アナログレーザー出力計の使い方(LaserCut 使用機用)

レーザー出力を測定する場合の手順を説明します。

① レーザー出力確認
レーザー出力を測定する際は、レーザー照射します。測定前に、操作パネルの Laser ボタンを押下したとき、レーザーが照射される状態であることを確認します。
1 自動水冷機・水冷ポンプが適切に稼働していること
2 機体の正面上扉が閉じていること。
3 レーザーヘッドの下に加工素材などがないこと(測定時は連続照射を行うため、レーザーヘッドの下に金属以外のものがあると危険です)。
4 操作パネルの「Laser」ボタンを押下したとき、機体の電流計が振れること(LT5030/6040 は「Pulse」ポタン)。

※

レーザー出力計を使用する場合、レーザー出力に問題がある場合が多いと思いますが、上記 4 については電流計の問題により、レーザー制御は正常であっても振れない可能性があります。従って、上記 1～3 は必須確認項目ですが、4 については参考項目とします。

② レーザー出力計の確認
レーザー出力計の背面に測定時間が刻印されています。測定を行う前に確認します。「〇〇 sec」と彫られています。
このレーザー出力計の場合は「16 sec」です。

このレーザー出力計の場合は「32 sec」です。

上画像の「16 sec」の場合は測定時間が１６秒、「32 sec」の場合は測定時間が３２秒という意味です。
レーザー出力計の個体ごとに定められた、測定時にレーザーを連続照射する時間です。測定の際は、その照射時間を厳守する必要があります。

③ 照射時間とレーザー出力の設定
レーザー加工機の電源を入れ、操作パネルで設定を確認します。設定が間違っていると、正しい測定ができません。以下の手順で行ってください。
レーザー加工機の機種、ロットにより、操作パネルのデザインが異なる場合があります。適宜読み替えてください。
1. Menu ボタンを押下します。

2. メニュー画面な遷移したら、↓ ボタンを押下して、「LASER SET」にカーソルを移動します。

3. 「LASER SET」にカーソルがある状態で、エンターキーを押下します。

4.「LASER SET」が表示されたら、「LASER TIME SET」を前述②で確認した時間を設定します。
「LASER TIMESET」の単位は[ms]ですので。レーザー出力計記載の値を 1000 倍して設定します。16sec のレーザー出力計の設定値は 16000、32sec のレーザー出力計の設定値は、32000 になります。

左印ボタを押下して、カーソルを移動させることにより、設定値の各桁を変更することができます。

左矢印ボタンを押すたびに桁のカーソルが移動して、上下ボタンで数値を変更できます。

右矢印ボタンを押すと、桁選択のカーソルが解除されます。

次に下矢印ボタンを押して、「POWER SET」にカーソルを移動させます。設定が 100%になっていない場合は、設定値を変更します。

変更後は必ず、エンターキーを押下してください。

これで操作パネルの設定は終了です。

④ ゼロ・リセット
レーザー出力計の目盛りをゼロに設定します。測定前には必ず行います。
まずレーザー出力計のメモリを正面から見ます。
針が「ゼロ」を指していない場合は、ゼロ・リセットが必要です。

※

針がゼロを指していない

針がゼロを指している( ゼロ・リセットが必要 )( ゼロ・リセットは不要 )レーザー出力計の種類により、目盛りなどが上記画像と異なる場合がありますが、手順は同一です。適宜読み替えてください。

針がゼロを指していない場合は、以下の手順でゼロ・リセットを行います。
1. レーザー出力計に付属しているスパナを用意します2. レーザー出力計の背面にある六角ねじをスパナで回します。

実際にゼロ・リセットを行う際は、下図のように針と目盛りを見ながら行います。

針を「0」の位置に合わせます⑤ 配置
ゼロ・リセットが終わったら、レーザー出力計の測定部をレーザー管の横に差し込みます。
レーザー加工機の背面扉を開け、一次反射鏡があるレーザー管のカソード側に測定部を差し入れます。

上図は RSD-SUNMAX-GS4030 の画像です。機種、生産ロットより、上図と異なる場合があります。わからない場合は、各機種の取扱説明書を参照してください。
レーザー出力計の測定部を差し込む位置は、レーザー管のカソード側の端の真横です。レーザー管の端と測定部の間に、レッドポインターミラーなどが挟んだ場合は、正しい測定ができません。必ずレーザー管の照射口のすぐ横に差し込みます。

このとき、レーザー出力計の目盛り部を手で持っています。測定部と目盛り部の間の銀棒部分は触らないでください。
レーザー出力計の測定部はできるだけ、機体、パーツに接触しないようにしてください。
レーザー管の横に隙間が少なく、測定部を差し入れることができない場合は、レーザー管を少し移動させてください。

⑥ 測定
１ 操作パネル、または LaserCut を操作して、レーザー照射を行います。
操作パネルを使用してレーザー照射する場合は、「Laser」ボタンを一度押下します

LaserCut を使用してレーザー照射する場合は、「レーザー出力」ボタンを一度クリックします。
LaserCut5.x の場合

LaserCut6.1J の場合

２

レーザー照射が終わったら(レーザー管の発光が消える、電流計の指示値がゼロになる)、レーザー管の照射口付近に差し込んだレーザー出力系を抜き、レーサー出力計の目盛りを確認します。針は少しずつ上昇します。
しばらく針の動きを観察し、一番高い値を示す位置の目盛りを確認します。最も高い値を示すまでに数分かかる場合があります。

３

最も高い数値を確認したら、その値が、レーザーの出力値となります。値をメモして、一回の測定は終了します。

４

測定を繰り返す場合は、各測定が終わるごとにレーザー出力計を常温に戻す必要があります。これは針が静止している状態です。
急がなければ、レーザー出力計を室内環境に放置し、冷めるのを待ちます。
自然冷却を待てない場合は、バケツにくんだ水にレーザー出力計の測定部に浸け、針がゼロ付近まで移動したら、取り出します。

水から取り出したら、測定部の水気を拭き取り、常温環境に数分おいて、針が静止するのを待ちます。
※

水に浸けるのは測定部のみです。目盛り部を水に浸けるとレーザー出力計は破損します。

連続して測定を行う場合、針の静止を確認した後、「④ ゼロ・リセット」から測定手順を開始します。

⑦

撮影「レーザー管の無料保証交換」用に、レーザー出力の測定を動画に撮影する場合は、下記を遵守して下さい。適切でない動画の場合、判断ができません。

1. 撮影は、初めから終わりまで、ひとつの動画として撮ってください。パート毎に分割して撮ったり、途中で停止したりしないでください。

2. 動画は編集しないでください。適切な撮影を行った動画の場合、10 分程度の長さになると思いますが、そのままの状態で確認させてください。多少の騒音や、不要な映像があっても問題ありません。

3. 以下の項目は必ず動画に含めて下さい。
ａ）

操作パネルの「MENU」－「LASER SET」の設定内容を撮影して下さい「LASER TIME」はレーザー出力計固有の値になっていること。
「POWER SET」は 100%になっていること
左図は測定時間が 16 S のレーザー出力計の場合の設定ですｂ） レーザー管の割れ、破損がないことがわかるように、水流がある状態で、部分部分をアップで撮りながら、カメラを移動させて全体を撮してください。

ｃ）

レーザー照射開始時に、レーザー出力計の読みが０であることがわかるようにして下さい。

ｄ） レーザー出力計へのレーザー照射中は、レーザー出力計とレーザー管の照射口、そしてレーザー管自体の発光具合が画面に納まるように撮影してください。

ｅ） レーザー出力計へのレーザー照射終了後に、指示値が徐々に上がっていくのを撮影してください。これは、メーターが静止し、下がり始めるまで継続してください。

撮影の注意・前述①～⑥を参照の上、レーザー出力計の取り扱いを理解した上で撮影して下さい。
・身体近くでレーザー照射を行います。事故、ケガが発生しないよう安全を確保し、慎重に行って下さい。
・撮影は一人で行うのは困難です。二人以上で行って下さい。
・撮影前に、適切な動画が撮影できるよう、リハーサルをして撮影内容を確認していただくことをお勧めいたします。