Cat.No. B04-04-Z

GC62

デジタル微差圧計

気体計測

極微差圧レンジに対応Model GC62 Digital Differential Pressure Gauge

概 要
小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。

特 長・10Paから20kPaまでの幅広い差圧レンジ・スイッチ機能（リレー２接点）
・アナログ出力（オプション）・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調機能
・視認性の良い大型4桁LED表示

RoHS

機 能

センサ部特長シリコン・キャパシタンス（SC）センサ

・コンパレータ（リレー接 点 ）を２出力搭載し確 度の高いON・OFF制御が 可能です。

センサ部は小形シリコンダイアフラム

実物大を採用、可動部が少ないシンプルな構

ループチェック機能等多彩な機能にオプションでアナログ出力及び開平演算機能も搭載。
・流量計への応用等、差圧、流量制御でのアプリケーション造であるため、耐振性・耐衝撃性に優SCセンサ
センサチップ

れています。

・表 示スケーリング機 能 、フィルタ機 能 、ホールド機 能 、への対応が 可能です。

コンパレータ（OUT1,OUT2）動作表示 LED（赤）ADJ.キー

出力ＯＮ時点灯します。

ゼロ点調整時に使用します。

シリコンダイアフラム

測定圧

上部電極

ガラス

設定モード（SET）動作表示 LED（橙）設定時は点灯。ループチェック、

圧力・設定値表示 L E D

ホールド機能（最大値、最小値）表示時は点滅。それ以外では消灯します。

測定圧

下部電極

MODEキー▼ DOWNキー

MODEキーは、各動作モード数値の設定及び項目の選択に数値の設定及び項目の選択に及び各サブモードの切替時に使用します。測定モードでは使用します。測定モードでは使用します。

最小値を表示します。

最大値を表示します。

MODE▲ UPキーGC62

デジタル微差圧計
製作仕様
項目内容

測定流体

気体計測（乾燥空気、窒素ガスなど）但し、水分、粉塵等を含まないこと

使用環境

通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所

取

パネルマウント・壁取付（DINレール）

付

圧力接続口

G1/8

接ガス部材質シリコン、シリコーン、ガラス、ABS

表示方式

4桁LEDデジタル表示（文字高さ10mm）

表示周期200ms

表示単位

差圧表示（GC62-□□1）Pa、kPa
開平演算表示（GC62-□□2）Pa、kPa、root

電12〜24V DC ±10％（4〜20mA出力時：15〜24V DC ±10％） リップル電圧

源

10％（P-P）以下

55mA以下（4〜20mA出力時：75mA以下）

消費電流

リレー接点×２出力（110V AC、0.2A 抵抗負荷）
応答速度：5ms以下（GC62-□□2時10ms以下）
接断差：ヒステリシスモード 可変
ウインドコンパレータモード 1%F.S.固定
ディレー：0〜2.00s（ON、OFF共）
動作表示灯：赤色LED（OUT1、2）ON時点灯

アナログ出力4〜20mA DC（負荷抵抗400Ω以下）又は1〜5V DC（負荷抵抗10kΩ以上）※4〜20mA 選択時は電源電圧15V DC以上でご使用ください。
応答速度：50ms以内（フィルタ無しの場合）
分解能 0.04mA DC以下（4〜20mA DC）、12mV DC以下（1〜5V DC）

信号出力

コンパレータ出力（オプション）

開平演算（オプション） 風速・風量表示（±表示の差圧レンジは製作不可）

機
能スケーリング

表示値、アナログ出力

ループチェック

コンパレータ出力、アナログ出力

フィルタ無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s（時定数）
設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます

エラー表示

過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力

ホールド最大値、最小値表示

その他

ワンタッチゼロ調、キーロック

保護回路

電源逆接続

使用温度範囲−10〜50℃（凍結・結露無きこと）

使用湿度範囲35〜85％RH（結露無きこと）

保存温度範囲−20〜60℃（凍結・結露無きこと）

漏れ許容量

1.7×10−4Pa・m3/s ＊1

ケース構造屋内仕様（IP40

ケース材質

PC/ABS（UL94V-0）

質

約95g（パネルマウント）
約140g（壁取付）量IEC規格）パネルアダプタ（パネルマウント選択時）
六角穴付プラグ（パネルマウント選択時）
単位シール（開平演算機能付選択時）

付属品

＊1

本製品は、リークテストの様なリーク量を厳密に測定する必要のある用途にはご使用できません。

2GC62

デジタル微差圧計
製作レンジ・表示値
単位別表示最大値 ＊1

差圧レンジ

Pa

0〜10Pa±10Pa

10.00（±10.00）−

0〜25Pa0〜50Pa±25Pa

25.00（±25.0）

−

±50Pa

50.0（±50.0）−

0〜100Pa±100Pa100.0（±100.0）−

0〜200Pa±200Pa200.0（±200）

0〜0.5kPa±0.5kPa−0.500（±0.500）

0〜1kPa±1kPa−1.000（±1.000）

0〜2kPa±2kPa−2.000（±2.00）

0〜5kPa±5kPa−

5.00（±5.00）

0〜10kPa±10kPa−10.00（±10.00）

0〜20kPa

−−

20.00

50kPa

−

開平演算表示＊2

差圧表示

許容最大圧力kPa(GC62-□□1)(GC62-□□2)-1999〜6000の範囲
で任意の値をスケーリング表示

0〜6000の範囲で任意の値を設定

100kPa※±表示の差圧レンジにおいて、高圧側（Ｈ）が低圧側（L）より低い場合は、マイナス（ー）表示となります。
＊1（ ）内は差圧レンジが±表示の時＊2 ±表示の差圧レンジは製作不可

精度・温度係数
精

差圧レンジ

差圧表示

度

温度係数
（ゼロスパン共）

開平演算 ＊3

アナログ出力

0〜10Pa±10Pa

0〜25Pa±25Pa

0〜50Pa±50Pa

0〜100Pa±100Pa0〜200Pa±200Pa

±0.5％F.S.

0〜0.5kPa±0.5kPa

0〜1kPa±1kPa

但し差圧レンジの5〜100％F.S.において0〜2kPa±2kPa

0〜5kPa±5kPa

0〜10kPa±10kPa0〜20kPa−±0.15％F.S./℃±(1.5％F.S.+1digit)
at 23℃±(1.0％F.S.+1digit)
at 23℃±1.5％F.S.

±0.1％F.S./℃±1.0％F.S.

＊3 ±表示の差圧レンジは製作不可

アプリケーション差圧

差N2 圧の調整・管理

圧

差

クリーンルーム内圧測定

圧フィルタの目詰まり検出
センサ

センサ

センサ

パージ圧や排圧を測定し、ウェハの歩留りを管理します。

流量

室内圧を一定に保持するため、室内外の差圧を検出し、給気量の制御が行えます。

流

排気ファンの回転数制御

空調機などの各種フィルタの目詰まりを監視し、交換時期が確認できます。

量

流

燃焼圧測定

量

ピトー管を組み合わせて気体流量検出

センサ

センサ
ニードル弁

ピトー管

HL

センサ

モータ

排気ダクト中の流量を測定し、適正な排気量となるように排気ファンの回転数制御を行います。

燃焼効率を向上するため、燃焼圧（空気量）を測定し、適正な空気供給量の調整が行えます。

■使用上の注意
腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。

3

パージメーターの代用、各種吸排気量管理など

GC62

デジタル微差圧計機能に関わる７つのポイント

1 高精度な表示及び出力のスケーリングにより自在なレンジアプリケーションが可能です。
●アナログ出力スケーリング機能※1
差圧レンジの定格圧力、最大表示桁内でフルスケール表示に対してアナログ出力が任意にスケーリングできます。

●表示スケーリング機能
4 桁表示の最大表示桁内（6000digit）でデジタル表示を任意の値に設定できます。
（＋）表示
最大値

100

正圧表示最大値（−）表示
最大値

印加差圧レンジ0

スケーリング前

（％）

各種差圧
レンジ

7550

スケーリング後250

負圧表示最大値

255075100％アナログ出力
4〜20mA DC or 1〜5V DC※1

ループチェック機能で印加圧力に関係なく、表示やアナログ出力 ・コンパレータ出力を2 でき、配線チェックなどのシミュレーション作業に適しています。
4〜20mA DC or 1〜5V DC
アナログ出力キーで手動テスト

コンパレータ出力も同様に動作テストできます。

OK!!
PLC
調節器
指示計
記録計
集中管理システム

FIELD※1アナログ出力（オプション）付のみ。

3 コンパレータ出力の動作モードが選択できます。

上限設定値
OUT1
接断差（正に設定）
OUT2
下限設定値

［ウィンドコンパレータモード］

圧力

圧力［ヒステリシスモード］
OUT1を上限、OUT2を下限設定した場合

設定値（b）

OUT1
設定値

いずれか
選 択

接断差（負に設定）

設定値（A）
設定値（A）

設定値
OUT2

上限 on
OUT 1 oﬀ
下限 on
OUT 2 oﬀ

設定値（b）on
OUT 1 oﬀon
OUT 2 oﬀ

OUT1、OUT2の上限（接断差正）、下限（接断差負）設定は自由です。
onoﬀ

OUT1、OUT2の（A≦b）、（A＞b）設定は自由です。
OFFディレー

ONディレー

上記設定値に ON、OFF のディレー（遅れ）を設定することもできます。

4 デジタルフィルタを内蔵しており、圧力変動が激しく表示が読みにくい場合に有効です。
（無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s いずれかを選択）

5 圧力導入口を大気開放として、ADJ.キーを3 秒以上押すことで、簡単にゼロ調整が行えます。
6 測定値の最大値、最小値を記憶しており、キーを押している間、表示します。

7 誤操作を避けるためのキーロック機能や、過大圧印加・ゼロ調範囲外時にはエラーメッセージを表示します。

4

GC62

デジタル微差圧計
単位：mm

外形寸法
●パネルマウント

パネル取付図□4853

パネル（厚み範囲1〜4mm）

6圧力接続ポート（側面側）
NAGANO KEIKI

SETMODE□44.5ADJ.

（58）

OUT1 OUT2DOWN

UP

背面図
1098

パネルカット寸法745 +0.606123445 +0.60（15）圧力接続ポート（背面側）

5＊圧力接続口は背面側（Ｌ・Ｈ １個ずつ）と側面（Ｌ・Ｈ １個ずつ）にあり、背面・側面いずれかを選択出来ますが、使用するＬとＨの接続口に配管し、残りの使用しないＬとＨの接続口は、付属の六角穴付きプラグによって塞いでください。
又、G1/8ねじの締付トルクは1N・m以下としてください。

●壁取付4936（取付穴）60

レール取付図4ＤＩＮレールADJ.

75
8493

OUT1 OUT2

35.4 ±0.1

NAGANO KEIKI

SETMODE

DOWN

UP

2×φ4.5（取付穴）

圧力接続口
GC62-□2□

GC62-□3□

φ5 タケノコ（ストレート）

φ7 タケノコ（ストレート）

GC62-□4□

GC62-□5□φ7 タケノコ（回転）φ6 金属配管用継手

GC62-□6□
Rc1/8 変換継手

G1/8（21.5）

11φ8

φ8 チューブ 2m 付

2000

2000

513X15六角

φ6φ5φ713×15六角
φ8φ4φ51φ8 チューブ 2m 付

2000

G1/823.2

φ6 チューブ 2m 付

G1/8

Rc1/8

Oリング

16G1/8Oリング

Oリング

φ613×15六角

Oリング

14X16.2六角

17G1/8（46）1317×19.6六角

φ7φ5OリングGC62

デジタル微差圧計
結線図●パネルマウント●壁取付

アナログ出力アナログ出力

接地

接地

アキ アキ
10987

アキ アキ

6低圧側

高圧側

109876高圧側

NAGANO KEIKI
OUT1 OUT2低圧側ADJ.

67891054321SET
123451M3234MODE5DOWN

UP

OUT1 OUT2 出力ＣＯＭ

出力ＣＯＭ OUT2 OUT1電源

電源

M3背面

形番構成

前面

ご用命に際しては、形番、各仕様及び差圧レンジをご指定ください。

モデルNo.

G C 6 20デジタル微差圧計

①②③④

形番

2⑤⑥⑦選択仕様①取付②圧力接続口 ＊1③表示
レンジコードを選定の上、差圧レンジ及び単位を別途ご指定ください。

2壁取付

3

パネルマウント⑨

1G1/8（標準）

2φ5 タケノコ（ストレート）

ビニルチューブ2m付

3φ7 タケノコ（ストレート）

ビニルチューブ2m付

4φ7 タケノコ（回転）ビニルチューブ2m付

5φ6 金属配管用ツギテ

6Rc 1/8変換ツギテ⑩1差圧表示2開平演算表示付（±表示の差圧レンジは製作不可）④差圧レンジ ＊2⑤表示精度④⑤④差圧レンジ

100〜50Pa

100〜100Pa

100〜200Pa

200〜0.5kPa

200〜1kPa

200〜2kPa

200〜5kPa

200〜10kPa

200〜20kPa

30±50Pa

30±100Pa

30±200Pa

40±0.5kPa

40±1kPa40±2kPa40±5kPa

40±10kPa

500〜10Pa

600〜25Pa

80±10Pa

A0±25Pa⑥電源電圧＊2：±表示の差圧レンジにおいて、高圧側（Ｈ）が低圧側（L）より低い場合は、マイナス（ー）表示となります。

⑬⑭⑮⑤表示精度±（1.5％F.S.＋1digit）at 23℃±（1.0％F.S.＋1digit）at 23℃±（1.5％F.S.＋1digit）at 23℃
GC62-□□2は製作不可

GC62-□□2は製作不可±（1.5％F.S.＋1digit）at 23℃

12〜24V DC±10％P

15〜24V DC±10％（4〜20mA DC 出力付の場合）
2⑮ドキュメントをご指定ください。

⑫±（1.0％F.S.＋1digit）at 23℃⑧
アナログ出力＊1：2〜4の指定については、ビニルチューブが2m付属します。

⑪N⑦コンパレータ出力※仕様項目がない場合は、⑧付加仕様（オプション）

リレー接点×2出力
0ナシ

14〜20mA DC

81〜5V DC
01ナシアリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）■使用上の注意
腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。

6

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、立会検査