Cat.No. B04-06-T

GC61

一般産業用

デジタル圧力計

液体・気体計測（ステンレスダイアフラム採用）※SUS316Lダイアフラム仕様が加わりました。

Model GC61 Digital Pressure Gauge

概 要
信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタ
ル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。

特 長・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能（SUS630 or SUS316L）
・IP65
・スイッチ機能（NPN又はPNPオープンコレクタ）
・アナログ出力（オプション）
・6段階フィルタ設定（無し、25・250ms、2.5・5・10s）
・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調機能

センサ部特長

RoHS

センサ材質
ダイアフラム材質が選択可能になりました。

半導体蒸着形（SS）
センサ
様々な産業分野で実績のある半導体

一般用

ダイアフラム継SUS630SUS316

耐食性＊1

手SUS316L

耐食用が一体 構造で、接着部や腐食性材料を一 切 使 用していませんので、耐久性・安定性に優れています。

SSセンサ

ダイアフラム材質は、｢SUS630｣｢SUS316L｣のいずれかを選択できます。

耐圧○

圧力レンジの２倍
0〜0.5MPa→ 0〜50MPa （35MPa以上は1.5倍）◎＊2

圧力レンジの1.5倍
0〜0.5MPa→ 0〜35MPa （3.5〜35MPaは1.2倍）

蒸着形（SS）センサは、半導体歪ゲー
ジ部と感知部および圧力接続部まで圧力レンジ※SUS316Lを選択の場合、スパナ掛け（六角）部の一辺に『LC』の刻印が入ります。
＊1ダイアフラム材質 ＊2耐食性、耐孔食性が必要な場所に適しています。

コンパレータ（OUT1,OUT2）動作表示 LED（赤）
出力ＯＮ時点灯します。

ADJ.キー
ゼロ点調整時に使用します。

圧力センサモジュール
設定モード（SET）動作表示 LED（橙）

電子ビーム
溶接

設定時は点灯。ループチェック、圧力・設定値表示 L E D

ホールド機能（最大値、最小値）表示時は点滅。それ以外では消灯します。

溶接式MODEキー▼ DOWNキー

MODEキーは、各動作モード数値の設定及び項目の選択に数値の設定及び項目の選択に及び各サブモードの切替時に使用します。測定モードでは使用します。測定モードでは使用します。

最小値を表示します。

最大値を表示します。

MODE

本体と継手部が溶接された安心構造▲ UPキー

GC61

一般産業用デジタル圧力計製作仕様
項目

内容

測定流体

空気、水、油（接続部を腐食させない気体・液体）

使用環境

通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所

取垂直取付又は水平取付

付

接続ねじ

R1/4

接液部材質

ダイアフラム：SUS630（17-4PH）、継手：SUS316

ダイアフラム：SUS316L、継手：SUS316L

圧力レンジ0〜0.5MPa → 0〜50MPa、−0.1〜0.5MPa → −0.1〜2MPa

0〜0.5MPa → 0〜35MPa、−0.1〜0.5MPa → −0.1〜2MPa

許容最大圧力

圧力レンジの２倍（35MPaレンジ以上は1.5倍）

圧力レンジの1.5倍（3.5〜35MPaレンジは1.2倍）

精度

表示精度

±（1.0％ F.S.＋1digit）at 23℃

温度係数±0.1%F.S./℃（ゼロ点・スパン共）

表示方式

4桁LEDデジタル表示（文字高さ8mm）

表示周期

200ms

表示単位

MPa

電12〜24V DC ±10％（4〜20mA DC出力時：15〜24V DC ±10％） リップル電圧

源

NPN選択時：30mA DC以下（4〜20mA DC出力時：50mA以下）PNP選択時：40mA DC以下（4〜20mA DC出力時：60mA以下、コンパレータ出力の電流含まず）

消費電流

NPNオープンコレクタ×２出力（出力容量 30V DC 80mA DC max.）
又はPNPオープンコレクタ×２出力（出力容量 80mA DC max.）
応答速度：5ms以下
接断差：ヒステリシスモード 可変
ウインドコンパレータモード 1%F.S.固定
動作表示灯：赤色LED ON時点灯

アナログ出力（オプション）

4〜20mA DC（負荷抵抗400Ω以下 分解能0.04mA DC以下）又は1〜5V DC（負荷抵抗10kΩ以上 分解能12mV DC以下）※4〜20mA DC選択時は電源電圧15V DC以上でご使用ください。
出力精度：±1.0%F.S.
応答速度： 50ms以下

スケーリング

表示値、アナログ出力

ループチェック

コンパレータ出力、アナログ出力

フィルタ無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s（時定数）
設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。

エラー表示

過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力

ホールド

ピーク値、ボトム値表示

その他

ワンタッチゼロ調、キーロック

信号出力

コンパレータ出力機
能保護回路

電源逆接続、コンパレータ過電流保護

使用温度範囲−10〜50℃（凍結・結露無きこと）

使用湿度範囲35〜85％RH（結露無きこと）

保存温度範囲−20〜60℃（凍結・結露無きこと）

ケース構造

IP65（大気導入ポート有り）

ケース材質

フロントケース部 PC/ABS（UL94V-0）
リヤケース部 ADC12

ケーブル

長さ2m

導体断面積0.18mm2

質

垂直取付
水平取付

約175g（ケーブル2m含む）
約155g（ケーブル2m含む）

量

10％（P-P）以下

圧力レンジ及び表示最大値
圧力レンジ
（MPa）
0〜 0.5, −0.1〜0.5
0〜 1.0, −0.1〜1.0
0〜 2.0, −0.1〜2.0
0〜 3.50〜 5.0

表示最大値
MPa
0.500
1.000
2.000
3.50
5.00

圧力レンジ
（MPa）
0〜100〜200〜350〜50

表示最大値
MPa
10.00
20.00
35.050.0※連成計の負圧ではマイナス符号がつきます。
※ダイアフラム材質SUS316Lの時、0〜50MPaは製作不可。

2GC61

一般産業用デジタル圧力計機能に関わる７つのポイント

1 高精度な表示及び出力のスケーリングにより自在なレンジアプリケーションが可能です。
●アナログ出力スケーリング機能※1
圧力レンジの定格圧力、最大表示桁内でフルスケール表示に対してアナログ出力が任意にスケーリングできます。

●表示スケーリング機能
4 桁表示の最大表示桁内（6000digit）でデジタル表示を任意の値に設定できます。
（＋）表示
最大値

100

正圧表示最大値（−）表示
最大値

印加圧力レンジ

各種圧力レンジ0

スケーリング前（％）
7550

スケーリング後250

負圧表示最大値

255075100％

アナログ出力4〜20mA DC or 1〜5V DC※1

ループチェック機能で印加圧力に関係なく、表示やアナログ出力 ・コンパレータ出力を2 でき、配線チェックなどのシミュレーション作業に適しています。
4〜20mA DC or 1〜5V DC
アナログ出力キーで手動テスト

コンパレータ出力も同様に動作テストできます。

OK!!
PLC
調節器
指示計
記録計
集中管理システム

FIELD※1アナログ出力（オプション）付のみ。

3 コンパレータ出力の動作モードが選択できます。

上限設定値
OUT1
接断差（正に設定）
OUT2
下限設定値

［ウィンドコンパレータモード］

圧力

圧力［ヒステリシスモード］
OUT1を上限、OUT2を下限設定した場合

設定値（b）

OUT1
設定値

いずれか
選 択

接断差（負に設定）

設定値（A）
設定値（A）

設定値
OUT2

上限 on
OUT 1 oﬀ
下限 on
OUT 2 oﬀ

設定値
（b）

on
OUT 1 oﬀon
OUT 2 oﬀ

OUT1、OUT2の上限（接断差正）、下限（接断差負）設定は自由です。
onoﬀ

OUT1、OUT2の（A≦b）、（A＞b）設定は自由です。
OFFディレー

ONディレー

上記設定値に ON、OFF のディレー（遅れ）を設定することもできます。

4 デジタルフィルタを内蔵しており、圧力変動が激しく表示が読みにくい場合に有効です。
（無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s いずれかを選択）

5 圧力導入口を大気開放として、ADJ.キーを3 秒以上押すことで、簡単にゼロ調整が行えます。
6 測定値の最大値、最小値を記憶しており、キーを押している間、表示します。

7 誤操作を避けるためのキーロック機能や、過大圧印加・ゼロ調範囲外時にはエラーメッセージを表示します。

3GC61

一般産業用デジタル圧力計
外形寸法

単位：mm

垂直取付
大気導入ポート4538

背面図
NAGANO KEIKI
OUT2

OUT1ADJ.

38

大気導入ポート詳細図
DOWN

MODE

UP

φ3
φ68378.5

SET

22×25.4六角※
7R1/4

GC61-17□

水平取付

6963
□3836.5

NAGANO KEIKI
OUT1

OUT2ADJ.

SET

MODEDOWN

UP

R1/4

背面図

φ3φ6

大気導入ポート詳細図22×25.4六角※
大気導入ポート
7GC61-37□※接液部材質SUS316Lを選択時、六角部任意の位置に『LC』の刻印が入ります。

結線図
リレー負荷の場合はリレーにトランジスタ保護ダイオードを入れてください。

ケーブル結線色

茶

茶・・・ 電源（＋）24V DC
黒・・・ オープンコレクタ（OUT1）

＊黒（＋）

橙 （＋）

白・・・ オープンコレクタ（OUT2）

（−）

＊白

橙・・・ アナログ出力（＋）（オプション指定時）（4〜20mA DC 又は1〜5V DC）（−）

青・・・ 電源（−）

受信器

青ケーブル仕様【概要】
負荷抵抗

導体

400Ω以下（4〜20mA DC）

・構

10kΩ以上（1〜5V DC）

・被覆標準外径：0.86mm

成：0.18sq（7本/0.18mm）

シース＊NPN選択時の結線方法になります。

4・外径：4±0.15mm

GC61

一般産業用デジタル圧力計形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G C 6 17デジタル圧力計

7①②③1垂直取付

3水平取付

④形番

⑤⑥⑦選択仕様①取付

7②接続ねじ

③接液部材質レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

付加仕様（オプション）

R1/4

4

ダイアフラム：SUS630（17-4PH）

継手：SUS316

G

ダイアフラム：SUS316L

継手：SUS316L

④
圧力レンジ
（MPa）

1−0.1〜0.5、1、220〜0.5、1、2、3.5

30〜5、1040〜20、3550〜50（ダイアフラム：SUS316Lは製作不可）
7⑤
表示精度

⑥
電源

±（1.0％F.S.＋1digit）at 23℃

N12〜24V DC±10％

P15〜24V DC±10％（4〜20mA DC 出力付の場合）⑦
コンパレータ出力

1PNPオープンコレクタ×2出力（80mA max.）

3

NPNオープンコレクタ×2出力（30V DC, 80mA max.）⑧アナログ出力⑨処理⑮ドキュメント0ナシ

14〜20mA DC

81〜5V DC
0ナシ

1

禁油処理

2

禁水処理

3

禁油・禁水処理0ナシ

1アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、基準器検査成績表、強度計算書、立会検査・継手がVCRタイプの要求や、洗浄度、内面粗さの規定を要求される場合は、ZT60をご使用ください。

・隔膜式も、製作可能です。

処理について■禁油処理
接液部に油脂類の残留がないように製作･処理します。
■禁水処理
接液部に水分の残留がないように製作･処理します。
■禁油・禁水処理
接液部に油脂類又は水分の残留がないように製作･処理します。

※仕様項目がない場合は、をご指定ください。

5