PC5-0330

ー 仕事関数・イオン化ポテンシャルの測定が可能 ー

大気中光電子収量分光装置
Photoemission Yield Spectroscopy in Air（PYSA）

従来機の取り扱い易さをそのままにダウンサイジングした新型モデルとリクエストの多かった機能を追加したProモデル（2機種）
をラインナップ！

AC-2S Series

AC-2S / AC-2S Pro α / AC-2S Pro β
CE Marking（申請中）
UL（申請中）従来機の取り扱い易さをそのままにダウンサイジング！
ベーシックタイプ、Pro仕様タイプの3機種登場！

AC-2S Series
AC-2S / AC-2S Pro α / AC-2S Pro β

AC-2S Seriesは全部で3タイプ
一般分析市場向け

AC-2S

従来機の汎用機能はそのままに、小型・軽量化したベーシックなモデル。
多点測定、繰り返し測定機能を新たに搭載し､使い易さを向上。

材料開発向けデバイス開発向け

AC-2S Pro α AC-2S Pro β

低仕事関数材料やバンドキャップ内局在準位の高感度・高精細測定ができるモデル。
高温測定・膜厚測定も可能です。

微細パターンニング加工部位などの微小スポットの仕事関数測定ができるモデル。
高温測定・膜厚測定も可能です。

AC-2S Seriesの特長■

より使い易く進化
測定ソフト・解析ソフトを一新し、操作性を向上しました（AC-2、AC-3、AC-5のデータ読み込み、解析もできます）。

■

多点測定機能で作業効率アップ
最大４点の多点測定が可能。作業効率のアップに貢献します。

■

繰り返し測定機能を搭載
繰り返し測定機能を新たに追加し、作業者の負担を軽減できます。

■

小型・軽量化を実現
従来機から大幅にサイズダウンしました（横幅：21％削減、重量：38%削減）。
※従来機とAC-2Sとの比較（Proモデルは異なる）
。

価値共創

ACシリーズはこれまで世界中の多くの大学・研究機関への導入実績があり、その測定データは2000報以上の論文に引用掲載されています。
研究者のニーズに応える新機能を追加し、さらに使い易く進化。
AC-2Sシリーズ がお客様の、そして世界中の新しい価値を創出していきます。

ACシリーズとは大気中で簡単に仕事関数･イオン化ポテンシャルの測定が可能（測定時間：約5分 ）※真空状態にする必要がないため、サンプルの入れ替えも簡単にでき、短時間で測定できます。

※測定条件：測定エネルギー走査範囲4.2eV～6.2eV、ステップ0.1eV、計数時間5s/ステップの場合。

再現性の高い測定が可能
強度の弱い紫外線を照射し、微量の光電子放出を検出する原理のため、材料へのダメージが少なく再現性の高い測定が可能です。

ACシリーズの測定原理
紫外線ランプから放射された紫外線は分光器により波長（エネルギー）が選

分光器
紫外線ランプサンプル

光を吸収し表面から電子を放出する現象）により放出された電子をオープン

サンプル台
Xステージ

カウンター（電子数測定器）により測定します。紫外線の波長λは、次式により光のエネルギーEに換算されます。
（h：プランク定数、ν：光の振動数、c：光速、λ：波長）
紫外線エネルギーを大きくしていくと、右の測定アプリケーション画面のように光電子が放出されるしきい値エネルギー（仕事関数※1・イオン化ポテンが求まります。
シャル ）※2※1 金属において、光電子放出のしきい値エネルギー※2 半導体において、光電子放出のしきい値エネルギー

装置概略図
40
光電子収量の平方根

E=hν＝h・c/λ

パソコン

電子

光ファイバー

択され、サンプル台に置かれた試料表面に集光されます。光電効果（物質が制御装置オープン
カウンター

3020

しきい値エネルギー⇒イオン化ポテンシャル⇒仕事関数

1004.55.05.5紫外線のエネルギー（eV）：グラウンドレベルの算出対象として選択したプロット点：非選択プロット点：回帰直線の算出対象として選択したプロット点

測定アプリケーション画⾯

6.0

AC-2S Pro 機能紹介
AC-2S Pro α / AC-2S Pro β 共通
■ 高温測定対応
従来機：常温のみ

100 ℃まで設定可能（温度による測定サンプル変化を可視化）

1510503.4

膜厚測定

光電子放出量が少ないと、測定ができない

長寿命光源を搭載

10503.43.8 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8紫外線のエネルギー（eV）

6.2

光電子放出量が少ない材料にも対応

2.0 eVから測定可能（負極測定可）

3030252520
1510503.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4
紫外線のエネルギー（eV）

3.4 eV以下は測定不可のため十分な測定結果が得られない。

大光量対応

測定例：トナーなどの帯電特性研究、添加物の表⾯濃度測定など

AC-2S Pro β■ 微小スポット測定
測定例：回路基板など電極や微小電気部品の汚染度、酸化度測定など
極小スポット測定対応による測定イメージ（1 mm角の物が9個並んでいる対象物を測定する例）
9つある対象物のうち1つだけを測定したい

15

従来機：3.4 eVまで
（3.4 eV以下の負極材料は測定できない）

低エネルギー対応による測定イメージ
測定対象例：有機EL用負極材料■20

寿命 約10000時間

光電子収量の平方根

測定例： 有機EL用負極材料、有機太陽電池用負極材料など

25

従来機：寿命 約1500時間

レーザ励起プラズマ光源(LDLS)を採用

AC-2S Pro α■ 低エネルギー対応

6.2

従来機：

測定例：部品の表⾯の被膜厚測定など■

3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8
紫外線のエネルギー（eV）

30

20151050
2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
紫外線のエネルギー（eV）

2.0 eVの低エネルギーに対応したため測定が可能に。

2500 nWまで照射可能

従来機：500 nW

従来機：4

光電子収量の平方根■

20

サンプル２：温度を変えると測定結果が変わる物質
光電子収量の平方根

常温と高温時の測定イメージ●室温（23.8 ℃）●高温時（100 ℃）

光電子収量の平方根

測定例： 触媒、有機EL用機能性材料、
サンプル１：温度を変えても測定結果が変わらない物質
有機太陽電池用機能性材料、
30
燃料電池電極触媒、全固体電池電極など
254 mm角のスポット

照射光
スポット

照射光のスポットが大きいため、対象物を測定することができない。

0.4×0.4 mm角のスポット

照射光
スポット

極小スポット（0.4×0.4 mm角）のため対象物のみ測定が可能。

機能対応表機能AC-2S

AC-2S Pro α

AC-2S Pro β

多点測定

●

●

●

繰り返し測定

●

●

●

高温測定

－

●

●

膜厚測定

－

●

●

長寿命光源搭載－●●

低エネルギー測定－●－大光量測定－●－微小スポット測定－－●

消耗部品交換お知らせ

●

●

●

外形図
AC-2S

AC-2S Pro α / AC-2S Pro β
側面（DC接続面）

480

450

正面

側面
（DC接続面）

623

450

317

317

光源部（LC）

正面

LDLS電源（本体一体）

光ファイバ接続口 電源スイッチ

正面450465

正面

側面（LC接続面）

465

200
163

360

測定部
（DC）

（35※）
Pro βのみ

450360側面（LC接続面）光ファイバ接続口 電源スイッチ

光ファイバ接続口

サンプル扉

外部導線（熱電対線）
温度調節器へ接続

光ファイバー接続口
外部導線（ヒータ線）
温度調節器へ接続

サンプル扉

温度調節器

製品構成
AC-2S

AC-2S Pro α / AC-2S Pro β

概要

本器は光源部（LC）、測定部（DC）、レーザ励起プラズマ光源
本器は光源部
（LC）
、測定部
（DC）
、測定操作用PCで構成されます。
（LDLS）
電源、温度調節器、測定操作用PCで構成されます。
※
測定時には、乾燥空気INより圧搾乾燥空気 を導入してください。
測定時には、乾燥空気INより圧搾乾燥空気※を導入してください。
※0.1～0.2 MPa, 0.5 L/min（測定時）, 2.0 L/min（パージ時）

設置・寸法※供給する空気には別途条件があります。
オプション（別売品）のコンプレッサーの使用を推奨します（詳細はお問い合わせください）。

※0.1～0.2 MPa, 0.5 L/min（測定時）, 2.0 L/min（パージ時）※供給する空気には別途条件があります。
オプション（別売品）のコンプレッサーの使用を推奨します（詳細はお問い合せください）。

・横幅：約1100 mm（LC＋光ファイバー＋DC）
・奥⾏：約600 mm（LC/DC＋背⾯ケーブル）・横幅：約1400 mm（LDLS電源＋LC＋光ファイバー＋DC＋温度調節器）
・奥⾏：約600 mm（LC/DC＋背⾯ケーブル）

電源ケーブル

構成図

RS-232Cケーブル
USBケーブル

LCDC

電源ケーブル

乾燥空気IN（0.1〜0.2MPa）

RS-232Cケーブル
USBケーブル
AC電源ケーブル

AC電源ケーブル

光ファイバー

LDLS電源LC
光ファイバーDC

乾燥空気IN（0.1〜0.2MPa）

温度調節器

AC電源ケーブル
AC電源ケーブル

AC-2S Series 仕様
型式

AC-2S

AC-2S Pro α

測定原理

AC-2S Pro β

大気中光電子収量分光法（検出部：低エネルギー電子計数法）

測定エネルギー走査範囲

3.4～6.2 eV（364～200 nm）

2.0～6.2 eV（620～200 nm）

繰り返し精度（標準偏差）3.4～6.2 eV（364～200 nm）

仕事関数0.02 eV（試料：金板）
仕事関数測定に要する標準的な時間：約5分※

測定時間※測定エネルギー走査範囲：4.2eV～6.2eV、ステップ：0.1eV、計数時間：5s/ステップの場合。

最大計数率

4,000 cps

（CPS：1秒間に計数可能な電子の個数）

紫外線ランプ

重水素ランプ（D2ランプ）

最小光量

1.0 nW以下（5.9 eVにて）

5.0 nW以下（5.9 eVにて）

1.0 nW以下（5.9 eVにて）

最大光量500 nW以上（5.9 eVにて）2500 nW以上（5.9 eVにて）

200 nW以上（5.9 eVにて）

4×4 ｍｍ角以下

4×4 ｍｍ角以下

0.4×0.4 ｍｍ角以下

紫外線スポットサイズ

レーザ励起プラズマ光源（LDLS）

分光器

グレーティング式モノクロメーター

サンプルサイズ

50 mm×50 mm（MAX）、厚さ10 mm（MAX）

サンプル台サイズ

115 mm×122 mm

120 mm×122 mm ヒーター付試料台

120 mm×122 mm ヒーター付試料台

多点測定機能最大4点（自動測定）

使用温湿度範囲

15～35 ℃
（急変なきこと）、60％RH以下（結露なきこと）

電源

AC100 V-240 V、50/60 Hz、5 A（MAX）※
0.1～0.2 MPa、0.5 L/min（測定時）、2.0 L/min（パージ時）

圧搾乾燥空気供給条件

外形寸法

本体
：AC100 V-240 V、50/60 Hz、5 A（MAX）
LDLS（ACアダプタ）：AC100 V-240 V、50-60 Hz、2.5 A
LDLS（本体）：DC12 V、120 W：AC100 V（±10%）、50/60 Hz、1 A（MAX）
温度調節器※供給する空気には別途条件があります。
オプション（別売品）のコンプレッサーの使用を推奨します（詳細はお問い合せください）。

LC（光源部）：約480（W）×317（H）×450（D）mm
DC（測定部）：約465（W）×360（H）×450（D）mm

LC（光源部）※：約623（W）
×317（H）
×450（D）mm
DC（測定部）：約465（W）
×360（H）
×450（D）mm
×163（H）
×150（D）mm
温度調節器 ：約200（W）※LDLS電源はLC（光源部）に含まれます。

AC-2S LC
（光源部）
：約30 kg
AC-2S DC（測定部）：約31 kg：約5 kg
温度調節器

AC-2S LC（光源部）：約25 kg
AC-2S DC（測定部）：約31 kg

質量

付属品
・付属サンプル一式
・ディスプレイ・ピンセット・パーソナルコンピュータ
・測定・解析・データ変換ソフト（CD-ROM）
・電源ケーブル（LC用）
・電源ケーブル（LC-DC間）
・変換プラグ（3極→2極＋アース線）※AC-2S：1個、Pro α/Pro β：3個・USB通信ケーブル（PC-LC間）
・RS-232C通信ケーブル（LC-DC間）
・検知器
・光ファイバー

オプション
（別売品）
・コンプレッサー（ドライエア発生器付き）
・粉体サンプルトレイ（深さ1.0 mm）
・粉体サンプルトレイ（深さ0.5 mm）
・光ファイバー保護用アクリルカバー
・異径ユニオン（ドライエア用）
・検知器（交換用）
・光ファイバー（AC-2S用、Pro α用）
・光ファイバー（Pro β用）
・重水素ランプ（AC-2S用）
・オゾンフィルター

https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/

札
岩仙
水埼
千神 奈
浜
名 古幌 ☎（011）375−1 8 2 2 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）215−2 5 8 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹四金大神水広福熊大日市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC5-0330-210620 T