この度は「PV アレイ日射計：PVSS-03」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器を、正しく安全にご使用いただき、かつトラブルを未然に防ぐため、本本取扱説明書にそって、正しくご使用ください。保守の際●本器は、取付板の長穴に取り付ける構造になってにも必要になります。本器を廃棄するまで大切に保管しております。
「P7．設置」の項をご参照の上、しっかください。ご不明な点があるとき、または技術的サービスが必要なときは、本器をお買い上げの販売店へご連絡くだ取扱説明書を必ずお読みください。

PV アレイ日射計

さい。

動作温度範囲を超える環境下でのご使用は、故障●お断り●ちり、ごみが多い雰囲気・腐食を発生させる雰囲

１．本書の記載内容は、お断りなく変更する場合もありま全て揃っているかご確認ください。

すので、ご了承ください。

１、本体

取扱説明書

りと固定してください。
●本器の動作温度範囲は、0～50℃です。の原因となります。

付属品について

PVSS-03

１ 本器の使い方と環境●お願い

２．万一、本取扱説明書に乱丁、落丁などの製本上の不備

２、取扱説明書（本紙）範囲を満たすことができません。

があるとき、または内容に不審な点や誤り、記載もれ

３、取付ねじ(M5)×4 本などがあるときには、ご面倒をおかけしますが、本器

1４、ワッシャ×4 個

気での使用はお避けください。
3
本器の表面にちりやごみなどがある場合は、精度をお買い上げの販売店へお知らせくださるようお願い
2申しあげます。
３．本取扱説明書の知的所有権は弊社に帰属します。弊社に無断で全部または一部を第三者に公開しないでください。

本取扱説明書は必ず本製品の近くに大切に保管してください。
1

本器は日射強度の検出にソーラーセルを使用している為、原理上の特性として暗視野の状態で本器温度が 40℃以上に上昇すると、出力が高めにドリフトする傾向があります。ご使用前の保管状態では 40℃以下となるようご留意ください。
なお、日射を定期的に受光する設置運用時には●単体接続本製品は、単体で日射計としてご使用いただけます。
●複数接続（アレイ接続）
本製品は、複数接続することで温室内等にて影の影響を受けない日射の計測ができます。
【計測イメージ】●ケーブルグランドのねじは緩めないでください。
防水性能の低下およびケーブルが断線する恐れがあります。

影なし
影なし

影一部
影全部

影一部
影なし

4

本体取付板
太陽光パネルケーブル(黒)ケーブルグランド時間

5

ケーブルグランド
M5 ねじ取付穴

PVアレイ日射計
TP日射計※本製品では、下記の特許を使用しております。
特許出願番号：「特願 2008-323006」

224

41

PVアレイ日射計

規格化出力

お買い上げの販売店までお問い合わせください。

取付穴（M5）TP日射計

発生しません。
●本器が故障したときは、自分で分解せずに本器5541.5の場所での保管を避けてください。

設置●取付板の取付穴を利用して左右とも最低 1 本ずつ付属のねじにて固定してください。
取付板とねじの間には付属のワッシャを入れてください。

7422●開封・未開封にかかわらず、高温、かつ暗視野3

製品外観41てください。

製品概要●本製品は、センサー部に太陽電池を利用した日射計です。
計測されたデータを表示および収集するためには、別途表示器やデータロガー等が必要です。

+150●本器を保管する場合は、高温・多湿の場所は避け

3000 －0

２ 保管の仕方230

2020.06.01(初版)

ケーブル(赤)単位：mm
ケーブル(白)6注)ケーブルグランドを緩めないでください

設置上の注意●本製品を取付ける際は、十分な強度のある場所に固定してください。設置場所の強度が十分でない場合、強風や地震などによる転落・転倒にともなう故障や思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
●設置場所は平らな部分をお選びください。凹凸が激しい面ではしっかりと固定できない場合があります。
●本製品およびケーブルは、水没しない場所に設置してください。
●常時影がかかっている場所や暗所への設置は避け、極力太陽光パネルが日光にあたりやすい箇所へ設置してください。
●本製品に衝撃、振動が加わる箇所への設置は避けてください●設置の際は、しっかりとした足場を確認し設置者が転落・転倒等しないようにご注意ください。

7結線●本製品は、通常水平に設置し（傾斜面または逆さまの位置にも設置できます）出力ケーブルをデータロガーや計測装置へ接続します。
●本製品は、電源を必要としません。

本製品を複数つないで使用する場合（アレイ接続)

PV No.1

PV No.2

PV No.N

製品仕様
波長範囲：約 400[nm]出力：0~1[V]~ 約 700[nm]（ 0~1[kW/㎡] ）精度：±5[%]F.S.
本製品を 1 つで使用する場合

応答速度：0.5[s]PV No.1

ケーブル(白)ケーブル(黒)ケーブル(赤)内部抵抗：約 250[Ω]ケーブル(黒)ケーブル(赤)ケーブル(赤)ケーブル(白)ケーブル(黒)※接続※接続

ケーブル(赤)アレイケーブル

output+output‐ケーブル(白)ケーブル(黒)

外形寸法：41.5[mm]×74[mm]×26[mm]
取付板外し時：41[mm]×41[mm]×24[mm]
質量：約 140[g](ケーブル、取付板込み)※接続

ケーブル(赤)

電源：不要

output+output‐ケーブル(白)ケーブル(黒)※接続部に使用するコネクタ等はお客様でのご用意をお願い致します。

動作温度範囲：0[℃]~ 50[℃]※1

保管温度範囲：0[℃]~ 40[℃]※2

メンテナンス●定期的に下記の点を確認してください。
(1)本製品が正しく設置されているか(2)センサー部の太陽電池の表面が汚れていないか、また異物が付いていないか(a)汚れがある場合は柔らかい布でふき取ってください。異物が付いている場合は取り除いてください。
(3)ケーブルに断線が生じていないか(a)出力ケーブル、アレイケーブルが断線している場合はケーブルを交換してください。
(b)製品本体から引き出しているケーブルが断線している場合は製品本体を交換してください。
(4)ケーブルが風でばたついていないか、接続部に緩みは無いか

防塵・防水：IP67 相当(ケーブル端を除く)
ケーブル長：3[m]※1 但し、暗視野状態では 40[℃]以下。
※2 保管温度については、「P4．保管の仕方」の項をご参照ください。

※ケーブル(赤)とケーブル(白)はショートさせてご使用ください。
8
保証と責任について●本製品の無償保証期間はありません。しかしながらご購
入から１週間以内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償交換の対応をさせていただきます。
(1)保証の対象は製品本体に限ります(2)以下の場合は無償交換の対象とはなりませんのでご注意ください。
(a)お客様による修理もしくは改造を行った場合。
(b)取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する動作不良や故障・損傷。
(c)他の機器に起因して受けた動作不良や故障・損傷。
(d)お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃・圧力等、液体・薬品等の付着、水没など）により生じた動作不良や故障・損傷。
(e)火災、天変地位（地震、風水害、落雷等）、薬害、塩害、ガス害、虫害、公害、異常電圧などにより生じた動作不良や故障・損傷。
(f)その他弊社の責に帰し得ない事由により生じた動作不良や故障・損傷。
(3)保証の対象地域は日本国内です。
(4)弊社は、本製品で生まれた情報（データ）については、一切その責任を負いません。また、本製品の仕様又はそのご利用により発生した損害（接続機器や作物及び植物に発生したいかなる損害も含む）については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
(5)本製品の落下により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
(6)故障およびその原因については、法令による場合を除いて、弊社の技術責任者が判定させていただきます。
129トラブルシューティング(1)センサー信号出力に異常がある(a)センサー部の太陽電池の表面に汚れ、異物の付着、破損はありませんか。
(b)データロガーや計測装置へのケーブルおよびコネクタをチェックしてください。
(c)本製品が太陽光やランプなどの光源に反応するかチェックしてください。
(d)データロガーや計測装置に対して、キャリブレータ等により電圧を与えて正しく計測するかチェックしてください。
(e)付近に電磁放射の強い発信源等がありませんか。
(2)測定値が安定しない(a)製品本体及びケーブルが振動していませんか。

1110●本社営業部〒466-0001
名古屋市昭和区車田町一丁目
103 番地 2
TEL：052-735-8888
FAX：052-735-3333●静岡営業所〒422-8034
静岡市駿河区高松二丁目
4 番 35 号-102
TEL 054-237-9050
FAX 054-237-8939●浜松営業所〒435-0054
浜松市中区早出町 1642-2
TEL 053-464-7111
FAX 053-465-3223●豊橋営業所〒440-0813
豊橋市舟原町 182 番地
TEL 0532-56-1122
FAX 0532-56-7778●豊田営業所〒471-0845
豊田市田中町 3-63-17TEL 0565-28-6363
FAX 0565-28-6655●岐阜営業所〒501-6031
岐阜県羽島郡笠松町米野 105
TEL 058-218-2635
FAX 058-218-2630●三重営業所〒510-0305
津市河芸町中別保 150-1
TEL 059-245-3377
FAX 059-245-3373●横浜営業所〒222-0033
横浜市港北区新横浜 2-5-14
WISE NEXT 新横浜 3F
TEL 050-3738-1340
FAX 050-3737-1106

製品に関するお問い合わせはE-mail:info@sanko-web.co.jp
またはお近くの販売店までご連絡ください。
URL http://www.sanko-web.co.jp/1314