プラグイン形
デジタル指示 pH 計

WIL-102-PH
取扱説明書

はじめに
このたびは，プラグイン形デジタル指示 pH 計[WIL-102-PH](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字，単位

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット表示
アルファベット

ご注意・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

2

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

ご注意
1. 取り付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

3

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・pH 複合電極センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
pH 複合電極センサケーブルの注意点
pH 複合電極センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・pH 複合電極センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，pH 複合電極センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・pH 複合電極センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
pH 複合電極センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
G
ガラス電極端子R
比較電極端子
T, T
温度補償電極端子(Cu500 の場合)
A, B
温度補償電極端子[Pt100(2 線方式)，Pt1000 の場合]
A, B, B
温度補償電極端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E
シールド線端子※温度補償無しの pH 複合電極センサの場合，T, T または A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。
※運転中，誘導障害やノイズなどにより，pH/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合，[シールド線端子(E)の接地(P.78)]を試みてください。

3. 運転，保守時の注意

注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

4

目 次
1. 形 名 ............................................................................................................................................................ 7
1.1 形名の説明 .......................................................................................................................................... 7
1.2 形名銘板の表示方法 ........................................................................................................................... 7
2. 各部の名称とはたらき.................................................................................................................................. 8
3. 取り付け ....................................................................................................................................................... 9
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。) .............................................................................. 9
3.2 外形寸法図(単位: mm) ........................................................................................................................ 9
3.3 取り付け ............................................................................................................................................. 9
4. 取り外し ...................................................................................................................................................... 11
5. 配 線 .......................................................................................................................................................... 12
5.1 リード線圧着端子について ............................................................................................................... 13
5.2 端子配列図 ........................................................................................................................................ 13
5.3 通信線を配線する ............................................................................................................................. 14
6. キー操作の概要と設定グループの構成....................................................................................................... 16
6.1 キー操作の概要................................................................................................................................. 16
6.2 設定グループの構成 ......................................................................................................................... 16
7. キー操作フローチャート ............................................................................................................................ 18
8. 仕様設定 ..................................................................................................................................................... 20
8.1 電源投入 ........................................................................................................................................... 20
8.2 pH入力機能設定グループ ................................................................................................................. 20
8.3 温度入力機能設定グループ ............................................................................................................... 28
8.4 固有機能設定グループ ...................................................................................................................... 29
8.5 ゼロ/スロープ表示グループ .............................................................................................................. 37
9. 校 正 .......................................................................................................................................................... 38
9.1 pH校正モード ................................................................................................................................... 38
9.1.1
自動校正 .................................................................................................................................. 38
9.1.2
手動校正 .................................................................................................................................. 40
9.1.3
pH校正中のエラーコード ........................................................................................................ 41
9.2 温度校正モード................................................................................................................................. 42
9.3 伝送出力1調整モード ....................................................................................................................... 43
9.4 伝送出力2調整モード ....................................................................................................................... 44
10. 測 定 ........................................................................................................................................................ 45
10.1 測定を開始する................................................................................................................................. 45
10.2 A
出力について............................................................................................................................ 45
10.3 pH入力異常警報について ................................................................................................................. 46
10.4 Err出力について ............................................................................................................................... 46
10.5 Fail出力について .............................................................................................................................. 46
10.6 洗浄出力について ............................................................................................................................. 46
10.7 手動洗浄モードについて .................................................................................................................. 47
10.8 測定中のエラーコード ...................................................................................................................... 48
10.9 伝送出力1，伝送出力2について ....................................................................................................... 48
10.10 pH変動量異常警報出力について....................................................................................................... 48
11. 通 信......................................................................................................................................................... 49
11.1 システム構成例................................................................................................................................. 49
11.2 計器の設定方法................................................................................................................................. 49
11.3 通信手順 ........................................................................................................................................... 50
11.4 神港標準プロトコル ......................................................................................................................... 51
11.4.1 伝送モード .............................................................................................................................. 51
11.4.2 コマンドの構成 ....................................................................................................................... 51
11.4.3 チェックサムの計算方法 ......................................................................................................... 52
11.5 MODBUSプロトコル ........................................................................................................................ 535

11.5.1 伝送モード .............................................................................................................................. 53
11.5.2 データの通信間隔 ................................................................................................................... 53
11.5.3 メッセージの構成 ................................................................................................................... 53
11.5.4 メッセージ例 .......................................................................................................................... 55
11.6 通信コマンド一覧 ............................................................................................................................. 57
11.6.1 設定/読み取りコマンドの注意事項 ......................................................................................... 57
11.6.2 設定/読み取りコマンド ........................................................................................................... 58
11.6.3 読み取り専用コマンド ............................................................................................................ 64
11.7 通信コマンドによるpH校正，伝送出力1調整および伝送出力2調整................................................. 66
11.7.1 pH校正 ..................................................................................................................................... 66
11.7.2 伝送出力1調整 .......................................................................................................................... 68
11.7.3 伝送出力2調整 .......................................................................................................................... 68
11.8 モニタソフト作成のワンポイント .................................................................................................... 69
11.8.1 スキャンタイムを速くする方法 .............................................................................................. 69
11.8.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法 ............................................................................ 69
11.8.3 全設定値を一括送信する場合の注意 ....................................................................................... 69
12. 仕 様 ........................................................................................................................................................ 70
12.1 標準仕様 ........................................................................................................................................... 70
12.2 オプション仕様................................................................................................................................. 75
13. 故障かな?と思ったら ............................................................................................................................... 77
13.1 表示について .................................................................................................................................... 77
13.2 キー操作について ............................................................................................................................. 78
13.3 通信について .................................................................................................................................... 79
14. キャラクタ一覧表 ..................................................................................................................................... 80

6

1. 形 名1.1 形名の説明
WIL-10
入力点数

2
2

入 力

-PH

,
2点
pH 複合電極センサ

PH

Pt 仕様(*1)
Cu 仕様(*1)

Pt1000
Pt100
Cu500/25

100～240 V AC(標準)24 V AC/DC(*2)
EVT
A
出力(A11, A12, A21, A22)TA
オプション
伝送出力 1(*3)
TA2
伝送出力 1，伝送出力 2(*1): 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
(*2): 電源電圧は，100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の後に[1]を記述しています。
(*3): TA を付加した場合，EVT(A1 出力のみ)も付加されます。
電源電圧

11.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケース左側面に貼っています。
計量器名表示温度補償電極使用表示
型式表示，24 V 電源認識記号表示
オプション記号・開発番号
入力 1 の pH 計量範囲表示
入力 2 の温度補償タイプ表示(Pt1000/Pt100 または Cu500)
電源電圧，消費電力表示
製造番号(計器番号)表示
RoHS 指令対策品表示
型式承認番号表示
検定証印等
販売業者名表示製造業者マーク表示
生産工場 ID 表示(図 1.2-1)

7

2. 各部の名称とはたらき
PWR 表示灯
pH 表示器

温度表示器
A1 表示灯

T/R 表示灯
A2 表示灯

アップキー

モードキー

ダウンキー

セット/リセットキー
光学センサ(図 2-1)表示器
pH 表示器
温度表示器

動作表示灯
PWR 表示灯
A1 表示灯
A2 表示灯
T/R 表示灯

pH および設定モード時設定キャラクタを赤色表示器に表示します。
[表示器選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。
温度および設定モード時設定値を赤色表示器に表示します。
[表示器選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。

計器電源 ON 時，黄色表示灯が点灯します。
A1 出力(接点出力 1)が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
(オプション: TA2 付加時，消灯します)
A2 出力(接点出力 2)が ON の時，黄色表示灯が点灯します。
(オプション: TA または TA2 付加時，消灯します)
シリアル通信 TX 出力(送信)時，黄色表示灯が点灯します。

キー
アップキー
ダウンキー
モードキー
セット/リセットキー
光学センサ

設定値の数値を増加させます。
設定値の数値を減少させます。
グループ選択を行います。
設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
自動調光機能用光学センサです。
照度を測定し，点灯デューティ比を可変して，pH 表示器，温度表示器および各動作表示灯の輝度を調整します。

注 意
本器の仕様・機能を設定する場合は，[3. 取り付け(P.9)]，[5. 配 線(P.12)]より前に端子⑬，⑭へのみ，電源を配線して[6. キー操作の概要と設定グループの構成～8. 仕様設定(P.16～37)]をご覧になりながら設定を行ってください。

8

3. 取り付け
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
3.2 外形寸法図(単位: mm)
ソケット(別売品)

30

3

85

DIN レール

10.8

79

3.3

108
(図 3.2-1)
3.3 取り付け(1) ソケット上部を DIN レールに引っ掛け，取り付けてください。(カチッと音がします)
ソケット上部を DIN レールに引っ掛けてください。

(図 3.3-1)

9

注 意
本器をソケットに差し込む前に，[5. 配 線(P.12)]を参照して配線を行ってください。
(2) 本器のロックレバーが下がっていることを確認してください。

ロックレバー(図 3.3-2)(3) 本器をソケットに挿し込んでください。

本器のピンとソケットの穴位置に注意しながら挿し込んでください。

(図 3.3-3)(4) ロックレバーを上げて，本器とソケットを固定してください。
ロックレバーを上げ，本器とソケットが固定されていることを確認してください。

ロックレバー(図 3.3-4)
10

4. 取り外し(1) 本器の供給電源を切ってください。
(2) ロックレバーを下げて，本器とソケットを解除してください。
ロックレバーを下げ，本器とソケットが解除されていることを確認してください。

ロックレバー(図 4-1)(3) 本器をソケットから抜き取ってください。

(図 4-2)(4) ソケット下部のロックレバーを下げながら，DIN レールから外してください。

ロックレバー(図 4-3)11

5. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・pH 複合電極センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
pH 複合電極センサケーブルの注意点
pH 複合電極センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・pH 複合電極センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，pH 複合電極センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・pH 複合電極センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
pH 複合電極センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
G
ガラス電極端子R
比較電極端子
T, T
温度補償電極端子(Cu500 の場合)
A, B
温度補償電極端子[Pt100(2 線方式)，Pt1000 の場合]
A, B, B
温度補償電極端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E
シールド線端子※温度補償無しの pH 複合電極センサの場合，T, T または A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。
※運転中，誘導障害やノイズなどにより，pH/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合，[シールド線端子(E)の接地(P.78)]を試みてください。

12

5.1 リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.63 N･m を指定してください。
圧着端子
メーカ
Y形
ニチフ端子

形 名
TMEV1.25Y-3S(図 5.1-1)
5.2 端子配列図: 電極センサ端子(① - ②)
pH 複合電極センサ
E: シールド線端子(③)
pH 複合電極センサ
T, T: 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥)
温度素子 Cu500(2 線方式)
A, B
: 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥)
温度素子 Pt100(2 線方式)，Pt1000
A, B, B : 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥ - ⑦)
温度素子 Pt100(3 線方式)
オプション: EVT 付加時
A1 : A1 出力端子(⑨ - ⑩)
A2 : A2 出力端子(⑪ - ⑫)オプション: TA 付加時
A1 : A1 出力端子(⑨ - ⑩)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)オプション: TA2 付加時
TRANSMIT OUTPUT2: 伝送出力 2 端子(⑨ - ⑩)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)
POWER SUPPLY: 電源端子(⑬ - ⑭)
24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
RS-485 : シリアル通信モジュラジャック
G, R

モジュラジャックピン配列図(本器側の配列です)(図 5.2-1)

オプション無しの場合，A1, A2, TRANSMITOUTPUT1 および TRANSMIT OUTPUT2 端子は付加されません。

13

5.3 通信線を配線する
本器底面のモジュラジャックに CDD または CPP(別売り)を使って接続してください。
・USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合の配線例
WIL-102-PH(最大 31 台)

ホストコンピュータ
USB ポート

CMC-001-3(別売り)

CDD または CPP(別売り)

WIL-102- PH の底面(図 5.3-1)
・通信変換器 IF-400 を使用した場合の配線例
IF-400(別売り)
WIL-102-PH(最大 31 台)
シールド線

FG

ホストコンピュータ
D サブ 9 ピンコネクタ

CDD または CPP(別売り)

IF-400, WIL-102-PH の底面(図 5.3-2)

14

シールド線について
シールド部に電流が流れないように，シールド線の片側のみを接地してください。
シールド部の両側を接地すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなる場合があります。
FGは，必ず接地処理を行ってください。
推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド線をご使用ください)。
終端抵抗(ターミネータ)について
終端抵抗とは，ターミネータともいい，ホストコンピュータに周辺機器を数珠繋ぎにした時，配線の終端に取り付ける抵抗のことで，終端での信号の反射を防ぎ，信号の乱れを防ぎます。
本器は，プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗を内蔵していますので，通信ライン上に終端抵抗は必要ありません。
通信変換器[IF-400(別売り)]は，終端抵抗を内蔵しています。

15

6. キー操作の概要と設定グループの構成
6.1 キー操作の概要
本器のキー操作は，設定項目をグループ分けしたグループ選択方式になっています。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードの時， キーを押すと，グループ選択モードに移行します。
キーでグループを選択し，キーを押すと，各設定項目に移行します。
各設定項目の設定は， キーまたはキーで行い，設定値の登録は，キーで行います。
6.2 設定グループの構成
設定グループの構成を下図に示します。
電源投入
+

(3 秒)
手動洗浄モード(*2)

+

(3 秒)
温度校正モード+(3 秒)
pH 校正モード+(3 秒)
伝送出力 1
ゼロ調整モード

伝送出力 1
スパン調整モード(3 秒)
伝送出力 2
ゼロ調整モード

伝送出力 2
スパン調整モード

pH/温度表示モード
または洗浄出力モード(*1)+

グループ選択モード

各設定項目の詳細は，P.20～37 を参照してください。

pH 入力機能
設定グループpH 7 校正規格選択

pH 入力
移動平均回数設定

温度入力機能設定グループ

電極の測温抵抗体選択

温度入力
移動平均回数設定

固有機能
設定グループ

設定値ロック選択

洗浄動作時伝送出力 2
設定値ホールド設定

ゼロ/スロープ
表示グループ

ゼロ表示

スロープ表示16

(*1): pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード時，[表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示します。
電源を再投入した場合，電源を切る前のモード(pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード)を継続します。
(*2): A11, A12, A21, A22 動作選択で(洗浄出力)を選択した場合，手動洗浄モードへ移行することができます。
洗浄動作終了後，自動的に洗浄出力モードに戻ります。
オプション: TA または TA2 が付加されていない場合，表示しません。
キー操作について・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行するこ・とを表しています。
・
または
は，
キーまたは
キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。
・

または

は，

キーまたは

・各設定項目内において，に戻ります。

キーを数回押すことを表しています。

キーを約 3 秒押し続けると，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード

17

7. キー操作フローチャート
電源投入
pH/温度表示モード
または洗浄出力モード
+

(3 秒)

+

(3 秒)

手動洗浄モード(P.47)
温度校正モード(P.42)+(3 秒)

pH 校正モード(P.38)

+

+

(3 秒)

(3 秒)

伝送出力 1
ゼロ調整モード(P.43)

伝送出力 1
スパン調整モード(P.43)

伝送出力 2
ゼロ調整モード(P.44)

伝送出力 2
スパン調整モード(P.44)

pH 入力機能
設定グループ

温度入力機能設定グループ①

pH 7 校正規格選択(P.20)

A21 上方側動作幅設定(*2)(P.23)

A12 pH 変動量異常警報
変化量設定(P.25)

電極の測温抵抗体選択(*3)(P.28)

2 点目の校正液選択(P.20)

A21 下方側動作幅設定(*2)(P.23)

A21 pH 変動量異常警報
変化量設定(P.25)

基準温度設定小数点位置選択

A22 動作幅選択(P.28)(P.24)

A22 pH 変動量異常警報
変化量設定(P.25)

小数点位置選択(P.20)(P.21)

A22 上方側動作幅設定(*2)(P.24)

A11 上下限個別下方側
動作幅設定(P.25)

Pt100 入力配線方式
選択(P.28)(P.22)

A22 下方側動作幅設定(*2)(P.24)

A12 上下限個別下方側
動作幅設定(P.25)

ケーブル長補正値設定(P.28)(P.22)

A11 動作 ON 遅延
タイマ設定(P.24)

A21 上下限個別下方側
動作幅設定(P.26)

ケーブル断面積設定(P.28)(P.22)

A12 動作 ON 遅延
タイマ設定(P.24)

A22 上下限個別下方側
動作幅設定(P.26)

温度入力移動平均回数
設定(P.28)(P.22)

A21 動作 ON 遅延
タイマ設定(P.24)

A11 上下限個別上方側
動作幅設定(P.26)(P.22)

A22 動作 ON 遅延
タイマ設定(P.24)

A12 上下限個別上方側
動作幅設定(P.26)(P.22)

A11 動作 OFF 遅延
タイマ設定(P.24)

A21 上下限個別上方側
動作幅設定(P.26)(P.22)

A12 動作 OFF 遅延
タイマ設定(P.24)

A22 上下限個別上方側
動作幅設定(P.26)(P.23)

A21 動作 OFF 遅延
タイマ設定(P.24)

A11 動作すきま設定(P.26)

A11 上方側動作幅設定(*2)(P.23)

A22 動作 OFF 遅延
タイマ設定(P.25)

A12 動作すきま設定(P.26)

A11 下方側動作幅設定(*2)(P.23)

A11 pH 変動量異常警報
時間設定(P.25)

A21 動作すきま設定(P.26)

A12 動作幅選択(P.23)

A12 pH 変動量異常警報
時間設定(P.25)

A22 動作すきま設定(P.26)

A12 上方側動作幅設定(*2)(P.23)

A21 pH 変動量異常警報
時間設定(P.25)

入力異常時 A
動作選択

A12 下方側動作幅設定(*2)(P.23)

A22 pH 変動量異常警報
時間設定(P.25)

pH 入力フィルタ時定数設定(P.27)

A21 動作幅選択

A11 pH 変動量異常警報
変化量設定(P.25)

pH 入力センサ補正設定(P.27)

A11 動作選択

A12 動作選択

A21 動作選択

A22 動作選択

A11 動作点設定(*1)

A12 動作点設定(*1)

A21 動作点設定(*1)

A22 動作点設定(*1)

A11 動作幅選択(P.23)

18(P.28)

出力(P.27)

pH 入力移動平均回数
設定(P.27)②

●設定(選択)項目について
pH 7 校正規格選択(P.20)
伝送出力 1 選択(P.30)

左側上段は pH 表示器で設定(選択)項目キャラクタを，左側下段は温度表示器で工場出荷初期値を表しています。
右側は設定(選択)項目名および参照ページを表しています。
この色の設定(選択)項目は，オプションが付加されていない場合，表示しません。
オプション: TA が付加されている場合，A2 に関連する設定(選択)項目は表示しません。
オプション: TA2 が付加されている場合，A1 および A2 に関連する設定(選択)項目は表示しません。

(*1): A
動作選択により，工場出荷初期値が異なります。pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0(*2): A
動作選択により，工場出荷初期値が異なります。pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0(*3): 入力仕様により，工場出荷初期値が異なります。Pt 仕様:，Cu 仕様:●キー操作について・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・ +(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・
または
は，
キーまたは
キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。
・各設定項目内において，キーを約 3 秒押し続けると，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
①

固有機能
設定グループ

ゼロ/スロープ
表示グループ

設定値ロック選択(P.29)

表示器選択

A
出力 OFF 時 A2 pH
入力異常警報時間設定(P.32)

ゼロ表示(P.37)(P.35)
通信プロトコル選択(P.29)

表示時間設定機器番号設定温度補償無し時温度表示器選択(P.32)

洗浄回数設定A1 出力割付選択

洗浄周期設定(P.29)
通信速度選択pH 入力異常警報時間
単位選択(P.36)(P.32)(P.29)(P.36)(P.32)(P.36)

データビット/パリティ
選択(P.29)

A2 出力割付選択

洗浄時間設定(P.32)(P.36)

ストップビット選択(P.29)

A1 出力 ON 時出力 ON
時間設定(P.33)

洗浄回復時間設定(P.36)

伝送出力 1 選択(P.30)

A1 出力 ON 時出力 OFF
時間設定(P.33)

洗浄動作時伝送出力 1
出力状態選択(P.36)

伝送出力 1 上限設定
(P.30)

A2 出力 ON 時出力 ON
時間設定(P.33)

洗浄動作時伝送出力 1
設定値ホールド設定(P.36)

伝送出力 1 下限設定
(P.30)

A2 出力 ON 時出力 OFF
時間設定(P.33)

洗浄動作時伝送出力 2
出力状態選択(P.36)

伝送出力 2 選択(P.30)

A1 pH 入力異常警報
A
動作選択 (P.34)

洗浄動作時伝送出力 2
設定値ホールド設定(P.36)

伝送出力 2 上限設定
(P.30)

A2 pH 入力異常警報
A
動作選択 (P.34)

伝送出力 2 下限設定
(P.31)

A
出力 ON 時 A1 pH
入力異常警報動作幅設定(P.34)
校正時伝送出力 1 出力
状態選択
(P.31)

A
出力 ON 時 A1 pH
入力異常警報時間設定(P.34)
校正時伝送出力 1 設定
値ホールド設定 (P.31)

A
出力 OFF 時 A1 pH
入力異常警報動作幅設定(P.34)
校正時伝送出力 2 出力
状態選択
(P.31)

A
出力 OFF 時 A1 pH
入力異常警報時間設定(P.35)
校正時伝送出力 2 設定
値ホールド設定 (P.31)

A
出力 ON 時 A2 pH
入力異常警報動作幅設定(P.35)
pH 校正モード選択(P.31)

A
出力 ON 時 A2 pH
入力異常警報時間設定(P.35)
自動調光機能選択(P.31)

A
出力 OFF 時 A2 pH
入力異常警報動作幅設定(P.35)②

19

スロープ表示(P.37)

8. 仕様設定
本器をお使いになる前に，2 点目の校正液選択，A11, A12, A21, A22 動作選択, 電極の測温抵抗体選択，
通信設定，pH 校正モード選択などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。
これを仕様設定といいます。
仕様設定は，pH 入力機能, 温度入力機能設定グループおよび固有機能設定グループで行います。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。[9. 校 正(P.38)]に進んでください。
8.1 電源投入
電源投入後，約 4 秒間は pH 表示器，温度表示器に入力のキャラクタを表示します。
入力仕様により，温度表示器の表示が，以下のように異なります。
Pt 仕様[電極の測温抵抗体選択(P.28)][Pt100 入力配線方式選択(P.28)]
pH 表示器 温度表示器
で選択した項目で選択した項目消灯: 温度補償無し: Pt1000: 2 線方式: Pt100: 3 線方式
Cu 仕様[電極の測温抵抗体選択(P.28)]
pH 表示器 温度表示器
で選択した項目: 温度補償無し消灯: Cu500
この間すべての出力は OFF，電源表示灯以外の LED 表示灯は消灯します。
その後，[表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
この状態を，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードといいます。
8.2 pH 入力機能設定グループ
pH 入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押してください。
②
キーを押してください。
pH 入力機能設定グループに移行し，pH 7 校正規格選択項目を表示します。
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
pH 7 校正規格選択
JIS 規格・pH 7 校正値の規格を選択します。
・[pH 校正モード選択]で，(手動)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: JIS 規格: US 規格2 点目の校正液選択
pH 4
・pH 自動校正時，2 点目に使用する校正液を pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)から選択します。[1 点目は pH 7(JIS 規格または US 規格)固定]・[pH 校正モード選択]で，(手動)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: pH 2: pH 4: pH 9: pH 10
小数点位置選択
小数点以下 2 桁
・小数点の位置を選択します。
・: 小数点無し: 小数点以下 1 桁: 小数点以下 2 桁20

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A11 動作選択
動作無し
・A11 の動作を選択します。
[注 意] A11 の動作を変更した場合，A11 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。
・: 動作無し: pH 入力下限動作(図 8.2-1): pH 入力上限動作(図 8.2-1): 温度入力下限動作(図 8.2-1): 温度入力上限動作(図 8.2-1): Err 出力[(表 8.2-1)(P.22)のエラー種別が Err 時，出力が ON します]: Fail 出力[(表 8.2-1)(P.22)のエラー種別が Fail 時，出力が ON します]
: 洗浄出力[10.6 洗浄出力について(P.46, 47)]
: pH 変動量異常警報出力[10.10 pH 変動量異常警報出力について(P.48)]: pH 入力上下限個別動作(図 8.2-2): 温度入力上下限個別動作(図 8.2-2)
・A11 動作図(表示値が動作点となります)pH 入力下限動作，温度入力下限動作
A11 動作幅選択で中間値を選択した場合

pH 入力上限動作，温度入力上限動作
A11 動作幅選択で中間値を選択した場合

A11 上方側動作幅設定

A11 上方側動作幅設定

ON

ON

OFF

OFF
A11 動作点設定

A11 動作点設定

A11 動作幅選択で基準値を選択した場合

A11 動作幅選択で基準値を選択した場合

A11 上方側

A11 下方側

動作幅設定※

動作幅設定※

A11 下方側
動作幅設定※

A11 上方側
動作幅設定※

ON

ON

OFF

OFF
A11 動作点設定

A11 動作点設定(図8.2-1)※設定例: [A11 上方側動作幅設定]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより，[A11 動作点設定]の値で A11 出力が ON するようになります。
[A11 下方側動作幅設定]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより，[A11 動作点設定]の値で A11 出力が OFF するようになります。
pH入力上下限個別動作，温度入力上下限個別動作
A11 動作すきま設定

A11 動作すきま設定

ON
OFF
A11上下限個別

A11動作点設定

下方側動作幅設定

A11上下限個別
上方側動作幅設定(図 8.2-2)

21

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
・Err 出力，Fail 出力(表 8.2-1)
エラー種別
エラー内容
内容説明
Err
応答速度異常校正時，pH 複合電極センサの応答が遅い。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pH 以内
および判定周期 10 秒で入力が 0.05 pH 以上のふらつきが 5 分以上継続した場合，応答速度異常と判断する。ただし，入力が 0.05 pH 以下のふらつきであれば応答速度正常と判断する。
Err
電極感度異常校正時，pH 複合電極センサの感度が劣化している。
1 点目，2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00
pH 以下。
Err
不斉電位異常校正時，pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。
pH 7 校正時，pH 7 起電力の差が 1.50 pH 以上。
Err
標準液異常
指定された標準液が使用されていない。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pH を超えた。
Err
校正液温異常pH10 で温度が 55 以上。
Err
温度補償外
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満の場合。
Fail
温度センサ断線 温度センサのリードが断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリードが短絡している。
A12 動作選択
動作無し
・A12 の動作を選択します。
[注 意] A12 の動作を変更した場合，A12 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。
・選択項目および動作は，A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。
A21 動作選択
動作無し
・A21 の動作を選択します。
[注 意] A21 の動作を変更した場合，A21 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。
・選択項目および動作は，A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。
A22 動作選択
動作無し
・A22 の動作を選択します。
[注 意] A22 の動作を変更した場合，A22 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。
・選択項目および動作は，A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。
A11 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A11 の動作点を設定します。
・[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～100.0 (*)
A12 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A12 の動作点を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作点設定を参照してください。
A21 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A21 の動作点を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作点設定を参照してください。
A22 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A22 の動作点を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作点設定を参照してください。

(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

22

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A11 動作幅選択
基準値
・A11 の動作幅設定方法を選択します。
・[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
A11 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
A11 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
A11 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A11 の上方側動作幅を設定します。
[A11 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.00～4.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～10.0 (*)
A11 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A11 の下方側動作幅を設定します。
・[A11 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.00～4.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～10.0 (*)
A12 動作幅選択
基準値
・A12 の動作幅設定方法を選択します。
・表示条件および選択項目は，A11 動作幅選択を参照してください。
A12 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A12 の上方側動作幅を設定します。
(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定[A12 動作幅選択]で，になります。
・表示条件および設定範囲は，A11 上方側動作幅設定を参照してください。
A12 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A12 の下方側動作幅を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 下方側動作幅設定を参照してください。
A21 動作幅選択
基準値
・A21 の動作幅設定方法を選択します。
・表示条件および選択項目は，A11 動作幅選択を参照してください。
A21 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A21 の上方側動作幅を設定します。
[A21 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・表示条件および設定範囲は，A11 上方側動作幅設定を参照してください。
A21 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A21 の下方側動作幅を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 下方側動作幅設定を参照してください。

(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

23

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A22 動作幅選択
基準値
・A22 の動作幅設定方法を選択します。
・表示条件および選択項目は，A11 動作幅選択(P.23)を参照してください。
A22 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A22 の上方側動作幅を設定します。
[A22 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・表示条件および設定範囲は，A11 上方側動作幅設定(P.23)を参照してください。
A22 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A22 の下方側動作幅を設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 下方側動作幅設定(P.23)を参照してください。
A11 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・A11 の動作 ON 遅延時間を設定します。
A11 が ON になる条件で，A11 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A11
が ON しない機能です。
・[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
A12 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・A12 の動作 ON 遅延時間を設定します。
A12 が ON になる条件で，A12 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A12が ON しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。
A21 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・A21 の動作 ON 遅延時間を設定します。
A21 が ON になる条件で，A21 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A21
が ON しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。
A22 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・A22 の動作 ON 遅延時間を設定します。
A22 が ON になる条件で，A22 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A22
が ON しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。
A11 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・A11 の動作 OFF 遅延時間を設定します。
A11 が OFF になる条件で，A11 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
A11 が OFF しない機能です。
・[A11 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
A12 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・A12 の動作 OFF 遅延時間を設定します。
A12 が OFF になる条件で，A12 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
A12 が OFF しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 OFF 遅延タイマ設定を参照してください。
A21 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・A21 の動作 OFF 遅延時間を設定します。
A21 が OFF になる条件で，A21 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
A21 が OFF しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 OFF 遅延タイマ設定を参照してください。

24

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A22 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・A22 の動作 OFF 遅延時間を設定します。
A22 が OFF になる条件で，A21 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
A22 が OFF しない機能です。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作 OFF 遅延タイマ設定(P.24)を参照してください。
A11 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
・A11 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。
0 時間を設定すると動作しません。
・[A11 動作選択]で，(pH 変動量異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～72 時間
A12 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
・A12 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。
A21 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
・A21 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。
A22 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
・A22 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。
A11 pH 変動量異常警報変化量設定
0.00 pH・A11 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。
0.00 pH を設定すると動作しません。
・[A11 動作選択]で，(pH 変動量異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0.00～14.00 pH
A12 pH 変動量異常警報変化量設定
0.00 pH・A12 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。
A21 pH 変動量異常警報変化量設定
0.00 pH・A21 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。
A22 pH 変動量異常警報変化量設定
0.00 pH・A22 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。
A11 上下限個別下方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A11 上下限個別の下方側動作幅を設定します。
0.00 pH または 0.0 を設定すると動作しません。
・[A11 動作選択]で，(pH 入力上下限個別動作)または(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～100.0 (*)
A12 上下限個別下方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A12 上下限個別の下方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定を参照してください。

(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

25

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A21 上下限個別下方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A21 上下限個別の下方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定(P.25)を参照してください。
A22 上下限個別下方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A22 上下限個別の下方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定(P.25)を参照してください。
A11 上下限個別上方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A11 上下限個別の上方側動作幅を設定します。
0.00 pH または 0.0 を設定すると動作しません。
・[A11 動作選択]で，(pH 入力上下限個別動作)または(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～100.0 (*)
A12 上下限個別上方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A12 上下限個別の上方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してくだ
さい。
A21 上下限個別上方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A21 上下限個別の上方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してくだ
さい。
A22 上下限個別上方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
・A22 上下限個別の上方側動作幅を設定します。
・動作，表示条件および設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してくだ
さい。
A11 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A11 上下限個別の動作すきまを設定します。
・[A11 動作選択]で，(pH 入力上下限個別動作)または(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・pH 入力 : 0.01～4.00 pH(*)
温度入力 : 0.1～10.0 (*)
A12 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A12 上下限個別の動作すきまを設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作すきま設定を参照してください。
A21 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A21 上下限個別の動作すきまを設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作すきま設定を参照してください。
A22 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
・A22 上下限個別の動作すきまを設定します。
・表示条件および設定範囲は，A11 動作すきま設定を参照してください。

(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

26

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
入力異常時 A
出力動作選択無効・pH 複合電極センサの断線または短絡などの入力異常時，A
出力動作の有効/無効を選択します。
有効を選択した場合，入力異常時，A
出力および A
出力動作状態を保持します。
無効を選択した場合，入力異常時，A
出力および A
出力動作状態を OFF します。
・[A動作選択]で，(pH 入力下限動作)，(pH 入力上限動作)，(温度入力下限動作)，(温度入力上限動作)以外を選択した場合，この機能は働
きません。
・
: 有効
: 無効
pH 入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
・pH 入力のフィルタ時定数を設定します。
設定値が大きすぎると，応答の遅れにより A出力動作に悪い影響を与えることがあります。
・0.0～60.0 秒
pH 入力センサ補正設定
0.00
・pH 入力のセンサ補正値を設定します。
測定したい箇所に pH 複合電極センサを設置できない時，pH 複合電極センサが測定した pH 値と測定箇所の pH 値が異なることがあります。
このような時にセンサ補正値を設定して，測定箇所の pH 値を希望する pH 値に合わせることができます。ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効です。
センサ補正後の pH 値 = 現在の pH 値 + (センサ補正設定値)
・-1.40～1.40 pH(*)
pH 入力移動平均回数設定
20 回
・pH 入力値を平均する移動平均回数を設定します。
pH 入力値を，pH 入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し，入力サンプリン
グ周期毎に pH 入力値を入れ替えます。ただし，pH 校正モード時，pH 入力移動平均機能は働きません。
・1～120 回(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

27

8.3 温度入力機能設定グループ
温度入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 2 回押してください。
①②
キーを押してください。
温度入力機能設定グループに移行し，電極の測温抵抗体選択項目を表示します。
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
電極の測温抵抗体選択
Pt 仕様 : Pt1000
Cu 仕様 : Cu500・電極の測温抵抗体を選択します。
・入力仕様により，選択項目が以下のように異なります。
Pt 仕様: 温度補償無し: Pt1000: Pt100
Cu 仕様: 温度補償無し: Cu500
基準温度設定25.0・温度補償の基準温度を設定します。
・[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度表示器に基準温度設定で設定した温度を表示します。
・5.0～95.0 (*)
小数点位置選択
小数点以下 1 桁
・小数点の位置を選択します。
: 小数点無し
・: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択
3 線方式
・Pt100 の入力配線方式を選択します。
(温度補償無し)，(Pt1000)または
・[電極の測温抵抗体選択]で，(Cu500)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 2 線方式: 3 線方式
ケーブル長補正値設定
0.0 m
・ケーブル長の補正値を設定します。
・[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)，(Cu500)または(Pt1000)を選択した場合，[Pt100 入力配線方式選択]で，(3 線方式)を選択した
場合，この設定項目は表示しません。
・0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.30 mm2・ケーブルの断面積を設定します。
・[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)，(Cu500)または(Pt1000)を選択した場合，[Pt100 入力配線方式選択]で，(3 線方式)を選択した
場合，この設定項目は表示しません。
・0.10～2.00 mm2
温度入力移動平均回数設定
20 回
・温度入力値を平均する移動平均回数を設定します。
温度入力値を，温度入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し，入力サンプリン
グ周期毎に温度入力値を入れ替えます。ただし，温度校正モード時，温度入力移動平均機能は働きません。
・1～120 回(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

28

8.4 固有機能設定グループ
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 3 回押してください。
①②
キーを押してください。
固有機能設定グループに移行し，設定値ロック選択項目を表示します。
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能です。
・(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : A11, A12, A21, A22 動作点設定値以外の全設定値の変更ができません。
(ロック 3) : 電極の測温抵抗体選択，温度校正値，pH 校正係数，pH 校正モ
ード選択，伝送出力 1 ゼロ調整係数，伝送出力 1 スパン調整係
数，伝送出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
A11, A12, A21, A22 動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合，必ずロック 3にしてください。(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性メモリに書き込みません。
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択します。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数
・データビットおよびパリティを選択します。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1・ストップビットを選択します。
・: ストップビット 1: ストップビット 229

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 1 選択
pH 伝送
・伝送出力 1 の種類を選択します。
[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 1 選択]で(温度伝送)を選択した場合，[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力します。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場
合，この選択項目は表示しません。
・: pH 伝送: 温度伝送伝送出力 1 上限設定
14.00 pH・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場
合，この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 1 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合:
伝送出力 1 下限値～14.00 pH(*)[伝送出力 1 選択]で，(温度伝送)を選択した場合:
伝送出力 1 下限値～100.0 (*)
伝送出力 1 下限設定
0.00 pH・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場
合，この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 1 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合:
0.00 pH～伝送出力 1 上限値(*)[伝送出力 1 選択]で，(温度伝送)を選択した場合:
0.0 ～伝送出力 1 上限値(*)
伝送出力 2 選択
温度伝送
・伝送出力 2 の種類を選択します。
[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 2 選択]で(温度伝送)を選択した場合，[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力します。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・: pH 伝送: 温度伝送伝送出力 2 上限設定
100.0・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 2 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合:
伝送出力 2 下限値～14.00 pH(*)[伝送出力 2 選択]で，(温度伝送)を選択した場合:
伝送出力 2 下限値～100.0 (*)(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

30

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 2 下限設定
0.0・伝送出力 2 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 2 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合:
0.00 pH～伝送出力 2 上限値(*)[伝送出力 2 選択]で，(温度伝送)を選択した場合:
0.0 ～伝送出力 2 上限値(*)
校正時伝送出力 1 出力状態選択
直前値ホールド・pH 校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択します。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場
合，この選択項目は表示しません。
・: 直前値ホールド(pH 校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(pH 校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。
(設定値ホールド)以外を選択した場合，こ・[校正時伝送出力 1 出力状態選択]での設定項目は表示しません。
・[伝送出力 1 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*)(温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 (*)[伝送出力 1 選択]で，校正時伝送出力 2 出力状態選択
直前値ホールド・pH 校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択します。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・: 直前値ホールド(pH 校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(pH 校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
・伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。
・[校正時伝送出力 2 出力状態選択]で(設定値ホールド)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 2 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*)[伝送出力 2 選択]で，(温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 (*)
pH 校正モード選択
自動・pH 校正を自動で行うか，手動で行うかを選択します。
・
: 自動
: 手動
自動調光機能選択
無効・自動調光機能の有効/無効を選択します。
・
: 無効
: 有効

(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

31

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
表示器選択
pH 表示/温度表示
・pH 表示器，温度表示器に表示する項目を選択します。
・(表 8.4-1)
pH 表示器
温度表示器
pH 表示
温度表示
pH 表示
表示無し
表示無し
温度表示
表示無し
表示無し
表示時間設定00.00
・無操作の状態から表示器が消灯するまでの時間を設定します。
00.00 を設定すると，消灯しません。
表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
・[表示器選択]で，(表示無し)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・00.00(消灯しません)
00.01～60.00(分.秒)
温度補償無し時 温度表示器選択消灯
・[電極の測温抵抗体選択]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度表示器に基準温度設定で設定した温度を表示するか表示しないかを選択します。
(温度補償無し)以外を選択した場合，この選択項
・[電極の測温抵抗体選択]で，目は表示しません。
・: 基準温度: 消灯
A1 出力割付選択
A11 動作・A1 出力の出力割付を選択します。
A1 出力に出力する動作を A11 動作，A12 動作，A21 動作，A22 動作から選択し，割付けます。出力は，OR 出力です。ただし，[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択した場合，洗浄出力が最優先となります。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・: A11 動作: A12 動作: A21 動作: A22 動作: A11, A12 動作: A21, A22 動作: A11, A21 動作: A12, A22 動作: A11, A12, A21, A22 動作
A2 出力割付選択
A21 動作・A2 出力の出力割付を選択します。
A2 出力に出力する動作を A11 動作，A12 動作，A21 動作，A22 動作から選択し，割付けます。出力は，OR 出力です。ただし，[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択した場合，洗浄出力が最優先となります。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この選択項目は表示しません。
・選択項目は，A1 出力割付選択を参照してください。

32

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A1 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
・A1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A1 出力が ON になった時，一定の周期で出力をON/OFF させることができます。(図 8.4-1)
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒
A1 出力 ON 時出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の A1 出力
OFF
ON 時間，OFF
時間を設定した時の A1 出力

実際の A1 出力に連動してON
時間の途中でOFF します。

ON
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 8.4-1)
A1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0秒
・A1 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A1 出力が ON になった時，一定の周期で出力をON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒
A2 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
・A2 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A2 出力が ON になった時，一定の周期で出力をON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒
A2 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0秒
・A2 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A2 出力が ON になった時，一定の周期で出力をON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒

33キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
A1 pH 入力異常警報 A
動作選択
動作無し
・A1 pH 入力異常警報に対応する A
動作を選択します。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・: 動作無し: A11 動作: A12 動作: A21 動作: A22 動作A2 pH 入力異常警報 A
動作選択
動作無し
・A2 pH 入力異常警報に対応する A
動作を選択します。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この選択項目は表示しません。
・選択項目は，A1 pH 入力異常警報 A
動作選択を参照してください。
A
出力 ON 時0.00 pH
A1 pH 入力異常警報動作幅設定
・A1 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が ON 時，A1 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0.00～14.00 pH
0.00 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 ON 時
0秒
A1 pH 入力異常警報時間設定
・A1 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が ON 時，A1 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒または分(時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 OFF 時
0.00 pH
A1 pH 入力異常警報動作幅設定
・A1 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が OFF 時，A1 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0.00～14.00 pH
0.00 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。

34

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値A
出力 OFF 時
0秒
A1 pH 入力異常警報時間設定
・A1 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が OFF 時，A1 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この選択項目は表示しません。
・0～9999 秒または分(時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 ON 時0.00 pH
A2 pH 入力異常警報動作幅設定
・A2 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した Aが ON 時，A2 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この設定項目は表示しません。
・0.00～14.00 pH
0.00 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 ON 時0秒
A2 pH 入力異常警報時間設定
・A2 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が ON 時，A2 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒または分(時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 OFF 時
0.00 pH
A2 pH 入力異常警報動作幅設定
・A2 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が OFF 時，A2 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この設定項目は表示しません。
・0.00～14.00 pH
0.00 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。
A
出力 OFF 時
0秒
A2 pH 入力異常警報時間設定
・A2 pH 入力異常警報 A
動作選択で選択した A
出力が OFF 時，A2 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。
[10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照]
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，
この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒または分(時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，pH 入力異常警報は働きません。

35

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
pH 入力異常警報時間単位選択
秒・pH 入力異常警報時間の単位を選択します。
・:秒:分
洗浄回数設定0(連続)・洗浄出力の回数を設定します。(図 8.4-2)(P.37)
・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択した
場合，この設定項目以降を表示します。
・0～10 回(0 回を設定すると連続になります)
洗浄周期設定360 分
・洗浄出力の出力周期を設定します。(図 8.4-2)(P.37)
・60～3000 分
洗浄時間設定600 秒
・洗浄出力周期中に洗浄出力を出力する時間を設定します。(図 8.4-2)(P.37)
・1～1800 秒
洗浄回復時間設定
600 秒
・洗浄出力後，通常動作に移行するまでの時間を設定します。(図 8.4-2)(P.37)
・1～1800 秒
洗浄動作時伝送出力 1 出力状態選択
直前値ホールド・洗浄動作時の伝送出力 1 の出力状態を選択します。
・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場
合，この選択項目は表示しません。
・: 直前値ホールド(洗浄動作を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(洗浄動作時の測定値を出力します。)
洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。
(設定値ホールド)以外を選択した場合
・[洗浄動作時伝送出力 1 出力状態選択]でこの設定項目は表示しません。
・[伝送出力 1 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*)[伝送出力 1 選択]で，(温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 (*)
洗浄動作時伝送出力 2 出力状態選択
直前値ホールド・洗浄動作時の伝送出力 2 の出力状態を選択します。
・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・: 直前値ホールド(洗浄動作を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([洗浄動作時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(洗浄動作時の測定値を出力します。)
洗浄動作時伝送出力 2 設定値ホールド設定
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
・伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。
・[洗浄動作時伝送出力 2 出力状態選択]で(設定値ホールド)以外を選択した場合
この設定項目は表示しません。
・[伝送出力 2 選択]で，(pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*)[伝送出力 2 選択]で，(温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 (*)(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

36

・pH 入力異常警報について
pH 入力異常警報は，操作端異常の検知に使用します。
pH 入力が，pH 入力異常警報時間を経過しても，pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い
場合，操作端異常と判断し，状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットします。
シリアル通信で，状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で入力上限動作)以外を選択した場合，この警報は働きません。

(pH 入力下限動作)，(pH・洗浄出力動作図

通常動作

洗浄動作

Cno:

洗浄回数設定Cint:

洗浄周期設定Ctm:

洗浄時間設定Rtm:

洗浄回復時間設定

通常動作

洗浄動作

通常動作

洗浄動作

(図 8.4-2)
8.5 ゼロ/スロープ表示グループ
ゼロ/スロープ表示グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 4 回押してください。
①②
キーを押してください。
ゼロ/スロープ表示グループに移行し，ゼロ表示項目を表示します。
キャラクタ
名 称，機能説明，表示範囲
工場出荷初期値
ゼロ表示
0.0 mV・pH 7 校正時の電位差を表示します。ただし，手動校正を行った場合，前回の自動校正で算出されたゼロ表示値は更新しません。
また，校正が正常に終了しなかった場合，ゼロ表示は校正前の値を表示します。
・表示範囲
1.5 pH 相当の電圧
スロープ表示59.2 mV・pH 校正で校正された電圧から，1 pH あたりの起電力を表示します。ただし，校正が正常に終了しなかった場合，スロープ表示は校正前の値を表示します。
・表示範囲
0.00～14.00 pH 相当の電圧

379. 校 正ここでは，pH 校正モード，温度校正モード，伝送出力 1 調整モードおよび伝送出力 2 調整モードについて説明します。
9.1 pH 校正モード
ガラス電極法による pH 測定は，センサ設置箇所の pH，電極の性能および標準液の精度が一体となって初めて信頼できるデータが得られます。
pH 校正は，自動校正と手動校正の 2 種類の校正方法があります。
[pH 校正モード選択(P.31)]で(自動)を選択すると自動校正，(手動)を選択すると手動校正になります。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で(温度補償無し)を選択した場合，25 を基準として自動校正を行います。
pH 校正は，pH 測定値が安定した状態で行ってください。
以下の場合，pH 校正モードには移行できません。
・[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合。
・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択し，洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。
9.1.1

自動校正

1 点目[pH 7 校正規格選択(P.20)]で選択した pH 7(JIS 規格または US 規格)，2 点目[2 点目の校正液選択(P.20)]で選択した pH 標準液[pH 2, pH 4, pH9, pH 10(JIS 規格)のいずれか]の順に自動校正を行います。
校正 pH 標準液の各温度における pH 値(JIS Z8802 に準じます)を自動的に演算します。
自動校正手順を以下に示します。
(1) 1 点目の校正① 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
[校正時伝送出力 1 出力状態選択または校正時伝送出力 2 出力状態選択(P.31)]で，(直前値ホールド)を選択する場合，現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後，1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
② pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで， キーを押しながらてください。
pH 校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器
pH
温度表示器
[
]を表示
③

キーを約 3 秒押し続けキーを押してください。
1 点目の自動校正を開始します。
自動校正中，pH 表示器の pH が点滅します。
自動電位安定判定機能(*)により，自動校正を行います。
点滅が止まると，1 点目の自動校正は終了です。
(*) 自動電位安定判定機能により校正される値は，[pH 7 校正規格選択(P.20)]
で選択した項目により以下のようになります。
pH 7 校正規格選択項目 自動電位安定判定機能により校正される値
JIS 規格pH 6.86
US 規格
pH 7.0038

(2) 2 点目の校正① 1 点目の自動校正が終了したのを確認し，キーを押してください。
2 点目の標準液の種類を以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器pH
温度表示器[2 点目の校正液選択(P.20)]で選択した pH 標準液を表示② 電極を洗浄後，2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
③

キーを押してください。
2 点目の自動校正を開始します。
自動校正中，pH 表示器の pH が点滅します。
自動電位安定判定機能により，自動校正を行います。
点滅が止まると，2 点目の自動校正は終了です。

④ 2 点目の自動校正が終了したのを確認し，キーを押してください。
以下のように表示し，新しい校正値が適用されます。
表示器
表示内容
pH 表示器
[
]を表示
温度表示器
[
]を表示
以上で，pH 自動校正は終了です。
⑤

キーを押してください。
pH 自動校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

39

9.1.2手動校正

2 pH 以上の差がある，任意の 2 種類の校正液で手動校正を行います。
手動校正手順を以下に示します。
(1) 1 点目の校正① 1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
[校正時伝送出力 1 出力状態選択または校正時伝送出力 2 出力状態選択(P.31)]で，(直前値ホールド)を選択する場合，現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後，1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
② pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで， キーを押しながらてください。
pH 校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器
pH 点滅
温度表示器
[
]を表示
③

キーを押してください。
1 点目の手動校正になり，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]と pH を交互に表示
温度表示器
校正値を表示④ pH を確認しながら， キーまたは
pH 校正係数: -7.00～7.00⑤

キーを約 3 秒押し続けキーで校正値を設定してください。

キーを押してください。
1 点目の校正を終了し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器
pH 点滅
温度表示器
[
]を表示

(2) 2 点目の校正① 電極を洗浄後，2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
②

キーを押してください。
2 点目の手動校正になり，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]と pH を交互に表示
温度表示器
校正値を表示③ pH を確認しながら， キーまたは
pH 校正係数: -7.00～7.00

キーで校正値を設定してください。

40

④

キーを押してください。
2 点目の校正を終了，以下のように表示し，新しい校正値が適用されます。
表示器
表示内容
pH 表示器
[
]を表示
温度表示器
[
]を表示
以上で，pH 手動校正は終了です。

⑤

9.1.3

キーを押してください。
pH 手動校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

pH 校正中のエラーコード

pH 校正中に pH 入力が不安定，温度補正異常などの要因で，pH 校正が行えない場合，(表 9.1.3-1)のように温度表示器にエラーコードを点滅表示します。
(表 9.1.3-1)
エラー エラー
コード
種別
Err

Err

エラー内容
応答速度異常電極感度異常Err

不斉電位異常

Err

標準液異常

Err
Fail
Fail
Err
Err

校正液温異常温度センサ断線
温度センサ短絡
温度補償外
温度補償外

内容説明
校正時，pH 複合電極センサの応答が遅い。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pH
以内および判定周期 10 秒で入力が 0.05 pH
以上のふらつきが 5 分以上継続した場合，応答速度異常と判断する。ただし，入力が 0.05
pH 以下のふらつきであれば応答速度正常と判断する。
校正時，pH 複合電極センサの感度が劣化している。
1 点目と 2 点目の校正した pH 測定値の差が2.00 pH 以下の場合。
校正時，pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。
pH 7 校正時，pH 7 起電力の差が 1.50 pH 以上の場合。
指定された標準液が使用されていない。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pHを超える場合。
pH 10 で温度が 55 以上の場合。
温度センサのリード線が断線している。
温度センサのリード線が短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
温度測定値が 0.0 未満の場合。

41

発 生

校正時

測定時
および
校正時

9.2 温度校正モード
温度校正は，温度校正値を設定することにより行います。
(温度補償無し)を選択した場合，温度校正モードはありません。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で以下の場合，温度校正モードには移行できません。
・[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合。
(洗浄出力)を選択し，洗浄時間および・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。
測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがあります。このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
温度校正後の温度=現在の温度+(温度校正値)(例) 現在の温度が 23.5 の場合
温度校正値を 1.5 に設定すると，23.5+(1.5)=25.0 になります。
温度校正値を-1.5 に設定すると，23.5+(-1.5)=22.0 になります。
温度校正手順を以下に示します。
① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで， キーを押しながらください。
温度校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]と温度を交互に表示
温度表示器
温度校正値を表示

キーを約 3 秒押し続けてキーで温度校正値を設定してください。
② 温度を確認しながら， キーまたは設定範囲: -10.0～10.0 (小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。)③

キーを押してください。
温度校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

42

9.3 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，伝送出力 1 調
整モードはありません。
以下の場合，伝送出力 1 ゼロ調整モードには移行できません。
・pH 校正中または温度校正中の場合。
・[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合。
(洗浄出力)を選択し，洗浄時間および・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。
伝送出力 1 調整手順を以下に示します。
① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで， キーを押しながらださい。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 1 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %③

キーで伝送出力 1 ゼロ調整係数をキーを押してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 1 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %
⑤

キーまたは

キーを約 3 秒押し続けてくキーまたはキーで伝送出力 1 スパン調整係数

キーを押してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返し行ってください。

⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには，伝送出力 1 スパン調整モードでpH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

43

キーを押してください。

9.4 伝送出力 2 調整モード
伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，伝送出力 2 調整モードはありません。
以下の場合，伝送出力 2 ゼロ調整モードには移行できません。
・pH 校正中または温度校正中の場合。
・[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合。
(洗浄出力)を選択し，洗浄時間および・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。
伝送出力 2 調整手順を以下に示します。
① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押しながらださい。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 2 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %③

キーで伝送出力 2 ゼロ調整係数をキーを押してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
pH 表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 2 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %
⑤

キーまたは

キーを約 3 秒押し続けてくキーまたはキーで伝送出力 2 スパン調整係数

キーを押してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返し行ってください。

⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには，伝送出力 2 スパン調整モードでpH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

44

キーを押してください。

10. 測 定
10.1 測定を開始する
制御盤への取付け，配線，仕様設定および校正が完了しましたら，本器の電源を ON してください。
電源投入後，約 4 秒間は pH 表示器，温度表示器に入力のキャラクタを表示します。
入力仕様により，温度表示器の表示が，以下のように異なります。
Pt 仕様
pH 表示器

温度表示器
消灯[電極の測温抵抗体選択(P.28)]
で選択した項目: 温度補償無し: Pt1000[Pt100 入力配線方式選択(P.28)]
で選択した項目: 2 線方式: 3 線方式: Pt100
Cu 仕様
pH 表示器

温度表示器
消灯[電極の測温抵抗体選択(P.28)]
で選択した項目: 温度補償無し: Cu500

この間すべての出力は OFF，電源表示灯以外の LED 表示灯は消灯します。
その後，[表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
10.2 A

出力について[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(pH 入力下限動作)，(pH 入力上限動作)，(温度入力下限動作)，(温度入力上限動作)を選択した場合，測定値が A
動作点設定を超えると働きます。
[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(pH 入力上下限個別動作)または(温度入力
動作上下限個別上方側動作幅設定を超えるかまたは
上下限個別動作)を選択した場合，測定値が A
A
動作上下限個別下方側動作幅設定を下回ると働きます。
[A1, A2 出力割付選択(P.32)]，[A1, A2 出力 ON 時出力 ON 時間/OFF 時間設定(P.33)]の内容により，A1
または A2 出力を ON します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A1 または A2 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF
させることができます。(図 10.2-1)
A1 出力 ON 時出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート例
ON
実際の A1 出力
OFF
ON 時間，OFF
時間を設定した時の A1 出力

実際の A1 出力に連動してON
時間の途中でOFF します。

ON
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 10.2-1)

45

OFF
時間

ON
時間

シリアル通信で，状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。ただし，[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]の内容により，入力異常時の A
出力動作状
態が異なります。
[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]で，(無効)を選択した場合，入力異常時，A
出力およびA
出力動作状態は OFF します。
[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]で，(有効)を選択した場合，入力異常時，A
出力およびA
出力動作状態を保持します。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度入力下限動作および温度入力上限動作は動作しません。
10.3 pH 入力異常警報について
pH 入力異常警報は，操作端異常の検知に使用します。
pH 入力が，pH 入力異常警報時間を経過しても，
pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合，
操作端異常と判断し，状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットします。
シリアル通信で，状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
(pH 入力下限動作)，(pH 入
pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，力上限動作)以外を選択した場合，この警報は働きません。
10.4 Err 出力について[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(Err 出力)を選択した場合，(表 9.1.3-1)(P.41)のエラ
ー種別が Err 時，A1 または A2 出力を ON します。
10.5 Fail 出力について[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(Fail 出力)を選択した場合，(表 9.1.3-1)(P.41)のエ
ラー種別が Fail 時，A1 または A2 出力を ON します。
10.6 洗浄出力について[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択した場合，洗浄出力モードになります。
洗浄出力を選択した A
出力が，洗浄時間設定の間 ON します。洗浄回復時間経過後，洗浄周期が終了する工程までを 1 回とし，洗浄回数設定で設定した回数繰り返します。
洗浄時間と洗浄回復時間を併せた洗浄動作中，その他の出力は OFF です。
また，測定値(pH，温度)は常に更新します。
洗浄動作以外の時間は，通常動作を行います。
電源を再投入した場合，再度 1 回目から洗浄動作を行います。
洗浄回数設定終了後，洗浄出力を選択した A
出力は OFF し，その他の出力は[A11, A12, A21, A22
動作選択(P.21, 22)]で選択された動作を行います。ただし，洗浄出力モードとして動作します。
[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(洗浄出力)以外を選択した場合，pH/温度表示モードになります。
・洗浄出力動作図

通常動作

洗浄動作

通常動作

洗浄動作

(図 10.6-1)
46

通常動作

洗浄動作

Cno: 洗浄回数設定
Cint: 洗浄周期設定
Ctm: 洗浄時間設定
Rtm: 洗浄回復時間
設定

・洗浄動作中，(洗浄出力)を選択した A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)を，A1, A2 出
力割付選択(P.32)で選択した場合，既に実行している A
出力の洗浄出力と同様の動作を行います。
・[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択した場合，洗浄動作中基準温度設定で保持します。
入力異常時(温度測定値が測定レンジ外: 0.0 未満または 110.0 を超えた場合)，以下の表示で保持します。
pH 表示器
温度表示器
pH 測定値
0.0 未満:pH 測定値
110.0 を超えた :・校正モード中，伝送出力 1 調整中または伝送出力 2 調整中に洗浄周期により洗浄動作になった場
合，その回の洗浄動作は行いません。
・洗浄回数設定で洗浄動作中に洗浄回数設定を変更した場合，次の回から新たに設定された洗浄回数で洗浄動作を行います。
10.7 手動洗浄モードについてキーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，手動洗浄モードに移行します。
手動洗浄モードでは，洗浄時間と洗浄回復時間を併せた洗浄動作を行います。
洗浄動作後，自動的に洗浄出力モードに戻ります。
洗浄動作中は無効となり，手動洗浄モードに移行しません。
手動洗浄モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合，その回の洗浄動作は行いません。手動洗浄モードによる洗浄動作も，洗浄回数を 1 回として数えます。
設定値ロック選択で，ロック 1，ロック 2 またはロック 3 を選択した場合，手動洗浄モードへ移行できません。
・手動洗浄モード動作図

通常動作

洗浄動作

通常動作

洗浄動作 通常動作

洗浄動作

洗浄動作中，キーによる手動洗浄

手動洗浄モード中，洗浄周期によ

モードは無効です。

る洗浄動作は無効です。
手動洗浄モードによる洗浄動作

Cno:
Cint:
Ctm:
Rtm:

も，洗浄回数を1 回として数えま

洗浄回数設定洗浄周期設定洗浄時間設定洗浄回復時間設定す。

(図 10.7-1)

47

10.8 測定中のエラーコード
測定中に温度センサ異常や温度補償外の場合，下表 10.8-1 のように温度表示器にエラーコードを点滅表示します。
(表 10.8-1)
エラー エラー
エラー内容
内容説明
発 生
コード
種別
Fail
温度センサ断線
温度センサのリード線が断線している。
測定時
Fail
温度センサ短絡温度センサのリード線が短絡している。
および
Err
温度補償外
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
校正時
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満の場合。
10.9 伝送出力 1，伝送出力 2 について
pH，温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。(工場出荷初期値
伝送出力 1: pH，伝送出力 2: 温度)[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 1 選択または伝送出力 2 選
択(P.30)]で，(温度伝送)を選択した場合，[基準温度設定(P.28)]で設定した値を出力します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となります。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC 固定となります。
分解能
電 流
出力精度

12000
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
伝送出力 1 スパンまたは伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内

10.10 pH 変動量異常警報出力について
pH 変動量異常警報出力は，pH 入力の変動量異常の検知に使用します。
pH 入力が，pH 変動量異常警報時間を経過しても，pH 変動量異常警報変化量設定値以上に変化が無い
場合，pH 変動量異常と判断し，状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)をセットします。
[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(pH 変動量異常警報出力)を選択した場合，選択し出力が ON します。
たA
シリアル通信で，状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
pH 変動量異常警報時間を 0 時間または pH 変動量異常警報変化量設定を 0.00 pH に設定した場合，この機能は働きません。

48

11. 通 信
11.1 システム構成例
・USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合のシステム構成例
No. 0

No. 1

WIL-102-PH
No. 2

No. 30

WIL-102-PH
No. 2

No. 30

ホストコンピュータ

USB 通信ケーブル
CMC-001-3(別売り)(図11.1-1)
・通信変換器 IF-400(別売り)を使用した場合のシステム構成例
ホストコンピュータ

通信変換器
IF-400(別売り) No. 0

No. 1

RS-232C
RS-485(図11.1-2)
11.2 計器の設定方法
通信パラメータの設定は，固有機能設定グループで行います。
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 3 回押してください。
②
キーを 2 回押してください。通信プロトコル選択項目を表示します。
③ 各設定項目を設定してください。( キーまたは キーで行い，設定値の登録は キーで行います。)
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択してください。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定してください。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択してください。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
49キャラクタ④

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
データビット/パリティ選択
7ビット/偶数・データビットおよびパリティを選択してください。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7ビット/偶数: 8ビット/奇数: 7ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット1・ストップビットを選択してください。
・: ストップビット1: ストップビット2
キーを数回押してください。pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

11.3 通信手順
ホストコンピュータ(以後マスターと表記します)のコマンド送出で始まり，本器(以後スレーブと表記
します)からの応答で終わります。
・データを伴う応答
マスター
スレーブ
コマンド
読み取りコマンドでは，そのコマンドに対応する設定値または動作状態等のデータを応答として返します。
データ
コマンド
肯定応答

コマンド
否定応答

コマンド
無応答

(図 11.3-1)

・肯定応答
設定コマンドでは，その処理終了後，応答として肯定応答を返
します。
・否定応答
存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値等の時は，否定応答を返します。
・無応答
以下の場合，応答を返しません。
・グローバルアドレス(神港標準プロトコル)設定時
・ブロードキャストアドレス(MODBUS プロトコル)設定時
・通信エラー(フレーミングエラー，パリティエラー)・チェックサムエラー(神港標準プロトコル)，LRC の不一致
(MODBUS ASCII モード)，CRC-16 の不一致(MODBUS RTU モ
ード)

RS-485 の通信タイミング
マスター側について(プログラム作成上の注意)
マスターは，RS-485規格の通信回線に送信する際，受信側の同期を確実にするため，コマンドの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。
コマンド送出後，スレーブからの応答の受信に備えて1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッ
タを通信ラインから切り離してください。
マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避けるため，マスターが確実に応答を受信したことを確認し，次のコマンドを送信してください。
通信エラーにより，コマンドに対する応答を得られない場合，コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください(2回以上のリトライを推奨)。
スレーブ側について
スレーブは，RS-485規格の通信回線に送信する際，受信側の同期を確実にするため，応答データの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けています。
応答データ送出後，1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。
50

11.4 神港標準プロトコル
11.4.1 伝送モード
標準プロトコルはASCIIコードを使用します。コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0～9，A～F)をそれぞれASCII文字として送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット : 7ビット
パリティビット : 偶数
ストップビット : 1ビット
エラー検出
チェックサム方式
11.4.2 コマンドの構成
コマンドは，すべてASCIIコードで構成します。
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
データ(設定値)は，10進数を16進数に変換します。負数は2の補数で表します。
(1) 設定コマンド
サブアド コマンド データ
ヘッダ
チェック デリミタ
機器番号
(03H)
レス(20H) 種別(50H) 項目 データ
(02H)
サム
1

1

(2) 読取りコマンド
ヘッダ
機器番号
(02H)
1

1

(3) データを伴う応答
ヘッダ
機器番号
(06H)
1
1
(4) 肯定応答
ヘッダ
機器番号
(06H)
1

1

(5) 否定応答
ヘッダ
機器番号
(15H)
1
1

1

1
4
(図 11.4.2-1)

サブアド コマンド データ
レス(20H) 種別(20H) 項目
1

14(図 11.4.2-2)

4

2

1

チェック
サム

デリミタ
(03H)

2

1

サブアド コマンド データ
チェック
レス(20H) 種別(20H) 項目 データ
サム
1
1
4
4
2
(図 11.4.2-3)
チェック
サム
2

デリミタ
(03H)

エラー
コード
1

チェック デリミタ
(03H)
サム
2
1
(図 11.4.2-5)

デリミタ
(03H)
1

1
(図 11.4.2-4)

ヘッダ: コマンド，応答の始めを表す制御コードで，ASCIIコードを使用します。
設定コマンド，読取りコマンドの場合，STX(02H)固定です。
データを伴う応答，肯定応答の場合，ACK(06H)固定です。
否定応答の場合，NAK(15H)固定です。
機器番号: マスターが各々のスレーブを識別する為の番号です。
機器番号0～94とグローバルアドレス95で，機器番号0～95(00H～5FH)に(20H)を加算したASCIIコード(20H～7FH)を使用します。
95(7FH)をグローバルアドレスといい，接続されている全てのスレーブに同じコマンドを送りたい時に使います。ただし，応答は返しません。
サブアドレス : (20H)固定です。
コマンド種別 : 設定コマンド(50H)，読み取り(20H)を識別する為のコードです。
データ項目: コマンドの対象となるデータ分類です。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[11.6 通信コマンド一覧(P.57～65)参照]

51

データ

: 設定コマンドにより，データ(設定値)の内容が異なります。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[11.6 通信コマンド一覧(P.57～65)参照]
チェックサム : 通信誤り検出の為の，2文字のデータです。[11.4.3 チェックサムの計算方法参照]
デリミタ: コマンドの終わりを表す制御コードで，ASCIIコードETX(03H)固定です。
エラーコード : エラーの種類を表し，以下の数値をASCIIコードで表します。
1(31H)....存在しないコマンドの場合
2(32H)....未使用
3(33H)....設定値の範囲を超えた場合
4(34H)....設定出来ない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合
5(35H)....キー操作による設定モード中の場合
11.4.3 チェックサムの計算方法
チェックサムは，コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。
マスター側にも，スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して，通信誤りがないことを確認するようにしてください。
チェックサムは，アドレス(機器番号)からチェックサムの前の文字までのASCIIコードを加算し，その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。
・1の補数は，2進数の"0"と"1"を反転させた数です。
・2の補数は，1の補数に"1"を加えた数です。
[チェックサムの計算例]
pH校正係数を1.00(0064H)に設定する場合の計算例を示します。
アドレス(機器番号)を0(20H)とします。

チェックサムの計算範囲

[例]
STX

P

0

0

0

8

0

0

6

4

D

E

ETX

30H

38H

30H

30H

36H

34H 44H

45H

03H[上記を ASCII コードで表すと]

02H

20H

20H

50H

30H

[16 進数]
20H
20H
50H
30H
30H
30H
38H
30H
30H
36H
+ 34H

30H

[2 進数]
0010 0000
0010 0000
0101 0000
0011 0000
0011 0000
0011 0000
0011 1000
0011 0000
0011 0000
0011 0110
0011 0100
10 0010 0010

チェックサム
[1 の補数]1101[2 の補数]

1101

1101
1
1110

[16 進法]

D

E

44H

45H

+

[ASCII コード]

チェックサム(図 11.4.3-1)

52

11.5 MODBUS プロトコル
11.5.1 伝送モード
MODBUS プロトコルには，2 つの伝送モード(ASCII モード，RTU モード)があり，構造は以下のとおりです。
ASCII モード
ASCII モードは，コマンド中の 8 ビットバイナリデータを上位下位 4 ビットに分けた 16 進数(0～9，A～F)をそれぞれ ASCII 文字として送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット: 7ビット(8ビット) 選択可能
パリティビット : 偶数(無し，奇数) 選択可能
ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出
LRC(水平冗長検査)方式
RTU モード
RTU モードは，コマンド中の 8 ビットバイナリデータをそのまま送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット: 8ビットパリティビット : 無し(偶数，奇数) 選択可能
ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出
CRC-16(周期冗長検査)方式
11.5.2 データの通信間隔
ASCII モード
ASCII モードの文字間の通信間隔は，最大 1 秒まで可能です。
RTU モード
通信速度が 9600 bps, 19200 bps の場合，1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は，最大 1.5 文字伝送時間以上長くならないよう連続して送信するようにしてください。
通信速度が 38400 bps の場合，1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は，750 s 以上
長くならないよう連続して送信するようにしてください。
上記時間より長い場合，マスター側からの送信が終了したものと判断し，通信エラーとなり応答を返しません。
11.5.3 メッセージの構成
ASCII モード
ASCII モードのメッセージは，開始文字[: (コロン)(3AH)]で始まり，終了文字[CR(キャリッジリ
ターン)(0DH)+LF(ラインフィード)(0AH)]で終わるように構成されています。
ヘッダ

スレーブ

(:)

アドレス

機能コード

データ

エラーチェック

デリミタ

デリミタ

LRC

(CR)

(LF)

RTU モード
RTU モードのメッセージは，通信速度が 9600 bps，19200 bps の場合，3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり，
3.5 文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
通信速度が 38400 bps の場合，1.75 ms 以上のアイドル後に始まり，1.75 ms 以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
アイドル

スレーブ

3.5 文字

アドレス

機能コード

データ

エラーチェック

アイドル

CRC-16

3.5 文字(1) スレーブアドレス
スレーブアドレスは，スレーブ側個別の機器番号で 0～95(00H～5FH)の範囲で設定します。
マスター側は，要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。

53

スレーブ側は，応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして，マスター側にどのスレーブが応答しているかを知らせます｡(スレーブアドレス(00H)は，ブロードキャストアドレスで全てのスレーブを指定できます。
ただし，スレーブ側は応答を返しません。)(2) 機能コード
機能コードは，スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。
(表 11.5.3-1)
機能コード
内 容
03(03H)
スレーブからの設定値，情報の読取り。
06(06H)
スレーブへの設定。
機能コードは，スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時，正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。
肯定応答では，元の機能コードをセットして返します。
否定応答では，元の機能コードの最上位ビットに 1 をセットして返します。
(例えば，機能コードを誤って(10H)をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合，存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし，(90H)として返します。)
否定応答では，マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため，応答メッセージのデータに下表のような異常コードをセットして返します。
(表 11.5.3-2)
異常コード
内 容
1(01H)
Illegal function(存在しない機能)
2(02H)
Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)
Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)
神港標準プロトコルのエラーコード 4 と同じです。
[設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合]
18(12H)
神港標準プロトコルのエラーコード 5 と同じです。
(キー操作による設定モード中の場合)(3) データ
データは，機能コードにより構成が異なります。
マスター側からの要求メッセージは，データ項目やデータ数，設定データで構成します。
スレーブ側からの応答メッセージは，要求に対するバイト数やデータ，否定応答時は異常コード等で構成します。
データの有効範囲は-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
(4) エラーチェック
ASCII モード
ASCII モードのエラーチェックは，スレーブアドレスからデータの最後までの LRC(水平冗長検査)を計算し，算出した 8 ビットデータを ASCII 文字 2 文字に変換してデータの後にセットします。
LRC の計算方法① RTU モードでメッセージを作成します。
② スレーブアドレスからデータの最後までを加算し，X に代入します。
③ X の補数(ビット反転)をとり，X に代入します。
④ X に 1 を足し，X に代入します。
⑤ X を LRC として，データの後にセットします。
⑥ メッセージを ASCII 文字に変換します。
RTU モード
RTU モードのエラーチェックは，スレーブアドレスからデータの最後までの CRC-16(周期冗長検査)を計算し，算出した 16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。
54

CRC-16 の計算方法
CRC-16 方式は送るべき情報を生成多項式で割り，その余りを情報の後ろに付加して送信します。(生成多項式: X16+X15+X2+1)① CRC-16 のデータ(X とする)を初期化します。(FFFFH)② 1 つ目のデータと X の排他的論理和(XOR)を取り，X に代入します。
③ X を右に 1 ビットシフトし，X に代入します。
④ シフト結果でキャリーが出れば，③の結果 X と固定値(A001H)で XOR を取り，X に代入します。キャリーが出なければ⑤へ。
⑤ 8 回シフトするまで③と④を繰り返します。
⑥ 次のデータと X の XOR を取り，X に代入します。
⑦ ③～⑤を繰り返します。
⑧ 最後のデータまで③～⑤を繰り返します。
⑨ X を CRC-16 としてメッセージに下位上位の順でデータの後にセットします。
11.5.4 メッセージ例
ASCII モード
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
①スレーブアドレス 1，データ項目 0080H(pH の読み取り)
・マスター側からの要求メッセージ
データ数とは，読取りするデータ項目で(30H 30H 30H 31H)固定になっています。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 33H)

1

2

2

データ項目

データ数

エラーチェ デリミタ

[0080H][0001H]

ック LRC(30H 30H 38H 30H) (30H 30H 30H 31H) (37H 42H) (0DH 0AH)
4

4

2

2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[1.00 pH(0064H)の場合]
応答バイト数とは，読取ったデータのバイト数で，(30H 32H)固定になっています。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス

応答バイト数データ

エラーチェ デリミタ

[02H]

[0064H]

ック LRC(3AH)(30H 31H)(30H 33H)(30H 32H)

1

2

2

2

(30H 30H 36H 34H) (39H 36H) (0DH 0AH)
42

2

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として，異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

異常コード エラーチェ デリミタ

アドレス

ック LRC

[02H]

(3AH)

(30H 31H)(38H 33H)(30H 32H)

1

2

2

2

(37H 41H) (0DH 0AH)
2

2

②スレーブアドレス 1，データ項目 0008H(pH 校正係数設定)
・マスター側からの要求メッセージ[pH 校正設定を 1.00(0064H)に設定する場合]
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 36H)

1

2

2

データ項目

データ

エラーチェ デリミタ

[0008H][0064H]

ック LRC(30H 30H 30H 38H) (30H 30H 36H 34H) (38H 44H) (0DH 0AH)
4

4

2

2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 36H)

1

2

2

データ項目

データ

エラーチェ デリミタ

[0008H][0064H]

ック LRC(30H 30H 30H 38H) (30H 30H 36H 34H) (38H 44H) (0DH 0AH)
4

4

55

2

2

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

異常コード エラーチェ デリミタ

アドレス

ック LRC

[03H]

(3AH)

(30H 31H)(38H 36H)(30H 33H)

1

2

2

2

(37H 36H) (0DH 0AH)
2

2

RTU モード
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
①スレーブアドレス 1，データ項目 0080H(pH の読み取り)
・マスター側からの要求メッセージ
データ数とは，読取りするデータ項目で(0001H)固定になっています。
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

データ数

エラーチェック

アドレス
3.5 文字アイドル

CRC-16

(01H)

(03H)

(0080H)(0001H)(85E2H)

1

1

2

2

2

3.5 文字・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[1.00 pH(0064H)の場合]
応答バイト数とは，読取ったデータのバイト数で，(02H)固定になっています。
アイドル

スレーブ

機能コード

アドレス
3.5 文字応答

データ

エラーチェック

バイト数

アイドル

CRC-16

(01H)

(03H)

(02H)

(0064H)(B9AFH)

1

1

1

2

2

3.5 文字・異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。
アイドル

スレーブ

機能コード

異常コード

アドレス
3.5 文字エラーチェック

アイドル

CRC-16

(01H)

(83H)

(02H)

(C0F1H)

1

1

1

2

3.5 文字②スレーブアドレス 1，データ項目 0008H(pH 校正係数設定)
・マスター側からの要求メッセージ[pH 校正係数を 1.00(0064H)に設定する場合]
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

データ

エラーチェック

アドレス
3.5 文字アイドル

CRC-16

(01H)

(06H)

(0008H)(0064H)(D9E3H)

1

1

2

2

2

データ

エラーチェック

3.5 文字・正常時のスレーブの応答メッセージ
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

アドレス
3.5 文字アイドル

CRC-16

(01H)

(06H)

(0008H)(0064H)(D9E3H)

1

1

2

2

2

3.5 文字・異常時の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。
アイドル

スレーブ

機能コード

異常コード

アドレス
3.5 文字エラーチェック

アイドル

CRC-16

(01H)

(86H)

(03H)

(0261H)

1

1

1

2

56

3.5 文字11.6 通信コマンド一覧
11.6.1 設定/読み取りコマンドの注意事項
・データ(設定値)は，10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
・本器を複数台接続する場合，機器番号が重ならないようにしてください。
・データ項目0200H～0209H(ユーザ保存領域1～10)は，1ワード単位で読み取りおよび設定ができます。
データ有効範囲は，-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
・MODBUSプロトコルは，保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。
保持レジスタ(Holding Register)アドレスは，神港標準コマンドのデータ項目を10進数に変換し，40001のオフセットを加えた値です。
(例) データ項目0001H(2点目の校正液選択)の場合
送信するメッセージ上のデータ項目は0001Hですが，MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは40002(1+40001)になります。
・オプションが付加されていなくても，通信で設定および読み取りできます。
また，A11, A12, A21, A22のコマンドの内容は機能します。ただし，伝送出力1および伝送出力2のコマンドの内容は機能しません。
(1) 設定コマンドについて
・不揮発性ICメモリの寿命は書き込み回数にして約100万回です。回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので，通信で設定値を頻繁に変更しないでください。
(設定した値が，設定前の値と同じ場合，不揮発性ICメモリに書き込みません。)
・設定値を頻繁に変更する場合，設定値ロック選択をロック3にしてください。
ロック3を選択すると，電極の測温抵抗体選択，温度校正値，pH校正係数，pH校正モ ード選
択，伝送出力1ゼロ調整係数，伝送出力1スパン調整係数，伝送出力2ゼロ調整係数および伝送
出力2スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは，不揮発性ICメモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
A11, A12, A21, A22動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
・各設定項目の設定範囲は，キー操作による設定範囲と同じです。
・データ(設定値)が小数点付きの場合，小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてください。
・データ項目 0003H(A11 動作選択)，0050H(A12 動作選択)，0051H(A21 動作選択)，0052H(A22
動作選択)で動作を変更した場合，A11, A12, A21, A22 動作点設定値は”0”に戻ります。
また，A11, A12, A21, A22 出力動作状態も初期化します。
・設定値ロック状態でも，通信で設定できます。
・本器の機器番号，通信速度などの通信パラメータは，通信で設定できません。キー操作で設定
してください。
・グローバルアドレス[95(7FH)] (神港プロトコル)またはブロードキャストアドレス(00H)(MODBUSプロトコル)で設定する場合，接続されている全てのスレーブに同じデータを送りますが，応答は返しません。
(2) 読み取りコマンドについて・データ(設定値)が小数点付きの場合，小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します｡

57

11.6.2 設定/読み取りコマンド
神港標準
MODBUS
コマンド種別 機能コード
50H / 20H
06H / 03H 0001H

50H / 20H

06H / 03H

0002H

50H / 20H

06H / 03H

0003H

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0004H
0005H
0006H

50H / 20H

06H / 03H

0007H

50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H

0008H
0009H

50H / 20H

06H / 03H

0021H

50H / 20H

06H / 03H

0022H

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0023H
0028H
0030H

50H / 20H

06H / 03H

0031H

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0032H
0033H
0034H

50H / 20H

06H / 03H

0035H

50H / 20H

06H / 03H

0036H

データ項目
2点目の校正液選択

データ

0000H: pH 2
0001H: pH 4
0002H: pH 9
0003H: pH 10
pH 入力小数点位置選択 0000H: 小数点無し
0001H: 小数点以下 1 桁
0002H: 小数点以下 2 桁
A11動作選択
0000H: 動作無し
0001H: pH入力下限動作
0002H: pH入力上限動作
0003H: 温度入力下限動作
0004H: 温度入力上限動作
0005H: Err出力
0006H: Fail出力
0007H: 洗浄出力
0008H: pH変動量異常警報出力0009H: pH入力上下限個別動作
000AH: 温度入力上下限個別動作
A11動作点設定
設定値
A11 上方側動作幅設定 設定値
A11動作
設定値
ON遅延タイマ設定
A11動作
設定値
OFF遅延タイマ設定
pH校正係数設定
設定値
pH 7校正規格選択
0000H: JIS規格
0001H: US規格
電極の測温抵抗体選択 Pt仕様
0000H: 温度補償無し
0001H: Pt1000
0002H: Pt100
Cu仕様
0000H: 温度補償無し
0001H: Cu500
温度入力小数点位置選 0000H: 小数点無し
択
0001H: 小数点以下1桁
基準温度設定設定値
温度校正値設定
設定値
設定値ロック選択
0000H: ロック解除
0001H: ロック1
0002H: ロック2
0003H: ロック3
伝送出力1選択
0000H: pH伝送
0001H: 温度伝送
伝送出力1上限設定
設定値
伝送出力1下限設定
設定値
pH校正自動/手動選択
0000H: 自動
0001H: 手動
自動調光機能選択
0000H: 無効
0001H: 有効表示器選択データ pH表示器 温度表示器
0000H pH表示
温度表示
0001H pH表示
表示無し
0002H 表示無し 温度表示
0003H 表示無し 表示無し

58

神港標準
コマンド種別50H / 20H
50H

MODBUS
機能コード
06H / 03H
06H

0037H
0038H

表示時間設定pH校正モード選択

50H

06H

0039H

pH校正開始選択

50H / 20H

06H / 03H

0040H

50H / 20H

06H / 03H

0041H

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0042H
0043H
0048H

50H / 20H

06H / 03H

0049H

50H / 20H

06H / 03H

004AH

50H / 20H

06H / 03H

004BH

50H / 20H

06H / 03H

0050H

pH入力フィルタ時定数
設定
入力異常時
A
出力動作選択ケーブル長補正値設定
ケーブル断面積設定
A1出力ON時
出力ON時間設定
A1出力ON時
出力OFF時間設定
A2出力ON時
出力ON時間設定
A2出力ON時
出力OFF時間設定
A12動作選択

50H / 20H

06H / 03H

0051H

A21動作選択

50H / 20H

06H / 03H

0052H

A22動作選択

データ項目

59

データ
設定値
0000H: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
0001H: 校正モード
0001H: 1点目の校正開始
0002H: 1点目の校正終了
0003H: 2点目の校正開始
0004H: 2点目の校正終了
設定値
0000H: 有効
0001H: 無効
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
0000H: 動作無し
0001H: pH入力下限動作
0002H: pH入力上限動作
0003H: 温度入力下限動作
0004H: 温度入力上限動作
0005H: Err出力
0006H: Fail出力
0007H: 洗浄出力
0008H: pH変動量異常警報出力0009H: pH入力上下限個別動作
000AH: 温度入力上下限個別動作
0000H: 動作無し
0001H: pH入力下限動作
0002H: pH入力上限動作
0003H: 温度入力下限動作
0004H: 温度入力上限動作
0005H: Err出力
0006H: Fail出力
0007H: 洗浄出力
0008H: pH変動量異常警報出力0009H: pH入力上下限個別動作
000AH: 温度入力上下限個別動作
0000H: 動作無し
0001H: pH入力下限動作
0002H: pH入力上限動作
0003H: 温度入力下限動作
0004H: 温度入力上限動作
0005H: Err出力
0006H: Fail出力
0007H: 洗浄出力
0008H: pH変動量異常警報出力0009H: pH入力上下限個別動作
000AH: 温度入力上下限個別動作

神港標準
コマンド種別50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

MODBUS
機能コード
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0053H
0054H
0055H
0056H
0057H
0058H
0059H

50H / 20H

06H / 03H

005AH

50H / 20H

06H / 03H

005BH

50H / 20H

06H / 03H

005CH

50H / 20H

06H / 03H

005DH

50H / 20H

06H / 03H

005EH

データ項目
A12動作点設定
A21動作点設定
A22動作点設定
A12上方側動作幅設定
A21上方側動作幅設定
A22上方側動作幅設定
A12動作
ON遅延タイマ設定
A21動作
ON遅延タイマ設定
A22動作
ON遅延タイマ設定
A12動作
OFF遅延タイマ設定
A21動作
OFF遅延タイマ設定
A22動作
OFF遅延タイマ設定
pH入力センサ補正設定
温度補償無し時
温度表示器選択
A1出力割付選択

データ
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値

設定値
0000H: 基準温度
0001H: 消灯
0000H:
A11動作
50H / 20H
06H / 03H 006AH
0001H: A12動作
0002H: A21動作
0003H: A22動作
0004H: A11, A12動作
0005H: A21, A22動作
0006H: A11, A21動作
0007H: A12, A22動作
0008H: A11, A12, A21, A22動作
0000H: A11動作
50H / 20H
06H / 03H 006BH
A2出力割付選択
0001H: A12動作
0002H: A21動作
0003H: A22動作
0004H: A11, A12動作
0005H: A21, A22動作
0006H: A11, A21動作
0007H: A12, A22動作
0008H: A11, A12, A21, A22動作
50H / 20H
06H / 03H 006FH
Pt100 入 力 配 線 方 式 選 0000H: 2線方式
択
0001H: 3線方式
50H / 20H
06H / 03H 0070H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0071H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0072H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0073H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0074H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0075H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0076H
予備(*)
50H / 20H
06H / 03H 0077H
予備(*)
50H
06H
007FH
キー操作変更フラグの 0001H: 変更フラグのクリア
クリア(*): 予備項目は，読み取りを行うと，肯定応答で不定値を返します。
設定を行うと，計器の動作が変更されるため設定しないでください。
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H

0068H
0069H

60

神港標準
コマンド種別50H / 20H

MODBUS
機能コード
06H / 03H

0100H

A11 動作幅選択

50H / 20H

06H / 03H

0101H

A12 動作幅選択

50H / 20H

06H / 03H

0102H

A21 動作幅選択

50H / 20H

06H / 03H

0103H

A22 動作幅選択

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H
06H / 03H

0104H
0105H
0106H
0107H
0108H
0109H
010AH
010BH
010CH
010FH

A11 下方側動作幅設定
A12 下方側動作幅設定
A21 下方側動作幅設定
A22 下方側動作幅設定
洗浄回数設定洗浄周期設定洗浄時間設定洗浄回復時間設定
手動洗浄モード設定
校正時伝送出力1
出力状態選択50H / 20H

06H / 03H

0110H

50H / 20H

06H / 03H

0111H

校正時伝送出力1
設定値ホールド設定
A1 pH入力異常警報
A
動作選択

50H / 20H

06H / 03H

0112H

A2 pH入力異常警報
A
動作選択

50H / 20H

06H / 03H

0115H

50H / 20H

06H / 03H

0116H

50H / 20H

06H / 03H

0117H

50H / 20H

06H / 03H

0118H

50H / 20H

06H / 03H

0119H

50H / 20H

06H / 03H

011AH

50H / 20H

06H / 03H

011BH

A
出力ON時
A1 pH入力異常警報
動作幅設定
A
出力ON時
A1 pH入力異常警報
時間設定
A
出力OFF時A1 pH入力異常警報
動作幅設定
A
出力OFF時A1 pH入力異常警報
時間設定
A
出力ON時
A2 pH入力異常警報
動作幅設定
A
出力ON時
A2 pH入力異常警報
時間設定
A
出力OFF時A2 pH入力異常警報
動作幅設定

データ項目

61

データ
0000H: 中間値
0001H: 基準値
0000H: 中間値
0001H: 基準値
0000H: 中間値
0001H: 基準値
0000H: 中間値
0001H: 基準値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
0001H: 手動洗浄モード
0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
設定値
0000H: 動作無し
0001H: A11動作
0002H: A12動作
0003H: A21動作
0004H: A22動作
0000H: 動作無し
0001H: A11動作
0002H: A12動作
0003H: A21動作
0004H: A22動作
設定値

設定値

設定値

設定値

設定値

設定値

設定値

神港標準
コマンド種別50H / 20H

MODBUS
機能コード
06H / 03H

011CH

50H / 20H

06H / 03H

0125H

50H

06H

0126H

50H / 20H

06H / 03H

0127H

50H / 20H

06H / 03H

0128H

50H / 20H

06H / 03H

0131H

50H / 20H

06H / 03H

0132H

50H / 20H

06H / 03H

0133H

50H / 20H

06H / 03H

0134H

50H / 20H

06H / 03H

0135H

50H / 20H

06H / 03H

0136H

50H / 20H

06H / 03H

0137H

50H / 20H

06H / 03H

0138H

50H / 20H

06H / 03H

0139H

50H / 20H

06H / 03H

013AH

50H / 20H

06H / 03H

013BH

50H / 20H

06H / 03H

013CH

50H / 20H

06H / 03H

013DH

50H / 20H

06H / 03H

013EH

50H / 20H

06H / 03H

013FH

50H / 20H

06H / 03H

0140H

50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H
50H / 20H

06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H
06H / 03H

0141H
0142H
0143H
0144H

データ項目
A
出力OFF時A2 pH入力異常警報
時間設定
pH入力異常警報
時間単位選択
伝送出力1
調整モード選択

伝送出力1
ゼロ調整係数設定
伝送出力1スパン調整係数設定
A11 pH変動量異常警報
時間設定
A12 pH変動量異常警報
時間設定
A21 pH変動量異常警報
時間設定
A22 pH変動量異常警報
時間設定
A11 pH変動量異常警報
変化量設定
A12 pH変動量異常警報
変化量設定
A21 pH変動量異常警報
変化量設定
A22 pH変動量異常警報
変化量設定
A11上下限個別
下方側動作幅設定
A12上下限個別
下方側動作幅設定
A21上下限個別
下方側動作幅設定
A22上下限個別
下方側動作幅設定
A11上下限個別
上方側動作幅設定
A12上下限個別
上方側動作幅設定
A21上下限個別
上方側動作幅設定
A22上下限個別
上方側動作幅設定
A11動作すきま設定
A12動作すきま設定
A21動作すきま設定
A22動作すきま設定

62

データ
設定値

0000H: 秒
0001H: 分
0000H: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
0001H: 伝送出力1ゼロ調整モード
0002H: 伝送出力1スパン調整モー
ド
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値

神港標準
コマンド種別50H / 20H

MODBUS
機能コード
06H / 03H

0145H

洗浄動作時伝送出力1
出力状態選択50H / 20H

06H / 03H

0146H

50H / 20H

06H / 03H

0147H

洗浄動作時伝送出力1
設定値ホールド設定
伝送出力2選択

50H / 20H
50H / 20H
50H

06H / 03H
06H / 03H
06H

0148H
0149H
014AH

伝送出力2上限設定
伝送出力2下限設定
伝送出力2調整モード選択(*)

50H / 20H

06H / 03H

014BH

50H / 20H

06H / 03H

014CH

50H / 20H

06H / 03H

014DH

伝送出力2
ゼロ調整係数設定
伝送出力2スパン調整係数設定
校正時伝送出力2
出力状態選択50H / 20H

06H / 03H

014EH

50H / 20H

06H / 03H

014FH

データ項目

校正時伝送出力2
設定値ホールド設定
洗浄動作時伝送出力2
出力状態選択データ
0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
設定値
0000H: pH伝送
0001H: 温度伝送
設定値
設定値
0000H: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
0001H: 伝送出力2ゼロ調整モード
0002H: 伝送出力2スパン調整モー
ド
設定値
設定値
0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
設定値
0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
設定値

洗浄動作時伝送出力2
設定値ホールド設定
50H / 20H
06H / 03H 0151H
pH入力移動平均回数設 設定値
定50H / 20H
06H / 03H 0152H
温度入力移動平均回数 設定値
設定50H / 20H
06H / 03H 0200H
ユーザ保存領域1-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0201H
ユーザ保存領域2-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0202H
ユーザ保存領域3-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0203H
ユーザ保存領域4-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0204H
ユーザ保存領域5-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0205H
ユーザ保存領域6-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0206H
ユーザ保存領域7-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0207H
ユーザ保存領域8-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0208H
ユーザ保存領域9-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H
06H / 03H 0209H
ユーザ保存領域10-32768～32767(8000H～7FFFH)(*): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合，設定を行うと以下のエラーコードを返します。
・神港標準の場合: エラーコード 4(34H)
・MODBUS の場合: 異常コード 17(11H)
50H / 20H

06H / 03H

0150H

63

11.6.3 読み取り専用コマンド
神港標準
コマンド種別20H
20H

MODBUS
機能コード
03H
03H

データ項目
0080H
0081H

データ

pH読み取りpH
状態フラグ1読み取り
0000 0000 0000 0000
215
～
20
0
2 桁:
応答速度異常0: 正常 1: 異常
21桁:
電極感度異常0: 正常 1: 異常
22 桁:
不斉電位異常0: 正常 1: 異常
23桁:
標準液異常
0: 正常 1: 異常
24桁:
校正液温異常0: 正常 1: 異常
25桁:
温度センサ断線
0: 正常 1: 断線
6
2 桁:
温度センサ短絡0: 正常 1: 短絡
27桁:
温度補償外110.0 を超えた
0: 正常 1: 異常
28桁:
温度補償外0.0 未満
0: 正常 1: 異常
29桁:
pH測定値が14.00 pHを超えた 0: 正常 1: 異常
210桁:
pH測定値が0.00 pH未満
0: 正常 1: 異常
211桁:
運転状態フラグ
0: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
1: 設定モード
212, 213桁: 校正状態フラグ
213桁 212桁
状 態
0
0
待機状態
0
1
1点目の校正中
1
0
2点目の校正中
1
1
校正終了
214桁:
A1出力
0: OFF 1: ON
215桁:
キー操作変更の有無
0: 無し 1: 有り

64

神港標準
コマンド種別20H
20H

MODBUS
機能コード
03H
03H

データ項目
0090H
0091H

温度読み取り温度
状態フラグ2読み取り
0000 0000 0000 0000
215
～
20
0
2 桁:
洗浄出力
21桁:
A2出力
22桁:
未使用
23桁:
A11出力フラグ(*)
24桁:
A12出力フラグ(*)
25桁:
A21出力フラグ(*)
6
2 桁:
A22出力フラグ(*)
27桁:
洗浄動作(洗浄時間)28桁:

洗浄動作(洗浄回復時間)

29桁:
し

手動洗浄動作状態フラグ

データ

0: OFF 1: ON
0: OFF 1: ON(常に0)
0: OFF 1: ON
0: OFF 1: ON
0: OFF 1: ON
0: OFF 1: ON
0: 通常動作中
1: 洗浄時間中
0: 通常動作中
1: 洗浄回復時間中
0: 手動洗浄動作無1: 手動洗浄動作中

210桁:

伝送出力2ゼロ調整状態フラグ
0: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
1: 伝送出力2調整モード 伝送出力2ゼロ調整中
211, 212桁: 伝送出力1調整状態フラグ
212桁 211桁
状 態
00
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
01
伝送出力1調整モード
伝送出力1 ゼロ調整中
1
0
伝送出力1調整モード
伝送出力1 スパン調整中
213桁:
A1 pH入力異常警報動作出力フラグ
0: OFF 1: ON
214桁:
A2 pH入力異常警報動作出力フラグ
0: OFF 1: ON
伝送出力2スパン調整状態フラグ
215桁:
0: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード
1: 伝送出力2調整モード 伝送出力2スパン調整中
20H
03H
010DH ゼロ表示
表示値
20H
03H
010EH スロープ表示
表示値(*): A
出力フラグは，[A11, A12, A21, A22 動作選択]で，(洗浄出力)を選択した場合，
1: ONします。
(洗浄出力)以外を選択した場合，A
出力ON時1: ON，OFF時0: OFFします。

65

11.7 通信コマンドによる pH 校正，伝送出力 1 調整および伝送出力 2 調整
通信による pH 校正は，キー操作同様，自動校正と手動校正の 2 種類の校正方法があります。
pH 校正は，pH 測定値が安定した状態で行ってください。
11.7.1 pH 校正(1) 自動校正
1 点目[データ項目 0009H(pH 7 校正規格選択)]で選択した pH 7(JIS 規格または US 規格)，2 点目[データ項目 0001H(2 点目の校正液選択)]で選択した pH 標準液[pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)のいずれか]の順に自動校正を行います。
校正 pH 標準液の各温度における pH 値(JIS Z8802 に準じます)を自動的に演算します。
自動校正手順を以下に示します。
・1 点目の自動校正① 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 出力状態選択)または 014DH(校正時伝送出力 2 出力状態選択)で，直前値ホールド(0000H)を選択する場合，現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後，1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
② データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0001H を設定してください。
pH 校正モードに移行します。
③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。
1 点目の自動校正を開始します。
④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，自動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。
自動電位安定判定機能により，自動校正を行います。
⑤ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，自動校正後 00: 待機状態を返します。
⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。
1 点目の自動校正を終了し，2 点目の自動校正モードになります。
・2 点目の自動校正① 電極を洗浄後，2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。
2 点目の自動校正を開始します。
③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，自動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。
自動電位安定判定機能により，自動校正を行います。
④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，自動校正後 11: 校正終了を返します。
⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。
2 点目の自動校正を終了します。
⑥ データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH 自動校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

66

(2) 手動校正
2 pH 以上の差がある，任意の 2 種類の校正液で手動校正を行います。
手動校正手順を以下に示します。
・1 点目の校正① 1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 出力状態選択)または 014DH(校正時伝送出力 2 出力状態選択)で，直前値ホールド(0000H)を選択する場合，現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後，1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
② データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0001H を設定してください。
③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。
1 点目の手動校正を開始します。
④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，手動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。
⑤ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。
1 点目の手動校正を終了し，2 点目の手動校正モードになります。
⑦ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，手動校正後 00: 待機状態を返します。
・2 点目の校正① 電極を洗浄後，2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。
2 点目の手動校正を開始します。
③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，手動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。
④ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。
2 点目の手動校正を終了します。
⑥ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，手動校正後 11: 校正終了を返します。
⑦ データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH 手動校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
(3) pH 校正中のエラーコード
pH 校正中に pH 入力が不安定，
温度補償異常などの要因で，
pH 校正が行えない場合，
データ項目0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 20 桁～210 桁を読み取ると，エラーコード 1: 異常，断線または短絡を返します。
エラーコードを解除するには，
データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
1 点目または 2 点目の pH 校正中，データ項目 0039H(pH 校正開始選択)を設定した場合，以下のエラー
コードを返します。
神港標準の場合: エラーコード 34H
MODBUS の場合: 異常コード 11H

67

11.7.2 伝送出力 1 調整
伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
伝送出力 1 調整手順を以下に示します。
① データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0001H を設定してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 212, 211 桁を読み取ると，01: 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 ゼロ調整中を返します。
② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 0127H(伝送出力 1 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %③ データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0002H を設定してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 212, 211 桁を読み取ると，10: 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 スパン調整中を返します。
④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 0128H(伝送出力 1 スパン調整係数設定)で伝送出力 1 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには，データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
11.7.3 伝送出力 2 調整
伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
伝送出力 2 調整手順を以下に示します。
① データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0001H を設定してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 210 桁を読み取ると，1: 伝送出力 2 調整モード 伝送
出力 2 ゼロ調整中を返します。
② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 014BH(伝送出力 2 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %③ データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0002H を設定してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 215 桁を読み取ると，1: 伝送出力 2 調整モード 伝送
出力 2 スパン調整中を返します。
④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 014CH(伝送出力 2 スパン調整係数設定)で伝送出力 2 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには，データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
6811.8 モニタソフト作成のワンポイント
11.8.1 スキャンタイムを速くする方法
本器複数台をモニタする場合，通常はデータ項目 0080H(pH 読み取り)，データ項目 0090H(温度読み取り)，データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)，データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り，他のデータは設定値変更があった場合に読み取るようにしてください。
そうすることで，スキャンタイムを速くできます。
11.8.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法
本器は，キー操作により設定値を変更すると，データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の215: キー
操作変更の有無に”有り(1)”をセットします。
キー操作による設定値変更を読み取る方法は，下記のように2通りあります。
(1) キー操作による設定値変更を読み取る方法 1① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の215: キー操作変更の有無に” 有り(1)”がセットされたのを見て，全設定値を読み取ってください。
② データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットし，
データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の215: キー操作変更の有無をクリアしてください。
本器の設定モード中に，データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしようとすると，否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)を返し，データ項目0081H(状態フラグ1
読み取り)の215: キー操作変更の有無をクリアできません。
否定応答が返ってきている間，全設定値を読み取るような処理を作成してください。
③ 肯定応答が返ってきた後，再度全設定値を読み取ってください。
(2) キー操作による設定値変更を読み取る方法 2① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の215: キー操作変更の有無に” 有り(1)”がセットされたのを見て，データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしてください。
② 肯定応答の場合，否定応答の場合に分け，下記のような処理を作成してください。
肯定応答が返ってきた場合設定終了と判断し，全設定値を読み取ってください。
否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUS
プロトコル)が返ってきた場合
設定モード中と判断し，通常のデータ項目 0080H(pH 読み取り)，データ項目 0090H(温度読み取り)，データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)，データ項目 0091H(状態フラグ 2
読み取り)などの必要最小限のデータのみの読み取り処理を行い，①に戻ってください。
このようにすると，設定終了するまでモニタソフト上の設定値は更新されませんが，スキャンタ
イムに影響を与えないプログラムが作成できます。
11.8.3 全設定値を一括送信する場合の注意
・データ項目 0003H(A11 動作選択)，0050H(A12 動作選択)，0051H(A21 動作選択)，0052H(A22
動作選択)で動作を変更した場合，A11, A12, A21, A22 動作点設定値は”0”に戻ります。
A11, A12, A21, A22 動作選択を送信してから，データ項目 0004H(A11 動作点設定)，0053H(A12
動作点設定)，0054H(A21 動作点設定)，0055H(A22 動作点設定)で A11, A12, A21, A22 動作点設
定値を送信するようにしてください。

69

12. 仕 様
12.1 標準仕様
定 格
定格目盛

入 力

電源電圧

一般構造
外形寸法
取り付け方式
ケース
パネル
指示機構

入 力

目盛範囲
分解能
pH 複合電極0.00～14.00 pH
0.01 pH
Pt10000.0～100.0
0.1
Pt 仕様
Pt100
0.0～100.0
0.1
Cu 仕様
Cu500/25
0.0～100.0
0.1
pH 複合電極センサ(pH センサ: JIS Z8802 準拠，温度素子: Pt1000 またはPt100)
pH 複合電極センサ(pH センサ: JIS Z8802 準拠，温度素子: Cu500/25 )形 名
WIL-102-PH
WIL-102-PH 1
電源電圧100～240 V AC 50/60 Hz
24 V AC/DC 50/60 Hz
許容電圧変動範囲
85～264 V AC
20～28 V AC/DC

30×88×108 mm(W×H×D，ソケットを含む)
DIN レール取り付け方式
材質: 難燃性樹脂，色: ライトグレー
メンブレンシート表示器
pH 表示器赤色 LED 4 桁，文字寸法 10×4.6 mm(高さ×巾)
温度表示器
赤色 LED 4 桁，文字寸法 10×4.6 mm(高さ×巾)
動作表示灯
PWR(黄色)
A1(赤色)
A2(黄色)

設定機構

計器電源 ON 時，点灯
A1 出力が ON の時，点灯(オプション: TA2 付加時，消灯)
A2 出力が ON の時，点灯(オプション: TA または TA2 付加
時，消灯)
T/R(黄色)シリアル通信 TX 出力(送信)時，点灯
設定方式: メンブレンシートキーによる入力方式

指示性能
繰り返し性
直線性
温度指示精度
入力サンプリング周期
時間精度

pH 値 : 0.05 pH
pH 値 : 0.05 pH
温度 : 1125 ms(2 入力)
設定時間に対して 1 %以内

標準機能
pH 校正

温度校正

ガラス電極法による pH 測定は，センサ設置箇所の pH，電極の性能および標準液の精度が一体となって初めて信頼できるデータが得られる。
標準液による 2 点校正で，入力値をシフトする。ただし，校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効。
校正方法は，自動校正または手動校正の 2 種類から選択する。
測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがある。
このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができる。ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効。

70

シリアル通信

ケーブル長
通信回線
通信方式
通信速度
同期方式
符号形式
通信プロトコル
データビット/パリティ
ストップビット
エラー訂正
エラー検出
データの構成外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) pH，温度，状態の読み取り。
(3) 機能の変更，調整(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗: 無しまたは片側に 120 以上)
EIA RS-485 準拠
半二重通信
9600, 19200, 38400 bps をキー操作で選択
調歩同期式
ASCII，バイナリ
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作により選択
8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/偶数，8 ビット/奇数，7 ビット/奇数 をキー操作により選択
1 ビット，2 ビット をキー操作により選択
コマンド再送パリティチェック，チェックサム(神港標準プロトコル)，LRC(MODBUS プ
ロトコル ASCII)，CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)
通信プロトコル
神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
スタートビット
1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット(8 ビット) 8 ビット
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット
1 ビット
1 ビット(2 ビット) 1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成
電 源
A1 出力
または
伝送出力 2

pH 入力

絶 縁

A2 出力
または
伝送出力 1

温度入力
シリアル通信: オプション付加時

耐電圧

絶縁抵抗 500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 接地間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 接地間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 電源端子間 1.5 kV AC 1 分間

71

付属機能
設定値ロックpH 入力センサ補正

温度補償なし時
温度表示器選択

測定レンジ外ロック 1 : 全設定値を変更できないようロックする。
ロック 2 : A11, A12, A21, A22 動作点設定値以外の全設定値を変更できな
いようロックする。
ロック 3 : 電極の測温抵抗体選択，温度校正値，pH 校正係数，pH 校正モ
ード選択，伝送出力 1 ゼロ調整係数，伝送出力 1 スパン調整係
数，伝送出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できる。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込まないため，計器電源を切ると前の値に戻る。
pH 複合電極センサが測定した pH 値と測定箇所の pH 値が異なる場合，pH
入力値をシフトして補正する。ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
温度補償なし時温度表示器選択で，基準温度を選択した場合，基準温度設
定で設定した値を温度表示器に表示する。
また，消灯を選択した場合，温度表示器は消灯する。
伝送出力 1 モード選択または伝送出力 2 モード選択で，温度を選択した場
合，基準温度設定で設定した値で出力される。
pH 測定値または温度測定値が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。ただし，pH 測定値が測定レンジ外の時，pH 校正モードへ移行すると，pH 表示器は消灯，温度表示器はを点滅表示する。
温度測定値が測定レンジ外の時，pH 校正モードへ移行すると，pH 表示器
は消灯，温度表示器はエラーコードを点滅表示する。
pH 測定値が測定レンジ外: 0.00 pH 未満または 14.00 pH を超えた場合，下記のように表示する。
・[電極の測温抵抗体選択(P.28)]でpH 表示器0.00 pH 未満: 0.0014.00 pH を超えた場合 : 14.00(温度補償無し)を選択した場合
温度表示器
を点滅表示
を点滅表示

(Pt1000)または・Pt 仕様時，[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で(Pt100)を選択した場合
・Cu 仕様時，[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で(Cu500)を選択した
場合
pH 表示器
温度表示器
0.00 pH 未満: 0.00 を点滅表示
温度14.00 pH を超えた場合 : 14.00 を点滅表示
温度

停電対策
自己診断

温度測定値が測定レンジ外: 0.0 未満または 110.0 を超えた場合，下記のように表示する。
pH 表示器
温度表示器
pH
0.0 未満:pH
110.0 を超えた :不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，異常時は計器を初期状態にする。

72

ウォームアップ表示

電源投入後，約 4 秒間は pH 表示器，温度表示器に入力のキャラクタを表示する。
入力仕様により，温度表示器の表示が，以下のように異なる。
Pt 仕様
pH 表示器

温度表示器[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で選択した項目: 温度補償無し: Pt1000

消灯: Pt100
Cu 仕様
pH 表示器

表示器消灯機能

自動調光機能ケーブル長補正機能

ゼロ表示

スロープ表示[Pt100 入力配線方式
選択(P.28)]で選択し
た項目

温度表示器
消灯

: 2 線方式: 3 線方式[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で選択した項目: 温度補償無し: Cu500[表示器選択(P.32)]で，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード時の表示項
目を pH 表示，温度表示または表示無しから選択できる。
表示無し以外を選択した場合，表示時間を設定することにより，無操作状態
が設定時間経過すると消灯する。
いずれかのキー操作が行われると再点灯する。
表示時間を 0 に設定すると，連続表示となり働かない。
前面の光学センサ検知により照度を測定し，点灯デューティ比を可変して pH
表示器，温度表示器および動作表示灯の輝度を調整する。
[Pt100 入力配線方式選択(P.28)]で，(2 線方式)を選択した場合，センサのケーブル長が長いと，線路抵抗の影響により温度測定誤差となるため，ケーブル長補正値およびケーブル断面積を設定することにより補正する。
pH 7 校正時の電位差を表示する。ただし，手動校正を行った場合，前回の自動校正で算出されたゼロ表示値は更新しない。
また，校正が正常に終了しなかった場合，ゼロ表示は校正前の値を表示する。
pH 校正で校正された電圧から 1 pH 当たりの起電力を表示する。ただし，校正が正常に終了しなかった場合，スロープ表示は校正前の値を表示する。

73エラーコード

その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品
別売品
環境仕様

以下のエラーコードを，温度表示器に点滅表示する。
エラー エラー
エラー内容
内容説明
発 生
コード
種別
Err
応答速度異常 校正時，pH 複合電極センサの応答が遅い。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pH 以内および判
定周期 10 秒で入力が 0.05
pH 以上のふらつきが 5 分以上継続した場合，応答速度異常と判断する。ただし，入力
が 0.05 pH 以下のふらつきであれば応答速度正常と判断する。
Err
電極感度異常 校正時，pH 複合電極センサの感度が劣化している。
校正時
1 点目と 2 点目の校正した pH
測定値の差が 2.00 pH 以下の場合。
Err
不斉電位異常 校正時，pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。
pH 7 校正時，pH 7 起電力の差が 1.50 pH 以上の場合。
Err
標準液異常
指定された標準液が使用されていない。
1 点目，2 点目それぞれの校正液で 1.50 pH を超える場合。
Err
校正液温異常 pH 10 で温度が 55 以上の
場合。
Fail
温度センサ
温度センサのリード線が断線
断線
している。
Fail
温度センサ
温度センサのリード線が短絡
測定時
短絡
している。
および
Err
温度補償外
温度測定値が 110.0 を超え
校正時
た場合。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満の場
合。

約 8 VA
0～50
35～85 %RH (ただし，結露しないこと)
約 200 g(ソケットを含む)
取扱説明書 1 部
単位銘板
1 シート
ソケット
ASK-001-1(端子ねじ脱落防止構造フィンガープロテクト付き)
RoHS 指令対応

74

12.2 オプション仕様
AA

出力(オプション記号: EVT または TA)
各A
動作で，測定値が A
動作点設定を超えると働く。
出力オプションの有無に関わらず，シリアル通信で，状態フラグ 2(A11, A12,
A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できる。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択した場合，
温度入力下限動作および温度入力上限動作は動作しない。
[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]の内容により，入力異常時の A
出力動作状態が異なる。
・[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]で，(無効)を選択した場合
入力異常時，A
出力および A
出力動作状態は OFF する。
・[入力異常時 A
出力動作選択(P.27)]で，(有効)を選択した場合
入力異常時，A
出力および A
出力動作状態を保持する。
伝送出力 1(オプション: TA)付加時，A1 出力のみ付加される。
設定範囲
pH 入力: 0.00～14.00 pH
温度入力: 0.0～100.0(小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定)
動 作
ON/OFF 動作
A
上方側動作幅pH 入力: 0.01～4.00 pH
A
下方側動作幅
温度入力: 0.1～10.0(小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定)
下記の中からキー操作で選択
A
動作選択
ただし，電極の測温抵抗体選択で，補償なしを選択した場合，温度入力下
限動作，温度入力上限動作は動作しない。
・動作無し
・pH 入力下限動作
・pH 入力上限動作
・温度入力下限動作
・温度入力上限動作
・Err 出力[(表 9.1.3-1)(P.41)のエラー種別が Err 時，出力を ON する。]
・Fail 出力[(表 9.1.3-1) (P.41)のエラー種別が Fail 時，出力を ON する。]
・洗浄出力
・pH 変動量異常警報出力・pH 入力上下限個別動作
・温度入力上下限個別動作
出 力
リレー接点 1a
制御容量
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
A
動作
0～9999 秒
ON 遅延タイマA
動作
0～9999 秒
OFF 遅延タイマ
A1, A2 出力割付選択 A1 または A2 出力に出力する動作を A11 動作，A12 動作，A21 動作，A22
動作から選択し，割付けることができる。出力は，OR 出力となる。ただし洗浄出力がいずれかの動作で選択された場合，洗浄出力が最優先となる。
A1, A2 出力 ON 時
ON 時間，OFF 時間を設定すると，A1 または A2 出力が ON になった時，
出力 ON 時間/OFF
一定の周期で出力を ON/OFF させることができる。
時間設定

75

pH 入力異常警報

pH 変動量異常警報
出力操作端異常を検知する。
pH 入力が，pH 入力異常警報時間を経過しても，pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合，操作端異常と判断し，状態フラグ 2(A1, A2 pH
入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットする。
シリアル通信で，状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できる。
pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(pH 入力下限動作)，(pH 入力上限動作)以外を選択した場合，この警報は働かない。
pH 変動量異常を検知する。
pH 入力が，pH 変動量異常警報時間を経過しても，pH 変動量異常警報変化
量設定以上に変化しない場合，pH 変動量異常と判断し，状態フラグ 2(A11,
A12, A21, A22 出力フラグのビット)をセットする。
[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で，(pH 変動量異常警報出力)を選択した場合，出力する。
pH 変動量異常警報時間設定を 0 時間または pH 変動量異常警報変化量設定
を 0.00 pH に設定した場合，この警報は働かない。

伝送出力 1(オプション記号: TA)
伝送出力 1
pH，温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出
力 1 選択(P.30)]で，(温度伝送)を選択した場合，[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力する。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1
は 4 mA DC 固定となる。(小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定)
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 1 スパンの±0.3 %以内
伝送出力 1 調整
伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整で，伝送出力 1 の微調整を行うことができる。
校正時伝送出力 1
pH 校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択することができる。
出力状態選択直前値ホールド : pH 校正を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド : [校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を
出力する。
測定値
: pH 校正時の測定値を出力する。
伝送出力 2(オプション記号: TA2)
伝送出力 2
pH，温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出
力 2 選択(P.30)]で，(温度伝送)を選択した場合，[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力する。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2
は 4 mA DC 固定となる。(小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定)
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内
伝送出力 2 調整
伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整で，伝送出力 2 の微調整を行うことができる。
校正時伝送出力 2
pH 校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択することができる。
出力状態選択直前値ホールド : pH 校正を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド : [校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を
出力する。
測定値
: pH 校正時の測定値を出力する。
76

13. 故障かな?と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
13.1 表示について
現象・本器の状態など
pH/温度表示器が消灯している。

pH/温度表示器が暗い。

pH/温度表示器の表示が異常または不安定。

温度表示器が消灯している。
温度表示器に[点滅している。

]が温度表示器に[点滅している。

]が温度表示器に[点滅している。

]が温度表示器に[点滅している。

]が温度表示器に[点滅している。

]が推定故障個所
対 策[表示器選択(P.32)]で，(表示(pH 表示/温度表示)を選択
無し)を選択していませんか?
してください。
[表示時間設定(P.32)]で，設定した時 表示器消灯中，いずれかのキーを押間が経過していませんか?
すと点灯します。
適切な表示時間設定値を設定してください。
[自動調光機能選択(P.31)]で，(無効)を選択してください。
(有効)を選択していません
か?
pH 校正および温度校正は完了して pH 校正および温度校正を行って
いますか?
ください。
電極の測温抵抗体の選択を，間違え 正しい電極の測温抵抗体を選択していませんか?
てください。
pH 複合電極センサの仕様は合って 適切な仕様の pH 複合電極センサ
いますか?
に交換してください。
近くに誘導障害，ノイズを出す機器 誘導障害，ノイズを出す機器よりがありませんか?
離してください。
[シールド線端子(E)の接地(P.78)]
を試みてください。
[温度補償無し時 温度表示器選択(基準温度)を選択してくだ(消灯)を選択してさい。
(P.32)]でいませんか?
校正時，pH 複合電極センサの応答 pH複合電極センサを洗浄してくだが遅い場合に表示します。
さい。
それでも[
]が点滅する場合，
標準液および pH 複合電極センサに異常がないか確認してください。
異常の場合，標準液または pH 複合電極センサを交換してください。
校正時，pH 電極の感度が劣化して pH 複合電極センサを洗浄し，内部いる場合に表示します。
液を補充してください。
それでも[]が点滅する場
合，pH 複合電極センサを交換してください。
校正時，pH 7 の起電力(不斉電位)
pH 複合電極センサを洗浄し，内部が大きい場合に表示します。
液を補充してください。
それでも[]が点滅する場
合，pH 複合電極センサを交換してください。
校正時，指定された標準液が使用さ pH 複合電極センサを洗浄し，内部れていない場合に表示します。
液を補充してください。
]が点滅する場
それでも[合，指定された標準液を用意してください。
校正時，pH 10 で温度が 55 以上 pH 10 の液温を確認してくださの場合に表示します。
い。
77

現象・本器の状態など
温度表示器に[]が点滅している。
温度表示器に[]が点滅している。
温度表示器に[]が点滅している。
温度表示器に[]が点滅している。
pH 表示器に[
]を表示
している。

推定故障個所
温度センサのリード線が断線している場合に表示します。
温度センサのリード線が短絡している場合に表示します。
温度測定値が 110.0 を超えた場合に表示します。
温度測定値が 0.0 未満の場合に表示します。

対 策
pH 複合電極センサを交換してください。
pH 複合電極センサを交換してください。
測定箇所の環境を確認してください。
測定箇所の環境を確認してください。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。

内部メモリの異常です。

・シールド線端子(E)の接地
ノイズにより指示変動がある場合は，シールド線
端子(E)を接地してください。但し，設置環境によっては症状が改善しない場合があります。
その場合はシールド線端子(E)の接地を外し，元の状態に戻してください。
(センサの種類によっては，シールド線端子(E)のケーブルがありません。)

シールド編組pH 複合電極センサ

13.2 キー操作について
現象・本器の状態など
全設定値が変更できない。
，
キーで値が変わらない。
A
動作点設定以外の設定ができない。
，
キーで値が変わらない。
手動洗浄モードに移行できない。

校正モード(pH 校正モード
または温度校正モード)に移行できない。

推定故障個所[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)を選択していませんか?

対 策(ロック解除)を選択してください。

[設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 2)を選択していませんか?

(ロック解除)を選択してください。

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21,22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択していますか?
洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中ではありませんか?
設定値ロック選択(P.29)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択していませんか?
[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21,22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択し，洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中ではありませんか?

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21,22)]のいずれかで，(洗浄出力)を選択してください。
洗浄動作が終了してから実行してください。
(ロック解除)を選択してく
ださい。

78

洗浄動作が終了してから校正してください。

13.3 通信について
マスターおよびお客様ご使用のスレーブに，電源が供給されているか確認してください。
それでも通信できない場合は，下記に示す内容の確認を行ってください。
現象・本器の状態など
推定故障個所
対 策
通信できない。
通信ケーブル，コネクタがはずれて 通信ケーブル，コネクタを確認しいませんか?
てください。
通信ケーブル，コネクタの配線を間 通信ケーブル，コネクタを確認し違えていませんか?
てください。
通信ケーブル，コネクタの断線およ 通信ケーブル，コネクタを確認しび接触不良はありませんか?
てください。
マスターとスレーブの通信速度は マスターとスレーブの通信速度を一致していますか?
確認してください。
マスターとスレーブのデータビッ マスターとスレーブのデータビッ
ト，パリティ，ストップビットは一 ト，パリティ，ストップビットを致していますか?
確認してください。
スレーブの機器番号と，コマンドの スレーブの機器番号と，コマンド
機器番号は一致していますか?
の機器番号を確認してください。
同じ機器番号を設定しているスレ 機器番号を確認してください。
ーブはありませんか?
送信タイミングを考慮したプログ プログラムを確認してください。
ラムになっていますか?
通信はできるが，否定応答 存在しないコマンドコードを送っ コマンドコードを確認してくださが返ってくる。
ていませんか?
い。
設定範囲外のデータを送っていま 設定範囲を超えていないか確認しせんか?
てください。
設定できない状態(自動電位安定判 スレーブの状態を確認してくださ
定機能による自動校正中)ではあり い。
ませんか?
キー操作による設定モード中では pH/温度表示モードまたは洗浄出ありませんか?
力モードに戻してください。

7914. キャラクタ一覧表
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
設定グループ一覧
キャラクタ
設定グループpH 入力機能設定グループ
温度入力機能設定グループ
固有機能設定グループ
ゼロ/スロープ表示グループ
温度校正モード
キャラクタ
(*)
(*):

名 称，設定範囲
温度校正値-10.0～10.0

データ

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値

データと温度を交互に表示します。

pH 校正モード(pH 手動校正の場合)
キャラクタ
名 称，設定範囲
pH 校正係数(*)-7.00～7.00(*):

工場出荷初期値
0.0

0.00と pH を交互に表示します。

伝送出力 1 調整モード
キャラクタ
名 称，設定範囲
伝送出力 1 ゼロ調整係数
伝送出力 1 スパンの±5.00 %伝送出力 1 スパン調整係数
伝送出力 1 スパンの±5.00 %0.00 %
0.00 %

伝送出力 2 調整モード
キャラクタ
名 称，設定範囲
伝送出力 2 ゼロ調整係数
伝送出力 2 スパンの±5.00 %伝送出力 2 スパン調整係数
伝送出力 2 スパンの±5.00 %0.00 %
0.00 %

80

pH 入力機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
pH 7 校正規格選択
JIS 規格: JIS 規格: US 規格2 点目の校正液選択
pH 4: pH 2: pH 4: pH 9: pH 10
小数点位置選択
小数点以下 2 桁
: 小数点無し: 小数点以下 1 桁: 小数点以下 2 桁
A11 動作選択
動作無し: 動作無し: pH 入力下限動作: pH 入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 洗浄出力: pH 変動量異常警報出力: pH 入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
A12 動作選択
動作無し
選択項目は，A11 動作選択と同様。
A21 動作選択
動作無し
選択項目は，A11 動作選択と同様。
A22 動作選択
動作無し
選択項目は，A11 動作選択と同様。
A11 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
pH 入力下限動作，pH 入力上限動作 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力下限動作，温度入力上限動作 : 0.0～100.0 (*)
A12 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 動作点設定と同様。
A21 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 動作点設定と同様。
A22 動作点設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 動作点設定と同様。
A11 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
A11 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
pH 入力 : 0.00～4.00 pH(*)
温度入力: 0.0～10.0 (*)
A11 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
pH 入力 : 0.00～4.00 pH(*)
温度入力: 0.0～10.0 (*)(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

81

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
A12 動作幅選択
基準値
選択項目は，A11 動作幅選択(P.81)と同様。
A12 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。
A12 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。
A21 動作幅選択
基準値
選択項目は，A11 動作幅選択(P.81)と同様。
A21 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。
A21 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。
A22 動作幅選択
基準値
選択項目は，A11 動作幅選択(P.81)と同様。
A22 上方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。
A22 下方側動作幅設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。
A11 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A12 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A21 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A22 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A11 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A12 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A21 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A22 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～9999 秒
A11 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
0～72 時間
A12 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
0～72 時間
A21 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
0～72 時間
A22 pH 変動量異常警報時間設定
0 時間
0～72 時間
A11 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00 pH
0.00～14.00 pH
A12 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00 pH
0.00～14.00 pH
A21 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00 pH
0.00～14.00 pH

82

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
A22 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00 pH
0.00～14.00 pH
A11 上下限個別下方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
pH 入力 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～100.0 (*)
A12 上下限個別下方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。
A21 上下限個別下方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。
A22 上下限個別下方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。
A11 上下限個別上方側動作幅設定
pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
pH 入力 : 0.00～14.00 pH(*)
温度入力 : 0.0～100.0 (*)
A12 上下限個別上方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。
A21 上下限個別上方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。
A22 上下限個別上方側動作幅設定 pH 入力: 0.00 pH，温度入力: 0.0
設定範囲は，A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。
A11 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
pH 入力 : 0.01～4.00 pH(*)
温度入力 : 0.1～10.0 (*)
A12 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 動作すきま設定と同様。
A21 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 動作すきま設定と同様。
A22 動作すきま設定
pH 入力: 0.10 pH，温度入力: 1.0
設定範囲は，A11 動作すきま設定と同様。
入力異常時 A
出力動作選択無効: 有効: 無効
pH 入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
0.0～60.0 秒
pH 入力センサ補正設定
0.00-1.40～1.40 pH(*)
pH 入力移動平均回数設定
20 回
1～120 回(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

83

データ

温度入力機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
電極の測温抵抗体選択

工場出荷初期値
Pt 仕様 : Pt1000
Cu 仕様 : Cu500

データ

Pt 仕様
: 温度補償無し: Pt1000: Pt100
Cu 仕様: 温度補償無し: Cu500
基準温度設定5.0～95.0 (*)
小数点位置選択: 小数点無し: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択: 2 線方式: 3 線方式
ケーブル長補正値設定
0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.10～2.00 mm2
温度入力移動平均回数設定
1～120 回

25.0
小数点以下 1 桁

3 線方式

0.0 m
0.30 mm2
20 回(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

固有機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
設定値ロック選択: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3通信プロトコル選択: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0～95
通信速度選択: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数84

工場出荷初期値
ロック解除

神港標準

0
9600 bps

7 ビット/偶数

データキャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
ストップビット選択
ストップビット 1: ストップビット 1: ストップビット 2
伝送出力 1 選択
pH 伝送: pH 伝送: 温度伝送伝送出力 1 上限設定
14.00 pHpH 伝送 : 伝送出力 1 下限値～14.00 pH(*)
温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 (*)
伝送出力 1 下限設定
0.00 pHpH 伝送 : 0.00 pH～伝送出力 1 上限値(*)
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 1 上限値(*)
伝送出力 2 選択
温度伝送
選択項目は，伝送出力 1 選択と同様。
伝送出力 2 上限設定
100.0
設定範囲は，伝送出力 1 上限設定と同様。
伝送出力 2 下限設定
0.0
設定範囲は，伝送出力 1 下限設定と同様。
校正時伝送出力 1 出力状態選択
直前値ホールド: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値
校正時伝送出力 1 設定値ホールド pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
設定
pH 伝送 : 0.00～14.00 pH(*)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*)
校正時伝送出力 2 出力状態選択
直前値ホールド
選択項目は，校正時伝送出力 1 状態選択と同様。
校正時伝送出力 2 設定値ホールド pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
設定
設定範囲は，校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定と同様。
pH 校正モード選択
自動
: 自動
: 手動
自動調光機能選択
無効
: 無効
: 有効
表示器選択
pH 表示/温度表示
pH 表示器
pH 表示
pH 表示
表示無し
表示無し

温度表示器
温度表示
表示無し
温度表示
表示無し

表示時間設定00.00(消灯しません)
00.01～60.00(分.秒)

00.00(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

85

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
温度補償無し時 温度表示器選択消灯: 基準温度: 消灯
A1 出力割付選択
A11 動作: A11 動作: A12 動作: A21 動作: A22 動作: A11, A12 動作: A21, A22 動作: A11, A21 動作: A12, A22 動作: A11, A12, A21, A22 動作
A2 出力割付選択
A21 動作
選択項目は，A1 出力割付選択と同様。
A1 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
0～9999 秒
0秒
A1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0～9999 秒
A2 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
0～9999 秒
A2 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0秒
0～9999 秒
A1 pH 入力異常警報 A
動作選択 動作無し: 動作無し: A11 動作: A12 動作: A21 動作: A22 動作A2 pH 入力異常警報 A
動作選択 動作無し
選択項目は，A1 pH 入力異常警報 A
動作選択と同様。
A
出力 ON 時0.00 pH
A1 pH 入力異常警報動作幅設定
0.00～14.00 pH
A
出力 ON 時
0秒
A1 pH 入力異常警報時間設定
0～9999 秒または分(*)
A
出力 OFF 時
0.00 pH
A1 pH 入力異常警報動作幅設定
0.00～14.00 pH
A
出力 OFF 時
0秒
A1 pH 入力異常警報時間設定
0～9999 秒または分(*)
A
出力 ON 時0.00 pH
A2 pH 入力異常警報動作幅設定
0.00～14.00 pH(*): 時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。

86

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
A
出力 ON 時0秒
A2 pH 入力異常警報時間設定
0～9999 秒または分(*1)
A
出力 OFF 時
0.00 pH
A2 pH 入力異常警報動作幅設定
0.00～14.00 pH
A
出力 OFF 時
0秒
A2 pH 入力異常警報時間設定
0～9999 秒または分(*1)
pH 入力異常警報時間単位選択
秒:秒:分
洗浄回数設定0(連続)0～10 回(0 回を設定すると連続になります)
洗浄周期設定360 分
60～3000 分
洗浄時間設定600 秒
1～1800 秒
洗浄回復時間設定
600 秒
1～1800 秒
洗浄動作時伝送出力 1 出力状態
直前値ホールド
選択: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値
洗浄動作時伝送出力 1 設定値
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
ホールド設定pH 伝送 : 0.00～14.00 pH(*2)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*2)
洗浄動作時伝送出力 2 出力状態
直前値ホールド
選択
選択項目は，洗浄動作時伝送出力 1 状態選択と同様。
洗浄動作時伝送出力 2 設定値
pH 伝送: 0.00 pH，温度伝送: 0.0
ホールド設定
設定範囲は，洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定と同様。

データ(*1): 時間単位は，pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

ゼロ/スロープ表示グループ
キャラクタ
名 称，表示範囲
ゼロ表示
1.5 pH 相当の電圧
スロープ表示0.00～14.00 pH 相当の電圧

工場出荷初期値
0.0 mV59.2 mV87

データ

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)
・形 名
・計器番号

WIL-102-PH
No. 194F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

陸岡

No. WIL11CPHJ10

2021.10