EG-Plus
インターフェース拡張ユニット
クイックスタートガイド（ファームウェア Ver2.10）

Version 1.1
2022/1/27

株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

改訂履歴
作成年月日

変更箇所、理由など

版数

2021/5/14

初版

1.0

2022/1/27

・21 ページ
表 7-1 内の SMTP メールサーバーのポート番号を 587 に修正。

1.1

p. 2
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

目次
Version 1.0................................................................................................................................... 1
目次............................................................................................................................................ 3
1.

はじめに............................................................................................................................... 4
1.1.

EG-Plus の電源 ON/OFF .................................................................................................. 51.2.

電源スイッチの位置 .......................................................................................................... 5

2.

EG-Plus の接続 ..................................................................................................................... 63.

有線 LAN の接続 ................................................................................................................... 7
3.1.

4.

PC の IP アドレスの設定..................................................................................................... 8

EG-Plus WEB 設定ツールの起動と終了 .................................................................................. 10
4.1.

起動手順 ...................................................................................................................... 10

4.2.

終了手順 ...................................................................................................................... 115.

検温とプリンタへの印刷.......................................................................................................... 12
5.1.

印刷関連の設定............................................................................................................. 125.2.

検温と印刷の手順 .......................................................................................................... 13

6.

アルコールチェックとプリンタへの印刷....................................................................................... 14
6.1.

Bluetooth アドレスの登録 ................................................................................................. 14

6.2.

アルコールチェックの設定 ................................................................................................ 15

6.3.

アルコールチェックと検温の印刷手順 ................................................................................. 16

7.

メール通知 .......................................................................................................................... 187.1.

無線 LAN の設定 ........................................................................................................... 18

7.2.

メール通知受信用メールソフトのアカウントの設定（動作検証用） ............................................. 21

7.3.

EG-Plus の送信メールサーバーの設定（動作検証用）とテストメール送信 .................................. 21

7.4.

メール通知の方法の設定 ................................................................................................. 238.

データベース ....................................................................................................................... 24
8.1.

データベース用ブラウザの起動と終了 ................................................................................ 24

8.2.

データベースの検索とダウンロード..................................................................................... 26

9.

リアルタイムモニター .............................................................................................................. 27

10.

印刷イメージ ..................................................................................................................... 28

p. 3
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

1. はじめに

この度は、“EG-Plus インターフェース拡張ユニット”をご購入いただき誠にありがとうございます。
EG-Plus には、以下の機能を有しております。
１） 有線 LAN による PC との接続で、WEB 設定により EG-Plus の各種設定が可能。
２） 検温とアルコールチェックが同時に測定可能。
３） レシート・プリンタとラベル・プリンタの選択が可能。
４） 無線 LAN 接続によりメール通知が可能。
５） USB メモリー接続により、データベースに最大 49 万件のデータが保存可能。
６） 測定結果をリアルタイムに表示可能。
なお、本書の各章の説明を順次実行して頂くことで、購入後、直ちに EG-Plus をご利用いただくことが可
能です。

p. 4
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

1.1. EG-Plus の電源 ON/OFF
EG-Plus の電源ＯＮ/ＯＦＦについて説明します。スイッチの位置は、1.2 章の電源スイッチの位置を参照く
ださい。
１） 電源 ON の手順
図 1-2 のＡＣアダプタのシーソー・スイッチを電源 ON にしてから、図 1-3 の EG-Plus の電源スイッチを
短く 1 回押下します。図 1-1 の赤丸内の赤 LED の点灯が、EG-Plus の電源 ON を示します。
電源 LED

図 1-1 EG-Plus 前面
２） 電源 OFF の手順
4.2 章の終了手順にしたがってください。

1.2. 電源スイッチの位置
１） ＡＣアダプタのシーソー・スイッチ (図 1-2)
○側：電源ＯＦＦ−側：電源ＯＮONOFF

図 1-2 シーソー・スイッチ
２） EG-Plus の電源スイッチ (図 1-3)
電源スイッチAC アダプタ接続口

図 1-3 EG-Plus 背面

p. 5
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

2. EG-Plus の接続

EG-Plus を図 2-1 に示す基本構成に沿って、接続します。

（接続済みで出荷）（プリンタ接続先）

図 2-1 接続図
以下、EG-Plus 以外に必要な機器等は、予めお客様にてご用意ください。
１） アルコール検知器 SC-502
２） レシート・プリンタ

TM-m30/ TM-m30II-H シリーズ

ラベル・プリンタ
３） EG-Keeper

中央自動車工業製

QL-800EPSON 製Brother 製

WDS 製４） PC （Windows10）５） イーサーネット HUB
６） Wi-Fi ルータ
７） LAN ケーブル（カテゴリー5e 以上） 2本

p. 6
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

3. 有線 LAN の接続

EG-Plus、EG-keeper 及び PC（Windows10 搭載）間の有線 LAN によるネットワーク接続設定を行います。
有線 LAN 経由では、インターネットに接続できません。よって、DHCP を持たないイーサーネット HUB により各装置を接続することが前提で、かつ表 3-1 に示す様に、EG-Plus、EG-keeper の IP アドレスの初期値を使用するため、すべて同じセグメント=“1”内で接続するように設定してください。
なお、EG-Plus は、PC と EG-Keeper を別個の IP アドレスを設定することが出来ますが、PC 間の IP アドレスは固定で変更できません。

EG-Plus

装置名
PC との接続系統
EG-Keeper との接続系統
EG-KeeperPC

初期値 IP アドレス
192.168.1.50（変更不可）
192.168.1.70（変更可能）
192.168.1.100（変更可能）

3.1 章にて説明

表 3-1 各装置の IP アドレス

p. 7
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

3.1.

PC の IP アドレスの設定

EG-Plus、EG-keeper 及び PC の電源を ON し、以下の手順に従い、ネットワーク接続設定を行います。
EG-Plus は、起動までに、2 分 30 秒ほど時間を要するため、その時間経過後に、PC の IP アドレス設定と通信確認を以下の手順に従って行ってください。
手順１ 図 3-1 に示す PC の TCP/IPv4 のプロパティにて IP アドレスを設定します。ここでは、192,168.1.30 を例として設定しています。“30”の値は、EG-Plus や EG-Keeper 等と被らないように、変更可能です。

図 3-1 接続図

p. 8
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順２ ネットワークの動作確認をします。
Windows のコマンドである“コマンドプロンプト”上で、“ping”コマンドを実行し、EG-Plus と通信できる
か確認します。コマンドラインにて、“ping 192.168.1.50” ⏎と入力し、図 3-2 の表示が出れば、
EG-Plus（PC との接続系統）との接続は OK です。

図 3-2 通信成功
同様に、IP アドレスを 192.168.1.70 に変えると、EG-Plus(EG-Keeper との接続系統)の接続確認ができます。
さらに、IP アドレスを 192.168.1.100 に変えると、EG-keeper との接続確認ができます。
手順３ ネットワークの動作確認は完了です。
4 章で説明する WEB 設定ツールの起動に進んでください。

p. 9
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

4. EG-Plus WEB 設定ツールの起動と終了

WEB 設定ツールにより、EG-Plus の動作設定を PC から行うことできます。

4.1.

起動手順

EG-Plus 電源 ON 後、WEB 設定ツールが起動するまで、2 分 30 秒ほど時間を要します。
手順１ Chrome 等のブラウザを起動し、検索入力欄に、
http://192.168.1.50/egconfig.htmlと入力し、⏎キー押下もしくは、読み込みを実行してください。
手順 2 ブラウザに、図 4-1 に示すＷＥＢ設定ツールが表示されます。
赤枠内の“2.１0”が、ファームウェア・バージョンを示します。

図 4-1 WEB 設定ツールのブラウザの表示画面

p. 10
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

有線 LAN は、自動設定“しない”のまま、ご使用ください。
ゲートウェイ、DNS のアドレスは、この時点では Don’t care です。
DNS のアドレスは、インターネット接続する無線 LAN の設定時に必用になりますので、7.1 章で説明します。

ご注意
ブラウザは、キャッシュにより以前のページを記憶しています。よって、データベース接続時に予期していない
表示及び動作をする場合があります。この様な時は、Windows10 PC をご使用の場合は、［Shift］＋［F5］キーを押してください。キャッシュを無視して、再読み込みを実行します。
データベース、リアルタイムモニター表示時も同様です。

4.2. 終了手順
EG-Plus には、USB メモリーが搭載されています。USB メモリーの破損を防止するため、電源 OFF の前には、必ずシャットダウンを実行する必要があります。
手順は、以下の通りです。
手順１ 下図に示す“シャットダウン“のボタンをクリックします。

手順２ 下図に示すポップアップ画面が表示されます。

“OK“をクリックします。
1 分経過後に、EG-Plus の電源 OFF してください。
電源ＯＦＦは、ＡＣアダプタのシーソー・スイッチ (図 1-2)にて、OFF してください。

p. 11
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

5. 検温とプリンタへの印刷

EG-keeper での検温結果のみの印刷を行います。ここでは、まだ、アルコールチェック及びメール通知は、使用しません。

5.1. 印刷関連の設定
図 5-1 に、印刷関連の WEB 設定ツールの初期設定を示します。
設定を変更する場合は、ボタンをクリックし青くしてください。青くなれば、設定されています。
以降、〇ボタンの設定箇所は、すべて同じく、青くなれば、設定されています。

図 5-1 印刷関連の設定画面
設定時の注意事項を以下に示します。
１） 氏名印刷“する”に設定しても、EG-Keeper への顔登録内で名前を登録しないと空白で印刷されます。
２） EG-Keeper 側で顔認証に失敗しても、印刷される場合があります。その場合も、名前は空白になります。
３）レシートへの顔印刷は、解像度が低いため、お客様のご判断にてご使用ください。
４） ここでは、アルコールチェック“しない”の設定で進めてください。
５） ラベル・プリンタをご使用時には、忘れずに“ラベル”に設定してください。

p. 12
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

5.2. 検温と印刷の手順
検温結果のみ（アルコールチェックなし）を印刷する手順を説明します。
手順１ 70cm～100cm 程度の範囲内で、顔を正面に向けて、EG-Keeper のパネルの前に立ちます。
手順２ 検温は、人の顔と認識すると、0.3 秒で終了しますが、印刷が実行されるまで、数秒かかります。
印刷が、始まるまで EG-Keeper のパネルから顔をそらしたり、外れたりしない様にご注意ください。
手順３ 印刷が完了すれば、速やかに EG-Keeper の前から移動してください。
そのまま立ち続けると、まれに再度、印刷される場合があります。これは、避けることのできない症状であるため、ご理解ください。
手順 4 検温と印刷が正常に終了すれば、手順３にて終了ですが、再度、検温される場合は、一度、EG-Keeperのパネルから外れていただき、3 秒以上経過したのち、手順 1 からに従って、検温してくだい。
運用時の注意事項です。
１） 被検温者と次の人との間隔は、1m 以上空けることを推奨します。
２） マスクの色、素材により、印刷できない場合は、マスクを鼻より下にずらして、再度、検温してください。それでも、印刷できない場合は、マスクを顎あたりまで下げて、再度、検温してください。
３） 白マスクの場合でも、背景色が白で、さらに照明の加減により、マスクが背景に溶け込むような状態になると、印刷できない場合があります。
４） 検温結果 OK 時は、“許可証”の文字が印刷されます。
NG 時は、“許可証”の文字は無く、“*温度が異常です”と印刷されます。かつ、顔印刷“する”に設定されていても顔印刷されず、顔印刷エリアは空白になります。

p. 13
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

6. アルコールチェックとプリンタへの印刷
6.1.

Bluetooth アドレスの登録

新規のアルコール検知器を使用する場合は、検知器の持つ Bluetooth アドレスを EG-Plus に登録する必要があります。別の検知器に変わると、本設定を再度行う必要があります。
登録することにより、その検知器と EG-Plus は、1 対 1 で、Bluetooth 接続されます。手順を以下に説明します。
複数台のアルコー検知器と EG-Plus のセットを使用される場合、Bluetooth アドレスの登録は、必ず、1 台ず
つ行ってください。Bluetooth アドレスを取り違える恐れがあります。
手順１ アルコールチェック “しない”設定のままとします。
手順２ アルコール検知器 本体操作 取扱説明書の 13 頁に従い、・mode2 の設定

・BLEon の設定を行います。BLEon、mode2 の設定は、そのまま保持してください。
続けて、図 6.3 の電源/設定ボタンを押して ID 表示画面に進みます。ID 番号設定は必要ありません。

（ID 番号、Bluetooth マークの表示は、Don’t care です）

p. 14
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順３ ID 表示画面にした後、即、下図アルコールチェッカリスト内の“スキャン”ボタンをクリックします。
初期起動直後に、アルコールチェッカリスト BOX 内に表示される Bluetooth アドレスは、検査用のアドレスが登録されている場合がありますが、手順５で再登録されます。

クリック
手順４ スキャンが成功すれば、下図左に示す様に Bluetooth アドレスが表示されます。
正常にスキャンができなかった場合は、下図右に示すポップアップ画面が表示されるので、”OK”ボタ
ンをクリックし、再度、手順２からスキャンを実行して下さい。

クリック
手順５ アルコールチェッカリスト BOX 内に表示された、Bluetooth アドレスをクリックするとアルコールチェッカ
BOX 内に設定され、EG-Plus に登録されます。

クリック
手順 6 以上で、Bluetooth アドレスの登録は、完了です。

6.2. アルコールチェックの設定
図 6-2 に示す様に、アルコールチェック“する”に設定します。
印刷関連の設定は、検温のみの印刷と同じで構いません。必要に応じて変更してください。

図 6-2 アルコールチェック“する”の設定画面

p. 15
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

6.3.

アルコールチェックと検温の印刷手順

アルコールチェック結果の印刷を行います。同時に、必ず、検温結果も印刷されます。
手順を以下に説明します。
アルコール検知器の電源/設定ボタンを図 6-3 に示します。

電源/設定ボタン

図 6-3
6.1 章にて、図 6-3、図 6-4 の mode2、BLEon 設定になっているものとします。
一度設定すれば、矢印ボタンで設定変更しない限り、設定は継続され、手順１から繰り返し測定できます。
手順１ アルコール検知器の電源が OFF であること確認した後、60～70cm 程度の範囲内で、アルコール検知器にストローを刺して（まだ、咥える必要はありません）、EG-Keepeｒのパネルの前に立ち、顔を映します。 マスクは、少なくとも下唇が出るまで下げてください。
電源/設定ボタンを 3 回押し、図 6-3、図 6-4、図 6-5 に画面表示が移行することを目視で確認します。

図 6-3

図 6-4

図 6-5

手順２ 数秒後、画面右上（図 6-6）に Bluetooth マーク（赤丸内）が表示されたら、ストローを咥え、EG-Keepeｒのパネルに顔を向け、4 回目の電源/設定ボタンを押します。 この時点から、印刷が開始されまで、出来るだけ EG-Keeper から顔を動かさないように注意してください。

図 6-6

p. 16
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順３ 測定開始までの 3 秒カウントダウンが開始されますので、この間に息を溜めてください。
カウントダウン終了のブザー音が“ピッ”と鳴ると同時に、ストローに息を吹き始めてください。
息は、4 秒間一定の強さで吹き続けてください。（途中、２秒経過時に“カチッ”とい動作音がします。）
手順４ ４秒経過後、ブザー音が鳴り、測定が終了します。ブザー音は、アルコール検出無か有かで音が変わります。印刷が開始されるまで、EG-Keeper から出来るだけ顔を動かさないように注意してください。
・アルコール検出無時“ピピッ” “ピピッ” “ピピッ”とブザーが鳴り、本体 LED が青色に点灯します。
・アルコール検出有時“ピー” “ピー” “ピー” “ピー” “ピー” “ピー”とブザーが鳴り、本体 LED が赤色に点灯します。
手順５ 終了のブザー音の途中から、ブザー音が鳴り終わって少ししてからの間で、印刷が開始され、測定は終了します。
印刷される検温結果及び顔写真は、ブザー音の鳴り始め前後のタイミングのデータが使用されます。
手順６ 次の測定を始める前に、アルコール検知器を、必ず電源 OFF にしてください。
再度、測定を始めるときは、手順１から繰り返してください。
なお、アルコール検知すると、自動的にクリーニングが実行され、その期間電源 OFF できません。
運用時の注意事項です。
１） アルコール検知器のエラー発生（測定失敗等）時も、検知器本体の LED 点灯、ブザー音がなり、アルコー
ル濃度が 8.88%と印刷されます。これは、アルコール検知器から送られてくるデータであるため、誤印刷ではありません。
２） 被測定者の身長、測定距離の関係により、頭の部分が少し欠けて印刷される場合があります。
３） センサー寿命時は、速やかに、アルコール検知器本体をメンテナンスにお出しください。
センサー寿命については、検知器本体の取扱説明書をお読みください。
４） 検温結果及びアルコールチェック OK（濃度 0.00ｍｇ/L）の時のみ、“許可証”の文字が印刷されます。
アルコールチェック NG（0.01ｍｇ/L 以上）時は、 “*アルコールが検出されました”と印刷されます。かつ、
顔印刷“する”に設定されていても顔印刷されず、顔印刷エリアは空白になります。

p. 17
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

7. メール通知

Wi-Fi ルーターのご使用にあたり、以下にご注意ください。

ローカル IP アドレス：セグメント値=”1“の Wi-Fi ルーターのご使用は避けてください。
インターネットに接続できない場合があります。

7.1. 無線 LAN の設定
手順１ 無線 LAN 設定のアドレス自動設定を“する”に設定します。

手順２ Wi-Fi ルーターの SSID 設定の初期画面を下図に示します。
出荷時、SSID BOX には、何かしらの SSID 名が入っている場合があります。

クリック
SSID BOX 内のボタン表示が、”赤色：接続” ボタンであることを確認し、“スキャン実行”ボタンをクリックします。
手順３ WiFi リスト内に、接続可能な Wi-Fi ルーターの SSID リストが表示されます。

p. 18
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順４ WiFi リスト内表示されている SSID の中から接続したい SSID をクリックすると、SSID BOX に設定され、インターフェース拡張ユニットに登録されます。

クリック
手順５ 下図、Wi-Fi パスワード BOX に、Wi-Fi ルーターのパスワードを入力します。

手順６ 下図の“赤色：接続“ボタンをクリックすると、”黄色：”接続中“に変わります。
さらに、正常に Wi-Fi ルーターと接続できると、”緑色：切断“に変ります。
”黄色：接続中“、”緑色：切断“表示からボタンをクリックすると、切断され“赤色：接続“に戻ります。
(切断中）
クリック

（接続中）
“接続中“から”接続済み“に進めない場合は手順７へ（接続済み）

手順７ Wi-Fi ルーターの DHCP が有効になっていれば、自動的に、IP アドレス、ゲートウェイ、DNS のアドレスが設定されます。アドレスを確認するには、アドレス自動設定を一度、“しない”->“する”に設定を変えてみてください。それぞれの BOX にアドレスが表示されます。

設定完了後は、７．３章のテストメールの送信を行い、正常に送信できれば、手順終了となります。
テストメールが送信できない等の理由により、アドレスを手動で設定する場合は、手順８に進んでくださ
い。

p. 19
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順８ 自動設定によりメール通知ができない時は、接続状態：“緑：切断”表示のまま、・IP アドレス、ゲートウェイのアドレス値を直接手入力して、無線 LAN 設定ボタンをクリック
・DNS のアドレス値を直接手入力して、有線 LAN 設定のアドレス設定ボタンをクリック
してください。

設定完了後は、７．３章のテストメールの送信を行い、正常に送信できれば、手順終了となります。

p. 20
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

7.2.

メール通知受信用メールソフトのアカウントの設定（動作検証用）

EG-Plus には、動作検証用として、表 7-1 に示す通知メール用サーバのアカウントが初期設定されています。
この動作検証用のアカウントは、他のお客様もご利用になられ場合がありますので、お客様のご判断にてご使用ください。ご使用になられない場合、お客様にて メール・アカウントをご用意ください。
設定項目

設定値

メールアドレス
プロトコル
POP メールサーバー
SMTP メールサーバー
メールアカウント
パスワード

alcohol-alert@eg-keeper.jp
受信：POP3、送信：SMTP
pop.lolipop.jp (ポート番号: 110)
smtp.lolipop.jp (ポート番号: 587)
alcohol-alert@eg-keeper.jp
Alcohol-alert0 ←ゼロ

表 7-1 動作検証用メール・アカウント

7.3.

EG-Plus の送信メールサーバーの設定（動作検証用）とテストメール送信

EG-Plus には、動作検証用として図 7-1 に示す様に送信サーバのアカウントがあらかじめ設定されています。
図 7-1 の赤丸で囲んだ宛先メールアドレスは、お客様が受信できるメールアドレスに必ず変更してください。
図 7-1 内を変更は、メール通知“しない“の設定にて行ってください。

必ず変更すること

図 7-1 メール設定初期画面
メール件名 BOX 内の文字“EgPrint”は、初期値です。必要であれば変更してください。
EG-Plus のメール・アカウント設定が、完了すれば、テスト送信を行い、アカウント設定が正しいことを確認し
ます。

p. 21
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

手順１ 下図の“テスト送信“ボタンをクリックします。

クリック
手順２ 正常に送信されれば、下図左の様に、通知メールが受信されます。
送信できない場合は、下図右の様に、ポップアップ画面が表示されますので、”OK”ボタンをクリック
し、アカウント設定の見直しから行ってください。
クリック
宛先メールアドレス

宛先メールアドレス

p. 22
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

7.4.

メール通知の方法の設定
メールテストが正常に送信されれば、図 7-2 で示すメール通知 BOX 赤丸内の“全て”か“異常時のみ”に設定します。

図 7-2 メール通知画面
・“全て”に設定時、以下の“測定結果正常“、“測定結果異常“の両方ともにメール送信されます。
・“異常時のみ” に設定時、“測定結果異常“のメールのみ送信されます。
通知メールの内容は、以下の通りです。
＜測定結果正常の時＞・件名：Egprint<-初期値を使用した場合

・メール文面
記録時刻 : yyyy-mm-dd h:m:s
氏名 : ＊＊＊＊＊＊<-顔登録した人でかつ顔認証一致時のみ名前が通知される。

温度 : XX.X℃
アルコール: X.XXmg/l<-アルコールチェック“しない”の時は、本項目は削除される。

・添付ファイル
Face.jpeg<-測定時の顔のスナップショット （ファイル名は固定）＜測定結果異常値有の時＞・件名：Egprint(異常値があります)<-初期値を使用した場合

・メール文面
記録時刻 : yyyy-mm-dd h:m:s
氏名 : ＊＊＊＊＊＊<-顔登録した人でかつ顔認証一致時のみ名前が通知される。

温度 : XX.X℃
アルコール: X.XXmg/l<-アルコールチェック““しない”の時は、本項目は削除される。

・添付ファイル
Face.jpeg<-測定時の顔のスナップショット （ファイル名は固定）

p. 23
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

8. データベース

測定結果は、EG-Plus に接続されている USB メモリーに保存され、データベースとしてブラウザから検索・ダウ
ンロードできます。USB メモリーに保存される件数は、約 49 万件です。
USB メモリーのデータベース内には以下のデータを保存します。
・測定日時
・氏名
・検温結果
・アルコール濃度値
・顔写真

8.1.

データベース用ブラウザの起動と終了

データベース用ブラウザの起動手順を説明します。例として、ブラウザには、Google Chrome を使用します。
終了は、ブラウザを閉じるだけで完了します。
手順１ Chrome を起動し、図 8-1 に示す様に、検索入力欄に、
http://192.168.1.50と入力し、⏎キー押下もしくは、読み込みを実行してください。

図 8-1 検索欄の表示
手順 2 ブラウザのタブに“192.168.1.50”と表示された、データベース用ブラウザが起動します。
初期画面を図 8-2 に示します。年月日は、起動日を表示します。

図 8-2 初期画面

p. 24
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

各項目の説明を表 8-1 に示します。
表 8-1 各項目の説明
設定項目
年月日
検索
ダウンロード検索オプション
記録 ID
記録時刻
氏名
温度（℃）
アルコール
写真
全削除

説明
検索表示したい年月日の範囲を指定します。
検索をスタートする時にクリックします。
クリックすると、現在、設定されている検索条件を csv ファイルにダウンロードします。
クリックすると、検索条件の設定画面を追加表示します。
全記録データに、日時順に 1 から番号を割り振ります。
但し、削除されたデータの ID は、他の新しいデータには割り振りされません。よって、出荷試験等で使われた 1～数個の ID は、使用できない場合がありますが、不具合ではありません。
測定時の EG-Keeper の時刻を示します。
氏名が表示されれば、EG-Keeper にて顔登録され、かつ顔認識が一致したこと示します。
検温結果を示します。
アルコールの測定結果を示します。（単位：mg/l）
測定時の顔のスナップショットが表示されます。
検索した 1 日分のデータを全て削除します。

p. 25
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

8.2.

データベースの検索とダウンロード

図 8-3 の右上の“検索オプション“ボタンをクリックすると、赤枠で囲んだ検索オプションが追加表示されます。
検索オプションの初期値は、指定年月日内の全てのデータを表示する設定になっています。
検索は、画面表示を実行し、ダウンロードは、PC の“ダウンロード”フォルダーに csv ファイルをダウンロードします。よって、新しく検索設定した後、検索を実行しないで、先にダウンロードを実行すると、画面表示は更新されず、csv ファイルのみ新しい検索設定によるデータが保存されますので、ご注意ください。
なお、csv ファイルに、顔写真は含まれません。また、csv ファイル名は、egprint-“自 年月日”の日付.csv に
なります。

クリック
クリック
クリック

①
②

➂

図 8-3 検索オプションの表示

④

➄

⑥

検索オプションの説明を表 8-2 に示します。
表 8-2 条件設定
項番
１

設定項目
温度

2

EG-Keeper 設定値

3

温度検索条件

4

組合せ条件

5

アルコール値

6アルコール検索条件

範囲36.0～41.8℃ （0.2℃刻み）
EG-Keeper の温度：MAX 値を項番１の温度条件に設定します。
但し、小数点以下 1 桁目が奇数値の時は、-0.1 した温度で設定されます。
EG-Keeper 側の設定値が、項番１の設定範囲外の時は、図 3-4のポップアップ画面が表示されるので、“OK”ボタンで終了させ、EG-Keeper の設定値を修正してください。
不使用 ： 検索しない（すべてのデータが検索対象）
以上 ： 設定値を含めた大きい値を検索
より大 ： 設定値を含ない大きい値を検索
以下 ： 設定値を含めた小さい値を検索
より小 ： 設定値を含めない小さい値を検索
温度とアルコール値の組み合わせ検索
または ： どちらか一方の検索で一致したデータを表示
かつ ： 両方の検索で一致したデータを表示
0.00～1.50mg/l （0.1 mg/l 刻み）
不使用 ： 検索しない（すべてのデータが検索対象）
以上 ： 設定値を含めた大きい値を検索
より大 ： 設定値を含ない大きい値を検索
以下 ： 設定値を含めた小さい値を検索
より小 ： 設定値を含めない小さい値を検索

p. 26
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

9. リアルタイムモニター

測定結果をリアルタイムでブラウザ表示します。
表示件数は、最大 10 件です。
リアルタイムモニター用ブラウザの起動手順を説明します。例として、ブラウザには、Google Chrome を使用します。終了は、ブラウザを閉じるだけで完了します。
手順１ Chrome を起動し、図 9-1 に示す様に、検索入力欄に、
http://192.168.1.50/egmonitor.htmlと入力し、⏎キー押下もしくは、読み込みを実行してください。

図 9-1 検索欄の表示
手順２ データベースの保存件数が 0 件の場合は、図 9-2 に示す表題のみ表示されます。
データベースにデータが保存されている場合は、新しい時刻からさかのぼって、最大 10 件数までを記
録時間が新しい順に表示します。

図 9-2 測定結果表題
手順３ 新しい測定データを受信すると、先頭に表示し、10 件を超えていれば、古いデータから消去されていきます。ただし、データベースのデータは、消去されません。
なお、記録ＩＤは、データベースと連動しています。

p. 27
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

10. 印刷イメージ

例として、・氏名印刷“する”
・アルコールチェック“する”の設定での印刷イメージを表 10-1 に示します。
もし、氏名印刷“しない”、アルコールチェック“しない”に設定すると、氏名、アルコール濃度の行が印刷されず、上に行が詰められます。
設定と結果

レシート印刷

ラベル印刷

許可証の文字の代わりに、＊の後に NG
内容が印刷されます。

許可証の文字の代わりに、＊の後に NG 内容が印刷されます。

顔印刷：しない
検温：OK
アルコールチェッ
ク：OK

顔印刷：する
検温：OK
アルコールチェッ
ク：OK

測定 NG がある場
合p. 28
株式会社ＷＤＳ

EG-Plus クイックスタートガイド

顔印刷：しない
検温：NG
アルコールチェッ
ク：NG（0.01mg/L 以上
で、NG となる）
顔印刷：する
検温：NG
アルコールチェッ
ク：NG（0.01mg/L 以上
で、NG となる）

測定 NG 時は、顔印刷されません。

顔印刷されるエリアが空欄になる。

＜印刷例＞

レシート・プリンタ印刷例

ラベル・プリンタ印刷例

p. 29
株式会社ＷＤＳ