室のドア、窓、間仕切りなど■ 原子力産業分野

グローブボックス前面板、防護衝立など■理 化 学 分 野

各種理化学機器の扉など［ 使用上のご注意 ］①要求される遮へい性能に応じて銘柄をお選び下さい。
②屋外での使用はできません。
③「キョウワグラス-XA」に付着したゴミ、ホコリ、汚れ等は、中性洗剤の1％水溶液又は水を湿した柔らかい布でお拭き取り下さい。
④取扱い上の注意につきましては、製品安全データシート（SDS）を別途作成しておりますので、ご入用の際はご請求下さい。
⑤本製品は、鉛を含有しています。廃棄処分する場合には、法令、各自治体の条例等に従い、公認の産業廃棄物処理業者又は地方公共団体などへ委託し、適切にご処理下さい。

1「キョウワグラス-XA」
は株式会社クラレの登録商標です。

2

放 射線防護 用 移 動 式 バリア■ 幅広い用途に対 応した 標 準モ デ ル■ P ET

キョウワグラスXA 防護衝立（品目番号：27B3X00309XA0001）

キョウワグラスXA 防護衝立

FDG投与用防護台● 全面に「キョウワグラス-XA」
を使用した
「KF」
（全面透明型）と、下半面はステンレス化粧板を使用した「HKF」（上半面透明型）があります。

（品目番号：27B3X00309XA0001）（品目番号：27B3X00309XA0003）● 2つの衝立を連結した2面式「KF-W」（全面透明型）とHKF-W（上半面透明型）
もございます。

● PET検査専用衝立として、遮蔽性能を高めています。

● 含鉛アクリル板に開口部を設けており、KF（全面透明型）

検査に適した専用モ デル

そこに患者様の腕を差し入れてFDGを投与します。

HKF（上半面透明型）■ 主な仕様■ 主な仕様H1800×W900ｍｍ

H1800×W1800ｍｍ

サイズ

H1700×W1100ｍｍ

サイズ

H1400×W800×D800ｍｍ

KF-W（2 面式・全面透明型）

オプション

含鉛アクリル板

H-70（3.0ｍｍPb）

含鉛アクリル板

H-70（3.0ｍｍPb）

下部鉛板

10ｍｍ

下部鉛板

10ｍｍ

放射線防護衝立GLD（品目番号：27B3X00309XA0004）
スタンドアローン型

車椅子取付型● 寝台サイドで使用します。

● 患者様を乗せた車椅子に連結し、車椅子と一緒に● 患者様のケアができるように除き窓を設け、形状を工夫しています。

移動することができます。

■ 可倒式テーブルサイズ

D300×W900ｍｍ

耐荷重10kg■ 色指定
HKF 型のステンレス化粧板の塗装を指定することができます。
※指定できる塗装には限りがあります。

H1800×W1800ｍｍ（H1800×W900ｍｍ×2）■ 銘柄（鉛当量）、サイズは以下からお選びいただけます。
銘柄
（鉛当量）

サイズ

H-12（0.5mmPb）

H-18（0.8mmPb）

H-22（1.0mmPb）

H1800×W 900mm
H1800×W1000mm

H-35（1.5mmPb）

H-46（2.0mmPb）■ 主な仕様■ 主な仕様サイズ

H1500×W540ｍｍ

サイズ

H1400×W380ｍｍ

含鉛アクリル板

H-70（3.0ｍｍPb）

全面鉛板

10ｍｍ

下部鉛板

10ｍｍ

H-70

（3.0mmPb）

H1800×W1200ｍｍ
H1800×W1800ｍｍ※「KF-W」「HKF-W」
はH:1800×W:900を並べたサイズのみになります。

34放 射線防護 用 移 動 式 バリア

放射線防護カーテン■ 広範囲をカバ ー するア ー ム 型自立 式モ デ ル■ 撮影装置・術者の動きに対応する多関節モ デル

移動型防護装置ML（品目番号：27B3X00309XA0015）

多関節無鉛防護シート（品目番号：27B3X00309XA0011）● キャスター付きで必要な場所へ簡単に移動できます。

● 撮影装置（Cアーム）や寝台、術者の位置にあわせ、多関節により防護範囲を調整できます。

● 防護板（含鉛アクリル板）の形状は3種類から選べます。

● 上部防護の有無を選択できます。
● 防護シートのカラーはグレーとブルーの2種類があります。

（P-8「キョウワグラスXA 防護シールド」参照）

BJ-35型

BJ-35U型（上部防護付）

主な仕様（上部防護無）140〜700

90〜1190■ 主な仕様

750

サイズ
（防護部）

鉛当量

上部：H180×W780mm
下部：H750×W875mm

0.35mmPb

BJ-35U

H750×W875mm

1635

53696640°

品番BJ-3540°■ 鉛当量が選択できる汎用モ デル撮影台取付型防護クロス（品目番号：27B3X00309XA0010）● 用途に応じて3種類の鉛当量をお選びいただけます。
● 上部防護の有無を選択できます（上部防護付は高さ違いのものが2種類付属しています）。

■ 汎用性の高 い 移 動 式モ デル

マービッグWD260● 防護シートのカラーはグレーとブルーの2種類があります。

マービッグWD261（品目番号：27B3X00309XA0005）（品目番号：27B3X00309XA0006）● 放射線防護用カーテンを取り付けられない場合などに最適です。

● 処置中の術者の動きを妨げにくいデザインとなっています。

● 上部防護部は2種類のサイズ（高さ違い）が標準品として● スプリングにより防護部を上下可動できるため、付属しています。

SA型

SAU型

（上部防護付）（上部防護無）■ 主な仕様型式

品番SA-25

SA

術者の身長や姿勢に合わせて高さを調整することができます。

SA-35
SA-50

サイズ
（防護部）
上部：H175/250×W600mm
下部：H750×W950mm

SAU-25SAU SAU-35

鉛当量0.25mmPb
0.35mmPb
0.50mmPb
0.25mmPb

H750×W950mm

SAU-500.35mmPb
0.50mmPb■ 豊富なバリエ ーションのマービッグ社モ デ ル

マービッグ防護クロス（品目番号：27B3X00309XA0012）● 手術用寝台向けの製品です。
● 防護クロスは独立しているため自由に配置することができ、寝台の角度変更にも対応します。

UT30型■ 主な仕様サイズ
鉛当量50.50mmPb

サイズ
鉛当量● 上部防護部のサイズを2種類から選択できます。

UT69型■ 主な仕様■ 主な仕様H1260/1195×W825×D430ｍｍ（幅と奥行きは脚部）● 固定金具に2カ所の関節を設けており、寝台との隙間を最小限にすることができます。

H910〜1210×W635×D562ｍｍ（幅と奥行きは脚部）
0.50mmPb■ 主な仕様
品番

サイズ

UT3060SET※

290×600mm/1枚

UT3075SET※

290×750mm/1枚

UT3090SET※

290×900mm/1枚※3枚セット

鉛当量0.50ｍｍPb

品番

サイズ

UT6901

上部※：H250/170×W600mm
下部：H900×W800mm

UT6902

上部：H250×W600mm
下部：H900×W800mm

UT6904

上部：H170×W600mm
下部：H900×W800mm※2種類付属

鉛当量0.50ｍｍPb

6

放射線防護用固定式バリア（天井吊下げタイプ）
・診療用照明器■ 広域な防護範 囲をカバ ー する
「 Aシリー ズ」

防護板● 防護板（「キョウワグラスXA防護シールド」）と照明器を組み合わせて使用します。

キョウワグラスXA 防護シールド（品目番号：27B3X00309XA0002）● 天井直付型、天井走行型が選択できます。

Ⅰ型● 防護板（「キョウワグラスXA防護シールド」）
は用途に合わせて3種類から選択できます。

Ⅱ型

Ⅲ型

天井走行型の組み合わせ例（NSL21）

サイズ

H700×W650ｍｍ

サイズ

H370×W570ｍｍ

鉛当量0.50mmPb

鉛当量0.80mmPb

サイズ
鉛当量

H370×W570ｍｍ（防護クロス：H170mm）

0.50mmPb

照明器

クローバーシリーズ（品目番号：11B2X10036000003）

製造造販売元：山田医療照明株式会社

中心照度：75,000lux（0.8m）

天井据付方式

走行型

直付型■ 主な仕様NSL21（走行型、照明器付の場合）

2810

70
≒

1100

1000

7200ﾟ
≒4ﾟ ≒45ﾟ

920

≒45ﾟ

■ 組合せによる型式
型式
AF21
AFL21
NS21
NSL21

天井据付方法
直付型
走行型

照明器
×〇×

［単位：mm］〇

天井直付型の組み合わせ例（AFL21）78

放射線防護用固定式バリア（天井吊下げタイプ）
・診療用照明器■ バリエーション豊かな「 M Vシリー ズ」

防護板● 防護板（「マービッグX線防護シールド」）と照明器の他、マービッグX線防護シールド（品目番号：27B3X00309XA0008）

モニターホルダーも吊下げることができます。
● 天井直付型、天井走行型が選択できます。
● 防護板（「マービッグX線防護シールド」）
は6種類、形照明器は2種類から選択できます。

状サイズ

OT50001

OT50002

OT50003

OT50011

OT54001

OT80001,-02,-03

H760×W600ｍｍ

H390×W500ｍｍ

H600×W760ｍｍ

H390×W500ｍｍ

H780×W900ｍｍ

H300×W400ｍｍ（01）
H380×W500ｍｍ（02）
H350×W760ｍｍ（03）

鉛当量0.50ｍｍPb

照明器

マッハ YLED-１F

クローバーシリーズ（品目番号：27B3X00309XA0014）■ モニターホルダーも取付可能（品目番号：11B2X10036000003）

製造造販売元：山田医療照明株式会社

中心照度：70,000lux（1m）

中心照度：75,000lux（0.8m）

天井据付方式
走行型

直付型■ 専用レール

■ 支柱

■ 支柱

左：360°タイプ 右：TWIN タイプ

長さ■ 組合せによる型式
型式
MV-F
MV-FSL
MV-S
MV-SSL

天井据付方法
直付型
走行型

2500 ・ 4000ｍm

長さ

左：360°タイプ 右：TWIN タイプ

360°
タイプ：570・800ｍｍ

長さ

TWINタイプ：460・580・800ｍｍ

360°
タイプ：580・650・850・1000ｍｍ
TWINタイプ：460・580・650・850・1000ｍｍ

照明器
×2,500■ 主な仕様〇MV-SSL（走行型、照明器付の場合）

×〇

720

≒45ﾟ

ﾟ 45ﾟ

750

50750/910

0ﾟ
≒4910

［単位：mm］

9

天井走行型の組み合わせ例（MV-S）

10