No.99MAB046J1

ユーザーズマニュアル

クイックマイクロ MDQ

ja

1． 各部の名称①3． 使用上のご注意

④ ⑤③②

■ 測定力
• シンブルを使用し、必ず一定の測定力をかけて測定してください。
測定力は、測定面を測定ワークに軽く接触させ、いったん静止し約3回〜5回指でまわす。てから、シンブルを約3回〜5回指で回す程度が適切です。
• 測定ワークに測定力をかけた状態で測定ワークを測定面から取り外すと、スピンドルが前進し測定値が変化します。必ず測定ワー
クを挟んだ状態で測定値を読み取ってください。
測定ワークが動くと測定力が変化し、表示値がばらつきます。測定値を安定させるために、測定ワークを保持してください。

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

⑪⑥警告• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記• 分解、改造をしないでください。故障の原因となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池蓋をしっかり閉めてください。出力ケーブルおよびカバー取り付け時には、取り付けねじをしっかり締めて、すき間のないようにしてください。また、使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 防水タイプにおいても水没する場所では、クーラントなどの侵入を防ぎきれませんので、使用しないでください。また、噴流が直接かかる場所でも、使用状態によっては、クーラントなどの侵入を防ぎきれない場合がありますのでご注意ください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。故障の原因となります。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、マイクロメータ用オイル ( パーツ No.
207000) を少量塗布してください。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。故障の原因となります。
• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、[ON/OFF]キーを押してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 本商品を 3 か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。

⑩⑨⑧⑦⑫① アンビル② スピンドル③ 表示部④ データ出力コネクター⑤ カバー⑥ シンブル⑦ [HOLD]キー⑧ [ZERO/ABS]キー⑨ [ORIGIN]キー⑩ [ON/OFF]キー⑪ 電池蓋（裏面）⑫ 防水マーク■ 温度⑤■ 使用後の注意

最小表示量0.001 mm の本商品では、温度変化の影響が顕著に表れます。急激な温度変化を避け、室温に十分なじませてから測定を行ってください。

■ 表示① 最小値ホールド表示② ファンクションロック表示③ 表示値ホールド表示④ 電池の電圧低下表示（エラー表示）⑤ 比較測定（INC）表示⑥ プリセット表示⑦ 単位表示③②④⑥⑦• 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所で使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
• 保管する場合は、測定面は0.2〜2 mm程度開いてください。
• 長期保管する場合は、マイクロメータ用オイル（パーツNo. 207000）でスピンドルを防錆処理して保管してください。

①

4． ORIGIN（基点）設定

2． 電池のセット

注記

注記• 基点合わせを行う場合は、定期検査を受けている基準ゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒など）をご使用ください。
• 基点合わせと測定は、同じ姿勢、条件で下記の手順で行ってください。
• 温度変化により基点位置が変化した場合は、再度ORIGIN 設定を行ってください。

• 電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo. 938882）をご使用ください。
• 電池蓋は必ずねじ山に合わせて、シールがはみ出さないように取り付けてください。電池蓋やシールがうまく取り付けられていないと、正常に表示しない場合や故障の原因となります。
• 電池をセットし直すとORIGIN（基点）位置が消去されます。基点を再設定してください（「4．
ORIGIN（基点）設定」を参照）。
・電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。

■ ORIGIN（基点）設定
1 アンビル、スピンドルの両測定面、マイクロメータ基準棒を使用する場合は、基準棒をきれいに拭き、ごみやほこりを取り除く

お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
1 電池蓋を反時計回りに回して取り外す
2 電池（ボタン型酸化銀電池 パーツNo. 938882）のプラス側を上にしてセットする
3 電池蓋を乗せ、時計回りに回して取り付ける
引き続きORIGIN（基点）設定を行います。
4 [ORIGIN]キーを押す⇨ 計数表示となり、カウントを開始する

1

2

SR44
No. 938882

2 測定範囲が0〜30 mmの場合：両測定面を軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「3. 使用上のご注意 ■ 測定力」参照）
測定範囲が0〜30 mm以外の場合：
基準棒を両測定面の間に挟み、スピンドルを基準棒に軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「3. 使用上のご注意 ■ 測定力」参照）
3 [ORIGIN]キーを押す⇨[P] が点滅表示、ORIGIN（基点）値*が表示されることを確認する（*次ページ「Tips」参照）
4 再度、[ORIGIN]キーを押す⇨[P] が消灯し、ORIGIN（基点）値が設定される

3• 測定範囲が 0〜30 mmの場合

1シール

キー操作のアイコンについて

=

<1s

=

≥2s

24
ORIGIN

4ORIGIN

ORIGIN• 測定範囲が 0〜30 mm以外の場合（例は25-55 mm）

1Tips
エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

2019年12月1日 発行

3株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

234ORIGIN

ORIGIN

Printed in JapanTips

7． 各キーの機能

8．ファンクションロック機能（誤操作の防止）• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、[ON/OFF]キーを押してください。
• 測定中に誤って[ORIGIN] キーを押してしまった場合は、[ZERO/ABS] キーを押すと元の状態に戻ります。それでも復帰しない場合は、もう一度「4. ORIGIN（基点）設定」を行ってください。
• 測定範囲とORIGIN（基点）値の関係は、下表のとおりです。

■ 電源のON/OFF：[ON/OFF in/mm] キー

この商品には、不用意に基点位置を変更しないようにファンクションロック機能があります。
ファンクションロックを設定すると、表示部に [] が点灯し、[ORIGIN] キー、[ZERO/ABS] キー、in/mm キー（輸出仕様のみ）は無効となり、「 ホールド操作」、「 電源の ON/OFF 操作」のみ有効となります。
● ファンクションロック機能ON/OFF
・最初に[HOLD] キーを押しながら、[ZERO/ABS] キーを長く押す（[H] は消灯する）⇨ [H] 表示が点灯した後、[ ] 表示が点灯する

測定範囲
0 - 30 mm

ORIGIN（基点）値
0.000 mm

25 - 55 mm
50 - 80 mm

25.000 mm
50.000 mm

75 - 105 mm

75.000 mm

・[ON/OFF in/mm] キーを押す⇨電源がONする

ON/OFF・[ON/OFF in/mm] キーを長く押す⇨電源がOFF する

HOLD ZERO/ABS■ ORIGIN（基点）設定：標準付属のマイクロメータ基準棒以外を使う場合
いったん、標準付属のマイクロメータ基準棒で ORIGIN（基点）を設定した後に行ってください。
1 シンブルを回して設定したい数値を表示し、[HOLD]キーを押してホールドする
2 [ORIGIN]キーを押す⇨[P] が点滅表示
3 基準とする物を挟み、シンブルを回して所定の測定力をかける（「3. 使用上のご注意 ■ 測定力」
参照）
4 再度、[ORIGIN]キーを押す⇨[P] が消灯し、設定が完了する

12

・最初に[HOLD] キーを押しながら、[ZERO/ABS] キーを長く押す⇨[ ] 表示が消え、ファンクションロックを解除する

ON/OFF■ 測定系の切り替え・表示値のゼロセット：[ZERO/ABS] キー
・[ZERO/ABS]キーを押す⇨[INC]表示が点灯し、表示がゼロセットされる（比較測定）HOLD ZERO/ABS

9． エラーと対策

ZERO/ABS・[ZERO/ABS]キーを長く押す⇨[INC]表示が消え、基点（アンビル測定面）からの長さを表示する（絶対値測定）ZERO/ABSORIGIN■ 表示値のホールド／最小値ホールド機能：[HOLD] キー
HOLD

34

エラー表示
ABS 合成エラー

原因と対策
スピンドル移動中に表示される（直ぐに消える）場合があります
が、内部処理によるもので異常ではありません。静止状態で発生する場合は、内部センサが故障しています。
修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

電源電圧低下● 表示値のホールドと解除
・[HOLD] キーを押す⇨ [H]表示が点灯し、表示値をホールドする
スピンドルを動かしても表示値が更新されません。

電池が消耗しています。
新しい電池に交換してください。
ハードウエアエラー

ORIGINTips
既定のORIGIN（基点）値に戻す場合は、電池をセットし直してください。

・[HOLD] キーを押す⇨[H]表示が消え、表示値のホールドを解除する
現在のスピンドル位置を表示します。

5． 測定モード、測定系の選択■ 測定モード
本商品には、以下の2 つの測定モードがあります。測定ワークに合わせて選択してください。
• 通常測定スピンドルの送りに合わせて表示値を更新します。
• 最小値ホールド測定表示点灯）を使った測定です。現在の表示値（ホールド値）の位置よりも最小値ホールド機能（スピンドルを前進させた場合のみ、表示値（ホールド値）を更新します。スピンドルを後退させた場合は、表示値は更新されません。
（「7. 各キーの機能 ● 最小値ホールド機能 ON/OFF」参照）■ 測定系
測定モードには、以下の2 つの測定系があります。測定ワークに合わせて選択してください。
（「7. 各キーの機能 ■ 測定系の切り替え・表示値のゼロセット」参照）• 絶対値測定（ABS）
設定したORIGIN（基点）からの距離を測定します。
• 比較測定（INC）
基準となるマスターで表示値をゼロセットし、マスターと測定ワークとの差を測定します。

6． 測定方法

注記
勢いをつけてスピンドル測定面を測定ワークに接触させると、測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

1 アンビル、スピンドルの両測定面、測定ワークをきれいに拭き、ごみやほこりを取り除く
2 基点合わせと同じ姿勢、条件でゆっくりと両測定面を軽く測定ワークに接触させ、所定の測定ハードウエアエラーです。修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

HOLD

センサ汚染検出エラー

HOLD● 最小値ホールド機能ON/OFF
・[HOLD] キーを長く押す] 表示が点灯し、最小値ホールド機能が ONになる⇨[

急激な温度変化により、検出部が結露したか、またはそれ以外の原因で検出部が汚染されています。
• 電源をOFF にし、2時間ほど温度慣らしを行ってください。
• 温度慣らしを行っても復帰しない場合は修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

10． 仕様■ 個別仕様シリーズNo.

HOLD
293

Tips
最小値ホールド機能 ON 中に [HOLD] キーを押すと、ホールドしている最小値を現在のスピンドル位置の値にリセットできます。

HOLD・[HOLD] キーを長く押す⇨[] 表示が消え、最小値ホールド機能がOFF になります。
現在のスピンドルの位置を表示します。

HOLD

342369422

最大測定長30、55 mm
80、105 mm
15 mm30、55 mm30、55 mm

最大許容誤差 J MPE*1±2 μm
±3 μm
±3 μm
±4 μm
±3 μm

*1：全測定面接触による指示値の最大許容誤差 J MPE（20 °C）■ 共通仕様
最小読取値 ： 0.001 mm
表示部： LCD表示（6桁およびマイナス符号）
電源： ボタン型酸化銀電池（SR44 No.938882）、1個
電池寿命 ： 通常の使用状態で約5年、連続使用で18,000時間以上
温度範囲 ： 5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）
標準付属品 ： 基準棒（測定範囲が0-30 mm以外の商品に標準付属）
保護等級 ： IP65（詳細はIEC60529）
を参照してください。
‐対異物侵入（等級6）： 装置に異物は侵入しない‐対水の浸入（等級5）： いかなる方向からの水の直接墳流を受けても、装置に有害な影響があるほどの水は浸入しない

力をかけ、表示値を読み取る
株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan11． 出力機能

13． 引き取り修理について（有償）■ 表示値の外部出力

以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。最寄りの販売店もしくは弊社営業所へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
測定面に衝撃が加わると、測定面にカエリや欠けが発生し、精度に影響することがあります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

本商品と外部機器 を 接続 ケーブ ル（オプ ション）で 接続 すると、 表示値 を 外部出力 で きます。

注記
• ねじの取り付け・取り外しは、必ず接続ケーブル（オプション）に付属の0サイズプラスドライバー（No.05CZA619）を使用し、5〜8 cN・m程度のトルクで締め付けてください。
• シールがはみ出さないように取り付けてください。正しく取り付けないと防水機能が低下します。
接続ケーブルは、以下の手順でセットしてください。
（M1.7x0.35x2.5, No.04AAB543）
1 接続ケーブルに付属のプラスドライバーでカバー取り付けねじを取り外す
2 カバーを取り外す
3 所定の位置にコネクターシール（No.04AAC126）が正しく取り付けられていることを確認する（コネクターシールは取り外さないでください）
4 接続ケーブルのプラグを取り付ける
5 プラグを指で押さえ、プラグとクイックマイクロ本体のコネクターとにすき間ができないようにして、プラグの取り付けねじを締め付ける

1

2 3

4 5コネクター
シール■ 出力データフォーマット
(5)

(1)

MSD
(2)

(3)
+: 0(0000)–: 8(0001)

3(1100)4(0010)5(1010)

LSD
(4)

(6)
mm：0(0000)
inch: 1(1000)(1) 出力順(2) すべて「F」(3) 符号(4) 測定値(5) 小数点(6) 単位■ タイミングチャート

0 msec100 µsec
100 µsec
100 µsec

T1T2
T3
T4

200 msec
140 µsec (Typ:122 µsec)
140 µsec (Typ:122 µsec)
270 µsec (Typ:244 µsec)*1: DATAswはデータ出力キーが押されている間は、LOW になります。
*2: DATAsw が LOWレベルになりREQ が入力されるまでの時間 T5 は、データ処理装置の性能で決まります。

12．オプション・接続ケーブル：No.05CZA662（1 m）
・接続ケーブル：No.05CZA663（2 m）

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan