ハンドヘルド蛍光X線分析計

その場で素早く非破壊で、成分元素を分析する携帯型の蛍光X線分析計
対象に密着させトリガーを引くだけの簡単操作で、成分元素の分析・合金判定が可能です。

蛍光X線分析計とは
対象にX線を照射し、発生した蛍光X線を検出器で読み取ることで、成分元素や含有量を分析する装置です。
蛍光X線は元素ごとに固有のエネルギー量を持っているため、成分元素や含有量の分析が可能となります。

X線照射
蛍光X線

X線管
検出器

合金（SUS316）分析結果

RoHSスクリーニング分析結果

膜厚分析結果スペクトル表示画面

分析時のX線照射・蛍光X線検出イメージ

PCソフトウェア画面（例：スペクトル表示）

ハンドヘルドのメリット
非破壊で分析可能です
・対象をそのまま分析
・X線は試料にダメージを与えません

短時間で分析できます
・高速起動

・高カウントレートのSDDを採用※
・分析値をリアルタイム表示※Mシリーズ、Cシリーズ

分析場所を選びません

形状・大きさを選びません

・対象がある「その場」で分析

・長さ、幅、重さを問わず分析

・バッテリー駆動

・分析スポットは 9mm 3mm※ 選択可

・粉末、液体も分析可能（ソイルカップ使用時）

2

2※コリメーター（オプション）選択時

VANTAの特長
VANTAの特長
堅牢
堅牢

1.2m
1.2mからの落下試験からの落下試験
防塵防水（IP65）
防塵防水（IP65）

落下耐性
落下耐性

高温環境対応（50℃まで）
高温環境対応（50℃まで）

検出器保護用シャッター
検出器保護用シャッター

VANTAは防塵防水レーティングIP65※1に準拠し、米国軍用規格（MILSTD・810G）の落下試験※2※2にも合格しています。
※1
VANTAは防塵防水レーティングIP65 に準拠し、米国軍用規格（MILSTD・810G）の落下試験 にも合格しています。
シリコン・ドリフト・ディテクター(SDD)を搭載したモデルには、検出器を保護するためのシャッターを装備しています。
シリコン・ドリフト・ディテクター(SDD)を搭載したモデルには、検出器を保護するためのシャッターを装備しています。
※1 Cシリーズ オプションの内蔵FANを使用しない場合 ※2 落下後の動作を保証するものではありません10℃から50℃※3の環境温度範囲に対応可能です。
※1オプションの内蔵FANを使用した場合
Cシリーズ オプションの内蔵FANを使用しない場合 ※2 落下後の動作を保証するものではありません※3
10℃から50℃※3の環境温度範囲に対応可能です。
※3 オプションの内蔵FANを使用した場合

革新
革新※VANTA Mシリーズを使用し60秒で分析した結果※VANTA Mシリーズを使用し60秒で分析した結果

アルミニウム合金における検出限界※（分析可能元素の一部を抜粋）
アルミニウム合金における検出限界※（分析可能元素の一部を抜粋）

11
2
2Mg
Mg

780 ppm
780 ppm

VV

25 ppm25 ppm

Zn
Zn

8 ppm
8 ppm

SiSi

65 ppm65 ppmCu
Cu

10 ppm10 ppm

FeFe

7 ppm7 ppm

Ti
Ti

100 ppm
100 ppm

Ni
Ni

9 ppm
9 ppm

Pb
Pb

5 ppm
5 ppm

独自の革新的な新技術を採用しており、従来モデルと比較して分析スピード、検出限界(LOD)、再現性、分解能を向上させています。
独自の革新的な新技術を採用しており、従来モデルと比較して分析スピード、検出限界(LOD)、再現性、分解能を向上させています。
SDDを採用したモデル（CシリーズおよびMシリーズ）では、140eV以下の高い分解能を実現しています。
SDDを採用したモデル（CシリーズおよびMシリーズ）では、140eV以下の高い分解能を実現しています。

多才
多才

分析結果画面

分析結果画面

エイミングカメラ

パノラマカメラ(オプション)
エイミングカメラ

レポート出力例(オプション)
パノラマカメラ(オプション)（PDF形式）レポート出力例(オプション)（PDF形式）

スマートなGUIにより、簡単な操作が可能です。スワイプ動作のみで、過去の分析結果を表示することができます。

スマートなGUIにより、簡単な操作が可能です。スワイプ動作のみで、過去の分析結果を表示することができます。
オプションのエイミングカメラ / パノラマカメラが搭載されている場合、対象の画像と分析結果が紐付いて記録され、この情報をもとに、オプションのエイミングカメラ/ パノラマカメラが搭載されている場合、対象の画像と分析結果が紐付いて記録され、この情報をもとに、レポートを作成することが可能です。
レポートを作成することが可能です。
また、USB、無線LAN（オプション）、Bluetooth®（オプション）を用いて、分析データを外部デバイスに出力することができます。
また、USB、無線LAN（オプション）、Bluetooth®（オプション）を用いて、分析データを外部デバイスに出力することができます。

333

機器構成
分析窓, 検出器, X 線管
◦3種類の検出器をラインナップ：高感度SDD、SDD、SiPINダイオードディテクター
◦オプションでパノラマカメラ、スポットコリメーター用のエイミングカメラを搭載可能
◦分析窓フィルムは工具不要で簡単に交換可能
◦近接センサーを搭載し、X線の誤照射を防止

外部インターフェイス◦USBコネクター（USBメモリ、 無線LAN、Bluetooth®ドングル (いずれもオプション) 装着可能)
◦microSDカードスロット◦AC電源用コネクター

大型タッチスクリーン◦屋外でも見やすい大型タッチスクリーン を搭載。過去の結果やメニューにも 簡単にアクセスすることが可能

ボタン・ジョイスティック
◦手袋をはめていても操作が可能

内蔵ファン(オプション)
グリップ部
◦人間工学に基づいて設計された持ちやすいグリップ
◦グリップ内部に充電式Liionバッテリーを搭載
◦内蔵ファンを搭載することで

◦電源ONのままバッテリー交換可能なホットスワップ機能 10℃から50℃の環境温度範囲
 に対応可能

バッテリーの充電が可能な
ドッキングステーション（付属品)

4 4

オプション
ワークステーション
対象が小さい場合や、粉末・液体を分析する場合に使用するスタンドです。
インターロック機構が搭載されており、安全面にも配慮されています。


粉末や液体を分析する際には、オプションのソイルカップが必要になります。
ソイルカップ

フィールドスタンド
試料室

持ち運びに便利なサイズの簡易遮蔽ボックス。
鉱物や土壌、小さな測定物を分析する際に最適です。
試料室は、分析中にX線が漏れないよう遮蔽されています。

Tips：対象が3mm以下の場合、ワークステーションまたはフィールドスタンドの使用を推奨します。

モバイルプリンター

ソイルフットBluetooth®で接続可能

長時間の測定など本体を

VANTAを収納して散乱X線の漏洩を低減します。

なプリンタで、分析結果を持ち続けて使用する場合の携行することが可能です。

軽元素が主成分のサンプル

ワイヤレスで転送し、その場で補助自立スタンド。

作業性の向上（収納の手間 （例：プラスチック）を分析

印刷することが可能です。

作業時の疲労軽減に役立ち

や持ち運び時両手が空く等） する際に、ご使用をお勧めます。に貢献します。

ホルスター

プローブシールド

いたします。
5
5

メソッド：用途に応じたメソッドをラインアップ 1台に複数のメソッドを搭載可能です
Alloy



判定可能な合金例
SUS303SUS304SUS316

合金品種の判定(PMI 

AL2024AL5052AL6063

標準で700種類以上※の品種が判定可能

チタン合金、銅合金、ニッケル合金等にも対応

ユーザーで作成した品種も追加可能

その他合金はお問い合わせください※Mシリーズ およびCシリーズ

Coating
めっき厚分析
3層までのめっき厚が分析可能（ナノオーダーの分析に対応）

RoHS
規制物質のスクリーニング
>RoHS 規制元素]
Cd Cr Hg / Pb / Br→ Pass / Fail 判定が可能

Soil
コンクリート構造物塩害調査

土壌中の有害物質
数ppm～の微量元素の分析に最適

GeoChem
鉱物・無機物の調査
異物調査
対象を構成する元素の確認

Precious Metals
貴金属 / 宝飾品分析
カラット表示、金メッキ警告が可能

6 6

画像

製品ラインアップ
シリーズ
革新的な新技術を搭載した、最先端のハンドヘルド蛍光X線分析計。
3種類のグレードがあり、用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

Mシリーズ
VANTAシリーズのフラッグシップモデル。
高感度SDDを搭載し、軽元素の分析において、微量元素の検出や分析のスピードで卓越した性能を発揮します。
また、レアアース分析に使用可能な機種もご用意しています。
VANTA 分析結果画面

Cシリーズ
VANTAシリーズのベストバリューモデル。
MgやSi等、軽元素の検出にも対応しています。性能とコストのバランスに優れています。

Lシリーズ
VANTAシリーズのベーシックモデル。
Ti～の元素を分析可能で、上位機種譲りの堅牢性を備えています。

DELTAシリーズ
合金品種の判定

DELTA Professional
MgやSi等、軽元素の検出にも対応したロングセラーモデル。
合金モードを搭載しており、合金品種の判定が可能です。

DELTA Element
合金モードと貴金属モードを標準で搭載した
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。
Ti～の元素を分析可能です。

DELTA 分析結果画面
7

7

VANTAシリーズ 検出限界（LOD）

検出限界は干渉のない条件下での目安です。
検出限界は、測定時間、試料マトリクス、干渉元素の存在等によって変わります。

VANTAシリーズ 製品仕様
シリーズ
外形寸法(W ✕ H ✕ D)
質量
X線管、ターゲット材
フィルター
検出器
ウィンドウフィルム
分析元素範囲
電源
ディスプレイ
動作環境
落下試験
防塵・防水性能
気圧補正
GPS

MシリーズCシリーズ
Lシリーズ
8.3 ✕ 28.9 ✕ 24.2 cm
約 1.5kg（バッテリーを除く、バッテリー搭載時は約1.7kg）
4W X線管 Rh、W
4W X線管 Rh、Ag、W
2W X線管 W
（アプリケーションによる）
（アプリケーションによる）
8ポジションの自動選択フィルター内蔵
高感度シリコンドリフトディテクター
シリコンドリフトディテクター
SiPINダイオードディテクター
保護用メカニカルシャッタ付き
プロレン
カプトンメッシュプロレン
カプトン
Mg～U
Ti～U
取り外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、または、ACアダプター出力：DC18V、3.9A、入力： 100 ～ 240VAC、50 ～ 60Hz、最大70W
800 x 480（ WVGA） LCD スクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応
温度： 10°C ～ 50°C（連続デューティーサイクル、オプションのファン装着時）
湿度： 非結露の相対的湿度10% ～ 90%米国MIL STD 810 G、1.2m （4 フィート）の落下試験合格
IP64 準拠 ※1
IP65 準拠 ※
標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵
内蔵GPS / GLONASS 受信機オペレーティングシステム

Linux

データ保存

内蔵4GB メモリー、拡張microSD カードスロット搭載
USB2.0 対応A タイプポート（x2）： 無線LAN（オプション）、Bluetooth®（オプション）、USB メモリー接続可能USB2.0 対応ミニB タイプポート（x1）： PC への接続用

USB
無線LAN（オプション）

802.11 b/g/n （2.4GHz）対応（オプションのアダプター使用時）

Bluetooth（オプション）

Bluetooth®とBluetooth® Low Energy対応（オプションのアダプター使用時）

エイミングカメラ（オプション）

フルVGA CMOSカメラ

サンプルカメラ（オプション）

5メガピクセルCMOSカメラ、オートフォーカス・レンズ付き

コリメータ（オプション）

搭載可

搭載不可

※ オプションのファン装着時は、IP54 準拠となります。

本製品のご使用には、事前に労働基準監督署へ届出が必要です。
詳細はお問い合わせください。

本製品を製造している OLYMPUS SOLUTIONS AMERICANS CORP.は ISO 9001、ISO 14001、OHSAS18001の認証を取得しています。 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、オリンパス株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
本カタログに記載の社名や製品名は、各所有者の商標または登録商標です。
すべての製品仕様、外観は予告なく変更されることがあります。

取扱販売店名〒1630914 東京都新宿区西新宿231 新宿モノリス・・・・・・・・・・・・・・・TEL 0369014090

...... 非破壊検査機器 TEL〒4600003
愛知県名古屋市中区錦222
名古屋丸紅ビル・・・・・・・・・・
TEL030522019577
（6901）9390〒163-0914
東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原161 新大阪ブリックビル・・・・・・TEL 0663998006

〒7300004 広島県広島市中区東白島町1415 NTTクルド白島ビル・・・TEL 0822281924
〒8100004 福岡県福岡市中央区渡辺通3611 福岡フコク生命ビル・・TEL 0927614480

www.olympus-ims.com/ja/contact-us/
N8601356-012019