Test, Measurement & Calibration

Rosenberger RPC-N connectors with an outer diameter of

Rosenberger RPC-N-Steckverbinder – Präzisionssteckver-

7 mm have been designed for applications up to 18 GHz (50 Ohm),binder mit 7 mm-Außenleiter – wurden konzipiert für Anwen-

75 Ω types up to 4 GHz.

dungen bis 18 GHz, die 75 Ω-Ausführungen können bis 4 GHz
eingesetzt werden.

RPC-N precision connectors are intermateable with standard

RPC-N-Präzisionssteckverbinder sind steckkompatibel zu

N connectors 50 Ω, but not to 75 Ω types. RPC-N and RPC-7

Standard-N-Steckverbindern, 50 Ω, jedoch nicht zu 75 Ω-Typen.

connector heads are interchangeable using the same bead type.

Die Steckverbinderköpfe von RPC-N und RPC-7-Steckverbindern sind aufgrund gleicher Anschlussmaße auf derMontageseite austauschbar.

Additionally, the RPC-N product spectrum includes cable connec-

Das Produktspektrum umfasst Kabelsteckverbinder, Adapter,

tors, adapters, as well as test & measurement accessories such as

sowie Messzubehör wie z. B. RPC-N-Kalibrier-Kits, Verifizier-calibration kits, verification kits, attenuators, mismatches, airlines

Kits, Dämpfungsglieder, Fehlabschlüsse, Luftleitungen oder

or sliding loads.

Gleitlasten.

RPC-N

Series RPC-N

FeaturesInterface according to IEC 61169-16
Frequency range DC to 18 GHz / 4 GHz
Return loss (connector head) >- 30 dB / 36 dB
Impedance 50 Ω / 75 Ω
Threaded coupling
Intermateable with standard N
No coupling between 50 Ω and 75 ΩSeries RPC-N, 50 Ω

1Series RPC- N, 50 Ω

Interface Dimensions Series RPC-N, 50 Ω (code 05)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene

C

E

F

F

B

C

E

A

A

D

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-N, 50 Ω
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

126

A

3.03

3.05

3.03

3.05

B

6.99

7.01

6.99

7.01

C

7.98

8.02

8.05

8.10

D

5.28

5.36

5.18

5.26

E

1.64

1.66

1.68

1.71

F

5/8-24UNEF-2B

5/8-24UNEF-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 50 ΩTechnology

Technical Data Series RPC-N, 50 ΩApplicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 61169-16; CECC 22 210; MIL-STD 348A/402

Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 18 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 30 dB, DC to 18 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.03 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 1.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 1.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

2500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

1000 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 90 dB up to 1 GHz

RPC-N

Electrical data | Elektrische Daten

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 28 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.70 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.70 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

IEC 61169-1, Subclause 9.4.4

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.6

Vibration | Vibration

IEC 61169-1, Subclause 9.3.3

Shock | Schock

IEC 61169-1, Subclause 9.3.14

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.3

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

PPE
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

127

Series RPC-N, 50 ΩConnector Heads

Connector Heads
Straight Plug
VersionRemarks

Return Loss

x05 S 121-000 S3straight

with bead≥ 30 dB @ DC to 18 GHz

29.3

ø15.7

xOrdering Number

SW20

SW14

Straight Jack
VersionRemarks

Return Loss

x05 K 121-000 S3straight

with bead≥ 30 dB @ DC to 18 GHz

28.0

ø15.7

xOrdering Number

SW14

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x05 S 121-271 S3

a = 48.1 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

71

02 A3

x05 S 121-272 S3

a = 41.2 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

72

02 A3

x05 S 121-273 S3

a = 48.1 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

73

03 A

a

SW20

SW14

Straight Jack, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x05 K 121-271 S3

a = 46.9 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

71

02 A3

x05 K 121-272 S3

a = 40.0 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

72

03 A

x05 K 121-273 S3

a = 46.9 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

73

03 A

a

SW14

Panel Jack, round flange

Semi-Rigid

Remarks

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x05 K 521-271 S3

a = 46.9 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

71

02 A3

MB 13

x05 K 521-272 S3

a = 40.0 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

72

03 A

MB 13

x05 K 521-273 S3

a = 46.9 mm≥ 25 dB @ DC to 18 GHz

73

03 A

MB 13

a
23

ø 22

xOrdering Number

128

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 50 Ω

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x05 S 121-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

x05 S 121-S20 S3straight

RPC-N 50 Ω male - male,calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 18 GHz

Panel Piercing/ PCB Layout
47.4

SW20

straight

RPC-N 50 Ω male - female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

x05 S 121-K20 S3straight

RPC-N 50 Ω male - female,calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 18 GHz

55.3

RPC-N

x05 S 121-K00 S3

SW20

SW20

straight

RPC-N 50 Ω female - female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

x05 K 121-K20 S3straight

RPC-N 50 Ω female - female,calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x05 K 521-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - female,round flange≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

63.1

MB 13

43.6

ø22

x05 K 121-K00 S3

SW14 SW13.5

SW19

Adaptor (Inter Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x05 S 106-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC male≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

x05 S 106-S20 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC male,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x05 S 106-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC female ≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

Panel
Piercing /PCB
Layout52.5

SW20 SW14

straight

SW15

53.6

SW20

x05 K 106-S00 S3

SW14

SW14

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC male ≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

SW14

46

SW14

SW14

SW15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

129Series RPC-N, 50 Ω

xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x05 K 106-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC
female≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

x05 K 106-K20 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC
female,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 GHz to 18 GHz

Panel
Piercing /PCB
Layout
47.2

SW14

SW14

x05 S 132-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - SMA male≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

45

x05 S 132-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - SMA female≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

43.1

SW20

x05 K 132-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - SMA malestraight

RPC-N 50 Ω female - SMA female≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

43.8≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

SW 8
41.9

SW14

straight

RPC-N 50 Ω male - SMA male,
4-hole flange≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

MB 12

SW13

41.3

25.4

x05 S 432-S00 S3

SW13

SW14

SW 14

x05 K 132-K00 S3

SW8

SW14

SW20

SW20

straight

RPC-N 50 Ω male - SMA female,
4-hole flange≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

MB 12

SW14

SW8

39.4

25.4

x05 S 432-K00 S3

SW20

straight

RPC-N 50 Ω female - SMA male,
4-hole flange≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

MB 12

40.2

25.4

x05 K 432-S00 S3

SW14

SW 14

130

SW 8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 50 ΩVersionRemarks

Return Loss

Panel
Piercing /PCB
Layoutx05 K 432-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - SMA female,
4-hole flange≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

MB 12

x05 S 160-S50 D3

straight

RPC-N 50 Ω male - 7-16 male,calibration adaptor≥ 36.6 dB @ DC to 8 GHz

38.4

25.4

xOrdering Number

SW 14

SW20

x05 S 160-K50 D3

straight

RPC-N 50 Ω male - 7-16 female,calibration adaptor

RPC-N

50

SW32

≥ 36.6 dB @ DC to 8 GHz

51.5

SW20

x05 K 160-S50 D3

straight

RPC-N 50 Ω female - 7-16 male,calibration adaptor≥ 36.6 dB @ DC to 8 GHz

49

SW32

x05 K 160-K50 D3

straight

RPC-N 50 Ω female - 7-16 female,calibration adaptor≥ 36.6 dB @ DC to 8 GHz

x05 S 151-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - BNC 50 Ω male

≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

x05 S 151-S20 S3straight

RPC-N 50 Ω male - BNC 50 Ω male, ≥ 36 dB @ DC to 2 GHz
calibration adaptor≥ 30 dB @ 2 GHz to 4 GHz

51

49.2

SW 20

x05 S 151-K00 S3straight

SW 14 SW 13

RPC-N 50 Ω male - BNC 50 Ω female ≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

45.4

SW20

SW14

SW13

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

131Series RPC-N, 50 Ω

xOrdering Number

VersionRemarksx05 K 151-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - BNC 50 Ω male ≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

Return Loss

Panel
Piercing /PCB
Layout48

SW14

x05 K 151-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - BNC 50 Ω
female≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

x05 K 151-K20 S3straight

RPC-N 50 Ω female - BNC 50 Ω
female, calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 2 GHz≥ 30 dB @ 2 GHz to 4 GHz

SW13

44.2

SW14

straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

45

ø 22

x05 S 107-P00 S3

SW13

SW14

SW20

straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

38.6

ø 22

x05 K 107-P00 S3

SW19

SW14

straight

RPC-3.50 male - RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

45

ø 19

ø 15.7x03 S 105-S00 S3

SW19

SW8

straight

SW14

RPC-3.50 male - RPC-N 50 Ω female ≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

SW20

43.8

ø 15.7x03 S 105-K00 S3

SW8 SW14

straight

RPC-3.50 female - RPC-N 50 Ω male ≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

43.1

ø 16

ø 15.7x03 K 105-S00 S3

SW14

SW13

straight

RPC-3.50 female - RPC-N 50 Ω
female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

SW20

41.8

ø 15.7x03 K 105-K00 S3

SW14

SW13

132

SW14

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 50 ΩVersionRemarks

Return Loss

x03 KR 105-S00 S3straight

RPC-3.50 female, ruggedized RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

Panel
Piercing /PCB
Layout44.8

ø 22

xOrdering Number

SW20

SW19

RPC-3.50 female, ruggedized RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

43.8

ø 15.7straight

ø 22

x03 KR 105-K00 S3x53 QS 105-S00 S3straight

SnapN male - RPC-N 50 Ω male

SW14

≥ 26 dB @ DC to 11 GHz

60.44

SW14

straight

SnapN male - RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 11 GHz

x53 QS 105-K20 S3straight

SnapN male - RPC-N 50 Ω female
calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 27 dB @ 4 GHz to 11 GHz

SW20

SW14
59.2

ø15.7

x53 QS 105-K00 S3

RPC-N

SW19

SW14

50.6

SW14

straight

SnapN female - RPC-N 50 Ω male

SW16

≥ 28 dB @ DC to 11 GHz≥ 26 dB @ 11 GHz to 18 GHz

44.9

ø 15.7x53 QK 105-S00 S3

SW14

SW14 SW14

SW20

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

133

Series RPC-N, 50 ΩVersionRemarks

Return Loss

x53 QK 105-S20 S3straight

SnapN female - RPC-N 50 Ω malecalibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 27 dB @ 4 GHz to 11 GHz

x53 QK 105-K00 S3straight

SnapN female - RPC-N 50 Ω female≥ 28 dB @ DC to 11 GHz≥ 26 dB @ 11 GHz to 18 GHz

Panel
Piercing /PCB
Layout52

ø 15.7

xOrdering Number

SW 16

SW 20

ø 15.743.6

SW14

RPC-2.92 female, ruggedized RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

43.8

ø 15.7straight

ø 22

x02 KR 105-K00 S3

SW14

SW19

straight

RPC-2.92 female, ruggedized RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

44.84

ø 22

x02 KR 105-S00 S3

SW14

SW19

SW20

DC- Block

DC-Block
DC-Block RPC-N 50 Ω male - female
VersionReturn Loss

Insertion Loss

x05 DS 121-K00 S3straight≥ 25 dB @ 3 MHz to 18 GHz< 1 dB @ 3 MHz to 18 GHz

47.5

ø17

xOrdering Number

SW20

134

SW15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 50 Ω

Interchangeable Port Connector System

Interchangeable Port Connector System
RPC-N 50 Ω - RPC-SL 26.5 GHz
xOrdering Number

VersionRemarksx05 S 104-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-SL 26.5 GHz male, ≥ 21 dB @ DC to 18 GHz
max. Frequency 18 GHz

Return Loss
33

SW20

straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-SL 26.5 GHz
male,max. Frequency 18 GHz≥ 21 dB @ DC to 18 GHz

31.8

SW14

SW18

RPC-N

x05 K 104-S00 S3

SW18

RPC-N 50 Ω - RPC-SL 40 GHz
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x05 S 1P4-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-SL 40 GHz male,max. Frequency 18 GHz≥ 21 dB @ DC to 18 GHz

33

SW20

x05 K 1P4-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-SL 40 GHz male, ≥ 21 dB @ DC to 18 GHz
max. Frequency 18 GHz

SW18
31.8

SW14

SW18

see also chapter interchangeable port connector system

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

135

Series RPC-N, 50 Ω

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x53 W 009-000

flat 20 mm - 1,1 Nm torque for RPC-N 50 Ω , RPC-N 75 Ω
155

Gauge
Remarks

x05 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-N 50 Ωincl. gauge block

36.2

xOrdering Number

SW13
ø17.4

compatible to female connectors for RPC-N 50 Ω , RPC-N 75 Ω
incl. gauge block36

x05 W 00K-000

SW20
ø16

136

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

RPC-N

Series RPC-N, 50 Ω

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

137

Series RPC-N, 75 Ω

2Series RPC- N, 75 ΩInterface Dimensions Series RPC-N, 75 Ω (code P5)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene

C

E

F

F

B

C

E

A

A

D

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-N, 75 Ω
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

138

A

2.00

2.02

2.00

2.02

B

6.99

7.01

6.99

7.01

C

7.98

8.02

8.05

8.10

D

5.28

5.36

5.18

5.26

E

0.864

0.914

F

5/8-24UNEF-2B

5/8-24UNEF-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 75 Ω

Technology

Technical Data Series RPC-N, 75 Ω

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 61169-16; CECC 22 210; MIL-STD 348A/402

Impedance | Wellenwiderstand75 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 4 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 36 dB, DC to 4 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.03 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 1.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 1.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

2500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

1000 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 90 dB up to 1 GHz

RPC-N

Electrical data | Elektrische Daten

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 28 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.70 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.70 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

IEC 61169-1, Subclause 9.4.4

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.6

Vibration | Vibration

IEC 61169-1, Subclause 9.3.3

Shock | Schock

IEC 61169-1, Subclause 9.3.14

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.3

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

PS, PEI
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

139

Series RPC-N, 75 Ω

Connector Heads

Connector Heads
Straight Plug
Remarks

Return Loss

xP5 S 121-000 CS

with bead≥ 36 dB @ DC to 4 GHz

30.2

ø15.7

xOrdering Number

SW20

Straight Jack
Remarks

Return Loss

xP5 K 121-000 CS

with bead≥ 36 dB @ DC to 4 GHz

29

ø15.7

xOrdering Number

SW20

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

xP5 S 121-S20 CS

straight

RPC-N 75 Ω male - male,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 2 GHz≥ 34 dB @ 2 GHz to 4 GHz

xP5 K 121-K20 CS

straight

RPC-N 75 Ω female - female,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 2 GHz≥ 34 dB @ 2 GHz to 4 GHz

xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

xP5 S 174-S20 CS

straight

RPC-N 75 Ω male - F male,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 3 GHz≥ 28 dB @ 3 GHz to 4 GHz

47.7

SW20

SW20

63.4

Adaptor (Inter Series)

ø15.7

50.1

SW20

straight

RPC-N 75 Ω female - F female,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 3 GHz≥ 28 dB @ 3 GHz to 4 GHz

SW12

SW12

42.3

ø15.7

xP5 K 174-K20 CS

SW14

SW14

140

SW13

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-N, 75 Ω

DC- Block

DC-Block
DC-Block RPC-N 75 Ω male - female
VersionReturn Loss

Insertion Loss

xP5 DS 121-K01 CS

straight≥ 25 dB @ 4 MHz to 1 GHz≥ 21 dB @ 1 GHz to 4 GHz< 1 dB @ 4 MHz to 4 GHz

1

64.6

ø15.7

xOrdering Number

SW20

SW14

SW14

SW14

Tools

Tools

Remarks

x53 W 009-000

flat 20 mm - 1,1 Nm torque for RPC-N 50 Ω , RPC-N 75 Ω

RPC-N

Torque Wrench
xOrdering Number

155

Gauge
RemarksxP5 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-N 75 Ω
incl. gauge block

36.2

xOrdering Number

SW13
ø17.4

compatible to female connectors for RPC-N 50 Ω , RPC-N 75 Ω
incl. gauge block36

x05 W 00K-000

SW20
ø16

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

141

Rosenberger RPC-TNC precision connectors – with threaded

Rosenberger RPC-TNC-Präzisionssteckverbinder – mit Schraub-coupling – have been designed for applications up to 18 GHz.

verbindung – eignen sich für Anwendungen bis 18 GHz. Die

Interface dimensions are based on BNC series interface.

Interface-Abmessungen entsprechen dem Interface von BNC-

Rosenberger RPC-TNC precision connectors are intermateable

Steckverbindern. Rosenberger RPC-TNC-Steckverbinder

with standard TNC connectors, 50 Ω and 75 Ω types both.

sind steckkompatibel zu Standard-TNC-Steckverbindern,
50 Ω und 75 Ω-Typen.

The wide product range includes cable connectors, adapters,Das umfangreiche Produktspektrum umfasst Kabelsteckver-

as well as test & measurement accessories such as calibration kitsbinder, Adapter, sowie Messzubehör wie RPC-TNC-Kalibrier-or test devices (open – short – load).

Kits oder Test-Komponenten (Open – Short – Load).

RPC-TNC

Series RPC-TNC

FeaturesInterface according to IEC 60169-26
Frequency range DC to 18 GHz
Return loss (connector head) ≥ 23 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling
Intermateable with standard TNC

Series RPC-TNC

1Series RPC- TNC

Interface Dimensions Series RPC-TNC (code 06)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene
D

A

E

B

C

F

F

B

A

E
C

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-TNC
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

A

1.64

1.66

2.13

2.15

B

8.06

8.08

8.10

8.15

C

6.07

6.12

4.62

4.72

D

5.28

5.38

5.18

5.28

E

1.34

1.37

1.38

1.41

F

7/16-28UNEF-2B

144

7/16-28UNEF-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-TNC

Technology

Technical Data Series RPC-TNC

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 60169-26

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 18 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 23 dB, DC to 18 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.05 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 1.5 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 1.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

1500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

500 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 90 dB up to 1 GHz

Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 27 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.46 Nm to 0.69 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.70 Nm

RPC-TNC

Mechanical data | Mechanische Daten

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

MIL-STD 202, Method 107, Condition B

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 101, Condition B

Vibration | Vibration

MIL-STD 202, Method 204, Condition D

Shock | Schock

MIL-STD 202, Method 213, Condition I

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 106

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric 1 | Dielektrikum 1

PTFE

Dielectric 2 | Dielektrikum 2

PPE

Gasket | Dichtung
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Neoprene E50
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

145

Series RPC-TNC

Connector Heads

Connector Heads
Straight Plug
Remarks

Return Loss

x06 S 121-000 S3

with bead≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

x06 S 121-002 S3

with bead, coupling nut without wire-lock≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

30.3

ø15.7

xOrdering Number

SW15

SW14

Straight Jack
xOrdering Number

Remarks

Return Loss

x06 K 121-000 S3

with bead≥ 23 dB @ DC to 18 GHzø 15.731.4

SW14Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
VersionRemarks

Return Loss

x06 S 121-S20 S3straight

RPC-TNC male - male,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

x06 S 121-K20 S3straight

RPC-TNC male - female,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

65.1
ø15.7

xOrdering Number

SW14

RPC-TNC female - female,calibration adaptor

ø15.7

SW14

≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

SW14

67.8

SW14

146

SW10

ø15.7

straight

SW15

66.4

SW15

x06 K 121-K20 S3

SW10 SW14

SW10

SW14

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-TNC

Adaptor (Inter Series)
VersionRemarks

Return Loss

x06 S 132-S00 S3straight

RPC-TNC male - SMA male

≥ 19 dB @ DC to 18 GHz

45.9

ø 15.7

xOrdering Number

SW15

straight

RPC-TNC male - SMA female≥ 19 dB @ DC to 18 GHz

SW8

SW14

45.4

ø 15.7x06 S 132-K00 S3

SW14

SW15

straight

RPC-TNC female - SMA male

≥ 19 dB @ DC to 18 GHz

SW13

47.3

SW14

straight

RPC-TNC female - SMA female≥ 19 dB @ DC to 18 GHz

SW8

45.4

ø 15.7x06 K 132-K00 S3

SW14

SW14

straight

RPC-TNC male - RPC-7,
calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

43

ø 22

x06 S 107-P20 S3

SW13

SW15 SW13

straight

RPC-TNC female - RPC-7,
calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

x03 K 706-S23 S3straight

RPC-3.50 female - RPC-TNC male,
2-hole flange,
floating test adaptor≥ 35 dB @ DC to 2.5 GHz≥ 25 dB @ 2.5 GHz to 6 GHz≥ 20 dB @ 6 GHz to 16 GHz≥ 17 dB @ 16 GHz to 18 GHz

53

ø 22

x06 K 107-P20 S3

SW19

SW13

SW19

ø 32

ø 20.7

43.5

SW15

SW16

x05 S 106-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC male≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

x05 S 106-S20 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC male,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 GHz to 18 GHz

52.5

SW20 SW14

SW14

SW15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

147

RPC-TNCø 15.7x06 K 132-S00 S3

SW14

Series RPC-TNC

xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x05 S 106-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-TNC female≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

53.6

SW20

x05 K 106-S00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC male

SW14

≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

46

SW14

x05 K 106-K00 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC female≥ 20 dB @ DC to 18 GHz

x05 K 106-K20 S3straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-TNC female,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 GHz to 18 GHz

SW14

SW15

47.2

SW14

148

SW14

SW14

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-TNC

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x06 W 021-000

flat 15 mm - 55 Ncm torque for RPC-TNC

152

Gauge
compatible to male connectors for RPC-TNC
incl. gauge block1

RPC-TNC

Remarks

x06 W 00S-000

27.1

xOrdering Number

ø11.8

compatible to female connectors for RPC-TNC
incl. gauge block

29.5

x06 W 00K-000

ø11.8

SW15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

149

Rosenberger RPC-7 precision connectors – with 7 mm outer

Die Rosenberger-Serie RPC-7 – Präzisionssteckverbinder

diameter – have been designed for applications up to 18 GHz.

mit 7 mm Außenleiter – wurde für Anwendungen im Frequenz-

RPC-7 connectors are “hermaphroditic” types mating electricallybereich bis 18 GHz entwickelt. Die elektrische Verbindung

both centre and outer conductor by end-surface (butt) contact.

erfolgt am Innen- wie auch am Außenleiter durch Stirnkontakt,

The mechanical connection is designed as a counter-sinkable

die mechanische Verbindung wird durch eine versenkbare

threaded socket.

Gewindebuchse sichergestellt („Zwitter-Steckverbinder“)Rosenberger RPC-7 connectors are intermateable with

Rosenberger RPC-7-Steckverbinder sind steckkompati-other 7 mm connector series, e.g. APC-7, PC-7, GPC-7 orbel zu anderen 7 mm-Steckverbinder-Serien, z.B. APC-7,

Precifix AA. RPC-7 and RPC-N connector heads are interchange-

PC-7, GPC-7 oder Precifix AA. Die Steckverbinderköpfe vonable using the same bead type.

RPC-7 und RPC-N-Steckverbindern sind aufgrund gleicher
Anschlussmaße auf der Montageseite austauschbar.

The wide product range consists of connectors and connector

Das umfangreiche Produktspektrum umfasst Kabel-Steck-ver-heads, adapters, interchangeable port connectors, airlines asbinder, Adapter, Wechselport, Luftleitungen, sowie Messzubehör

well as test & measurement accessories such as RPC-7 calibra-

wie RPC-7-Kalibrier- und Verifizier-Kits, Testkabel, Dämpfungs-

tion and verification kits, test cables, attenuators or test devices

glieder oder Test-Komponenten (Open – Short – Load).

(open – short – load).

RPC-7

Series RPC-7

FeaturesInterface according to IEC 457-2
Frequency range DC to 18 GHz
Return loss (connector head) ≥ 32 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling, hermaphroditic
Butted contact at inner and outer contact

Series RPC-7

1Series RPC- 7

Interface Dimensions Series RPC-7 (code 07)

REFERENCE PLANE

C

G

A

B

E

Referenzebene

D
F

Series RPC-7
RPC-7
dimension

152

min.

max.

A

3.0397 nom.

B

6.995

7.005

C

14.85014.860

D

0.000

0.050

E

1.060

1.085

F

0.050

0.380

G

11/16-24UNEF-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-7

Technology

Technical Data Series RPC-7

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 457-2

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 18 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 32 dB, DC to 18 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.03 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 1.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 0.1 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

2500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

1000 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 120 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 5000Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 28 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

1.36 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.95 Nm

Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

MIL-STD 202, Method 107, Condition B

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 101, Condition B

Vibration | Vibration

MIL-STD 202, Method 204, Condition D

Shock | Schock

MIL-STD 202, Method 213, Condition I

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 106

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

RPC-7

Environmental data | Umweltdaten

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Beryllium copper, gold-plated

Dielectric | Dielektrikum
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

PPE
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

153

Series RPC-7

Connector Heads

Connector Heads
Straight Connector Head
Remarks

Return Loss

x07 P 121-000 S3

with bead≥ 32 dB @ DC to 18 GHz

22.2

ø 22

xOrdering Number

SW19

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Connector, solder

Semi-Rigid

Remarks

Return Loss

Cable
Group

Assembly
Instruction

x07 P 121-271 S3

a = 41.8 mm≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

71

02 A3

x07 P 121-272 S3

a = 35 mm≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

72

02 A3

x07 P 121-273 S3

a = 41.8 mm≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

73

03 A

a

ø 22

xOrdering Number

SW19

154

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-7

Panel Connectors Coaxial End

Panel Connectors Coaxial End
Panel Connector, 4-hole flange

Coaxial End

xOrdering Number

Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x07 P 421-500 S3≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

MB 98
43.5
2

3

ø 22

ø 1.27
ø 4.1

15

SW19
25.4
18.2

3.4

x07 P 422-500 S3≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

MB 106a
37.7
10

ø 22

ø 2.2

2.2

Z
17.5
12.7

2.5

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

155

RPC-7

SW19

ø 0.67
ø 2.2

Z

Series RPC-7

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x07 P 121-P00 S3straight

RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

50.4

SW19

SW10 SW19

Adaptor (Inter Series)
VersionRemarks

Return Loss

x02 KR 107-P00 S3straight

RPC-2.92 female, ruggedized - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

x03 S 107-P00 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

x03 S 107-P20 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-7,
calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 28 dB @ 4 GHz to 18 GHz

45.2

ø 22

xOrdering Number

SW19

SW19

ø 22

ø 15.738.8

RPC-3.50 female - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

straight

RPC-3.50 female - RPC-7,
calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 28 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x03 KR 107-P00 S3straight

RPC-3.50 female, ruggedized - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

36.8

ø 22

straight

x03 K 107-P20 S3

ø 16

x03 K 107-P00 S3

SW19

SW14

SW8

SW13

SW19

ø 22

45.2

SW19

straight

RPC-N 50 Ω male - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

45

ø 22

x05 S 107-P00 S3

SW19

SW14

SW20

straight

RPC-N 50 Ω female - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

38.6

ø 22

x05 K 107-P00 S3

SW19

SW14

156

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-7

VersionRemarks

Return Loss

x06 S 107-P20 S3straight

RPC-TNC male - RPC-7,
calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

x06 K 107-P20 S3straight

RPC-TNC female - RPC-7,
calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 20 dB @ 4 to 18 GHz

43

ø 22

xOrdering Number

SW15 SW13

SW19

ø 22

53

SW13

straight

RPC-7 - BNC 50 Ω male

≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

42.9

ø 22

x07 P 151-S00 S3

SW19

SW13

SW19

straight

RPC-7 - BNC 50 Ω female≥ 22 dB @ DC to 4 GHz

x07 P 110-S20 S3straight

RPC-7 - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 18 GHzø 22

x07 P 151-K00 S3

39.1

RPC-7

SW13

SW19

ø 22

46.8

SW19

straight

RPC-7 - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x07 P 132-S00 S3straight

RPC-7 - SMA male≥ 23 dB @ DC to 18 GHz

48.2

ø 22

x07 P 110-K20 S3

SW19

SW19

ø 22

ø 15.7

38.7

SW19

RPC-7 - SMA female≥ 23 dB @ DC to 18 GHzø 15.7straight

ø 22

x07 P 132-K00 S3

SW14 SW8
37.4

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

SW13

157

Series RPC-7

Interchangeable Port Connector System

Interchangeable Port Connector System
RPC-7 - RPC-SL 26.5 GHz
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x07 P 104-S00 S3straight

RPC-7 - RPC-SL 26.5 GHz male,max. Frequency 18 GHz≥ 21 dB @ DC to 18 GHz

41.6

1

SW19

SW14 SW18

RPC-7 - RPC-SL 40 GHz
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x07 P 1P4-S00 S3straight

RPC-7 - RPC-SL 40 GHz male,max. Frequency 18 GHz≥ 21 dB @ DC to 18 GHz

41.6

1

SW19

SW14 SW18

see also chapter interchangeable port connector system

158

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-7

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x07 W 021-000

flat 19 mm - 136 Ncm torque for RPC 7, RPC-SP

157

Collet Extractor
xOrdering Number
x07 W 031-000

for RPC-7, to remove 7 mm center contact

91.7

Gauge
xOrdering Number
compatible to connectors for RPC-7
incl. gauge block

25

RPC-7

x07 W 001-000

SW19

ø14

Accessories

Accessories
Bead
Remarks

Return Loss

x07 B 003-000

7 mm, 50 Ω

≥ 54 dB @ DC to 2 GHz≥ 37 dB @ 2 GHz to 18 GHz

x07 B 003-010

7 mm, 50 Ω

≥ 54 dB @ DC to 2 GHz≥ 40 dB @ 2 GHz to 18 GHz

2.97

ø 9.38xOrdering Number

extended scale

Center Contact
xOrdering Number

Remarksx07 P 121-000/21

changeable center conductor
3.8

extended scale

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

159

Series R

RPC-SP connectors are 50 Ω precision connectors with an outer

Die Serie RPC-SP ist eine 50 Ω-Präzisionssteckverbindersecontact diameter of 4.10 mm for applications up to 22 GHz. RPC-SP

rie mit 4.10 mm Außenleiterdurchmesser für Anwendungenprecision connectors are intermateable with OSP and BMA

bis 22 GHz. RPC-SP-Steckverbinder sind steckkompatibelconnectors.

zu OSP- und BMA-Steckverbindern.

RPC-SP connectors are indicated for applications where quick and

Die Serie wurde entwickelt für Anwendungen, die zuverlässiges

reliable interconnects are required, as well as for applications with

und wiederholtes Verbinden mit gleichzeitigem axialen undracks and plug-in units. The floating construction allows compen-radialen Toleranzausgleich erfordern („Blind-Mate-Verbin-sation of axial and radial misalignment. Tightening the connection

dungen“). Da zum Verriegeln der Verbindung kein Werkzeug

requires no additional tooling, so that RPC-SP-connectors are

benötigt wird (z.B. Drehmomentschlüssel), eignen sich RPC-

ideally suited for application with tight space requirements.

SP-Steckverbinder für Anwendungen auf engstem Raum.

The product range consists of cable, panel and PCB connectors,

Das Produktspektrum umfasst Kabel-, Gehäuse- undadapters to other coaxial connector series, airlines as well as test &Leiterplattensteckverbinder, Adapter auf andere Koaxial-

measurement accessories such as RPC-SP calibration kits, test

Steckverbinderserien, Luftleitungen, sowie Messzubehör

cables or test devices (open – short – load).

wie RPC-7-Kalibrier-Kits, Testkabel oder Test-Komponenten(Open – Short – Load).

Series RPC-SP

FeaturesInterface according to IEC 61169-33
Frequency range DC to 22 GHz
Return loss (cable connector) ≥ 26 dB
Impedance 50 ΩBlind mate connection
Intermateable with OSP and BMA

RPC-SP

RPC-SP

Series RPC-SP

1Series RPC- SP

Interface Dimensions Series RPC-SP (code 10)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene
D

A

C

B

C

B

E

A

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-SP
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

A

1.77

1.79

1.77

1.79

B

4.09

4.11

4.07

C

5.30

5.35

5.50

D

3.25

3.35

3.12

3.22

E

0.90

0.93

1.77

1.79

162

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-SP

Technology

Technical Data Series RPC-SP

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 61169-33; MIL-STD 348A

Mechanically compatible with | Mechanisch kompatibel mit

OSP and BMA

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 22 GHz

Return loss (cable connector) | Rückflußdämpfung (Kabelsteckverbinder)≥ 26 dB, DC to 22 GHz

Insertion loss (cable connector) | Dämpfung (Kabelsteckverbinder)≤ 0.03 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 2.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 2.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

1000 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

400 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 85 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 1000Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 27 NEngagement force | Einsteckkraft≤ 13.5 N

Disengagement force | Ausziehkraft≥ 2.0 N

Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

MIL-STD 202, Method 107, Condition B

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 101, Condition B

Vibration | Vibration

MIL-STD 202, Method 204, Condition D

Shock | Schock

MIL-STD 202, Method 213, Condition I

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 106

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

RPC-SP

Environmental data | Umweltdaten

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

PS, PTFE
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

163

Series RPC-SP

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Cable
Group

Assembly
Instruction

x10 S 125-271 S3

applicable to MIL C 38 999 shell≥ 21 dB @ DC to 22 GHz

71

02 A3

x10 S 125-272 S3

applicable to MIL C 38 999 shell≥ 21 dB @ DC to 22 GHz

72

03 A

24.1

SW6

SW6.35

Panel Plug, hexagonal flange

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x10 S 641-271 E3≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

71

02 A3

MB 92

x10 S 641-272 E3≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

72

03 A

MB 92

20

SW8

SW11

Panel Jack, 2-hole flange

Semi-Rigid
Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x10 K 762-271 N3≥ 21 dB @ DC to 22 GHz

71

10 E

MB 100x10 K 762-272 N3≥ 21 dB @ DC to 22 GHz

72

10 E

MB 100

18.3

ø 9.5

Return Loss

ø 19

xOrdering Number

164

SW8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-SP

Panel Connectors Coaxial End / PCB Connectors

Panel Connectors Coaxial End
Panel Jack, 4-hole flange

Coaxial End

Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x10 S 441-500 N3≥ 21 dB @ DC to 22 GHz

MB 55a

24.9
10

5

12.7
ø 6.4

ø 1.3

1.6

ø 4.1

xOrdering Number

PCB Connectors SMD
Straight PlugSMD

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x10 S 101-40M T3tape & reel, VG 07.50000≥ 25 dB @ DC to 18 GHz≥ 21 dB @ 18 GHz to 22 GHz

on request

7.4

10.8
4.7

5.7

3.4

6.5

1.7

1.3

PCB Connectors Solder Pin
Straight Plug

Solder Pin
Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x10 S 142-400 E3

blister≥ 30 dB @ DC to 3 GHz≥ 28 dB @ 3 to 6 GHz

on request
11.2

RPC-SP

Remarks

6.35

xOrdering Number

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

165

Series RPC-SP

Adaptors

Adaptors
Adaptor (Inter Series)
Remarks

Return Lossstraight

RPC-3.50 male - RPC-SP male≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

x03 S 110-S21 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

23.8

ø 13.9

Versionx03 S 110-S01 S3

ø 11.6

xOrdering Number

SW5.5

RPC-3.50 male - RPC-SP female≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

straight

RPC-3.50 male - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

28.3

ø 13.9straight

x03 S 110-K21 S3

ø 11.6x03 S 110-K01 S3

SW12

SW5.5 SW12

RPC-3.50 female - RPC-SP male≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

straight

RPC-3.50 female - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

22.7

ø 13.9straight

x03 K 110-S21 S3

ø 11.6x03 K 110-S01 S3

SW5.5

RPC-3.50 female - RPC-SP female≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

straight

RPC-3.50 female - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

27.3

ø 13.9straight

x03 K 110-K21 S3

ø 11.6x03 K 110-K01 S3

SW12

SW5.5

straight

RPC-7 - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x07 P 110-K20 S3straight

RPC-7 - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 18 GHz

46.8

ø 22

x07 P 110-S20 S3

SW12

SW19

ø 22

48.2

SW19

166

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-SP

Tools / Accessories

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x07 W 021-000

flat 19 mm - 136 Ncm torque for RPC 7, RPC-SP

157

Accessories
Coupling Nut
xOrdering Number

Remarksx10 Z 001-S00 S

male, stainless steelx10 Z 001-K00 S

female, stainless steel

16.9

ø 22

18

RPC-SP

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

167

Rosenberger RPC-3.50 connectors – 50 Ω precision con-

Rosenberger RPC-3.50 Steckverbinder – 50 Ω-Präzisions-

nectors with an outer diameter of 3.50 mm and air dielectric –steckverbinder mit 3.50 mm Außenleiterdurchmesser –are featured by excellent technical data over the full frequency range

bieten aufgrund des Luft-Dielektrikums hervorragende

up to 26.5 GHz. They are intermateable with APC-3.50, GPC-3.50,

Eigenschaften über den gesamten Frequenzbereich bis 26.5 GHz.

SMA, K and RPC-2.92 connectors.

Sie sind steckkompatibel zu APC-3.50-, GPC-3.50-, SMA-,
K-, und RPC-2.92-Steckverbindern.

Rosenberger offers a wide range of RPC-3.50 cable and panel

Das Produktspektrum umfasst Kabel- und Gehäuse-Steck-connectors, adaptors, interchangeable port connectors, attenua-

verbinder, Adapter, Wechselport-Steckverbinder, Dämpfungs-

tors as well as test & measurement accessories such as RPC-3.50

glieder sowie Messzubehör wie RPC-3.50-Kalibrier-Kits,

calibration kits, test cables or test devices, e.g. opens, shorts, loads,

Testkabel oder Testzubehör, z. B. Opens, Shorts, Loads,

attenuators, airlines, sliding loads.

Dämpfungsglieder, Luftleitungen oder Sliding Loads.

Series RPC-3.50

FeaturesInterface according to 60169-23
Frequency range DC to 26.5 GHz
Impedance 50 Ω
Threaded coupling
Intermateable with K-, SMA and RPC-2.92

RPC-3.50

Return loss (connector head) ≥ 30 dB

Series RPC-3.50

1Series RPC- 3.50

Interface Dimensions Series RPC-3.50 (code 03)

REFERENCE PLANE
D

E

B

F

C

F

B

C

E

A

Referenzebene

Referenzebene

A

REFERENCE PLANED

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-3.50
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

170

A

1.51

1.53

1.51

1.53

B

3.49

3.51

3.49

3.51

C

4.57

4.59

4.63

4.65

D

0.00

0.08

0.00

0.08

E

0.91

0.93

0.96

0.98

F

1/4-36UNS-2B

1/4-36UNS-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-3.50

Technology

Technical Data Series RPC-3.50

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 60169-23

Mechanically compatible with | Mechanisch kompatibel mit

RPC-2.92 and SMA

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 26.5 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 30 dB, DC to 26.5 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.03 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 3.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 2.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

1000 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

335 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 100 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 27 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.80 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.70 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

MIL-STD 202, Method 107, Condition B

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 101, Condition B

Vibration | Vibration

MIL-STD 202, Method 204, Condition D

Shock | Schock

MIL-STD 202, Method 213, Condition I

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 106

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum

PS

Gasket | Dichtung
Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

RPC-3.50

Materials | Materialien

Silicone
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

171

Series RPC-3.50

Connector Heads

Connector Heads
Straight Plug
Remarks

Return Loss

x03 S 121-000 S3

with bead≥ 30 dB @ DC to 26.5 GHz

19.9

ø9

xOrdering Number

SW8

SW8

Straight Jack
Remarks

Return Loss

x03 K 121-000 S3

with bead≥ 30 dB @ DC to 26.5 GHz

19.1

ø9

xOrdering Number

SW8

172

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-3.50

Cable Connectors Semi- Rigid Cable / Panel Connectors Stripline

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x03 S 121-271 S3≥ 25 dB @ DC to 26.5 GHz

71

02 A3

x03 S 121-272 S3≥ 25 dB @ DC to 26.5 GHz

72

03 A

ø 10

35.6

SW8

SW8

SW9 SW8

Straight Jack, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x03 K 121-271 S3≥ 25 dB @ DC to 26.5 GHz

71

02 A3

x03 K 121-272 S3≥ 25 dB @ DC to 26.5 GHz

72

03 A
ø 10

35

SW8

SW9 SW8

Panel Jack, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable
Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x03 K 421-271 S3≥ 25 dB @ DC to 26.5 GHz

71

02 A3

MB 55

34.7

ø 10

xOrdering Number

SW8

Panel Connectors Stripline
Panel Jack, 4-hole flange

Stripline

Remarks

Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x03 K 421-600 S3

stripline≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

MB 55d

10.7

8.6

12.7

0.1

xOrdering Number

max. 1.2

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

173

RPC-3.50

SW9

Series RPC-3.50

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
VersionRemarks

Return Loss

x03 S 121-S00 S3straight

RPC-3.50 male - male≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

x03 S 121-S20 S3straight

RPC-3.50 male - male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 26.5 GHz

x03 S 121-K00 S3straight

RPC-3.50 male - female≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

x03 S 121-K20 S3straight

RPC-3.50 male - female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 26.5 GHz

x03 K 121-K00 S3straight

RPC-3.50 female - female≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

x03 K 121-K20 S3straight

RPC-3.50 female - female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 30 dB @ 4 GHz to 26.5 GHz

x03 S 422-S00 S3straight

RPC-3.50 malemale ruggedized,
4-hole flange≥ 20 dB @ DC to 26.5 GHz

Panel Piercing /PCB Layout
30.7

29.7

28.5

63.4

36

xOrdering Number

SW12 SW19

SW8 SW12

x03 K 521-S00 S3straight

RPC-3.50 female - male,round flange≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

MB 10736.2

SW17

straight

RPC-3.50 female - male,
2-hole flange,
floating test adaptor≥ 26 dB @ DC to 18 GHz≥ 23 dB @ 18 GHz to 26.5 GHz

SW8

26.6

ø 20

x03 K 721-S23 S3

SW8 SW14

SW8

straight

RPC-3.50
female ruggedized male≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

35.8

ø 22

x03 KR 121-S00 S3

SW8

SW19 SW8 SW8straight

RPC-3.50
female ruggedized female≥ 26 dB @ DC to 26.5 GHz

34.8

ø 22

x03 KR 121-K00 S3

SW19

174

SW8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-3.50

Adaptor (Inter Series)
VersionRemarks

Return Loss

x03 S 159-S20 S3straight

RPC-3.50 male - FAKRA male,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 1 GHz≥ 26 dB @ 1 to 3 GHz≥ 21 dB @ 3 to 6 GHz

53.5

ø9

xOrdering Number

SW8 SW8

straight

RPC-3.50 male - FAKRA female,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 1 GHz≥ 26 dB @ 1 to 3 GHz≥ 21 dB @ 3 to 6 GHz

x03 K 159-S20 S3straight

RPC-3.50 female - FAKRA male,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 1 GHz≥ 26 dB @ 1 to 3 GHz≥ 21 dB @ 3 to 6 GHz

x03 K 159-K20 S3straight

RPC-3.50 female - FAKRA female,calibration adaptor≥ 38 dB @ DC to 1 GHz≥ 26 dB @ 1 to 3 GHz≥ 21 dB @ 3 to 6 GHz

47.4

ø9

x03 S 159-K20 S3

SW8

SW8

ø9

52.6

SW8

ø9

46.5

SW8

x03 S 128-S20 N3

straight

RPC-3.50 male - QMA male,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 24 dB @ 4 GHz to 18 GHz

33.5

SW8 SW8

straight

RPC-3.50 male - QMA female,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 24 dB @ 4 GHz to 18 GHz

24.5

ø9

x03 S 128-K20 N3

SW8 SW8

straight

RPC-3.50 female - QMA male,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 24 dB @ 4 GHz to 18 GHz

32.3

RPC-3.50

ø9x03 K 128-S20 N3

SW8straight

RPC-3.50 female - QMA female,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 24 dB @ 4 GHz to 18 GHz

23.4

ø9

x03 K 128-K20 N3

SW8≥ 40 dB @ DC to 2.5 GHz≥ 28 dB @ 2.5 GHz to 6 GHz≥ 24 dB @ 6 GHz to 18 GHz

x03 S 109-S00 S3straight

RPC-3.50 male - RPC 2.40 male≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

28.4

ø 10

RPC-3.50 female - QMA male,
2-hole flange,
floating test adaptor

ø 10.5straight

ø 20

x03 K 728-S22 S3

ø9

35.3

SW8

straight

RPC-3.50 male - RPC 2.40 female≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

SW8 SW832.2

ø9x03 S 109-K00 S3

SW8

SW8 SW8 SW8Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

175

Series RPC-3.50

VersionRemarks

Return Loss

x03 K 109-S00 S3straight

RPC-3.50 female - RPC 2.40 male≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

34.6

ø9

xOrdering Number

SW8

straight

RPC-3.50 female - RPC 2.40 female≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

31.1
ø9

x03 K 109-K00 S3

SW8

SW8

SW8

straight

RPC-3.50 male - RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

45

ø 19

ø 15.7x03 S 105-S00 S3

SW8

SW8

straight

RPC-3.50 male - RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

SW20

43.8

ø 15.7x03 S 105-K00 S3

SW14

SW8 SW14

straight

RPC-3.50 female - RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

43.1

ø 16

ø 15.7x03 K 105-S00 S3

SW14

SW13

straight

RPC-3.50 female - RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

41.8

ø 15.7x03 K 105-K00 S3

SW20

SW14

SW13

RPC-3.50 female, ruggedized RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

43.8

ø 15.7straight

ø 22

x03 KR 105-K00 S3

SW14

SW19

straight

RPC-3.50 female, ruggedized RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

44.8

ø 22

x03 KR 105-S00 S3

SW14

SW19

straight

RPC-3.50 male - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

x03 S 107-P20 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-7,
calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 28 dB @ 4 GHz to 18 GHz

38.8

SW8

176

ø 22

ø 15.7x03 S 107-P00 S3

SW20

SW14

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-3.50

Remarks

Return Lossstraight

RPC-3.50 female - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

x03 K 107-P20 S3straight

RPC-3.50 female - RPC-7,
calibration adaptor≥ 36 dB @ DC to 4 GHz≥ 28 dB @ 4 GHz to 18 GHz

x03 KR 107-P00 S3straight

RPC-3.50 female, ruggedized - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

36.8

ø 22

Versionx03 K 107-P00 S3

ø 16

xOrdering Number

SW13

SW19

ø 22

45.2

SW19

RPC-3.50 male - RPC-SP male≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

x03 S 110-S21 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

SW19

23.8

ø 13.9straight

ø 11.6x03 S 110-S01 S3

SW5.5

RPC-3.50 male - RPC-SP female≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

straight

RPC-3.50 male - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

28.3

ø 13.9straight

x03 S 110-K21 S3

ø 11.6x03 S 110-K01 S3

SW12

SW5.5 SW12

≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

RPC-3.50 female - RPC-SP male,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

22.7

SW5.5

RPC-3.50 female - RPC-SP female≥ 23 dB @ DC to 22 GHz

straight

RPC-3.50 female - RPC-SP female,calibration adaptor≥ 34 dB @ DC to 4 GHz≥ 26 dB @ 4 GHz to 22 GHz

27.3

ø 13.9straight

x03 K 110-K21 S3

ø 11.6x03 K 110-K01 S3

SW12

SW5.5

straight

RPC-3.50 female - RPC-TNC male,
2-hole flange,
floating test adaptor≥ 35 dB @ DC to 2.5 GHz≥ 25 dB @ 2.5 GHz to 6 GHz≥ 20 dB @ 6 GHz to 16 GHz≥ 17 dB @ 16 GHz to 18 GHz

SW12
43.5

ø 32

ø 20.7x03 K 706-S23 S3

SW15

SW16

straight

RPC-3.50 female - SMP male,full detent, 2-hole flange,
floating test adaptor≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 20 dB @ 12 to 26.5 GHz

24.7

ø 20

x03 K 719-S22 S3

RPC-3.50

RPC-3.50 female - RPC-SP malestraight

ø 13.9straight

x03 K 110-S21 S3

ø 11.6x03 K 110-S01 S3

SW8

SW6

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

177

Series RPC-3.50

Interchangeable Port Connector System

Interchangeable Port Connector System
RPC-3.50 - RPC-SL 26.5 GHz
VersionRemarks

Return Loss

x03 S 104-S00 S3straight

RPC-3.50 male - RPC-SL 26.5 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz

29.2

ø 18.5xOrdering Number

SW18

straight

RPC-3.50 female - RPC-SL 26.5 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz

28

ø 19

x03 K 104-S00 S3

SW14 SW18

see also chapter interchangeable port connector system

178

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-3.50

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x03 W 021-000

flat 8 mm - 0.9 Nm torque for RPC-3.50 , RPC- 2.92, RPC-2.40, RPC-1.85

136.5

Gauge
Remarks

x03 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-3.50, RPC-2.92
incl. gauge block33

xOrdering Number

ø15

compatible to female connectors for RPC-3.50, RPC-2.92
incl. gauge block30

x03 W 00K-000

SW8

RPC-3.50

ø15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

179

RPC-2.92 precision connectors from Rosenberger with 50 Ω im-

RPC-2.92-Steckverbinder von Rosenberger sind 50 Ω-Präzi-

pedance and an outer diameter of 2.92 mm are applicable for test

sionssteckverbinder mit 2.92 mm Außenleiter für Messtechnik-& measurement applications up to 40 GHz.

Anwendungen bis 40 GHz.

Due to the shortened male pin and the fourfold slotted female

Aufgrund eines verkürzten Steckerstiftes und einer 4-fachcenter contact, RPC-2.92 connectors meet highest levels ofgeschlitzten Innenleiterbuchse zeichnet sich die Steckverbin-

reliability and repeatability of performance.

der-Serie RPC-2.92 durch sehr hohe Zuverlässigkeit sowie

RPC-2.92 connectors are intermateable with APC-3.50,

eine hervorragende Reproduzierbarkeit aus.

GPC-3.50, SMA, as well as K connectors.

RPC-2.92

Steckverbindersindsteckkompatibelzu

APC-3.50-, GPC-3.50-, SMA-, sowie K-Steckverbindern.
The wide product spectrum consists of cable, PCB and pan-

Das Produktspektrum umfasst Kabel-, Leiterplatten- und Ge-el connectors, adaptors, interchangeable port connectors,

häuse-Steckverbinder, Adapter, Wechselport-Steckverbinder,

attenuators as well as test & measurement accessories such as

Dämpfungsglieder sowie Messzubehör wie RPC-2.92-Kalibrier-RPC-2.92 calibration kits, test cables, opens, shorts, loads,

Kits, Testkabel, Opens, Shorts, Loads, Dämpfungsglieder,

attenuators, airlines or sliding loads.

Luftleitungen oder Sliding Loads.

Series RPC-2.92

Features
Frequency range DC to 40 GHz
Return loss (connector head) ≥ 23 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling

RPC-2.92

Intermateable with K-, SMA- and RPC-3.50 mm connectors

Series RPC-2.92

1Series RPC- 2.92

Interface Dimensions Series RPC-2.92 (code 02)

REFERENCE PLANE

B

D

E

F

C

F

B

C

E

A

Referenzebene

Referenzebene

MALE
SteckerA

REFERENCE PLANED

FEMALE
Kuppler

Series RPC-2.92
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

182

A

1.26

1.28

1.26

1.28

B

2.91

2.93

2.91

2.93

C

4.57

4.59

4.62

4.65

D

0.00

0.08

0.00

0.08

E

0.91

0.93

0.96

0.98

F

1/4-36UNS-2B

1/4-36UNS-2A

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.92

Technology

Technical Data Series RPC-2.92

Applicable standards | Anwendbare Standards
Mechanically compatible with | Mechanisch kompatibel mit

RPC-3.50 and SMA

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 40 GHz

Return loss (connector head) | Rückflußdämpfung (Steckerkopf)≥ 23 dB, DC to 40 GHz

Insertion loss (connector head) | Dämpfung (Steckerkopf)≤ 0.04 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 3.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 2.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

750 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

250 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 100 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 22 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.80 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.70 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

MIL-STD 202, Method 107, Condition B

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 101, Condition B

Vibration | Vibration

MIL-STD 202, Method 204, Condition D

Shock | Schock

MIL-STD 202, Method 213, Condition I

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

MIL-STD 202, Method 106

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivated plating

Dielectric | Dielektrikum

PS, PEEK

Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Silicone
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

183

RPC-2.92

Gasket | Dichtung

Series RPC-2.92

Connector Heads

Connector Heads
Straight Plug
Remarks

Return Loss

x02 S 121-000 S3

with bead≥ 23 dB @ DC to 40 GHz

20

ø9xOrdering Number

SW8

SW8

Straight Jack
Remarks

Return Loss

x02 K 121-000 S3

with bead≥ 23 dB @ DC to 40 GHz

19.1

ø9

xOrdering Number

SW8

184

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.92

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x02 S 141-271 E4≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 22 dB @ 4 GHz to 32 GHz≥ 20 dB @ 32 GHz to 40 GHz

71

02 A5

x02 S 141-2W9 E4≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 22 dB @ 4 GHz to 32 GHz≥ 20 dB @ 32 GHz to 40 GHz

W9

02 A8

10.4

SW8

≥ 23 dB @ DC to 40 GHz

71

02 A3

35.7

ø10

x02 S 121-271 S3

SW8

SW8

SW9

SW8

Straight Jack, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x02 K 121-271 S3≥ 23 dB @ DC to 40 GHz

71

02 A3

ø10

34.7

SW8

SW9 SW8

Panel Jack, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable
Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x02 K 421-271 S3≥ 23 dB @ DC to 40 GHz

71

02 A3

MB 55

34.7

12.7

xOrdering Number

SW8

RPC-2.92

SW9

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

185

Series RPC-2.92

Panel Connectors / PCB Connectors SMD

Panel Connectors
Panel PlugxOrdering Number

Remarks

Return Loss

x02 S 521-800 S3

without glass bead,for hermetic sealed glass bead pin 0.3 mm
02 Z 101-000≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

19.7

SW7

SW8

SW8

Panel Jack
xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Panel Piercing / Packing Unit
PCB Layout

x02 K 421-800 S3

without glass bead,for hermetic sealed glass beadpin 0.3 mm
02 Z 101-000≥ 23 dB @ DC to 34 GHz≥ 19 dB @ 34 to 40 GHz

MB 55

x02 K 526-800 S3

without glass bead,for hermetic sealed glass beadpin 0.3 mm
02 Z 101-000≥ 23 dB @ DC to 34 GHz≥ 19 dB @ 34 to 40 GHz

100 blister

12.7

10.4

100 blister

10.4

Glass Bead
Return Losshermetic sealed≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

3.18

ø 1.93

Remarksx02 Z 101-000

ø 0.3

xOrdering Number

1.4
extended scale

PCB Connectors SMD
Right Angle Panel Jack, edge mountSMD

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Panel Piercing / PCB Layout

x02 K 243-40M E3for various PCB´s 0-3 mm≥ 14 dB @ DC to 40 GHz

MB 208

14.5
3 max.

14

5

186

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.92

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
VersionRemarks

Return Loss

x02 S 121-S00 S3straight

RPC-2.92 male - male≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

x02 S 121-S20 S3straight

RPC-2.92 male - male,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 25 dB @ 4 GHz to 40 GHz

Panel Piercing /PCB Layout
20.2

ø8

xOrdering Number

SW8

straight

RPC-2.92 male - female≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

x02 S 121-K20 S3straight

RPC-2.92 male - female,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz,
≥ 25 dB @ 4 to 40 GHz

19.3

ø8

x02 S 121-K00 S3

SW7 SW8

SW8straight

RPC-2.92 male-male, ruggedized,
4-hole flange≥ 23 dB @ DC to 18 GHz≥ 17 dB @ 18 GHz to 40 GHz

63.8

25

x02 S 422-S00 S3

SW7

SW8 SW12

straight

RPC-2.92 female - female≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

x02 K 121-K20 S3straight

RPC-2.92 female - female,calibration adaptor≥ 32 dB @ DC to 4 GHz≥ 25 dB @ 4 GHz to 40 GHz

SW19

18.1

ø8

x02 K 121-K00 S3

SW12

SW7

x02 K 521-S00 S3straight

RPC-2.92 female - male,round flange≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

MB 10736.2

SW14

SW17 SW8

straight

RPC-2.92 female - female,hexagonal flange≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

MB 56

22.23

SW9.5

x02 K 641-KH0 S3straight

RPC-2.92 female - female,round flange,
hermetic sealed≥ 15.5 dB dB @ DC to 40 GHz MB 58

SW8

RPC-2.92

x02 K 621-K00 S3

SW8

22.2

SW9.5 SW7.5

straight

RPC-2.92 female, ruggedized - male≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

35.9

ø 22

x02 KR 121-S00 S3

SW19

straight

RPC-2.92 female, ruggedized - female≥ 21 dB @ DC to 40 GHz

34.8

ø 22

x02 KR 121-K00 S3

SW7 SW8

SW19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

SW7

187

Series RPC-2.92

Adaptor (Inter Series)
VersionRemarks

Return Loss

x02 S 118-S00 S3straight

RPC-2.92 male - Mini-SMP male

≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 20 GHz≥ 18 dB @ 20 to 40 GHz

26.2

ø8

ø9

xOrdering Number

SW8

straight

RPC-2.92 male - Mini-SMP female≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 20 GHz≥ 18 dB @ 20 to 40 GHz

26.2

ø8

ø9

x02 S 118-K00 S3

SW7

SW8

RPC-2.92 female - Mini-SMP male

≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 20 GHz≥ 18 dB @ 20 to 40 GHz

25.2

ø8

straight

ø9x02 K 118-S00 S3

SW7

SW8

RPC-2.92 female - Mini-SMP female≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 20 GHz≥ 18 dB @ 20 to 40 GHz

25.2

ø8

straight

ø9x02 K 118-K00 S3

SW7

SW8

straight

RPC-2.92 male - SMP male

≥ 32 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 26.5 GHz≥ 21 dB @ 26.5 to 40 GHz

26.8

ø9

x02 S 119-S00 E3

SW7

SW7

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 male - SMP female≥ 32 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 26.5 GHz≥ 21 dB @ 26.5 to 40 GHz

30

ø9x02 S 119-K00 E3

SW7

SW8

straight

RPC-2.92 female - SMP male

≥ 32 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 26.5 GHz≥ 21 dB @ 26.5 to 40 GHz

31.8

ø9

x02 K 119-S00 E3

SW8

straight

RPC-2.92 female - SMP female≥ 32 dB @ DC to 12 GHz≥ 26 dB @ 12 to 26.5 GHz≥ 21 dB @ 26.5 to 40 GHz

29

ø9x02 K 119-K00 E3

SW7

SW7

SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-1.85 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

x02 S 108-S00 S3

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-1.85 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

23.4

ø9

x02 S 108-K00 S3

SW8

188

SW8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.92

VersionRemarks

Return Loss

x02 K 108-S00 S3straight

RPC-2.92 female - RPC-1.85 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

21.7

ø9

xOrdering Number

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-1.85 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

x02 K 108-K00 S3

SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-2.40 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

x02 S 109-S00 S3

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-2.40 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

23.4

ø9

x02 S 109-K00 S3

SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-2.40 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

21.7

ø9

x02 K 109-S00 S3

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-2.40 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

x02 K 109-K00 S3

SW8

straight

RPC-2.92 female, ruggedized - RPC-7≥ 28 dB @ DC to 18 GHz

x02 KR 105-S00 S3straight

RPC-2.92 female, ruggedized RPC-N 50 Ω male≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

x02 KR 105-K00 S3straight

RPC-2.92 female, ruggedized RPC-N 50 Ω female≥ 26 dB @ DC to 18 GHz

45.2

ø 22

x02 KR 107-P00 S3

SW19

RPC-2.92

SW19

ø 22

44.84

SW20

SW19

ø 22

ø 15.7

43.8

SW19

SW14

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

189

Series RPC-2.92

Interchangeable Port Connector System

Interchangeable Port Connector System
RPC 2.92 - RPC-SL 40 GHz
VersionRemarks

Return Loss

x02 S 1P4-S00 S3straight

RPC-2.92 male - RPC-SL 40 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz≥ 19 dB @ 26.5 to 40 GHz

1

29.1

ø 19

xOrdering Number

SW8 SW14 SW18

straight

RPC-2.92 female - RPC-SL 40 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz≥ 19 dB @ 26.5 to 40 GHz

1
0
0

28

ø 19

x02 K 1P4-S00 S3

SW14 SW18

see also chapter interchangeable port connector system

190

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.92

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x03 W 021-000

flat 8 mm - 0.9 Nm torque for RPC-3.50 , RPC- 2.92, RPC-2.40, RPC-1.85

136.5

Gauge
Remarks

x03 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-3.50, RPC-2.92
incl. gauge block33

xOrdering Number

ø15

compatible to female connectors for RPC-3.50, RPC-2.92
incl. gauge block30

x03 W 00K-000

SW8

RPC-2.92

ø15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

191

RPC-2.40 connectors from Rosenberger – with 50 Ω impedance

RPC-2.40-Steckverbinder von Rosenberger – 50 Ω-Präzisions-and 2.40 mm outer conductor – have been designed for test &steckverbinder mit 2.40 mm Außenleiter – sind konzipiertmeasurement applications up to 50 GHz and are characterized by

für Messtechnik-Anwendungen bis 50 GHz und zeichnen

high reliability and outstanding repeatability performance.

sich aus durch sehr hohe Zuverlässigkeit und beste
Reproduzierbarkeit.

RPC-2.40 connectors are intermateable with other 2.40 mm

RPC-2.40 Steckverbinder sind steckkompatibel zu anderen

connector series, such as APC-2.40, OS-50, HP-2.40 or

2.40 mm-Steckverbindern, z. B. APC-2.40-, OS-50-,

RPC-1.85- and V connectors.

HP-2.40- sowie zu RPC-1.85- und V-Steckverbindern.

Rosenberger offers a wide range of RPC-2.40 cable and PCB

Rosenberger bietet RPC-2.40-Kabel- und Leiterplatten-

connectors, adaptors, interchangeable port connectors as well

Steckverbinder, Adapter Wechselport-Steckverbinder sowie

as test & measurement accessories such as RPC-2.40 calibration

Messzubehör wie RPC-2.40-Kalibrier-Kits, Testkabel oderkits, test cables or test devices, e.g. opens, shorts, loads, sliding

Testzubehör, z. B. Opens, Shorts, Loads, Sliding Loads undloads or airlines.

Luftleitungen.

Series RPC-2.40

Features
Frequency range DC to 50 GHz
Return loss (cable connector straight) ≥ 23 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling
Damage free connection

RPC-2.40

Intermateable with V and 1.85 mm connectors

Series RPC-2.40

1Series RPC- 2.40

Interface Dimensions Series RPC-2.40 (code 09)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene

D

A

E

B

C

F

F

C

B

E

A

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-2.40
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

A

1.03

1.05

1.03

1.05

B

2.39

2.41

2.39

2.41

C

4.725

4.750

4.770

4.795

D

0.00

0.05

0.00

0.05

E

0.505

0.52

0.54

0.56

F

M7 x 0.75 - 6H

194

M7 x 0.75 - 6g

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.40

Technology

Technical Data Series RPC-2.40

Applicable standards | Anwendbare Standards
Mechanically compatible with | Mechanisch kompatibel mit

RPC-1.85

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 50 GHz

Return loss (cable connector straight) | Rückflußdämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≥ 23 dB, DC to 50 GHz

Insertion loss (cable connector straight) | Dämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≤ 0.05 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 4.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 2.5 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

150 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 100 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 20 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.80 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.65 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

IEC 61169-1, Subclause 9.4.4

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.6

Vibration | Vibration

IEC 61169-1, Subclause 9.3.3

Shock | Schock

IEC 61169-1, Subclause 9.3.14

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.3

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum

PEEK
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

RPC-2.40

Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

195Series RPC-2.40

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x09 S 121-271 S3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz

71

02 A3

ø9

27.9

SW8

SW8

SW8

Straight Jack, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x09 K 121-271 S3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz

71

02 A3

ø9

29

SW8

SW8

Panel Plug, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x09 S 421-271 S3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz

71

02 A3

MB 55

27.9

12.7

xOrdering Number

SW8

SW8

Panel Jack, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x09 K 421-271 S3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz

71

02 A3

MB 55

29

12.7

xOrdering Number

SW8

196

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.40

PCB Connectors SMD

PCB Connectors SMD
Right Angle Panel Jack, edge mountSMD

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Panel Piercing /PCB Layout

x09 K 243-40M E3for various PCB´s 0-3 mm≥ 12 dB @ DC to 50 GHz

MB 208

14.5
3 max.

RPC-2.40

14

5

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

197

Series RPC-2.40

Interchangeable Port Connector System

Interchangeable Port Connector System
RPC 2.40 - RPC-SL 40 GHz
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x09 S 1P4-S00 S3straight

RPC-2.40 male - RPC-SL 40 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz≥ 19 dB @ 26.5 GHz to 40 GHz

28.4

SW18

x09 K 1P4-S00 S3straight

RPC-2.40 female - RPC-SL 40 GHz male≥ 21 dB @ DC to 26.5 GHz≥ 19 dB @ 26.5 GHz to 40 GHz

29.1

SW18

see also chapter interchangeable port connector system

Adaptors

198

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.40

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x09 K 121-K00 S3straight

RPC-2,40 female - female≥ 17 dB @ DC to 50 GHz

x09 K 121-K20 S3straight

RPC-2,40 female - female,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 17 dB @ 4 GHz to 50 GHz

23.65

SW7

x09 S 121-K00 S3straight

RPC-2,40 male - female≥ 17 dB @ DC to 50 GHz

x09 S 121-K20 S3straight

RPC-2,40 male - female,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz,
≥ 17 dB @ 4 GHz to 50 GHz

22.8

SW8

x09 S 121-S00 S3straight

RPC-2,40 male - male≥ 17 dB @ DC to 50 GHz

x09 S 121-S20 S3straight

RPC-2,40 male - male,calibration adaptor≥ 30 dB @ DC to 4 GHz≥ 17 dB @ 4 GHz to 50 GHz

SW7
22

SW8

SW5 SW8

Adaptors
Adaptor (Inter Series)
straight

Remarks

Return Loss

x02 S 109-S00 S3straight

RPC-2.92 male - RPC-2.40 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

xOrdering Number

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-2.40 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

23.4

ø9

x02 S 109-K00 S3

SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-2.40 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

21.7

ø9

x02 K 109-S00 S3

SW8

SW8 SW8

RPC-2.92 female - RPC-2.40 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

RPC-2.40

straight

ø9x02 K 109-K00 S3

SW8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

199

Series RPC-2.40

straight

Remarks

Return Loss

x03 S 109-S00 S3straight

RPC-3.50 male - RPC 2.40 male≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

35.3

ø9

xOrdering Number

SW8

straight

RPC-3.50 male - RPC 2.40 female≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

SW8 SW832.2

ø9x03 S 109-K00 S3

SW8

SW8 SW8 SW8straight

RPC-3.50 female - RPC 2.40 male≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

34.6

ø9

x03 K 109-S00 S3

SW8

straight

RPC-3.50 female - RPC 2.40 female≥ 23 dB @ DC to 26.5 GHz

SW8

31.1
ø9

x03 K 109-K00 S3

SW8

SW8

200

SW8

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-2.40

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x03 W 021-000

flat 8 mm - 0.9 Nm torque for RPC-3.50 , RPC- 2.92, RPC-2.40, RPC-1.85

136.5

Gauge
Remarks

x08 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-2.40, RPC-1.85
incl. gauge block

34.2

xOrdering Number

ø15

compatible to female connectors for RPC-2.40, RPC-1.85
incl. gauge block30

x08 W 00K-000

SW8

RPC-2.40

ø15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

201

RPC-1.85 precision connectors from Rosenberger – with 50 Ω

RPC-1.85-Steckverbinder von Rosenberger – 50 Ω-Präzisions-

impedance and 1.85 mm outer conductor diameter – have been

steckverbinder mit 1.85 mm Außenleiter – sind konzipiert fürdesigned for test & measurement applications up to 65 GHz.

Messtechnik-Anwendungen bis 65 GHz.

Outstanding characteristics are high reliability and outstanding

RPC-1.85-Steckverbinder zeichnen sich aus durch sehr hohe

repeatability performance, RPC-1.85 connectors are intermate-

Zuverlässigkeit und beste Reproduzierbarkeit, sie sind steck-able with 2.40 mm connector series, such as APC-2.40, OS-50,

kompatibel zu allen entsprechenden 2.40 mm-Steckverbindern,HP-2.40 or RPC-2.40 and V connectors.

z. B. APC-2.40-, OS-50-, HP-2.40-, RPC-2.40- sowie zu
V-Steckverbindern.

The comprehensive product range includes RPC-1.85 cable and

Das Produktspektrum von Rosenberger umfasst RPC-

panel connectors, adaptors and test & measurement accessories

1.85-Kabel- und Gehäuse-Steckverbinder, Adapter sowie

such as RPC-1.85 calibration kits, test cables opens, shorts, loads,

Messzubehör wie RPC-1.85-Kalibrier-Kits, Testkabel oderattenuators, sliding loads or airlines.

Opens, Shorts, Loads, Dämpfungsglieder, Sliding Loads und
Luftleitungen.

Series RPC-1.85

FeaturesInterface according to IEC 61169-32
Frequency range DC to 65 GHz
Return loss (cable connector straight) ≥ 20 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling
Damage free connection

RPC-1.85

Intermateable with V and 2.40 mm connectors

Series RPC-1.85

1Series RPC- 1.85

Interface Dimensions Series RPC-1.85 (code 08)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE

Referenzebene

Referenzebene

D

A

E

B

C

F

F

C

B

E

A

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-1.85
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

A

0.799

0.809

0.799

0.809

B

1.84

1.86

1.84

1.86

C

4.725

4.750

4.770

4.795

D

0.00

0.05

0.00

0.05

E

0.505

0.52

0.54

0.56

F

M7 x 0.75 - 6H

204

M7 x 0.75 - 6g

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.85

Technology

Technical Data Series RPC-1.85

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 61169-32

Mechanically compatible with | Mechanisch kompatibel mit

RPC-2.40

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 65 GHz

Return loss (cable connector straight) | Rückflußdämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≥ 20 dB, DC to 65 GHz

Insertion loss (cable connector straight) | Dämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≤ 0.05 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 4.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 2.5 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

150 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 100 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 20 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.80 Nm to 1.10 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

1.65 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

IEC 61169-1, Subclause 9.4.4

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.6

Vibration | Vibration

IEC 61169-1, Subclause 9.3.3

Shock | Schock

IEC 61169-1, Subclause 9.3.14

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.3

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Stainless steel, passivatedDielectric | Dielektrikum

PEEK
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

RPC-1.85

Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

205

Series RPC-1.85

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x08 S 121-270 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

70

02 A6

x08 S 121-271 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

71

02 A3

x08 S 121-2W7 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

W7

02 A3

29.5

SW8

SW8

SW8

Straight Plug, solder, without pin, without dielectric

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x08 S 101-271 D≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

71

08 A1

11.2

SW8

Straight Jack, solder

Semi-Rigid

xOrdering Number

Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x08 K 121-270 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

70

02 A6

x08 K 121-271 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

71

02 A3

x08 K 121-2W7 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

W7

02 A3

30

SW8

SW8

Panel Plug, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x08 S 421-270 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

70

02 A6

MB 71

x08 S 421-271 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

71

02 A3

MB 71

x08 S 421-2W7 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

W7

02 A3

MB 71

29.6

16

xOrdering Number

SW8

SW8

Panel Jack, 4-hole flange

Semi-Rigid

Return Loss

Cable Group

Assembly
Instruction

Panel Piercing /PCB Layout

x08 K 421-270 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

70

02 A6

MB 71

x08 K 421-271 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

71

02 A3

MB 71

x08 K 421-2W7 S3≥ 20 dB @ DC to 65 GHz

W7

02 A3

MB 71

30

16

xOrdering Number

SW8

206

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.85

Panel Connectors

Panel Connectors
Panel Jack
xOrdering Number

Remarks

Return Loss

Packing Unit

x08 K 521-800 S3

without glass bead,for hermetic sealed glass bead pin 0,24 mm
08 Z 101-000≥ 15 dB @ DC to 65 GHz

100

xOrdering Number

Remarks

Return Loss

x08 Z 101-000

hermetic sealed≥ 17 dB @ DC to 65 GHz

11.5

2.85

ø 1.73

ø 0.23

Glass Bead

1.4

RPC-1.85

extended scale

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

207

Series RPC-1.85

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x08 S 121-S00 S3straight

RPC-1,85 male - male≥ 17 dB @ DC to 65 GHz

x08 S 121-S20 S3straight

RPC-1,85 male - male,calibration adaptor≥ 28 dB @ DC to 4 GHz≥ 17 dB @ 4 GHz to 65 GHz

Panel Piercing /PCB Layout
22.1

SW8

straight

RPC-1,85 male - female≥ 17 dB @ DC to 65 GHz

x08 S 121-K20 S3straight

RPC-1,85 male - female,calibration adaptor≥ 28 dB @ DC to 4 GHz≥ 17 dB @ 4 GHz to 65 GHz

22.9

ø8

x08 S 121-K00 S3

SW5 SW8

SW8straight

RPC-1,85 female - female≥ 17 dB @ DC to 65 GHz

x08 K 121-K20 S3straight

RPC-1.85 female - female,calibration adaptor≥ 28 dB @ DC to 4 GHz≥ 17 dB @ 4 GHz to 65 GHz

23.6

ø8

x08 K 121-K00 S3

SW7

SW7

x08 K 641-KH0 S3straight

RPC-1.85 male - male,panel mount, round flange,
hermetic sealed≥ 12 dB @ DC to 65 GHz

MB 58

24.2

SW9.5

208

SW7.5

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.85

Adaptor (Inter Series)
VersionRemarks

Return Loss

x08 S 118-S00 S3straight

RPC-1.85 male - Mini-SMP male

≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 18 dB @ 12 to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 to 65 GHz

24.5

ø8

xOrdering Number

SW8

straight

RPC-1.85 male - Mini-SMP female≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 18 dB @ 12 to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 to 65 GHz

22.4

ø8

x08 S 118-K00 S3

SW7

SW8

straight

RPC-1.85 female - Mini-SMP male

≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 18 dB @ 12 to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 to 65 GHz

25.2

ø8

x08 K 118-S00 S3

SW7

SW7 SW7

straight

RPC-1.85 female - Mini-SMP female≥ 30 dB @ DC to 12 GHz≥ 18 dB @ 12 to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 to 65 GHz

23

ø8x08 K 118-K00 S3

SW7 SW7

x01 S 108-S00 D3

straight

RPC-1.00 male - RPC-1.85 male

≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

18.2

SW6

x01 S 108-K00 D3

straight

RPC-1.00 male - RPC-1.85 female

SW5 SW8≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

19.2

SW6 SW5

x01 K 108-S00 D3

straight

RPC-1.00 female - RPC-1.85 male

≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

18.4

SW5 SW8x01 K 108-K00 D3

straight

RPC-1.00 female - RPC-1.85 female≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

19.2

RPC-1.85

SW5

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

209

Series RPC-1.85

VersionRemarks

Return Loss

x02 S 108-S00 S3straight

RPC-2.92 male - RPC-1.85 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

xOrdering Number

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 male - RPC-1.85 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

23.4

ø9

x02 S 108-K00 S3

SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-1.85 male

≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

21.7

ø9

x02 K 108-S00 S3

SW8

SW8 SW8

straight

RPC-2.92 female - RPC-1.85 female≥ 19 dB @ DC to 40 GHz

22.5

ø9

x02 K 108-K00 S3

SW8

210

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.85

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x03 W 021-000

flat 8 mm - 0.9 Nm torque for RPC-3.50 , RPC- 2.92, RPC-2.40, RPC-1.85

136.5

Gauge
Remarks

x08 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-2.40, RPC-1.85
incl. gauge block

34.2

xOrdering Number

ø15

compatible to female connectors for RPC-2.40, RPC-1.85
incl. gauge block30

x08 W 00K-000

SW8

RPC-1.85

ø15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

211

RPC-1.00 connectors from Rosenberger – with 50 Ω impedance

Rosenberger RPC-1.00-Steckverbinder sind 50 Ω-Präzisions-and 1.00 mm outer conductor – can be used for test & measure-steckverbinder mit 1.00 mm Außenleiterdurchmesser undment applications up to 110 GHz.

hervorragenden Eigenschaften für Messtechnik-Anwendungenbis 110 GHz.

They are characterized by excellent technical data over the full

RPC-1.00-Steckverbinder sind gekennzeichnet durch sehr

frequency range, meet the highest levels of reliability and repeatability

hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Reproduzierbarkeit.

of performance and are intermateable with 1.00 mm connectors,

Sie sind steckkompatibel zu 1.00 mm-Steckverbindern, z.B.

e.g. Agilent 1.00.

Agilent-1.00.

Additionally to cable connectors, there are also available adaptors

Neben einer Reihe von Kabel-Steckverbindern sind auchand test & measurement accessories such as RPC-1.00 calibra-

Adapter und Messzubehör erhältlich wie z.B. RPC-1.00-

tion kits, test cables or test devices, e.g. opens, shorts, loads or

Kalibrier-Kits, Testkabel oder Testzubehör, z. B. Opens, Shorts,

airlines.

Loads oder Luftleitungen.

Series RPC-1.00

FeaturesInterface according to IEC 61169-31
Frequency range DC to 110 GHz
Return loss ( cable connector straight) ≥ 14 dB
Impedance 50 Ω
Threaded coupling
Damage free connection

PRC-1.00

Intermateable with W connectors

Series RPC-1.00

1Series RPC- 1.00

Interface Dimensions Series RPC-1.00 (code 01)

REFERENCE PLANE

REFERENCE PLANE
Referenzebene

Referenzebene

D

A

E

B

F

C

F

C

A

E
B

D

FEMALE
Kuppler

MALE
Stecker

Series RPC-1.00
Male | Stecker

Female | Kuppler

dimension

min.

max.

min.

max.

A

0.43150.43650.43150.4365

B

0.995

1.005

0.995

1.005

C

2.348

2.368

2.380

2.400

D

0.000

0.050

0.000

0.050

E

0.245

0.255

0.270

0.290

F

M4 x 0.7 - 6H

214

M4 x 0.7 - 6g

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.00

Technology

Technical Data Series RPC-1.00

Applicable standards | Anwendbare Standards
Interface according to | Interface gemäß

IEC 61169-31

Electrical data | Elektrische Daten
Impedance | Wellenwiderstand50 ΩFrequency range | Frequenzbereich

DC to 110 GHz

Return loss (cable connector straight) | Rückflußdämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≥ 23 dB, DC to 50 GHz≥ 19 dB, 50 GHz to 75 GHz≥ 14 dB, 75 GHz to 110 GHz

Insertion loss (cable connector straight) | Dämpfung (Kabelsteckverbinder, gerade)≤ 0.05 dB x ⎟f[GHz]Insulation resistance | Isolationswiderstand≥ 5 GΩ

Center contact resistance | Übergangswiderstand Innenleiter≤ 4.0 mΩOuter contact resistance | Übergangswiderstand Außenleiter≤ 1.0 mΩ

Test voltage | Prüfspannung

500 V rms

Working voltage | Betriebsspannung

150 V rms

RF-leakage | Schirmdämpfung≥ 90 dB up to 1 GHz

Mechanical data | Mechanische Daten
Mating cycles | Steckzyklen≥ 500

Center contact captivation | Innenleiter Haltekraft≥ 10 N

Coupling torque recommended | Anzugsdrehmoment empfohlen

0.3 Nm to 0.41 Nm

Coupling test torque | Prüfdrehmoment

0.70 Nm

Environmental data | Umweltdaten
Temperature range | Temperaturbereich-40 °C to +85 °C

Thermal shock | Temperaturzyklen

IEC 61169-1, Subclause 9.4.4

Corrosion resistance | Korrosionsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.6

Vibration | Vibration

IEC 61169-1, Subclause 9.3.3

Shock | Schock

IEC 61169-1, Subclause 9.3.14

Moisture resistance | Feuchtigkeitsbeständigkeit

IEC 61169-1, Subclause 9.4.3

Max. soldering temperature | Maximale Löttemperatur

IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.

Materials | Materialien
Center contact | Innenleiter

Beryllium copper, gold-platedOuter contact | Außenleiter

Beryllium copper, gold-plated

Dielectric | Dielektrikum

PEEK
Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Datenangegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische
Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.

RPC-1.00

Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data.
Individual values of connectors may deviate depending upon application, design,
type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular
products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

215

Series RPC-1.00

Cable Connectors Semi- Rigid Cable

Cable Connectors Semi-Rigid Cable
Straight Plug, solder

Semi-Rigid
Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x01 S 101-270 E3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz≥ 19 dB @ 50 to 75 GHz≥ 14 dB @ 75 to 110 GHz

70

01 A1

19.7

ø7

xOrdering Number

SW6

SW6

SW6

Straight Jack, solder

Semi-Rigid
Return Loss

Cable Group

Assembly Instruction

x01 K 101-270 E3≥ 23 dB @ DC to 50 GHz≥ 19 dB @ 50 to 75 GHz≥ 14 dB @ 75 to 110 GHz

70

01 A1
19.8

ø7

xOrdering Number

SW6

216

SW6

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Series RPC-1.00

Adaptors

Adaptors
Adaptor (In Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x01 S 101-S20 D3

straight

RPC-1.00 male - male,calibration adaptor,
phase matched≥ 20 dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 GHz to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 GHz to 75 GHz≥ 12 dB @ 75 GHz to 110 GHz

14.2

SW6

SW5

x01 S 101-K20 D3

straight

RPC-1.00 male - female,calibration adaptor,
phase matched≥ 20 dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 GHz to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 GHz to 75 GHz≥ 12 dB @ 75 GHz to 110 GHz

14.4

SW6

x01 S 101-K01 D3

straight

RPC-1.00 male - female,calibration adaptor,
with retractable male nut

SW5≥ 20 dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 GHz to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 GHz to 75 GHz≥ 12 dB @ 75 GHz to 110 GHz

19

SW5

SW6

x01 S 101-K02 D3

straight

RPC-1.00 male - female,calibration adaptor,
with retractable female nut≥ 20 dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 GHz to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 GHz to 75 GHz≥ 12 dB @ 75 GHz to 110 GHz

19.2

SW6

straight

RPC-1.00 female - female,calibration adaptor,
phase matched≥ 20 dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 GHz to 50 GHz≥ 15 dB @ 50 GHz to 75 GHz≥ 12 dB @ 75 GHz to 110 GHz

14.4

ø6

x01 K 101-K20 D3

SW5

SW5

Adaptor (Inter Series)
xOrdering Number

VersionRemarks

Return Loss

x01 S 108-S00 D3

straight

RPC-1.00 male - RPC-1.85 male

≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

18.2

SW6

x01 S 108-K00 D3

straight

RPC-1.00 male - RPC-1.85 female

SW5 SW8≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

19.2

SW6 SW5

x01 K 108-S00 D3

straight

RPC-1.00 female - RPC-1.85 male

≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

18.4

SW5 SW8x01 K 108-K00 D3

straight

RPC-1.00 female - RPC-1.85 female≥ 19dB @ DC to 20 GHz≥ 17 dB @ 20 to 50 GHz≥ 14 dB @ 50 to 65 GHz

19.2

RPC-1.00

SW5

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

217

Series RPC-1.00

Tools

Tools
Torque Wrench
xOrdering Number

Remarks

x01 W 021-000

flat 6 mm - 35 Ncm torque for RPC-1.00

136.5

Gauge
Remarks

x01 W 00S-000

compatible to male connectors for RPC-1.00
incl. gauge block

32.2

xOrdering Number

ø10compatible to female connectors for RPC-1.00
incl. gauge block30

x01 W 00K-000

ø10

218

SW6

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260
D-84526 Tittmoning
Tel.: + 49 - 86 84 -18 - 0
Fax: + 49 - 86 84 -18 - 499
E-Mail: info@rosenberger.de
Web: www.rosenberger.com
Certified by ISO /TS 16949 . ISO 9001 . ISO 14001
Ordering No.
info300TMCCat /5000/01-2010
pA 125380© 01.2010 Rosenberger
Production Thewald Kommunikation