クイックスタートガイド
No. 99MBC146B4

EJカウンタ用
インタフェースユニット
USB
CC-LinkPROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意ja

商品または包装に記されたこのシンボルマークは、欧州諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するた
めに、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お求めの販売店、または弊社営業の窓口にご相談ください。

ご使用になる前に、以下のものが入っていることを確認してください。
お客様のご購入の機種により同梱物が異なりますのでご注意ください。

本書は簡易版となります。
ご使用前に、下記弊社ホームページまたはQR
コードよりユーザーズマニュアルをダウンロー
ドしてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

品名1

終端ユニット1

DINレール固定金具（固定用 M4 ねじ付き）

2
1

コネクタープラグ

1*1

CC-Link 通信用終端抵抗

1*1

クランプフィルター

1*1

取扱説明書（本書）No. 99MBC146B

1

WEEE説明書1• インタフェースユニットEtherCAT：取扱説明書No. 99MBC158

保証書

1▶ https://manual.mitutoyo.co.jp*1 インタフェースユニットCC-Link のみに付属します。

• インタフェースユニットCC-Link : 取扱説明書No. 99MBC141• インタフェースユニットPROFINET : 取扱説明書No. 99MBC143• インタフェースユニットEtherNet/IP : 取扱説明書No. 99MBC144

仕様は、 「6. 仕様」
USB 通信、産業用 I/F 通信ともに、EJカウンタに接続されたリニヤゲージの計測値をPC およびPLC（プログラマブルロジックコントローラ）に出力でき、EJカウンタで実施した公差判定結果もあわせて出力できます。
また、USB 通信を用い、簡便に EJカウンタの設定や、計測値の表示を行える無償アプリケーションソフトウェア「LG QuickSetupTool」を準備しています。弊社のホームページ（https://www.mitutoyo.co.jp）よりダウンロードしてご利用ください。

本商品を分解・改造しないでください。金属粉の混入によるショートで破損や火災の危険があります。

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。
本商品は工業用商品です。住宅環境での使用は意図しておりません。住宅
環境で使用すると、他の機器に対して電磁妨害を発生する可能性があります。その場合には電磁妨害に対する適切な対策が必要となります。

Tips「LG QuickSetupTool」の対応 OS は、Windows10です。また、お客様の環
境での動作を完全に保証するものではありません。本アプリの利用料は無料ですが、ダウンロード時にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1もしくは外国為替令別表に定める16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場
合、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1もしくは外国為替令別表に定める1から15の項」によるリスト規制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

②

USBコネクター（Type-C）

説明
電源が供給されると点灯します。
EJカウンタとの通信にエラーがある場合は点滅します（インタフェースユニットUSB のみ）。
PCとUSB接続ができます。

CC-Link 通信にエラーが発生している場合に点灯／点滅します。
します。
EJカウンタとの通信にエラーがある場合は消灯または点滅します。

⑥ ［B.RATE］
スイッチ

CC-Link の対応バージョンと通信速度を設定します。

⑦ ［STATION No.］

CC-Link の局番を設定します。

⑧ ［NETWORK］

PLCなどのマスター機器との通信状態を示します。

⑩ ［LINK PORT 1］

Ethernet 系インタフェース通信用コネクターの
LINK PORT 1で通信が行われているときに点灯／点滅します。

表示

2

2

1
DINレール⑱ ［L/A OUT］表示⑲ ［DEVICE ID］⑳

接地端子

付属のアース線を使用し、接地します。

5. トラブルシューティング

DINレールに取り付ける

3 EJカウンタと連結する
DIN レール上で本商品または EJカウンタをスライドさせて、本商品のカウンター連結用コネクター（凹）と、EJカウンタのカウンター連結用コネ
クター（凸）を密着させてください。

3.3. 電源の接続

重要

①

⑦

無償ダウンロードアプリケーション
LG QuickSetupTool

①

USB通信

EJカウンタを9 台以上連結しないでください。故障する可能性があります。

3.2. 外部機器の接続

症状

重要
終端ユニットは必ず取り付けてください。終端ユニットを取り付けないと本商品とEJカウンタの間で正常な通信ができません。

3.2.1 USB接続（全機種共通）
本商品前面の USBコネクター（Type-C）とPC の USB端子をUSBケーブルで接続します。

重要
USBケーブルを接続したままで使用する場合は、USB 端子に負荷が掛からないようにケーブルを固定してご使用ください。

終端ユニット

本商品のUSBコネクターはType-Cです。
Type-C 以外のコネクター（miniB、microB 等）は接続できませんのでご注意ください。

2.3.2 参照⑳⑳

■ インタフェースユニット■ インタフェースユニット

PROFINET①

DINレール用固定金具に付属されているねじを固定金具のねじ穴にねじ込み、ねじの先端が DIN
レールに当たって固定金具が動かなくなるまで、しっかり締める

②

⑧
⑨
⑩
⑪
⑤

⑭

①

CC-Link ネットワークへの接続は CC-Link 専用ケーブルを付属のコネクター
プラグに接続してください。
ケーブルを接続する際は、コネクタープラグのねじをマイナスドライバーで回して端子口を開け、ケーブルを奥までしっかり差し込んでから再度ねじを回して固定してください。
SLD 端子には、CC-Link 専用ケーブルの編組シールドをより合わせ、必要に応じて絶縁チューブをかぶせて接続してください。

固定金具に付属しているねじは、TH35-7.5 への固定用です。
TH35-15 用は別途ご準備ください。
（M4）

⑫
⑬
⑩
⑪
⑤

②

端子名

DINレール用固定金具

②
DA

説明

■ インタフェースユニット■ インタフェースユニット

EtherCAT

3 手順 1 〜手順 2 を繰り返し、終端ユニット側にも固定金具を取り付け固定する

お客様の機器のポート設定が間違っている

インタフェースユニットは、電源投入時にEJカウンタを認識します。
一度電源を切って、再度電源を投入
してください。

EJカウンタがエ
現在値データをラーを発生し、カ呼び出せないウントしていない

DB

DG

SLD

FG

被覆色・他

DA

Blue

DB

White

DG

Yellow

SLD

Shield

FG

–

症状

②

任意ID 設定を行っ
EJカウンタの ID設定が重複しない
た場合に、EJカウ
ようにキー操作でパラメーター設
ンタのID設定が定を行ってください。
重複している

ユニット間接続が外れた

DINレール用固定 DINレール用固定金具を使って、本金具が設置されて 商品やEJカウンタが容易に動かないないいように固定してください。

電源投入後に、通一度電源を落とし、再度電源を投入
信速度設定を変してください。
更した

EJカウンタの詳細は、別冊の「リニヤゲージ用小形表示ユニットEJ
カウンタのユーザズマニュアル」をご覧ください。

正しい局番になるように、設定し直してください。
局番設定が間違っ
また、使用するバージョンによって通信ができないている
占有局数が異なります。併せてご確（［ERROR］表示
認ください。
が点灯／点滅）通信速度設定が間違っている

Tips

2

機種

全機種

USB

USB 2.0 Full Speed

最大通信速度

12 Mbps

使用ポート

仮想 COMポート

コネクタータイプ

Type-C

6.2.2. CC-Link

マスター機器からのケーブルをマスター機器からのケーブルを
EtherCAT OUT に
EtherCAT IN に接続してください。
接続している（EtherCAT通信）

機種

パーツNo. 21HZA186
インタフェースユニットCC-Link

CC-Link Ver.

Ver. 1.10/Ver. 2.00

局種

リモートデバイス局

占有局数Ver. 1.10：2 局
Ver. 2.00：4 局（拡張サイクリック4 倍）接続プラグ

コネクタープラグ型番：
1908732（フエニックスコンタクト製）

通信ケーブル

CC-Link 規格準拠ケーブル

6.2.3. PROFINET

マスター機器が本商品とEJカウン 電源や通信ケーブルからの電気的本商品からのエタ間または本商品 ノイズが流入している可能性がありマージェンシー内部で一時的なます。電源にノイズが乗っていない
メッセージを受
通信エラーが発ことの確認やアース接地の見直し信した
生を行ってください。
（EtherCAT通信）

機種

パーツNo. 21HZA187
インタフェースユニットPROFINETPROFINETPROFINET RT（RT Class1）

コンフォーマンス
クラス

Class B

通信ポート

RJ45 × 2 ポート（IP20）

通信ケーブルCat.5e以上の STPケーブル、またはPROFINET 対
応 TCP/IPケーブル*クロスケーブル、ストレートケーブル両対応

最大通信速度

100 Mbps 全二重パーツNo. 21HZA188
インタフェースユニットEtherNet/IP

対応インタフェース

EtherNet/IP

通信ポート

RJ45×2ポート（IP20）

通信ケーブルCat.5e以上のSTPケーブル、またはEtherNet/IP 対
応TCP/IP 準拠ケーブル* クロスケーブル、ストレートケーブル両対応

通信速度

オートネゴシエーションにより自動切替
10 Mbps / 100 Mbps
全二重／半二重6.2.5. EtherCAT
機種

パーツNo. 21HZA264
インタフェースユニットEtherCAT

対応インタフェース

EtherCAT

通信ポート

RJ45×2ポート（IP20）

通信ケーブルCat.5e以上のSTPケーブル、またはEtherCAT対応
ケーブル

通信速度

100 Mbps 全二重EtherCAT® は、Beckhoﬀ Automation GmbH（ドイツ）よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。

6.3. 一般仕様（全機種共通）
IP20

保護等級

入力電圧 10 V〜27 V DC（EJカウンタから供給）
単体：3 W以下
電源定格 最大消費
最大連結時：30 W以下
電力（EJカウンタ8台、および、リニヤゲージ16本含む）
使用温度（湿度）範囲 0 °C 〜 50 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）
保存温度（湿度）範囲 -10 °C〜 60 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）

CEマーキング／
UKCAマーキング

EMC指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2
Emission limit: Class A
RoHS指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：EN IEC 63000

現在値は、Ver. 2.00でデータ転送
Ver. 1.10で使用しが可能です。
ている
Ver. 2.00で使用してください。
現在値データを呼び出せないEJカウンタがエ
EJカウンタのエラーを解除してくだ
ラーを発生し、カさい。
ウントしていない

CC-Link 通信用終端抵抗を取り付ける際は、コネクタープラグのねじを
マイナスドライバーで回して端子口を開け、CC-Link 通信用終端抵抗を奥までしっかり差し込んでから再度ねじを回して固定してください。

現在値が想定した数値と合わない

3 コネクタープラグを本商品の CC-Link 通信用コネクターに取り付け、コネ
クタープラグ両脇のネジをマイナスドライバーで締め付けて固定する

4

ネットワーク内の通信速度に合わ
せ、設定し直してください。

機種

電源投入後に、局 一度電源を落とし、再度電源を投入
番設定を変更した してください。

プラグの DA 端子とDB 端子に付属の CC-Link 通信用終端抵抗（抵抗 110 Ω、
1/2 W、J）
を取り付ける

⑮
⑯
⑰
⑱
⑤

対処

［EJCONNECT］表示が点滅する

桁が合わない本商品では、転送データの最小分
解能は固定されています。
（0.00001 mm）
また、小数点データは転送していません。
上記を考慮の上、データの変換をしてください。

本商品では、マイナスの数値は2のマイナスの数値の補数で扱っています。
変換がおかしい
データの変換方法を見直してください。

⑳

株式会社 ミツトヨ〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

原因

終端なのに、終端付属のCC-Link 通信用終端抵抗を抵抗を接続してい使用してください。
通信ができない ない2 本商品が CC-Linkネットワーク内における終端機器になる場合は、コネクター⑲

EJカウンタのエラーを解除してください。

コネクタープラグへの配線が間違っ 正しく配線し直してください。
ている

クランプフィルターは、マスター機器側のケーブルのコネクタープラグに近い位置に取り付けてください。

①

ポートを使用しています。
お客様の機器の割り当てポート設
定と、通信に使用しているアプリ
ケーションの設定が合うように、見直してください。

■ CC-Link通信

1 付属のクランプフィルターを取り付けるPROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT（共通）

本商品をDINレールに取り付けるために使用します。

電源や通信ケーブルからの電気的ノイズが流入している可能性があります。電源にノイズが乗っていない
ことの確認やアース接地の見直しを行ってください。

［MODE］スイッチの値を確認してください。
IPアドレスが不適「0（固定 IP モード）」に設定されてい当（EtherNET/IP
ると、USB コマンドまたは「LG通信）
QuickSetupTool」で設定した値は有効になりません。
通信ができない対処

本商品の USB通信規格は、USB 2.0
Full Speed に対応し、Windows 10
お客様の機器のの標準デバイスドライバで動作し通信規格が間違っます。
ている
お客様の機器を見直して通信できる環境にしてください。
USB通信ができない
本商品のUSB通信では、仮想COM

カウンター、またはインタフェース 故障しているカウンター、またはイユニットの連結用 ンタフェースユニットを正常なもの
コネクターが故障 に交換してください。
している

3.2.2 CC-Link接続

原因

終端ユニットが接続されていない
終端ユニットが接と、正しく通信できません。
続されていない
終端ユニットを接続してください。

USBケーブルは、お客様にてご準備ください。

2 固定金具が本商品に接するようにDINレール上をスライドさせ、固定金具

Tips

①

6.2.1 USB

6.2.4. EtherNet/IP

本商品は、Type-C のコネクターをUSBコネクターのUSBコネクター
使用しています。
タイプが間違ってが接続できない
Type-C に対応したケーブルを使用いる
してください。

連結されているユニットのうち、 対象のユニットが 故障しているユニットを正常なもの
1つだけ電源が 故障しているに交換してください。
入らない

Tips

EtherNet/IP

6.2. 搭載インタフェース

7

症状［EJCONNECT］表示が点灯しない EJカウンタが9台 一度電源を切って、EJカウンタを8（EJカウンタと以上接続されてい 台以下にして再度電源を投入してく通信しない）る
ださい。

1

シリアルラベル［MODULESTATUS］表示
本商品内で一時が赤点滅する的な通信エラー（EtherNET/IP通 が発生
信）現在値* パラメーター設定値による現在値ホールド（ソフトウェアホールド）
プリセット／ゼロセットのクリアー
ピークホールドクリアー
EJカウンタの操作／
エラークリアー設定
パラメーター設定／確認
公差判定値の設定／確認
プリセット値とゼロセット値の設定／確認

本商品は、USBのバスパワーで電源を供給する仕様ではありません。
電源は、EJカウンタから供給されます。EJカウンタへ電源を投入してください。

■ USB通信対処

連結されている
電源が入るユニッユニットの途中
トと電源が入らなから電源が入らいユニットのどちら 故障しているユニットを正常なもの
ないか、または両方の に交換してください。
連結用コネクターが故障している

EJカウンタが電源投入状態で、インタフェースユ
ニットを接続した

ねじ穴

2

原因

電源が入るユニットと電源が入らな
連結用コネクターいユニットの連結部を一度離し、再の接触不良
連結してください。

各機種の通信の設定については、弊社ホームページより各機種のユーザー
ズマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

もう一方のツメをDINレールに掛ける

ピンアサイン
ラベル

出力可能データ

本商品では、転送データの最小分
解能は固定されています。
（0.00001 mm）
また、小数点データは転送していません。
上記を考慮の上、データの変換をしてください。

5

1 固定金具のねじ穴に近い方のツメをDINレールに掛けて押し込みながら、

2.3.1. 本体（全機種共通）

6.1. 機能（全機種共通）

カウンター、またはインタフェース 故障しているカウンター、またはイユニットの連結用 ンタフェースユニットを正常なもの
コネクターが故障 に交換してください。
している

3.1.3. DINレール用固定金具の取り付け

DINレール取り付
け部

USBから電源を投入しようとしている

付属のコネクタープラグと市販のCC-Link 規格準拠のケーブルを使い、CC-Linkネットワークに接続します。

②

2.3. 各部の名称

6. 仕様
仕様の詳細は弊社ホームページより各機種のユーザーズマニュアルをダウ
ンロードしてご確認ください。

電源容量が足りな DC 10 V〜27 V、30 Wでノイズの乗っ電源が入らない いていない電源を接続してください。

1 接地端子のねじを外す

PLC②

EJカウンタのコネ
クタープラグへの EJカウンタのコネクタープラグに電源接続が間違っ 電源を正しく接続してください。
ている

電源を接続する前にアース（接地）接続を必ず行ってください。
接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。

DINレール上でのスライドはゆっくり行ってください。

詳細は弊社ホームページより各機種のユーザーズマニュアルをダウンロー
ドしてご確認ください。

任意ID 設定を任意ID 設定を行った後は、必ず電行った後に電源を 源の再投入または通信によるシス再投入していない テムリセットを実施してください。

が点滅する（PROFINET 通信）

対処

EJカウンタに電
電源はEJカウンタから供給されま源を供給していな す。EJカウンタの電源を投入してくいださい。

本商品は EJカウンタを経由してアース接続します。本商品とEJ カウンタの接続には付属のアース線を使用します。

Tips

産業用 I/F 通信①

原因EJカウンタと接続 電源はEJカウンタから供給されましていない
す。EJカウンタと接続してください。

3.3.1. アース接続

本商品と反対端の EJカウンタに終端ユニットを取り付けてください。

③
④
⑤

⑥

②

PC

名称

症状

本商品の電源は、接続したEJ カウンタより供給されます。

・付属のアース線はインタフェースユニットの接地端子とEJカウンタの接地端子を接続するのみです。
・連結したユニット全体の接地は、EJカウン
タに付属されているアースリードを使用します。

［MODULE］表示

■ 共通

Tips

Tips

対処
本商品の通信用コネクターの規格
は RJ45です。RJ45に接続できるケーブル、プラグコネクターをご準備ください。

本商品では、マイナスの数値は2 のマイナスの数値の 補数で扱っています。
変換がおかしい
データの変換方法を見直してください。

5.1. トラブルシューティング

起動時の突入電流を考慮して、充分な電源容量を持った電源をご準備ください。

4 付属の終端ユニットをEJカウンタの連結用コネクター（凹）に取り付ける

インタフェースユニット

カウンター連結用 EJカウンタと接続します。
コネクター

4. データ入出力
詳細は弊社ホームページより各機種のユーザーズマニュアルをダウンロー
ドしてご確認ください。

3■ インタフェースユニットUSB ■ インタフェースユニットCC-Link

リニヤゲージ（各 EJカウンタに2 本ずつ。最大で16 本接続可能）番号

産業用 I/F ネットワークと接続する場合、本商品に電源を供給した後にマスター機器の電源をオンにしてください。

2 本商品が EJカウンタのカウンター連結用コネクター（凸）側になるように

EtherCAT通信用コネクターのEtherCAT OUTで通信が行われているときに点灯／点滅します。
本商品の Device IDを設定します（0〜999）。
0に設定されている場合は使用されません。

Tips

バーを取り外す

EtherCAT通信用コネクターの EtherCAT INで通信が行われているときに点灯／点滅します。

スイッチ

・通信ケーブル は、Cat.5e 以上 の STP ケーブル、また は EtherCAT 対応
ケーブルを使用してください。
・インタフェースユニットEtherCAT は、通信用コネクターの INとOUT が決まっています。DINレール側（イラスト下側）が EtherCAT IN、前面側（イラスト上側）がEtherCAT OUTです。
・インタフェースユニットの設定等の詳細は、弊社ホームページよりユー
ザーズマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

1 本商品、および連結するEJカウンタのカウンター連結用コネクターの保護カ

点滅します。

⑰ ［L/A IN］表示

本商品に電源スイッチはありません。また、電源は EJカウンタから供給されます。
本商品の電源をオン／オフする際は、EJカウンタに供給される電源自体のオン／オフを切り替えるか、電源ケーブル等を抜き差ししてください。
電源が入ると、EJカウンタに ID 番号が自動的に割り当てられ、本商品と通信できる状態になります。

3.1.2. EJカウンタとの連結

Ethernet 系インタフェース通信用コネクターの
LINK PORT 2で通信が行われているときに点灯／点滅します。

現在値が想定した数値と合わない3.3.2. 電源オン／オフ

マスター 側 からの 通信 ケ ーブ ル を 本商品 のEtherCAT 通信用 コ ネクター
（EtherCAT IN）に接続してください。
ネットワーク拡張時は、EtherCAT通信用コネクター（EtherCAT OUT）
から他の機器に接続できます。

Tips⑭ ［MODE］スイッチ IPアドレスのモード設定をします。
本商品の EtherCAT通信状態を表示します。
⑮ ［RUN］表示⑯ ［ERROR］表示 EtherCAT通信でエラーが発生している場合に

CC-Link 通信用
コネクター

2.3.2. 前面および下面

IN/OUT 信号■ 取り外し3.2.4 EtherCAT接続

詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形
表示ユニットEJカウンタのユーザーズマ
ニュアル」をご覧ください。

2.2. システム構成

終端ユニット（付属）■ 取り付け原因

桁が合わないEJカウンタのアース接続の詳細は、別冊の「リニヤゲージ用小形表
示ユニットEJカウンタのユーザーズマニュアル」をご覧ください。

STATUS］表示

1

EJカウンタ（最大で8 台接続可能）

Tips

本商品の DINレールへの取り付け／取り外しは、本商品に接続されるケー
ブル、コネクター類をすべて取り外した状態で行ってください。

症状

5.2. エラー出力

Cat.5e以上の STPケーブル、または
使用ケーブルのカ
通信速度が遅い
各インタフェース通信規格のTCP/
テゴリが間違って通信ができない
IP 準拠ケーブルを使用してくださいるい。

3.1.1. DINレールへの取り付け／取り外し

1
インタフェースユニットの状態を示します。

・通信ケーブルは、Cat.5e 以上の LAN ケーブルを使用してください。本
商品はストレートケーブル、クロスケーブルの両方に対応しています。
・各インタフェースユニットの設定等の詳細は、弊社ホームページより各機種のユーザーズマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

3.1. 設置⑫ ［NETWORK⑨ ［MODULE］表示⑬ ［MODULE

Tips

3 本商品とEJカウンタの接地端子のねじをしっかり固定する
4 EJカウンタのアース接続を行う

重要■ PROFINET 通信／EtherNet/IP 通信／EtherCAT通信（共通）
RJ45以外のコネケーブルの接続
クターを使用しよができない
うとしている

本商品は、DINレールに取り付けて使用します。

スイッチ
表示

カウンタの接地端子のねじをゆるめてアース線のY端子を引っ掛ける

本商品の通信用コネクター（LINK PORT 1または LINK PORT 2）にケーブルを接続してください。
ネットワーク拡張時は、空いているコネクターから他の機器に接続できます。

インタフェースユニットCC-Link の図で説明します。

CC-Linkネットワークに接続すると点灯します。

表示

2 アース線の丸穴端子に外したねじを通して接地端子に仮止めし、隣の EJ

3.2.3 PROFINET 接続／EtherNet/IP 接続（共通）説明

3. セットアップ⑤ ［EJ-CONNECT］ 本商品が EJカウンタと通信している場合に点灯⑪ ［LINK PORT 2］

本商品は、EJカウンタ用インタフェースユニットです。小型、省スペースで、DIN レール上で EJカウンタに連結して使用します。
インタフェースユニットは、USB通信および産業用I/F 通信を行うことができます。産業用I/F 通信は、機種により対応I/Fは異なります。機種別仕様、共通

注意① ［POWER］表示

表示

2.1. 商品概要

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。
本商品が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。

名称

STATUS］表示

2. 概要
安全に関するご注意

番号

名称

Ethernet系インタ 市販のLANケーブル（各インタフェース通信規
フェース通信用格準拠）を使い、各インタフェースに接続します。
コネクター
Tips
（RJ45コネクター）
Cat.5e 以上 の LAN ケーブルを使用してください。

インジケーターおよび設定内容の詳細は、弊社ホームページよりユー
ザーズマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

数量インタフェースユニット

アース線• インタフェースユニットUSB : 取扱説明書No. 99MBC142

番号③ ［RUN］表示④ ［ERROR］表示

1. 開梱と同梱物の確認*99MBC146B4*

Tips

6

8

Printed in Japan
2024 年1月1日 発行 (1)