Introducing
テクニス シナジー

テクニス シナジー トーリックⅡ

オプティブルー Simplicity

オプティブルー Simplicity

販売名

テクニス シナジー VB Simplicity

テクニス シナジー TVB Simplicity

医療機器承認番号30200BZX00055000

30200BZX00139000

DFR00V

DFW150

DFW225DFW300

DFW375円柱度数（眼内レンズ面）

1.50 D

2.25 D

3.00 D3.75 D

円柱度数（角膜面）

1.03 D

1.54 D

2.06 D

2.57 D

製品名

光学部
モデル

with TECNIS SIMPLICITY™ Delivery System

度数範囲+5.0D～+30.0D（0.5D刻み）

光学部径

6.0 mm

形状

Biconvex, 非球面構造, ChromAlign™ Technology

材質

紫外線・紫色光吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体

屈折率1.47（35ºC）

エッジデザイン

ProTEC 360°
エッジデザイン測定方法*超音波式眼軸長測定

光干渉式眼軸長測定

A定数118.8119.3

前房深度予測値（ACD）

5.4 mm

5.7 mmSurgeon Factor（SF）201.68 mm

1.96 mm

OptiBlue™

支持部

with TECNIS SIMPLICITY™ Delivery System

全長13.0 mm

材質

紫外線・紫色光吸収剤含有アクリル－メタクリル架橋共重合体

デザイン

Haptics offset from optic, Tri-FIXデザイン, フロストループ

インプラント方法

プリロード式 TECNIS Simplicity™ Delivery System

A定数、前房深度予測値、Surgeon Factorは参考値としてご使用ください。レンズ度数を厳密に算出される場合、ご使用の装置や*ご経験に基づき、独自の数値を計算させることを推奨致します。

References:
1. Ofcom - Adults’ Media Use and Attitudes Report. Available at: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/113222/Adults-Media-Use-and-Attitudes-Report-2018.  pdf;Accessed: May 25, 2019. 2018. REF2019CT4116.
2. Mainster MA, Turner PL - Blue-blocking Intraocular Lenses: Myth or Reality? Am J Ophthalmol 2009;147 (1): 8-10. REF2014CT0140.
3. Mainster MA - Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoprotection versus photoreception. Br J Ophthalmol 2006;90 (6): 784-792. REF2014MLT0013.
4. DOF2019OTH4004 – Perez G. Simulated VA of the TECNIS Synergy® IOL and PanOptix IOL. 12 April 2019.
5. DOF2019OTH4005 – Perez G. Simulated VA of the TECNIS Synergy® IOL and AT Lisa Tri IOL. 5 May 2019.
6. DOF2019OTH4006 – Perez G. Simulated VA of the TECNIS Synergy® IOL and FineVision IOL. 5 May 2019.
7. DOF2019OTH4002 – Weeber H. MTF of the TECNIS Synergy OptiBlue IOL, and other lens models. 27 March 2019.
8. TECNIS® Multifocal 1-Piece IOL ZKB00 and ZLB00 DfU – US – Doc. #Z311328. Rev. A, 04/2018. REF2019CT4049.
9. TECNIS Symfony® Extended Range of Vision IOL DfU – OUS – Doc. #Z311278. Rev. 01, 02/2018. REF2018CT4277.
10. DOF2017CT0006 – Weeber H. MTF of the TECNIS Symfony® IOL, and other lens models. 23 June 2017.
11. DOF2018CT4007 – Weeber H. Chromatic aberration of the TECNIS Symfony® IOL. 24 May 2018.
12. SC2019CT4025 (ARVO 2019 poster), Mainster MA. Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoprotection versus photoreception. Br J Ophthalmol. 2006; 90:784-792.
13. SC2019CT4025 (ARVO 2019 poster), Mainster MA. Blue-blocking Intraocular Lenses: Myth or Reality? Am J Ophthalmol. 2009; 1:8-10
14. DOF2019CT4010 – Rosén R – Scotopic halo and MTF violet blocking – 26 June 2019.
15. Miyata A, Yaguchi S-Equilibrium water content and glistenings in acrylic intraocular lenses. J Cataract Refractive Surg. 2004;30(8):1768-72.
16. Nagata M, Matsushima H, Mukai K, et al.-Clinical evaluation of the transparency of hydrophobic acrylic intraocular lens optics. J Cataract Refractive Surg.2010;36(12):2056-60
17. Zhao H, Piers PA, Mainster MA-The additive effects of different optical design elements contributing to contrast loss in pseudophakic eyes implanted with different aspheric IOLs.  Presented at: 27th Congress of the ESCRS; 2009 Sep4-8; Barcelona, Spain.
18. Artal P, Alcon E, Villegas E. – Spherical aberration in young subjects with high visual acuity. Paper558.Presented at: 24th Congress of the ESCRS; 2006 Sep 9-13; London, England.
19. Nixon DR. – New technologies for premium outcomes: next generation phaco and TEXNIS 1-piece IOL. Presented at 25th Congress of ESCRS; 2007 Sep 8-12; Stockholm, Sweden
20. Holladay JT. International Intraocular Lens & Implant Registry 2003. J Cataract Refract Surg. 2003; 29:176-197  昼夜を問わず、遠方から近方まで連続的で鮮明な見え方を提供する白内障治療の新たな選択肢

VISION© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2020

PP2019CT5438
R807BDFR0-20Q35000

Continuous VisionHigh Quality VisionHigh Contrast Vision

遠方から近方まで

昼夜を問わず低照度下においても連続的で広い明視域

高い視機能

鮮明な見え方

55〜64歳の日常生活 ：
1

84%

70%

57%

モバイル機器やパソコンを定期的にスマートフォンを使用する

タブレット端末を使用する

操作する

LED光源の普及により、新たに現れた課題：
LED光源に多く含まれる短波長（紫色光）が、光散乱のレベルを高める

2,3

従来の多焦点IOLでは焦点が合う距離が決まっている
2 焦点IOLs

Focal zone

3 焦点IOLs
遠方

TrafficSigns

2

Scenery

中間Stage
Performances

Tablets

Cooking

近方Multimedia
WorkBooks

MobileDevicesNewspapers

3

TECNIS Synergy ： 2つの回折技術の融合
TECNIS® Multifocal IOL technology

TECNIS® Symfony ERV/EDOF IOL technology• 良好な近方視力 8• 焦点深度の拡張による連続的な視機能 9• 妥協のない遠方視力 8• ChromAlignTM Technology / 色収差の補正• 瞳孔径に依存しない見え方 8• 瞳孔径に依存しない光学部設計10Introducing ChromAlignTM Technologys:

遠方から近方まで連続的で広い明視域

焦点範囲全体でコントラストを向上させる 9.11

4-6

一般的なIOL：正の色収差

角膜：正の色収差

眼全体の色収差を低減することによって、シャープな見え方を得る

BlueGreen Red

GreenBlue Red

12-0.05-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5

00

遠方から手元の距離まで高い視機能を維持

0.05角膜：正の色収差

Plot Area

Defocus Curve

回折型眼内レンズ with
ChromAllgn Technology：負の色収差0.1

独自の光学部設計をもつ TECNIS Synergy は瞳孔径に依存せず、0.15

TECNIS Synergy IOL™

3焦点IOL A

3焦点IOL B

優れたコントラスト感度：瞳孔径に依存しない高品質な視機能

低照度下においても鮮明な視機能を提供する 7

3焦点IOL C

Featuring violet-light filtration:

7

MTF50 far 3mm

紫色光をフィルタリングすることにより光視症を低減 12

MTF50 far 5mm

0.4

0.4

0.35

0.35

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.1

0.05

0.05

0

日中及び夜間の運転時の見え方を有意に改善 130TECNIS
Synergy™ IOL

3焦点IOL A3焦点IOL B

3焦点IOL CTECNIS
Synergy™ IOL

3焦点IOL A

3焦点IOL B

ハロー強度の低減
スマートフォンスクリーン（明所-13%）車のヘッドライト14（暗所-29％）3焦点IOL C*No head-to-head bench study. Tested with PanOptix IOL, AT Lisa Trifocal IOL and FineVision IOL.

45

TECNIS IOL Platform:
MaterialOptics

Design

素材

光学部

デザイン

独自の疎水性アクリル素材は、グリスニング発生を抑制し、良好な視機能改善をもたらします 15,16

光学部前面の非球面構造は、眼全体の球面収差を限りなくゼロに近づけ、鮮明な視機能を実現します 17,18

ProTEC360°シャープエッジデザ
インは、LECの遊走を抑制し、PCOの発現を制御します19

TECNIS ToricⅡ:
摩擦力向上を期待し、フロストループを採用

研磨工程において、ループをカバーリングし、側面はダイヤモンドクライオレースカット
製法による高い精度と品質

テクニス ワンピース挿入23カ月後、レンズに偏位はなく、後嚢混濁も見られなかった 19

すりガラス状、エッジは鋭角になるよう加工
ループと水晶体嚢との接触面において物理的な摩擦力向上が期待されるプラットフォーム

TECNIS Simplicity Delivery system:
高品質な眼内レンズをシンプルかつスムーズにインプラント

ベベルチップハイドレーションポート

• 小切開に対応（2.2-2.4mm）• OVD等注入用ポート

持ちやすさを追求した
グリップデザイン

しなりがなく丈夫なプランジャー

人間工学に基づいたデザイン• スムーズで操作性のよいインプラントを実現• 丈夫でスムーズな回し心地• 挿入時の抵抗感の低減とコントロール性の向上

トーリックカリキュレータ
Japan

レンズを変更カリキュレータ

設定とサポート

術者と患者の情報

3-Step Instructional Guide:

術者名Doctor

日付

患者情報

Patient

患者の年齢

術眼OD

コメント...

OD（右眼）

K値表記

OS（左眼）

7/15/2020
78D

惹起乱視（SIA）

0.40

D@経線（切開位置）

180

弱主経線 (K1)

42.50

D

弱主K1 @経線

62

強主経線 (K2)

44.10

D

強主K2 @経線

152

術前角膜乱視1.60

D

テクニストーリック カリキュレータは

90mm

135

角膜曲率測定°°°角膜後面乱視の影響を考慮

Tem
por
al

45

149 °

180

225

0N
asal

270
生体測定

計算設定

眼軸長23.80

測定方法

光干渉式眼軸長測定

A定数119.30

結果を計算
プライバシーポリシー

STEP1:HYDRATE

6

STEP2:ADVANCEmm

最終結果

IOL 度数

20.0

換算屈折率

1.3375円柱度数表記－＋入力をクリアwww.TECNISToricCalc.com
からご利用いただけます315

DIOL詳細IOL モデル

残余乱視

挿入軸角度
149°

残余乱視度数

残余乱視軸角度

DFW150
DFW225149°＋0.01 D59°

DFW300149°＋0.50 D59°

＋0.47 D

149°

結果を印刷
利用規約

連絡先

LRIカルキュレータ

STEP3:DELIVER

7