仕様書（別紙）①
医療用エックス線装置（撮影室 2 設置予定分）について調達内容詳細および要求仕様は下記のとおりとする。
1

医療用エックス線装置（撮影室 2 設置予定分）
1.1

医療用エックス線装置 ................................................................... 1 台

1.2

スターター..................................................................................... １台

1.3

計算用面積線量表示機能................................................................ 1 式

1.4

X 線管装置 ...................................................................................... 1 台

1.5

固定レール...................................................................................... 1 台

1.6

移動レール...................................................................................... 1 台

1.7

天井走行式 X 線管懸垂器 ............................................................... 1 台

1.8可動絞り ......................................................................................... 1 台

1.9線量計算ユニット........................................................................... 1 台

1.10 ホトタイマ受光部........................................................................... 1 台
1.11 ホトタイマ受光部........................................................................... 1 台
1.12 ホトタイマ制御器........................................................................... 1 台
1.13 防護衣掛け PHC-2 保科製作所 .................................................... 1 台
1.14 金属ラック...................................................................................... 1 台
1.15 立臥位移設費用 オートシステム ................................................... 1 式
2X 線発生装置について
2.1

発生方式は、三相インバータ方式であること。

2.2

発生能力は、50ｋW 以上であること。

2.3

管電圧は、40～150ｋV であること。

2.4

大管電流は、500ｍA 以上であること。

2.5

発生器コントローラーは壁掛け又は卓上に設置可能なシートキー方式であること。設置場所等については当院担当者と協議すること。

2.6

アナトミカルプログラム機能を有し、プログラム数は 245 種類以上登録可能であること。

2.7

撮影条件の設定は、当院の DR コンソールと接続し部位毎に自動連動すること。

2.8

超音波距離計により患者皮膚面との距離を計測し、ばく射条件から NDD 法に類する手法により入射表面線量（入射皮膚線量）を計算し表示することができること。また計測した線量情報を DR コンソールに接続ができること。
1

3X 線管保持装置について
3.1

X 線管保持装置は天井走行装置と１台の X 線管球で構成されること。

3.2

天井固定レールは、広範囲に移動が可能なように長軸方向 4m 以上のレールであること。
（設置等は、当院と協議後決定する）

3.3

天井移動レールは、広範囲に移動が可能なように短軸方向 3m 以上であること。
（設置等は、当院と協議後決定する）

3.4

X 線管上下ストロークは 1.6m 以上であること。

3.5

水平軸まわりの管球回転角度は、+120°～ -180°以上であること。

3.6

支柱鉛直（垂直）軸まわりの管球回転は±180°以上であること。

3.7

装置固定は、オフロックの電磁ロック方式であること。鉛直軸回転の制御も電磁ロックで行えること。

3.8

立臥位撮影台の上下動とＸ線管が連動する機能を有すること。

3.9

一連のすべての撮影後、臥位撮影台から降りる時、ワンボタンにて上方に退避できる機能を有すること。

3.10 拡大率を一定にするための、ＳＩＤ表示ができること。
3.11 支柱背面のスイッチを有しポジショニングが可能であること。
456X 線管装置について
4.1

極蓄積熱容量は 400kHU 以上であること。

4.2

焦点サイズは、小焦点 0.6mm 以下そして大焦点は 1.2mm 以下であること。

4.3

ターゲット角度は、12 度もしくは 16 度であること。

X 線可動絞りについて
5.1

補償フィルターは手差しであること。

5.2

ＬＥＤランプを採用し、タイマー方式で有ること。

検査テーブル（臥位撮影）について
6.1

天板面の最低位置は、床面から４0cm 以下であること。最高位置は 90ｃｍ以上であること。

6.2

上昇速度は、最大 1.6ｃm/秒以上であること。

6.3

天板は、平面型フローティング方式であること。

6.4

天板の大きさは、80ｃｍ×200ｃｍ程度であること。

6.5

天板ストロークは、長軸方向±40ｃｍ以上および短軸方向±12.5ｃｍ以上であること。

6.6

自動露出制御機能を有すること。

6.7

Ⅹ線グリッド格子比は 10：１で、格子密度は 40 本/ｃｍおよび撮影距離 130±202ｃｍに対応できること。
7立位撮影台について
7.1

撮影中心の最低位置は、床面から４5cm 以下であること。最高位置は 165ｃｍ以上であること。

7.2

胸部撮影に適切な、握り棒を正面撮影用および側面撮影用を有すること。

7.3

カセッテトレイは、43ｃｍ×43ｃｍの平面検出器（ＦＰＤ）に対応できること。

7.4

4 点以上の採光野を持つ自動露出制御機能を有すること。

7.5

線グリッド格子比は 10：１で、格子密度は 40 本/ｃｍおよび撮影距離 150±30ｃｍに対応できること。グリッド着脱が容易であること。

89

付属品
8.1

防護衣掛け（保科製作所 PHC-2）を準備すること。

8.2

金属ラックを準備すること。

立臥位移設
9.1

既存立臥位撮影台（オートシステム社）を新病院に移設すること。
以上

3