プロダクトニュース

発行日
2023 年 3 月 1 日

生産終了商品のお知らせ

No. 2023030C

生産終了商品

推奨代替商品

温度調節器（デジタル調節計）

温度調節器（デジタル調節計）

E5CSVシリーズ

E5CCシリーズ■最終受注年月2025年3月末■最終出荷年月2025年6月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・推奨代替商品の入力はフルマルチ入力となっています。このため、形式による入力種別の区別はありません。
・推奨代替商品の補助出力（警報出力）は0点、2点または3点タイプのみとなっています。
・推奨代替商品のケース色はブラックのみとなります。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式
E5CCシリーズ

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

×○○

◎

○○○

◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20230120_DOP_00001

■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品推奨代替商品標準価格（￥）

E5CSV-Q1KJ-W AC100-240

E5CC-QX2ASM-000

24,500E5CSV-Q1P-W AC100-240
E5CSV-Q1T AC100-240

E5CC-QX2ASM-000
E5CC-QX2ASM-000

24,50024,500E5CSV-Q1TD AC/DC24

E5CC-QX2DSM-000

24,500E5CSV-Q2T AC100-240
E5CSV-Q2TD AC/DC24

E5CC-QX2ASM-000
E5CC-QX2DSM-000

24,50024,500E5CSV-QT AC100-240

E5CC-QX0ASM-000

18,200E5CSV-QTD AC/DC24
E5CSV-R1KJ-W AC100-240
E5CSV-R1KJD-W AC/DC24
E5CSV-R1P-W AC100-240
E5CSV-R1T AC100-240
E5CSV-R1TD AC/DC24E5CC-QX0DSM-000
E5CC-RX2ASM-000
E5CC-RX2DSM-000
E5CC-RX2ASM-000
E5CC-RX2ASM-000
E5CC-RX2DSM-000

18,20024,50024,50024,50024,50024,500E5CSV-R2T AC100-240

E5CC-RX2ASM-000

24,500E5CSV-R2TD AC/DC24
E5CSV-RT AC100-240
E5CSV-RTD AC/DC24

E5CC-RX2DSM-000
E5CC-RX0ASM-000
E5CC-RX0DSM-000

24,50018,20018,200■本体の色
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

推奨代替商品E5CCシリーズ

ケース色
ライトグレー、ブラック

ケース色
ブラック

2

■外形寸法／取付寸法
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

推奨代替商品E5CCシリーズ■端子配置／配線接続
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

推奨代替商品E5CCシリーズ3■定格
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

項目推奨代替商品
E5CCシリーズ

電源電圧AC100～240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC24V

同左

許容電圧変動範囲

電源電圧の85～110％

同左

消費電力

5VA（AC100～240V）
3VA（AC24V）/2W（DC24V）

5.2VA以下（AC100～240V）
3.1VA以下（AC24V）
1.6W以下（DC24V）

入力

熱電対タイプ： K、 J、 L
白金測温抵抗体タイプ： Pt100、 JPt100
熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力
タイプ： K、 J、 L、 T、 U、 N、 R、 Pt100、JPt100

熱電対 ： K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、S、 B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ： Pt100、 JPt100
非接触温度センサ（ES1B） ：１０～70℃、 60～120℃、115～165℃、 140～260℃
アナログ入力電流入力 ：4～20mA、 0～20mA
電圧入力 ：1～5V、 0～5V、0～10V－

電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上（ES2-HB-N/THB-Nを接続する
際は、 1 ： 1接続でご使用ください）

リレー出力AC250V、 3A（抵抗負荷） 1a

同左

電圧出力
（SSR駆動用）

DC12V 21mA

DC12V±20% 21mA

リニア電流出力－

DC4～20mA/DC0～20mA
負荷500Ω以下 分解能 約10,000

リレー出力AC250V 1A（抵抗負荷） 1a

AC250V 3A（抵抗負荷） 1a－2点または4点（機種による）有接点入力時 ： ON ： 1kΩ以下
OFF ： 100kΩ以上
無接点入力時 ：ON ： 残留電圧1.5V以下
OFF ： 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 ： 約7mA（1接点あたり）－

1点
電流出力 ： DC4～20mA
負荷 ： 500Ω以下
分解能 ： 約10,000
リニア電圧出力 ： DC1～5V負荷 ： 1kΩ以上
分解能 ： 約10,000

制御方式

2自由度PIDまたはON/OFF

同左

設定方式

前面キーによるデジタル設定

同左－

電流入力 ：
DC4～20mA、 DC0～20mA（入力インピーダンス150Ω以下）
電圧入力 ：
DC1～5V、 DC0～5V、 DC0～10V（入力インピーダンス1MΩ以上）

入力インピーダンス

制御出力

警報出力
（補助出力）

イベント入力

伝送出力

リモートSP入力

4

指示方式

7セグメントデジタル表示（文字高さ13.5mm）
および偏差指示11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ PV ： 15.2mm、SV ： 7.1mm

マルチＳＰ機能－

最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能

使用周囲温度-10~+55℃
3年保証時 ： -10~+50℃

同左

使用周囲湿度

相対湿度25～85％

同左■性能
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

推奨代替商品E5CCシリーズ

熱電対 ：（指示値の±0.5％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下、U、Lは、±2℃±1ディジット以下、Rの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。

熱電対 ：（指示値の±0.3％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下、K（－200～1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジッ
ト以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。
R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジッ
ト以下。C/Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。

項目

指示精度

白金測温抵抗体 ：（指示値の±0.5％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下、入力設定値0、1、2、3：0.5％FS±1ディジット以下。

白金測温抵抗体 ：（指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力 ： ±5％FS±1ディジット以下

伝送出力精度－±0.3％FS以下

簡易伝送出力精度－±0.3％FS以下
0～20mA出力仕様の0～4mA間は±1％FS以下。

リモートSP入力精度－±0.2％FS±1ディジット以下

熱電対（R） ：（±1％PVあるいは±10℃の大きい）±1ディジット以下
その他の熱電対 ：（±1％PVあるいは±4℃の大きい方）±1ディジット以下
白金測温抵抗体 ：（±1％PVあるいは±2℃の大きい方）±1ディジット以下

熱電対入力（R、S、B、C/W、PLⅡ） ：（ 指示値の±1％あるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ： （指示値の±1％あるいは±4℃の大きい方）±1ディジット以下、
Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体入力 ：（指示値の±1％あるいは±2℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±1％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下
リモートSP入力 ：±1％FS±1ディジット以下

温度の影響

電圧の影響

電磁妨害の影響(EN61326-1による)

5

調節感度0.2％FS（熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイ
プは0.1％FS）（ON/OFF制御時）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

サンプリング周期

500ms

50ms

1～999℃（セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

積分時間（ I ）1～1999s（セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定）

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（0.1s単位）

微分時間（D）

1～1999s（セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定）

0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）－

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）－

0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）－

0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）

制御周期

2/20s

0.1、 0.2、 0.5、 1～99s（1s単位）マニュアルリセット値－

0.0～100.0％（0.1％単位）-1999～9999（小数点位置は入力種別による）警報設定範囲絶対値警報 ： 制御設定範囲に同じ
その他： 0 ～入力設定範囲フルスケ
ール[単位：℃または°F]
警報ヒステリシス ： 0.2℃または°F
（固定）

絶縁抵抗

20MΩ以上（DC500Vメガにて）同左耐電圧

AC2,000V 50/60Hz 1min
（異極充電部端子間）

AC3,000V 50または60Hz 1min
（異極充電部端子）誤動作

10～55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向
10min

同左

耐久

10～55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h

10～55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h

誤動作

100m/s2 6方向 各3回

100m/s2 3軸方向 各3回

耐久

300m/s2 6方向 各3回

300m/s2 3軸方向 各3回

電気的10万回以上同左

メモリ保護

不揮発性メモリ（書込回数：100万回）

同左

質量約120g（本体のみ）

本体 ： 約120g 取りつけ具 ： 約10g

保護構造

前面IP66、 リアケースIP20、 端子部IP00

同左

認証規格

UL61010-1（リスティング対応）
CSA C22.2 No.1010-1

cULus ： UL 61010-1/CSA C22.2No.61010-1、
KOSHA（Sマーク）認証（一部形式のみ）、
韓国無線規則（電波法：KCマーク）（一部形式のみ）、ロイド規格、EAC

適合規格

EN61326-1、EN 61010-1（IEC 61010-1）

EN61326-1、EN 61010-1（IEC 61010-1）、RCM

比例帯（P）

冷却用比例帯（ P ）冷却用積分時間（ I ）冷却用微分時間（D）

耐振動

耐衝撃
寿命（出力リレー）

規格

6

EMC指令放射妨害電界強度
EN55011 Group1 ClassA
雑音端子電圧
EN55011 Group1 ClassA
静電気放電イミュニティ
EN61000-4-2
電界強度イミュニティ
EN61000-4-3
伝導性妨害イミュニティ
EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティEN61000-4-4
サージイミュニティ
EN61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティ
EN61000-4-11

7

同左

■動作特性
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ
温度レンジ●熱電対タイプ●白金測温抵抗体タイプ●熱電対／白金測温抵抗体マルチ入力タイプ

8警報モード

推奨代替商品E5CCシリーズ
入力レンジ

9警報種別10■操作部
生産終了予定商品
E5CSVシリーズ

推奨代替商品E5CCシリーズ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

11