PowerMonitor PM
パワーモニタファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

515 – 532 nm

450 nm

800 – 1100 nm

10 600 nm

ロバストで高出力及びコースティック
パワーレンジPM 48 : 300 W – 8 kW
PM 100 :1 – 25 kW
PM HP 75:
3 –75kWパワー

ビーム品質 M2

シングルモード – マルチモード

ビームプロファイル

ビーム径

ポインティング スタビリティ

特長

高出力密度レーザの連続照射を吸収

インターフェース

Serial / RS485 / USB /Analog out

コースティク生ビーム
Rawbeam

方向

PM 48 : 最大 24 mm
PM 100 : 最大 50 mm

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.1

テクニカル
フラットアブソーバをベースに設計されている標準的なパワーメータとは異なり、PowerMonitor は水冷式の円筒型アブソーバを内蔵しています。内部は積分球のように設定されており、エントランスミラーと組み合わせることで波長に左右されず 99 % 以上のパワーを吸収します。 革新的なデザインにより、レーザの反射散乱光がほとんどなく、吸収体は非常に高い吸収性を可能としました。
レーザビーム

冷却水 IN

ディフレクションミラー

冷却水 OUT

内部コーティングされた 円筒型アブソーバ

円筒型アブソーバとディフレクションミラーを備えたパワーモニタの行路

レーザパワーは熱量（カロリメトリックス）測定原理で測定されます。 2つの温度センサーで入口と出口間の温度上昇を測定します。 さらに、流量は高精度の流量計を使用して測定されます。
独自の設計と生産実績のあるレーザ光源を使用した洗練されたキャリブレーションにより、比類のない精度と品質が保証されます。
カロリメトリックス方程式: P = m • cp • ∆T
アブソーバr

冷却水r
F

T1

T2

P:

パワーm:

流量 (冷却水)cp:

熱容量 (冷却水)∆T:

入 口 と 出 口 の 温 度 差

F:

流量計

T1 /T2: 温度センサ

PowerMonitor は独立したパワーメータとして使用でき、内蔵のディスプレイで最も関連性の高い情報が表示されます。 また当社の新しい LaserDiagnosticsSoftware LDS と併用して、より詳細なデータ分析や、FocusMonitor などのプロファイラーを並行して操作を行うこともできます。 LLK-D、QBH、HLC-16 などの利用可能なファイバーアダプタが取り付けられている場合、ファイバーから直接パワーを測定することも可能です。
高出力レーザを使用する場合、レーザの安全性は常に最優先事項です。 内蔵されたインターロックにより深刻な流量状態又はシャッターが閉じている場合にデバイスが損傷するのを防ぎます。
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/page 1

Rev.7.2 p.2

パワーモニタの仕様

PM 48

PM HP75

PM 100

測定パ ラメ ータ /ME A S U R E ME N T P A RA ME TE RS
パワーレンジ /Power range

0.3 kW – 8 kW

1 – 25 kW

450 nm, 515 - 532 nm,
800 – 1,100 nm, 10,600 nm

波長レンジ /Wavelength range
照射時間 /Irradiation time3 – 75 kW
1,000 – 1,100 nm

連続照射 /continuous (cw)

最大パワー密度 /Max. power density
at 450 nm, 515 - 532 nm
at 800 – 1,100 nm, 10,600 nm
at 1,000 – 1,100 nm－

10 kW/cm²
15 kW/cm²

5 kW/cm²5 kW/cm²－－－
12 kW/cm²

48 mm

100 mm90 mm

at 450 nm, 515 – 532 nm
at 800 – 1,100 nm, 10,600 nm
at 1,000 – 1,100 nm± 2.5 %
± 2.0 %
± 2.0 %

± 3.5 %
± 3.0 %
± 3.0 %－

再現性 /Reproducibility

±1%

±1%

±1%

応答速度 /Time constant

15秒(実測値の99%)60秒(実測値の99%) 60 s up to 99 % of final value

デバ イスパラメータ /DE VIC E PA RA ME TER S
開口径 /Entrance aperture
測定精度 /Accuracy－± 3.0 %

15 s up to 99 % of final value

供給データ /SUPPLY DATA
電源 /Power Supply

24 V ± 5 %, max. 0.5 A

冷却水圧 /Cooling water pressure (min./max.)

2 bar / 6 bar

最小冷却水流量 Min. cooling water flow

0.7 l/min/kW

1 bar / 4 bar
0.7 l/min/kW

1 bar / 3 bar
0.7 l/min/kW

最小冷却水流量(インターロック)
Min. cooling water flow (interlock)
最大冷却水流量 Max. cooling water flow

4 l/min8 l/min25 l/min20 l/min30 l/min150 l/min

冷却水温度 Cooling water temperature Tin

露点温度< Tin < 30 °C< 1 k/min or < 0.08 k/5 sec

冷却水安定性 Stability of cooling water temperature
シャッターの自動開閉用コンプレッサーエアー
Compressed air for automatic operationof the shutter

圧力 Pressure (min./max.)

2 bar / 4 bar

清浄等級 Purity class

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

通信 / COMMU NICATION
インターフェース /Interfaces

RS485 / USB / Analog out

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T
寸法 (L x W x H) (コネクタとデバイスフィート含む)(with connectors and device feet)

394 × 242 × 125 mm 580 x 330 x 215 mm

600 x 330 x 215 mm

重量 /Weight (approx.)

10 kg

52 kg

44 kg

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.3

アプリケーション:

レーザメーカー

サービス

自動車産業

品質管理

アデティブマニュファクチュ
アリング

研究開発R&D

プラントエンジニアリング

オートメーションシステムについて: PowerMonitor PM は、その特殊な吸収設計によりユニークな熱量測定（カロリメトリックス）のレーザパワーメータです。 高い測定精度で波長に左右されず吸収率が高いため、難しい要求にも対応できます。使用するバージョンやキャリブレーションによって、最大入力パワー25kWの固体レーザ（VIS～NIR）又はCO2レーザで使用できます。 PM の特別バージョンでは、最大入力パワー50 kW 又は 75 kWの対応も可能です。

優位点: PowerMonitor は、高出力及び高強度のレーザ出力を正確に測定できる信頼性の高い測定器です。 波長の無依存性と多彩なセットアップにより、独立したパワーメータとして又はビームプロファイラーやファイバーアダプターと組み合わせて使用するなど、多くの分野の様々なシナリオに合わせて柔軟に適用できます。 高い吸収率 (> 99 %) と測定精度 (± 2 %) に加えて、長期安定性、ロバスト性、レーザ安全性は最も厳しい産業環境においても定評があります。

要約： レーザの出力レベルは近年上昇し続けており、関連するアプリケーションは急成長しています。
この傾向により、レーザメーカだけでなく、機械製造業者や全てのレーザユーザーにとっても、高出力レーザの正確な測定がこれまで以上に重要になっています。 PowerMonitor は、このような課題に対処する最適なツールであり、常に最も正確で信頼できる測定結果を提供します。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2 p.4