LaserQualityMonitor LQM+
レーザクオリティモニタ エルキューエム プラス
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルスCO2 レーザ

340 – 360 nm

515 – 545 nm

1,030 – 1,090 nm

LaserQualityMonitorLQM+ はボタンを押すだけでCWレーザ、パルスレーザ、USPレーザ(産業用超短パレスレーザ)の測定が可能

コースティック
パワーレンジ最大 500 W

ビーム品質 M2

1 – 60

生ビーム
パワー
ビームプロファイル

シングルモード

1.5 – 9 mm

マルチモード

1.5 – 15 mm

ビーム径

ポインティングスタビリィ
特長

ワンクリックで自動コースティック

方向インターフェース

Ethernet

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/page 1

Ver.1.0 p.1

テクニカル
LQM+ 500 は生ビームを減衰させ、別途オプションのパワーメータでレーザパワーの 96 % をダンプし、検証済みの集光レンズを使用してデバイス内部でコースティックを生成します。 関連するすべての光学素子は、固体レーザ、第2高調波、第3高調波で使用できるようにコーティングされています。

Focusing optics

Optical axis

AbsorberPrisms
CCD sensor

Trigger diode

Imaging optics

Fixed filter

図：LQM+基本モジュールの内部オプティカルセットアップ

照射されたコリメート光を集光させることによりデバイス内部でコースティック (ビーム形状) を作成します。
この集光ビームは2番目の光学系で拡大されます。拡大されたレーザビームはカメラセンサー上に画像化されます。カメラセンサーはパワー密度分布を検出し、そこからレーザビームの直径が算出されます。
コースティックの焦点位置を移動してレーザビームの様々な部分を CCDセンサー上に結像します。そして別のパワー密度分布を取り込みます。このデバイス内の異なる位置で測定を繰り返すことにより、コーステ
ィック表示に必要な全てのビームパラメータが決定されます。
追加機能: レーザ解析ソフトウェア(LDS)はレーザを理解するのに役立つ強力なツールです。LDSを使用すればレーザビームの技術的な詳細を調べることができます。 また、以前の測定を追跡し、専用レーザ(又はモデル) のパフォーマンスを経時的に追跡することも容易になります。 さらに、LDS は非常に使いやすいため、操作トレーニングを受けていない人でも、信頼性が高く、正確で規格に準拠した測定を実行できます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Ver.1.0 p.2

レーザクオリティモニタ エルキューエムプラスの仕様

LQM+ 20

LQM+ 200/500

測定パラメー タ MEASUREMENT PARAMETERS
最大入力パワー /Max. laser power (for 1064 nm) 1, 2)

20 W

200 W/500 W

パルス幅 /Pulse duration

100 fs – cw

100 fs – cw

波長レンジ /Wavelength range

340 – 360 nm (UV),
515 – 545 nm (Green),
1,030 – 1,090 nm (NIR)

340 – 360 nm (UV),
515 – 545 nm (Green),
1,030 – 1,090 nm (NIR)

シングルモード /Single mode

1.5 – 9 mm

1.5 – 9 mm

マルチモード /Multi mode

1.5 – 15 mm

1.5 – 15 mm

ビーム品質係数M2 /Beam quality factor M²

1 - 60

1 - 60

最大ビーム拡がり角 /Max. beam divergence

10 mrad

10 mrad

ビームサイズ /Beam dimensions 1)

決定パラメータ DETERMINED PARAMETERS
パワー強度分布 /Power density distribution

2D, 3D

供給データ SUPPLY DATA
電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A

冷却 /Cooling

air cooling

air cooling (LQM+ 200)
water cooling (LQM+ 500)

冷却水圧 /Cooling water pressure-

一次圧力(2バール)及び加圧されていない流出(最大4バール)

最小冷却水流量 /Min. cooling water flow rate-

1.5 l/min

冷却水温度 /Cooling water temperature Tin

2 bar primary pressure withan
unpressurized outflow, max. 4 bar

露点温度 < Tin < 30 °C

通信 COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

Ethernet

Ethernet

寸法(L x W x H) Dimensions (L x W x H)

285 x 190 x 180 mm350 x 230 x 190 mm

重量 /Weight (approx.)

10 kg

18 kg

寸法・重量 DIMENSIONS AND WEIGHT

シングルモード<1.5mm x mrad <マルチモード Single mode < 1,5 mm x mrad < multi mode
最大許容レーザパワーは波長、ビーム品質、生ビーム径、レーザのパルス特性によって異なります。詳細は別途お問い合わせください。

1)
2)

The maximum allowed laser power depends on wavelength, beam quality, raw beam diameter and the pulse characteristics of your laser. For further information pleasecontact your local sales partner.

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/page 1Ver.1.0 p.3

アプリケーション:
レーザメーカー

サービス

自動車産業

アデティブマニュファク

品質管理

チュアリング
リ
ング

研究開発 R&D

プラントエンジニアリング

オートメーションシステムについて:LQM+ は全ての光学コンポーネントと測定機能を1つのデバイスに統合した測定機器です。 波長がUV、VIS、NIR でコリメートされたレーザビームの品質を測定します。 独自の設計により、外部減衰は不要です。 LQM+ は空冷式で最大 200 W、水冷式で最大 500 W のビームが測定可能です。新しいレーザ解析ソフトウェア(LDS)を使用すると、LQM+で自動測定とOK/NGの評価をすることができます。そのためLQM+はオペレータの集中トレーニングが不要で、自動品質管理に最適です。

優位点: LQM+ のセットアップは迅速かつ容易です。LQM+をレーザビームに合わせて設置し、LDSを起動し、スタートボタンを押すだけです。たった3つのステップだけで、重要な全てのビームパラメータが正確で再現性のある客観的な測定が行われます。 LQM+ はボタン1つだけで、業界をリードする規格に準拠した測定を行います。

要約： LQM+ はCWレーザ、パルスレーザ、USPレーザ(産業用超短パレスレーザ)のビーム特性を高精度で全自動測定します。 コンパクトでメンテナンスの手間がかからないこのシステムは、経験の浅いユーザでもわずか数ステップで操作できるようになります。 さらにLQM+は研究用の実験室セットアップに比べスペースと時間を節約します。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Ver.1.0 p.4