ECパワーモニタ
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

515 – 532 nm

450 nm

800 – 1100 nm

10 600 nm

まさに高出力レーザ用のロイヤルクラスのパワーメータで信頼性と精度においては比類のないものです。

コースティック
パワーレンジ
生ビーム
パワー

ビ ー ム 品 質 M2

ビームプロファイル

ビーム径

ポインティングスタビリィ

ハイライト

200 W – 10 kW

シングルモード – マルチモード
最大 32 mm
自己校正機能を備えた
ゴールドスタンダード

方向インターフェース

Serial / USB

フォーカスシフト
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1

p.1

テクニカル
基本的なフラットアブソーバに基づいて設計されている標準的なパワーメータとは異なり、EC-PowerMonitor
は、水冷式の円筒形アブソーバを内蔵しております。内部は積分球のように設定されており、エントランスミラーと組み合わせることで波長に左右されず 99 % 以上のパワーを吸収します。 革新的なデザインにより、吸収体はレーザの反射散乱光がほとんどなく、非常に高い吸収性を可能としました。
レーザビーム

冷却水 IN

エントランスミラー(反射ミラー)

冷却水 OUT

内部コーティングされた円筒型アブソーバ

円筒型アブソーバと入口ミラーを備えたビームパス行路

レーザパワーは熱量（カロリメトリックス）測定原理で測定されます。 2つの温度センサーで入口と出口間の温度上昇を測定します。 さらに、流量は高精度の流量計を使用して測定されます。独自の設計と実績のあるレーザ光源を使用した洗練されたキャリブレーションにより、比類のない精度と品質が保証されます。
Pcal: 熱量計内のパワー

Pcal = m • cp • ∆T

PEC: E C 回 路 内 の パ ワ ー
アブソーバ

冷却水FT1

HEC

レーザビームHEC: ヒーティングカートリッジ（発熱体）

T2

PEC = U • Im:

流量（冷却水）cp:

熱容量 (冷却水)∆T:

入 口 と 出 口 の 温 度 差

F:

流量計

T1 /T2: 温度センサー
U:

電圧

I:

電流

EC-PowerMonitor は、基準器として使用することも、FocusMonitor FM+ などのビームプロファイラと接続して使用することもできます。その主な用途は多くの場合、校正目的で結果を他のパワーメータに転送することです。LLK-D、QBH、HLC-16 などの利用可能なファイバーアダプタが取り付けられている
場合、ファイバーから直接パワーを測定することも可能です。
高出力レーザを使用する場合、レーザの安全性は常に最優先事項です。 内蔵されたインターロックにより深刻な流量状態またはシャッターが閉じた場合にデバイスが損傷するのを防ぎます。
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1p.2

ECパワーモニタの仕様
測定パ ラメ ータ /ME A S U R E ME N T P A RA ME TE RS
パワーレンジ /Power range

0.2 kW – 10 kW

波長レンジ /Wavelength range

450 nm, 515 – 532 nm, 800 – 1,100 nm, 10,600 nm

レーザ照射時間 /Irradiation time

連続照射 /Continuous

最大パワー密度 /Max. power density
at 450 nm, 515 - 532 nm
at 800 – 1,100 nm, 10,600 nm

10 kW/cm²
15 kW/cm²

デバ イスパラメータ /DE VIC E PA RA ME TER S
開口径 /Entrance aperture

48 mm

測定精度 /Accuracy
at 450 nm, 515 – 532 nm
at 800 – 1,100 nm, 10,600 nm± 2.5 %
± 2.0 %

再現性 /Reproducibility±1%

応答速度 /Time constant

15秒(実測値の99%) 15 s up to 99 % of final value

供給データ /SUPPLY DATA
電源 /Power Supply

24 V ± 5 %, max. 0.5 A

水圧 /Water inlet pressure

Typical 2 – 4 bar

推奨冷却水流量 /Recommended cooling water flow rate

> 5 l/min

冷却水安定性 /Cooling water stability< 1 k/min or < 0.08 k/5 sec

冷却水温度 /Cooling water temperature Tin

露点温度 < Tin < 30 °C

シャッターの自動開閉用コンプレッサーエアー
Compressed air for automatic operation of the shutter

圧力 /Pressure (min./max.)
仕様 /Specification according to2 bar – 3 bar
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

通信 /COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

Serial / USB

寸法・ 重量 / D I ME N S I O N S AND W E IGH T
寸法 (L x W x H) コネクタ除く
Dimensions (L x W x H) (without connectors)

400 × 242 × 205 mm

重量 /Weight (approx.)

16 kg

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1

p.3

アプリケーション:

レーザメーカー

サービス

自動車産業

品質管理

アデティブマニュファクチュ
アリング

研究開発R&D

プラントエンジニアリング
オートメーションシステムについて: 精密な設計と吸収体およびエレクトロニクス技術の進歩により、EC-PM自体がゴールドスタンダードであるパワーメータとなることが可能になりました。 熱量測定原理の可能性を最大限に活用する EC-PM は、電気および熱量測定のための内部熱源と高精度電源回路が装備されています。
EC-PM は、ヒーティングカートリッジ（発熱体）に流入する電力量を比較できると同時に、それを熱量測定値と比較することで、自身の精度を確認することができます。 自己診断機能として機能し、ボタンをクリックするだけで実行できます。 オプションの校正ソフトウェアを使用すれば、これらの正確な値を使用して、他のすべての PRIMES社製パワーメータ特に CPMシリーズ及び PMシリーズを校正できます。

優位点: 社内の全パワーメータが同じ測定値を示していることを夢見たことがありますか? あなたの夢がたった今叶いました。 当社独自の校正ソフトウェアを使用して、ゴールドスタンダード EC-PM の正確な測定値を他のすべてのPRIMES社製パワーメータに転送できます。 それと同時にサービス費用の時間とお金を節約できます。 測定器に求められる「精度」を実現する機器をぜひご活用ください。

要約： レーザパワーの測定は問題を強みと利点に変えます。 EC-PM の精度と自己診断機能を当社の校正ソフトウェアと組み合わせて使用することで、測定値を他の PRIMES 社製パワーメータに転送することができます。それにより新しい時代が始まりました。 そしてようやく、すべてのパワーメータは同じ測定値、つまり実際のレーザパワーを示します。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1

p.4