FocusMonitor FMW+
フォーカスモニタ エフエムダブルプラス
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

400 – 2100 nm

10 600 nm

コースティック
パワーレンジ

最大 1,000W

パワー

ビーム品質

シングルモード – マルチモード

ビームプロファイル

ビーム径

生ビーム

ポインティングスタビリィ

特長

100 – 3,000 µm

インテグレートされたビーム吸収方向
インターフェース

Ethernet

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.1

テクニカル
FMW+ は、特殊な測定チップでレーザビームをスキャンする光学機械式スキャンタイプのレーザ計測システムです。測定チップにはレーザビームの一部を通過させる小さな穴（通常直径：約20µm）が備わっています。穴を通過したレーザビームの一部は2つの反射ミラーで反射され、使用するレーザパ
ワーと波長に応じて選択され設定されたディテクタに導かれます。
回転ディスクを前方に移動させることにより、集光レーザのパワー密度分布を高解像度で取り込みます。
測定チップの高速回転により、高出力密度のレーザビーム解析が容易になります。複数のビーム分布で構成されるコースティックを作成するには、
L-PBF機を使用します。
搭載されているADコンバータのダイナミクスにより、非常に高いSN比が得られます。非常に低い強度のビームでも、高いピーク強度のレーザ同様に高精度で測定し表示されます。その為にISO 11146に従って少なくとも4レイリー長にわたって焦点近傍のコースティックの測定することが必要です。
FMW+はアデティブマニュファクチュアリング向けに特別に設計しました。
FMW+は外部冷却やガス供給が不要のため、セットアップが容易です。またユーザ自身でチップと検出器を容易に交換できます。
特殊なアブソーバの設計により最大 90kJ のエネルギーを吸収できます。従って400Wのレーザをフルパワーで最大4分間測定できます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.2

フォーカスモニタFMW+の仕様
測定パラメー タ ME A S U R E ME N T P AR A MET ER S
パワーレンジ / Power range

最大 1,000 W

波長レンジ /Wavelength range

0,4 - 12 µm (検出器とチップに依存)(depending on detector and measuring tip)

ビーム径/ Beam dimeter

100 – 3,000 µm

最大エネルギー(各測定) Max. energy per measurement

90 kJ

波長ごとの最大パワー密度Max. power density at different wavelengths

CO2 laser ( 10,600 nm )Nd:YAG laser ( 1,000 – 1,100 nm )VIS laser ( 515 – 550 nm )20 MW / cm2
5 MW / cm2
5 MW / cm2

最大発散角 Max. beam divergence

NIR high div

200 mrad（測定チップに依存）depending on measuring tip

CO2 high power

240 mrad決定パラメー タ / D ET E R MI N E D P A RA ME TE RS
集光位置 x,y,z /Focus position x, y, z
焦点半径 x,y /Focus radius x, y
ビーム品質 M2 / Beam quality factor M2

Yes (外部のZ軸機構が可能) ( with external z-axis possible )集光要素を含む生ビーム径
Raw beam diameter with focusing element
発散角 / Divergence angle
ビーム強度分布 /Power density distribution

2D, 3D

デバイス パラメー タ D EVI CE PA R A MET ER S
ウィンドウサイズ /Measurement window sizes

0.1 x 0.1 up to 8 x 8 mm

分解能 /Resolution

32 x 32 pixel – 1,024 x 1,024 pixel

回転速度/ Rotation speed

1,875, 3,750 min-1

供給データ SUPPLY DATA
電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 1.8 A

通信 COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

Ethernet

寸法・重量 DI ME N SI O N S AND W EIG HT
寸法 (L x W x H) Dimensions ( L x W x H )185.5 x 153 x 237.5 mm

キャリーハンドルを折りたたんだ状態の高さ
Height with the carrying handle folded down

208,5 mm

重量 /Weight (approx.)

8 kg

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.3

アプリケーション:

レーザメーカー

サービス

自動車産業

品質管理

アデティブマニュファクチュア
リング

プラントエンジニアリング

研究開発 R&D

オートメーションシステムについて: FocusMonitor FMW+ は、様々な AM マシンの要望を満たすように設計された多用途の光学機械式スキャン診断システムです。遠赤外から青色スペクトルまでの集光レーザビームのパワー密度分布を直接測定します。

優位点: FocusMonitor FMW+ は、ビームプロパティ、幾何学的サイズ、集光位置、BPP（ビームパラメータ積）、集光レーザビームのコースティック全体を確実に決定するための最先端のツールボックスです。 測定チップを迅速かつ容易に交換できるため、FMW+ は最適な測定チップと対応する検出器を選択するだけで、様々なレーザ光源やシステムを測定できます。 FMW+ は、頑丈でコンパクトなハウジングに組み込まれた吸収体と合わせて、サービス、メンテナンス、品質保証に最適なソリューションです。

要約： FocusMonitor FMW+ は、容易に交換可能な測定チップと検出器を備えた汎用性の高いツールボックスで、遠赤外から青色スペクトルまでの集光レーザビームを測定できます。
そのため、レーザベースのアデティブマニュファクチュアリングでの使用を強く推奨します。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.4