株式会社 ジック
URL:Http://www.jic-japan.jp/

ジックラック(標準仕様) JR-1000『公益財団法人 実験動物中央研究所』において1970年代から1980年代にかけてビニールアイソ
レータ内のみでしか維持・繁殖及び生産が出来ないと言われていたヌードマウスの飼育管理と動物実験を目的に、感染防御と清浄度維持のみを追及した、木製の簡易クリーンラックです。

ジックラック(標準仕様)の主な特徴
1970年代よりの使用経験により蓄積された多くのデーターを有し、フィルター及びブロワーを交換することで陰圧仕様として使用する事が出来ます。外部の実験動物飼育施設からの動物搬入時に一時隔離飼育用として、また、感染実験を目的とした飼育装置として使用されています。
材
本

体

収容ケージ数

質仕

木製

W900×D650×H1,780㎜(自在キャスター：Φ75㎜ゴム車輪)

マウスケージ24(48)セット (使用ケージサイズ；W172×D240×H129㎜)

ラットケージ

12セット(使用ケージサイズ：W265×D×425×H155㎜)

ブ ロ ワ ー

2P・100V・38W・1.3㎥

換気回数

30回/時

フィルター

様

HEPAフィルター

203×203×150㎜（両面ガスケット）

プレフィルター

190×170×10㎜ （不織布：アルミ枠付）

ジックラック(セフティータイプ) JR-1100『公益財団法人 実験動物中央研究所』において1970年代から1980年代にかけて、ビニールアイ
ソレータ内のみでしか維持・繁殖及び生産が出来ないと言われていたヌードマウスの飼育管理と動物実験を目的に、感染防御と清浄度維持のみを追及した、木製の簡易クリーンラックです。

ジックラック(セフティータイプ)の主な特徴
ジックラック(セフティータイプ）は感染実験、隔離飼育及粉塵と臭い対策を目的に考案された飼育装置です。
前面に扉を付け給気と排気のブロワーを付ける事で排気を直接屋外に出すことが可能となり、動物飼育室
以外に実験室にも設置する事が出来ます。
材
本

体

収容ケージ数

質

仕

様

木製

W900×D650×H1,780㎜(自在キャスター：Φ75㎜ゴム車輪)

マウスケージ24(48)セット (使用ケージサイズ；W172×D240×H129㎜)

ラットケージ

12セット(使用ケージサイズ：W265×D×425×H155㎜)

ブ ロ ワ ー

2P・100V・38W・1.3㎥×2台

換気回数

30回/時

フィルター

HEPAフィルター

203×203×150㎜×2台（両面ガスケット）

プレフィルター

190×170×10㎜（不織布：アルミ枠付）

ジックラック標準仕様部品一覧

④

①

⑭

⑤⑥

⑨
⑧

②

⑪

⑦

③

⑫

⑬
陽圧仕様時

⑩

排気口接続ソケット※標準部品は陰・陽圧仕様のブロワーの 取付け方法が変更されるのみで全て共有されています。
※陰圧仕様時の排気口接続ソケットは別途仕様となります、事前にご相談をお願いいたします。
陰圧仕様時

ジックラック部品リスト
№

品

名

①

給気用ブロワー

②

仕

様

型番

数量

100V・38W・1.3㎥/分

JR-1023

1

HEPAフィルター

203×203×150㎜(両面ガスケット)

JR-10091③

プレフィルターボックス

200×200×70㎜(木製・両面パッキン)

JR-1003

1

④

L字フック

Φ6×80㎜

JR-1008

4

⑤

ワッシャ

SSクロムメッキ製

4

⑥

蝶ナット

SSクロムメッキ

4

⑦

クサリ

SSクロムメッキ(350㎜)

⑧

フューズ

5A

2(予備品含む)⑨

フューズボックス固定ビス

SUS-304製

1

⑩

洋灯吊り

SS製

JR-10074⑪

プレフィルター

190×170×10t(不織布)JV-10412(予備品含む)⑫

フューズボックス

110×110×60㎜(1個口用)5A

JR-1002

1⑬

木枠

200×200×30㎜(木製・両面パッキン)

JR-1004

1⑭

ブロワー固定板

272×222×11t(木製)JR-1005

1

JR-10064

特型ジックラック JR-1000-S
ジックラックの最大の特徴である木製であることで、設置場所や使用目的に合わせた仕様変更が可能です。

脱着可能棚板

脱着可能棚板

棚板取り外し時

通常使用時

仕切り板取付時

棚板固定ビス

棚板

間仕切り板

特型ジックラックの主な仕様
品

名

仕

ブロワー

様

数

量

型 番

100V・38W・1.3㎥/分

1

JV-1023

HEPAフィルター

203×203×150㎜(両面ガスケット)

1

JV-1009

プレフィルター

190×170×10t(不織布)

2(交換分含む)

JV-1041

本体

木製化粧板仕上げW520×D420×H2,329㎜(ブロワー含む)

スライド扉

透明硬質塩化ビニール製W237×Ｈ254×3t

右用：6枚 左用：6枚

JV-1010S

スライド扉

透明硬質塩化ビニール製W237×H524×3t

右用：2枚 左用：2枚

JV-1010S

作業台

木製化粧板仕上げ480×410×20t

1

JV-1024S

間仕切り板

木製化粧板仕上げ280×244×21t

6

JV-1029S

キャスター

Φ75㎜自在キャスター(ゴム車輪) φ75㎜固定キャスター(ゴム車輪)※特型ジックラックの製作に付いては以下の順序で行います。
特型ジックラックの設置場所の確認及び使用目的等の詳細打ち合わせ⇒図面作成（提案）⇒図面の確認（承認）⇒見積書の提出⇒特型ジックラックの製作。 （ワイド巾は1,200㎜以内でお考えください。）

ビニールアイソレータの比較※株式会社 ジックに置いて製造販売している主なビニールアイソレータ４機種に付いて比較したものです。

大型 / 中型ビニールアイソレータ
JV-1100
JV-1600

小型ビニールアイソレータ
JV-1000

陰・陽圧型小型ビニールアイソレータ
JV-1200
ビニルフィルムシート試験成績表

試験日２０１６年６月２９日

室温・湿度

２３℃・６５％セ番

主な使用目的品

品名オカモトＬトーメー アカミ

サイズ

126㎝×0.5㎜×30㎝

硬度

名

型 番

主な使用目的

大型ビニール
アイソレータ

JV-1100

小規模生産及び隔離飼育

中型ビニール
アイソレータJV-1600

小規模生産及び隔離飼育

小型ビニール
アイソレータ

JV-1000

維持・繁殖及び実験

陰・陽圧型小型ビニールアイソレータ

JV-1200

感染実験及び隔離飼育

項目

単位

100％Ｍ

Ｎ

引っ張り強さ

測定値
縦

53.1

横

48.1

縦

122.2

横

111.4

縦

380

横

390

縦

35.5

横

35.3

横

－45可

試験方法

Ｎ
ＪＩＳ Ｋ 6732

伸び

直角型引裂力
耐寒性
試験機関

％

Ｎ
℃

ＪＩＳ Ｋ 6772

オカモト株式会社 静岡工場 品質保証課

ビニールアイソレータ性能比較
品名及び型番

大型ビニールアイソレータ(陰・陽圧兼用型)
JV-1100

中型ビニールアイソレータ(陰・陽圧兼用型)
JV-1600

小型ビニールアイソレータ(陽圧標準型)
JV-1000

陰・陽圧型小型ビニール
アイソレータJV-1200

チャンバーサイズ(㎜)1,800×900～1,300×1,300

1,500×750～900×1,300

1,150×500×450

1,150×500×600

最大収容ケージ数(マウス：3～5匹用)

80ケージ
240～400匹

22ケージ
66～110匹

6ケージ
18～30匹6ケージ
18～30匹参考ケージサイズ

182×260×128㎜

182×260×128㎜

182×260×128㎜

182×260×128㎜

最大収容ケージ数(ラット：1～2匹用)

24ケージ
24～48匹19ケージ
19～38匹

3ケージ
3～6匹

3ケージ
3～6匹

参考ケージサイズ

225×338×140㎜

225×338×140㎜

225×338×140㎜

225×338×140㎜

給・排気用フィルター仕様

HEPAフィルター(両面ガスケット)
203×203×150㎜

HEPAフィルター(両面ガスケット)
203×203×150㎜

アメリカンエアーフィルター
4枚重ね

HEPAフィルター(両面ガスケット)
203×203×150㎜

換気回数(回/時)

30～35

35～40

AAF:13

HEPA：30

35～45

チャンバー内圧(Ps)-30～+140 (常時使用圧：-15～+100)-30～+140 (常時使用圧：-15～+100)

AAF：120

HEPA：100-20～+140 (常時使用圧：-15～+100)

その他

動物生産及び隔離飼育

動物生産及び隔離飼育

動物維持・生産及び隔離飼育

感染実験及び隔離飼育調査機関：公益財団法人 実験動物中央研究所

小型ビニールアイソレータ（JV-1000）※ 小型ビニールアイソレータ（JV-１０００）は1960年代に『公益財団法人実験動物中央研究所』において無菌動物の作出と育種繁殖を目的にビニールアイソレータ専用のビニール
シートの製作やチャンバーサイズ及びその他使用素材等について十分に検討し、完成されたものを使用目的や新技術
及び素材を取入る事による改良・改造を繰返し行われている物です。
※ 小型ビニールアイソレータ(JV-1000)には、専用架台 (JV-1075)は含まれていません。

①

⑪

⑫

⑬ ⑤

⑨

②

⑮

④

⑧⑩

③

⑦

⑭
⑥
⑯

ステリールロック側

⑰

操作手袋側

小型ビニールアイソレータ(JV-1000)仕様
№

品

名

仕

様

型番 ・ 型式①

ビニールチャンバー

1,150×500×500㎜

JV－1001②

給気用ブロワー

2P・100V・38W・1.3㎥/分

JV－1017③

ビニールチャンバー保護ステー

硬質塩化ビニール製 200×30×5t

JV－1016④

給・排気用円盤フィルター

アメリカンエアーフィルター：4枚重ね

JV－1012⑤内シート

発泡ポリエチレン製 1,150×500×2t

JV－1011⑥

円盤フィルター固定ステー

SUS-304製 110×30×3t

JV－1015⑦

ロックバンドSUS-304製 30×2t

JV－1010⑧

外キャップ

軟質塩化ビニール製 0.5㎜厚

JV－1004⑨

ステリールロック

硬質塩化ビニール製 Φ320×150×5t

JV－1009⑩

内キャップ

軟質塩化ビニール製 0.5㎜厚

⑪

ゴムバンド

シリコン製 5㎜厚

JV－1005⑫

給気用フレキホース

軟質塩ビ製Φ25×450㎜(ホースバンド・カフス付)

JV－1021

⑬

ゴム栓

シリコン製

JV－1006⑭

操作手袋

特殊合成ゴム製 0.6㎜厚JV－1007⑮

手袋リング

硬質塩化ビニール製 φ250×25×4t

JV－1008⑯

専用架台

パイプ組立式専用架台 別途御見積り

JV－1075⑰

小型ビニールアイソレータ専用パネル

木製・発泡ポリエチレンシート張り 1,200×600×25㎜

JV－1024

⑱

製品重量

≒13㎏

JV－1002もしくはJV－1003

ファスナー付ビニールアイソレータ

JV-1200（特許出願中）○ ビニールチャンバーにファスナーを取り付ける事でこれまでステリールロックからチャンバー内に入れる事ができなかった実験装置や大型のケージを入れる事が可能となり、これまで行う事ができなかった、無菌動物を用いた動物実験を行う事ができます。
○ ファスナー付ビニールアイソレータに使用されているファスナーはダイビングスーツ、宇宙服、イマーション
スーツ、化学防護服、ガス漏れ防止用ドア、潜水艦用脱出服、飛行船、ホバークラフト等多くの気密性を必要とするところで使用されています。

小型ビニールアイソレータ(JV-1000)仕様
№

品名

仕様

型番（型式）①

ビニールチャンバー

軟質PVC（0.5㎜厚）製 1,150×500×500㎜

JV-1001②

給気用ブロワー

2P・100V・38W・1.3㎥/分

JV-1017③

ビニールチャンバー保護ステー

硬質PVC製 200×30×5t

JV-1016④

給・排気用円盤フィルター

アメリカンエアーフィルター4枚重ね

JV-1012⑤内シート

発泡ポリエチレン製 1,150×500×2t

JV-1011⑥

円盤フィルター固定用ステー

SUS-304製 110×30×3t

JV-1015⑦

ロックバンドSUS-304製 30×2t

JV-1010⑧

外キャップ

軟質塩化ビニール製 0.5㎜厚

JV-1004⑨

ステリールロック

硬質塩化ビニール製 Φ320×150×5t

JV-1009⑩

内キャップ

軟質塩化ビニール製 0.5㎜厚

JV-1002もしくはJV-1003

⑪

ゴムバンド

シリコン製 3.5㎜厚

JV-1006⑫

給気用フレキホース

軟質塩化ビニール製Φ25×450㎜ ホースバンド・カフス付

JV-1021

⑬

ゴム栓

シリコン製

JV-1006⑭

操作手袋

特殊合成ゴム製 0.6㎜厚JV-1007⑮

手袋リング

硬質塩化ビニール製Φ250×25×4t

JV-1008⑯

専用架台（別途見積商品）

パイプ組立式 1,200×600×750㎜ Φ75㎜キャスター付

JV-1075⑰

小型ビニールアイソレータ専用パネル

木製（発泡ポリエチレンシート張り）1,200×600×25㎜

JV-1024

製品重量

13㎏※ ファスナー付ビニールアイソレータの基本構成は小型ビニールアイソレータ（JV-1000）と同じ構成です。

感染実験用陰・陽圧型小型ビニールアイソレータ JV-1200
感染実験用陰・陽圧型小型ビニールアイソレータは、無菌動物を用いた感染実験を行うために開発されたビニールア
イソレータで、無菌動物飼育期間中はチャンバー内を陽圧に保持し、感染実験の開始と同時にチャンバー内を陰圧に調整し感染実験終了時までチャンバー内を陰圧で保持します。チャンバー内の陰圧・陽圧の変更は簡単な操作で行えます。

感染実験用陰・陽圧型小型ビニールアイソレータの主な仕様
№

品

名

型 番

仕

様

①

チャンバー

JV-1043

W1200×D500×H600㎜(ビニールアイソレータ専用ビニール使用)②

ステリールロック

JV-1009Φ310×150×5t(透明硬質塩化ビニール製)

③

操作手袋

JV-1047

ニュウロングエラスト ＃600 (0.6㎜厚)

④

専用架台

⑤

給気フィルターボックス

JV-1039

硬質塩化ビニール製225×225×435㎜ 5㎜板使用⑥

排気フィルターボックス

JV-1040

硬質塩化ビニール製225×225×435㎜ 5㎜板使用⑦

給気フィルター

JV-1038HEPAフィルター 203×203×150㎜(シリコンガスケット)⑧

排気フィルター

JV-1038HEPAフィルター 203×203×150㎜(シリコンガスケット)⑨

チャンバー内調整天秤

JV-1037

天秤本体SUS-304製 分銅部天然ゴム製ボール(Φ55㎜)⑩

給・排気ホッパー

JV-1032

SUS-304製⑪

排気ホッパー

JV-1033

SUS-304製⑫

給気用プレフィルター

JV-1041

不織布アルミ枠付 190×170×10t⑬

排気フランジ

JV-1034

SUS-304製(排気プレフィルター用)⑭

自在キャスター

SUS-304製Lアングル(L30×40×3㎜)

Φ75㎜ゴム車輪製※専用架台の高さ(テーブル面)は事前にお打合せ下さ。

大型ビニールアイソレータ JV-1100
中型ビニールアイソレータ JV-1600※ 大型ビニールアイソレータ及び中型ビニールアイソレータは少ロットの実験動物の生産及び維持また、隔離飼育や感染実験用を目的に設計・製作されたもので大型ビニールアイソレータ・中型ビニールア
イソレータ共に陰圧・陽圧の変更が簡単な操作で行えます。

大型ビニールアイソレーター JV-1100

中型ビニールアイソレータ JV-1600

大型・中型ビニールアイソレータの仕様
品名及び型番

大型ビニールアイソレータ（陰・陽圧兼用型）
JV-1100

中型ビニールアイソレータ（陰・陽圧兼用型）
JV-1600

チャンバーサイズ（㎜）1,800×900～1,300×1,300

1,500×750～900×1,300

収容ケージ数 （マウス）

80ケージ 240～400匹

22ケージ 66～110匹収容ケージ数 （ラット）

24ケージ 24～48匹

19ケージ 19～38匹

給・排気用フィルター仕様

HEPAフィルター（両面ガスケット）
203×203×150㎜

HEPAフィルター（両面ガスケット）
203×203×150㎜

換気回数（回/時）

30～35

35～40

チャンバー内圧（Ps）-30～+140 （通常使用圧-15～+100）-30～+140 （通常使用圧-15～+100）

その他

動物生産及び隔離飼育

動物生産及び隔離飼育※ 大型ビニールアイソレータ及び中型ビニールアイソレータ共に使用されているHEPAフィルターにはビニール
アイソレーター用に開発されたHEPAフィルターが使用されています。

600型小型ビニールアイソレータ JV-1700※ 600型小型ビニールアイソレータは1960年代に『公益財団法人実験動物中央研究所』において開発されたビニールアイソレータ
を基に改良されたビニールアイソレータで、少匹数の無菌動物を用いた短期間の動物実験を行うことを目的に製作されました。
―主な特徴―○ 3～5匹飼育用のマウスケージが2個収容することができます。
○ ロックバンドを2分割仕様にする事でビニールチャンバーの取り外しの際工具を使用することなく短時間で簡単に行えます。
○ 操作手袋の間隔をほとんど変更する事無くビニールアイソレータの操作性を維持しています。

操作手袋側

ステリールロック側

JV-1012-1S JV-1012-2S

2分割ロックバンド 実用新案登録

600型ビニールアイソレータの主な仕様
№

品

名

仕

様

型

番

①

ビニールチャンバー

600×500×450㎜（難七塩化ビニール製）

JV-1001-3②

給気ブロワー

2P・100V・38W・1.3㎥/分

JV-1017③

ビニールチャンバー保護ステー

硬質塩化ビニール製

JV-1016④

内シート

750×500㎜

JV-1012-S⑤

円盤フィルター

SUS-304製

JV-1011-2S⑥

円盤フィルター固定金具（排気用）

SUS-304製⑦

ステリールロック

硬質塩化ビニール製

JV-1009⑧

ロックバンド

2分割仕様

JV-1010-S⑨

外キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1004⑩

内キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1002

⑪

ゴムバンド

シリコン製

JV-1005⑫

給気用フレキホース

軟質塩化ビニール製

JV-1021

⑬

ゴム栓

シリコン製

JV-1006⑭

操作手袋

ニューロングエラスト＃600

JV-1007⑮

手袋リング

硬質塩化ビニール製

JV-1008-2

⑯

専用パネル

木製

JV-1024-2

SUS-304製

750型小型ビニールアイソレータ JV-1550
750型小型ビニールアイソレータ(JV-1550)は3～5匹飼育用のマウスケージが2～3個程度収容する事ができます。
※ 使用部材のほとんどが標準仕様の小型ビニールアイソレータ(JV-1000)の物をそのまま使用できます。
※ 操作手袋の間隔を極力変更する事無く、操作性を維持しています。

給気用フィルターユニット

排気用フィルターユニット

750型小型ビニールアイソレータ全景

750型ビニールアイソレータの主な仕事
№

品

名

仕

様

型

番

①

ビニールチャンバー

750×500×450㎜（軟質塩化ビニール製）

JV-1001-2②

給気ブロワー

2P・100V・38W・1.3㎥/分

JV-1017③

ビニールチャンバー保護ステー

硬質塩化ビニール製

JV-1016④

内シート

750×500㎜

JV-1012-S⑤

円盤フィルター

SUS-304製

JV-1011-1S⑤

円盤フィルター固定金具（給気用）

SUS-304製⑥

円盤フィルター固定金具（排気用）

SUS-304製⑦

ステリールロック

硬質塩化ビニール製

JV-1009⑧

ロックバンドSUS-304製

JV-1010⑨外キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1004⑩

内キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1002

⑪

ゴムバンド

シリコン製

JV-1005⑫

給気用フレキホース

軟質塩化ビニール製

JV-1021

⑬

ゴム栓

シリコン製

JV-1006

⑭

操作手袋

⑮

手袋リング

硬質塩化ビニール製

JV-1008

⑯

専用パネル

木製

JV-1024-2

JV-1007750型小型ビニールアイソレータ JV-1550
750型小型ビニールアイソレータ(JV-1550)は3～5匹飼育用のマウスケージが2～3個程度収容する事が出来ます。
※ 使用部材のほとんどが標準仕様の小型ビニールアイソレータ(JV-1000)の物をそのまま使用出来ます。
※ 操作手袋の間隔を極力変更する事無く操作性を維持しています。

給気用フィルターユニット

排気用フィルターユニット

750型小型アイソレータ全景

750型ビニールアイソレータの主な仕事
№

品

名

仕

様

型

番

①

ビニールチャンバー

750×500×450㎜（難七塩化ビニール製）

JV-1001-2②

給気ブロワー

2P・100V・38W・1.3㎥/分

JV-1017③

ビニールチャンバー保護ステー

硬質塩化ビニール製

JV-1016④

内シート

750×500㎜

JV-1012-S⑤

円盤フィルター

SUS-304製

JV-1011-1S⑤

円盤フィルター固定金具（給気用）

SUS-304製⑥

円盤フィルター固定金具（排気用）

SUS-304製⑦

ステリールロック

硬質塩化ビニール製

JV-1009⑧

ロックバンドSUS-304製

JV-1010⑨外キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1004⑩

内キャップ（パイプ2個付：標準仕様）

軟質塩化ビニール製

JV-1002

⑪

ゴムバンド

シリコン製

JV-1005⑫

給気用フレキホース

軟質塩化ビニール製

JV-1021

⑬

ゴム栓

シリコン製

JV-1006

⑭

操作手袋

⑮

手袋リング

硬質塩化ビニール製

JV-1008

⑯

専用パネル

木製

JV-1024-2

JV-1007ステンレス製アイソレータ JV-1500※ ステンレス製アイソレータは短期かつ少匹数の感染実験を目的に開発されたもので感染実験の開始時及び終了時に排気用ブロワーを取り外し、そのまま高圧蒸気滅菌を行う事でアイソレータの準備及び後処理の合理化が可能な仕様になっております。
※感染実験に使用した動物は生死に関わらず動物愛護の関係上事前に搬出処理してください。

感染実験用ステンレス製アイソレータ (操作部)

排気フィルター部

感染実験用ステンレス製アイソレータ (ステリールロック部)

覗き窓部

排気ブロワー部

操作手袋部

感染実験用ステンレス製アイソレータの主な仕様
品

名

①

本

体

②

仕

様

型番(型式)

数量

ステンレス製

JV-15011

覗 き 窓

耐熱塩化ビニール製(Φ350×3t)

JV-15021③

エアーフィルター

エミレントエアーフィルター(HEPA)

JV-15032④

排気ブロワー

100V・38A・1.3㎥/m

JV-10171⑤

フィルター押さえ網ステンレス製(パンチング加工)

JV-15042⑥

ブロワー固定金具

ステンレス製

JV-1505

1⑦

操 作 手 袋ニューロングエラスト＃600

JV-10071⑧

操作手袋固定バンド

ステンレス製(１２㎜巾)JV-1056

2⑨

ゴ ム バ ン ド

シリコン製(Φ200×60×3t)

JV-1057

1⑩

ゴ ム バ ン ド

シリコン製(Φ150×25×5t)

JV-10052⑪※専用内キャップ

ステンレス

JV-1058

別⑫

外 キ ャ ッ プ

軟質塩化ビニール製(0.5㎜)

JV-1003

1

⑬

ゴ ム 栓

シリコン製(No.9)

JV-1006

2

本体重量

１８㎏

※排気ブロワー及び内キャップを取り外す事で高圧蒸気滅菌121℃/30分が可能です。ただし、内・外キャップ・操作手袋（ゴム製）及び覗き窓(ポリカーボネート製)の耐久性は使用素材の性質上高圧蒸気滅菌装置の温度及び湿度により低下します。
※内キャップの固定にはシリコン製ゴムバンドを使用します。

手術用ビニールアイソレータ○ 弊社の手術用ビニールアイソレータは1960年代に『公益財団法人実験動物中央研究所』において無菌動物作出を目的に考案されたもので、基本的な仕様は極力維持しながら使用目的や新素材に対応し、少しずつ改良を行っています。

手術用ビニールアイソレータ JV-1300

手術用ビニールアイソレータ JV-1400

手術用ビニールアイソレータの主な仕様
手術用ビニールアイソレータ JV-1300
品

名

仕

様

手術用ビニールアイソレータ JV-1400
型番(型式)

仕様

型番(型式)

チャンバーサイズ

900×500×500

JV-1044

1200×500×550

JV-1051

ジャミサイダルトラップ

V字トラップ

JV-1049

標準型ジャミサイダルトラップ

JV-1054

給・排気用フィルター

円盤フィルター(AAF使用)

JV-1012

円盤フィルター(AAF使用)

JV-1012架台※SUS製パイプ組立式(Φ75自在キャスター付)

JV-1070

SUS製専用架台(Φ75自在キャスター付)

JV-1071

給気ブロワー

100V・38A・1.3㎥/m

JV-1017

2P・100V・38W・1.3㎥/m

JV-1017

手袋リング

標準リング
特型リング

JV-1009
JV-1045

標準リング

JV-1009

操作手袋

ニュウロングエラスト(0.6㎜厚)

JV-1007

ニュウロングエラスト(0.6㎜厚)

JV-1007※ 手術用ビニールアイソレータ(JV-1300)用架台(JV-1070)は別途見積り致します。

○ チャンバー内での動物及びハサミ・ピンセット等の器材の取扱いをよりスムーズに行えるよう操作手袋を改造することも考慮しています、ただし、本例の薄手手袋をお使いの時は破損には十分配慮してください。
(手術用手袋の使用も可能です)－操作手袋改造例－
品

名

仕

様

型番(型式)

操作手袋(黒色部)

ニューロングエラスト＃600

クロロプレン及びブチル

JV-1007

操作手袋(白色部)

薄手手袋

塩化ビニール樹脂

JV-1046

手袋リング(小)手袋リング(小)塩化ビニール

JV-1045

ビニールテープ

ビニールテープ(緑)脱鉛タイプ

JV-1062

チャンバー外チャンバー内＊ 薄手手袋は手術用手袋等に変更することも可能です、 担当者にご相談ください。
＊ 薄手手袋やその他手術用手袋に交換する事でハサミやピンセットの操作性は向上しますが、強靭性は劣ります、長期の使用は不可能ですので、 使用期間や使用回数を考慮してご使用ください。

手術用ビニールアイソレータ(ジャミサイダルトラップ)※ ジャミサイダルトラップはマウス・ラットの無菌動物を作出する際に使用される手術用ビニールアイソレータの為に開発されたもので、チャンバー内に薬液槽を通す事でオートクレーブ滅菌を行わずにチャンバー内で使用する器材を搬出入する装置です。

V字型ジャミサイダルトラップ JV-1049

標準型ジャミサイダルトラップ JV-1054

ジャミサイダルトラップ仕様
V字型ジャミサイダルトラップ(JV-1049)
品

名

V字型ジャミサイダルトラップ

仕様

アクリル製 Φ100×305×210㎜

型 番標準型ジャミサイダルトラップ(JV-1054)
仕

様

型 番

JV-1048標準型ジャミサイダルトラップ(本体)

硬質塩ビ製（水位窓・排水コック付）
490×275×280㎜

JV-1052

標準型ジャミサイダルトラップ
固定金具

ステンレス製

JV-1057

標準型ジャミサイダルトラップ
用丸型蓋

硬質塩ビ製
Φ250×5t

JV-1054標準型ジャミサイダルトラップ
用角型蓋

硬質塩ビ製
250×130×5t

JV-1055

標準型ジャミサイダルトラップ
取出し口

硬質塩ビ製
Φ210×150㎜

JV-1053

V字トラップ固定金具

ステンレス製（パッチン錠付）

JV-1050

ビニールアイソレータ用部材

円盤フィルター用逃亡防止アミ

円盤フィルター
JV-1012
円盤フィルター用HEPAフィルター

円盤フィルター仕様
№

品

名

仕

様

型

番

①

円盤フィルターケース

ステンレス製(固定ビス付き)

JV-1012②

エアーフィルター

アメリカンエアーフィルター(4枚)JV-1068③

フィルター押さえスプリングステンレス製

JV-1013④

円盤フィルター締付リング

ステンレス製

JV-1014⑤

円盤フィルター固定金具

ステンレス製

JV-1015

④

①

⑤
②
③
円盤フィルター仕様

給気用ブロワーユニット仕様
① ②

③

④

⑤

⑥

⑨

⑦

給気用ブロワー

⑧

№

品

名

仕

様

型 番

①

ホースバンドSUS-304製/Φ25㎜用

JV-1023②

給気ホース用カフス

軟質塩化ビニール製Φ25㎜

JV-1022③

給気用フレキホース

軟質塩化ビニール製
Φ25/450㎜

JV-1021④

接続ソケット

アルミ製Φ55～Φ25㎜

JV-1019⑤

チャンバー保護ステー

硬質塩化ビニール製
30×200×5t

JV-1016⑥

ブロワー固定金具

SUS-304製

JV-1020⑦

給気ブロワー

2P・100V・38A・1.3㎥/分

JR-1023⑧

P付コード

コード長：3m⑨

網カバー

SUS-304製・１㎜メッシュ

JV-1018

小型ビニールアイソレータ周辺器材
JV-1010 2分割型ロックバンド
小型ビニールアイソレータ内で使用する資材の出し入れに使用する際のステリールロックを専用パネルに固定し、作業を行ない易くする為の金具です。
実用新案登録 第3211411号

JV-1009 ステリールロック
JV-1010 ロックバンド
№

品

名

仕

様

型番(型式)①

ステリールロック

硬質塩化ビニールΦ310×150×5t

JV-1009②

ロックバンドステンレス製：巾30㎜

JV-1010

JV-1005 ゴムバンド(シリコン製)
ステリールロックに装着された内キャップの密封固定をする為に用いられます。
※直径：200㎜ 厚さ：5㎜※使用する際は二本を重ね合せて使用します。

JV-1013 円盤フィルター用フィルター押さえスプリング
円盤フィルター内に置いて風圧によるアメリカンエアーフィルターの破損防止の為に使用します。
ステンレス製 直径：120㎜ 太さ：23㎜ 線径：1.2㎜

JV-1012-1 円盤フィルター
円盤フィルター内に組み込まれたエアーフィルター通した濾過空気によりビニールアイソレータ内を清浄空気で充満しビニールチャンバー
内を無菌環境で維持する為に使用します。
※円盤フィルターには裏表があります。

①②

小型ビニールアイソレータ周辺器材※手袋リング ： 使用目的に合わせ３種類のリングを準備しています。

JV-1046 ：手術用JV-1008-2 ：600型用

JV-1008-1 ：標準仕様

JV-1008-1
JV-1008-2
JV-1046

大きさの比較

JV-1046の使用例

手袋リングの主な仕様
型 番

使用目的

仕

様

JM-1046

手術用ビニールアイソレータ及び動物実験用
ビニールアイソレータ

硬質塩化ビニール Φ150×20㎜

JM-1008-1

大型・中型及び小型ビニールアイソレータ

硬質塩化ビニール Φ210×20㎜

JM-1008-2

600型ビニールアイソレータ

硬質塩化ビニール Φ250×30㎜

―アイソレータ用フィルタ―①HEPAフィルター JV-1068-M
JV-1068-Mフィルターは小匹数の実験動物を用いて短期の動物実験を行う目的で開発された750型及び600型ビニールアイソレータ（JV-1550・1700）用のフィルターとして開発されたHEPAフィルターで127℃/30分の高圧
蒸気滅菌も可能です。

Φ180㎜（特許取得済み）

Φ253㎜③HEPAフィルター JV-1068-L
小型ビニールアイソレータ（JV-1000）内の飼育動物の飼育環境を改善する目的で開発されたフィルターで、標準の円盤
フィルター(JV-1012)にそのまま使用できす。
また、127℃/30分の高圧蒸気滅菌も行えます。

Φ160㎜②HEPAフィルター JV-1068-S
感染実験用を行う目的で開発された高圧
蒸気滅菌対応のステンレス製アイソレータ（JV-1500）用のHEPAフィルターで、
127℃/30分の高圧蒸気滅菌にも可能です。

Φ160㎜④中性能フィルター JV-1068-A『公益財団法人 実験動物中央研究所』において1960年代に無菌動物の作出と育種繁殖を目的に開発されたビニールアイソレー
タ用のエアーフィルターとして検討されたエアフィルターで、現在もこのフィルターが引き続き使用されています。
※通常は4枚重ねて使用します。

Φ253㎜

50㎜

⑤HEPAフィルター JV-1068-H
小型ビニールアイソレータ（JV-1000）内の動物飼育環境を改善する目的で開発された
HEPAフィルターです。外筒をアルミニウム製にパッキンをシリコン製にする事で127℃/30分の高圧蒸気滅菌も行えます。

⑦ ジックラック用HEPAフィルター JR-1009-N
1970～1980年代に『公益財団法人 実験動物
中央研究所』にヌードマウスが導入されて以後、ヌードマウスの飼育管理とヌードマウスを用いた動物実験を目的に製作されたジックラック用の
HEPAフィルターとしてジックラックの開発当初より使用されています。
※フィルターサイズ：203×203×150㎜（両面ガスケット）HEPAフィルター

組立例⑧ ビニールアイソレータ用HEPAフィルター JV-1038
1960～1970年代にかけて『公益財団法人 実験動物
中央研究所』において無菌動物やヌードマウスの
小規模生産を目的に開発された大型・中型ビニール
アイソレータ用のHEPAフィルターとして開発されたフィルターで、プレフィルターと合わせて使用します。
127℃/30分の 高圧蒸気滅菌にも対応できる様製作されています。また、このHEPAフィルターは感染実験用
陰・陽圧型小型ビニールアイソレータ用のフィルターとしても使用されています。
※フィルターサイズ：203×203×150㎜（両面シリコンガスケット仕様）

ジックラック(セフテイー仕様)

HEPAフィルター

ホッパー取付例

ビニールアイソレーター取付例⑥ プレフィルター JV-1041『公益財団法人 実験動物中央研究所』において1970年代に開発されたジックラック用として製作されたプレフィルターで、その後、開発された大型・中型ビニールアイソレータ並びに2010年に開発された感染実験用小型ビニールアイソレータ用のプレフィルターとしても使用されています。
※フィルターサイズ：190×170×10t（アルミ枠製）JV-1064

輸送缶側（細)ステリールロック側(太)無菌動物輸送缶

無菌動物輸送缶専用スリーブ

無菌動物輸送缶専用スリーブ

無菌動物輸送缶JV-1065

JV-1064※ 1960年代に『公益財団法人実験動物中央研究所』において、無菌動物の育種繁殖が行われた後、無菌動物の輸送や移動を目的に開発されました。上蓋及び下蓋を耐熱性の透明ポリカーボネイト
樹脂を使用する事で、無菌動物輸送缶内の動物を目視により、観察が容易に行えます。
※ 無菌動物輸送缶専用スリーブは、無菌動物輸送缶とステリールロックを接続した際、ビニールアイ
ソレータ内に輸送缶本体を引き込むことができ、無菌動物の搬入が容易に行えます。

滅菌缶用木製架台

タイコ型スリーブ

JV-1059

滅菌缶

滅菌缶用木製架台
ビニールアイソレータ

滅菌缶用木製架台使用例※ 滅菌缶用木製架台はビニールアイソレータのステリールロックと滅菌缶をタイコ型スリーブで接続する際使用するものです。滅菌缶用木製架台に乗せる事で、滅菌缶が安定し、その後の操作を容易に行う事ができます。

JV-1064

輸送缶側（細)ステリールロック側(太)無菌動物輸送缶

無菌動物輸送缶専用スリーブ

無菌動物輸送缶専用スリーブ

無菌動物輸送缶JV-1065

JV-1064※ 1960年代に『公益財団法人実験動物中央研究所』において、無菌動物の育種繁殖がなされて以来、無菌動物の輸送や移動を目的に開発されたもので、上蓋及び下蓋を耐熱性の透明ポリカー
ボネイト樹脂を使用する事で無菌動物輸送缶内の動物を目視により観察が容易に行えます。
※ 無菌動物輸送缶専用スリーブは無菌動物輸送缶とステリールロックを接続した際ビニールアイソ
レータ内に無菌動物輸送缶を引き込むことができ無菌動物の搬入が容易に行えます。

滅菌缶用木製架台

タイコ型スリーブ

JV-1064

滅菌缶

滅菌缶用木製架台
ビニールアイソレータ

滅菌缶用木製架台使用例※ 滅菌缶用木製架台はビニールアイソレータのステリールロックと滅菌缶をタイコ型スリーブで接続する際使用するものです。滅菌缶用木製架台に乗せるだけで、滅菌缶が安定し、その後の操作を楽に行う事が出来ます。

滅 菌 缶 JV-1059

滅菌缶本体

滅菌缶全使用部品

滅菌缶完成品

開口溶接部

滅菌缶底部
(内部より)

フィルター押えアミ

1960年代に『公益財団法人 実験動物中央研究所』において無菌動物の作出及び育種繁殖を行う為に開発されたビニールア
イソレータと共にビニールアイソレータ内で使用する飼料・飲料水やケージ等資材の滅菌を行う為に開発された物です。
－特長－
１．胴部・底部及びフィルター抑えアミは全てステンレス製のメッシュアミを使用。
２．底部フィルター抑えリング用ビスは胴部に貫通孔を設ける事無く、直接胴底部に溶接加工する事でハンダ付け等をなくした。
３．開口部及びアミ等の接続は完全溶接とした．
４．以上の変更の結果、腐蝕の防止また、酸を用いた洗浄にも対応可能となった。
滅菌缶の主な仕様
品

名

仕

様

・

材

質

数 量

重量(㎏)

本 体 (胴 部)

開口部:Φ315×170㎜(ステレス・0.7㎜)
底部 ：Φ315×70㎜(ステレス・0.7㎜)
胴部 ：Φ315×360㎜(ステレス10㎜目メッシュ・線径1.5㎜)

13.5

フィルター抑えアミステンレス製10㎜目メッシュ・線径1.5㎜)450×1000

1

0.65

脚付きバンドステンレス製(巾30㎜×0.7㎜)

2

0.72

胴部締め付けバンド

ステンレス製(巾30㎜×0.7㎜)

3

0.84

ステンレス製(巾35㎜×0.7㎜)10㎜目メッシュ付ビス穴12カ所

1

0.27

引 出 し ア ミ

ステンレス製 ： 213×583×1.3t(Φ6㎜穴加工)

1

0.96

付

バンド用：M6×70㎜(蝶ナット付)
底部フィルター抑えリング用：M6蝶ナット

5
12

0.4

1

0.63

合計重量

6.42

底部フィルター抑えリング

属

ビ

ス

フィルター押え板※ 合計重量にはエアフィルターは含まれていません。

アイソレータ用操作手袋（スキニー） (JV-1076)※アイソレータ用操作手袋（スキニー）は、ビニールアイソレータを用いた動物実験を目的に開発された操作手袋で、ビニールアイソレータ内でのピンセットやハサミ・注射器等の操作を容易に行えるように考案された操作手袋です。（グローブボックス等での使用も可能です。）

450㎜(0.6㎜厚)

350㎜(0.3㎜厚)
全長800㎜―NEWロングエラスト突き刺し試験―
試験装置及び試験条件
・試験装置名
万能試験機
・突き刺し速度500㎜/分・測定温度
24℃(18℃)
・測定場所
三興化学工業株式会社
ニューロングエラスト＃600

スキニー

薄手手袋
(塩化ビニール製)

突き刺し試験結果
NEWロングエラスト

薄手手袋

呼厚（㎜）

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

0.26

厚さ（㎜）

0.19（0.20）

0.28（0.41）

0.58（0.54）

0.8

0.26

突き刺し荷重（㎏ｆ）

1.57（2.29）

2.09（4.98）

3.8（5.45）

6.24

0.8018耐貫通性（㎏ｆ/㎜）

8.26（11.45）

7.46（12.15）6.43（11.83）

7.80

3.15

「厚さ」＝「突き刺し荷重」です。
被膜が1/2となれば、突き刺し荷重も1/2となる。
※今回の試験に使用した被膜は通常の特殊合成ゴムの黒色被膜とホワイト被膜（ ）内です。

アイソレータ用操作手袋（スキニー） (JV-1076)※アイソレータ用操作手袋（スキニー）はビニールアイソレータを用いた動物実験を目的に開発された操作手袋で、ビニールアイソレータ内でのピンセットやハサミ・注射器等の操作を楽に行えるように考案された操作手袋です。（グローブボックス等での使用も可能です。）

450㎜(0.6㎜厚)

350㎜(0.3㎜厚)
全長800㎜―NEWロングエラスト突き刺し試験―
試験装置及び試験条件
・試験装置名
万能試験機
・突き刺し速度500㎜/分・測定温度
24℃(18℃)
・測定場所
三興化学工業株式会社
ニューロングエラスト＃600

スキニー

薄手手袋
(塩化ビニール製)

突き刺し試験結果
NEWロングエラスト

薄手手袋

呼厚（㎜）

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

0.26

厚さ（㎜）

0.19（0.20）

0.28（0.41）

0.58（0.54）

0.8

0.26

突き刺し荷重（㎏ｆ）

1.57（2.29）

2.09（4.98）

3.8（5.45）

6.24

0.8018耐貫通性（㎏ｆ/㎜）

8.26（11.45）

7.46（12.15）6.43（11.83）

7.80

3.15

「厚さ」＝「突き刺し荷重」です。
被膜が1/2となれば、突き刺し荷重も1/2となる。
※今回の試験に使用した被膜は通常の特殊合成ゴムの黒色被膜とホワイト被膜（ ）内です。

小型ビニールアイソレータ用パイプ組立式架台 JV-1071
小型ビニールアイソレータ用パイプ組立式架台（JV-1071）は小型ビニールアイソレータ（JV-1000）が1台設置できる架台です。

組み立て完成写真

全部品写真

パイプ組み立て式専用架台部品
品

名

数量

仕

様

型番(型式)

キャスター付脚

4

ステンレスパイプΦ75
自在キャスター

－

長パイプ

4

ステンレスパイプ

－

短パイプ

4

ステンレスパイプ

－

固定ビス

16

ステンレス製ボルト(M5×10㎜)－

小型ビニールアイソレータ専用パネル装着

小型ビニールアイソレータ用架台
小型ビニールアイソレータ用架台（1列×2段）
小型ビニールアイソレータ（JV-1000）を上下に合計2台設置する事ができます。

※天板面の高さ変更や2列×2段用等の仕様変更やご不明な点がございましたら、弊社担当者もしくは販売店にお問い合わせください。

JV-1083

小型ビニールアイソレータ用パイプ組立式架台 JV-1071
小型ビニールアイソレータ用パイプ組立式架台（JV-1071）は小型ビニールアイソレータ（JV-1000）が1台設置できる架台です。

組み立て完成写真

全部品写真

パイプ組み立て式専用架台部品
品

名

数量

仕

様

型番(型式)

キャスター付脚

4

ステンレスパイプΦ75
自在キャスター

－

長パイプ

4

ステンレスパイプ

－

短パイプ

4

ステンレスパイプ

－

固定ビス

16

ステンレス製ボルト(M5×10㎜)－

小型ビニールアイソレータ専用パネル装着

小型ビニールアイソレータ用架台
小型ビニールアイソレータ用架台（1列×2段）
小型ビニールアイソレータ（JV-1000）を上下に合計2台設置する事が出来ます。

※天板面の高さ変更や2列×2段用等の仕様変更やご不明な点がございましたら、弊社担当者もしくは販売店にお問い合わせください。

JV-1083

小型ビニールアイソレータ用過酸化水素ガス殺菌システム

STERIQUA-N ＳＮ-1010(ス テ リ ク ア)（※）

低濃度過酸化水素ガスでビニールアイソレータを殺菌します。
（※ 80 ～150ppm）【全自動殺菌】
作業者の負担を軽減し、殺菌中は時間を自由に使えます。

【過酸化水素ガス殺菌】
臭いが残りにくく、乾燥工程もないため、構築時間が大幅に短縮できます。ビニールアイソレータ内面を均一にムラなく殺菌できます。

【低濃度殺菌】
腐食リスクが低く、作業者・対象・検体・環境への負担を軽減します。

イメージ

型式名・型番仕※製品の仕様は予告なく変更される場合が有りますのでご了承ください。

ＳＴＥＲＩＱＵＡ－Ｎ：ＳＮ－１０１０

様ポータブル式

発生ガス濃度

８０～１５０ppm

装置寸法（㎜）

W200×D210×H210※配管接続部は含みません

装 置 重 量約4.4㎏

電AC100V 1Φ 2W 250VAMAX

源

殺菌対象空間≦10㎥

筐SUS-304 焼付塗装体

無菌動物飼育用滅菌缶
対応小型圧力容器

中型・高圧蒸気滅菌器

操作パネル面・無菌動物飼育管理用の滅菌缶が滅菌できる様に設計されています。
・給・排水設備のなお所でも単相200V16A電源が有れば設置可能です。
・条件を選定した後は、ボタンを押すだけで全自動運転です。

滅菌工程

滅菌温度

滅菌工程

乾燥工程

１２１℃

２０min

３０min

１２７℃

３０min

３０min

MY-450P-Z1本体正面

MY-450P-Z1仕様
内

容

仕

様

販売名 ・ 型式

中型・高圧蒸気滅菌器 MY‐450‐Z1

圧力容器の種類

小型圧力容器滅 菌 方 法電気ヒータ式蒸気供給滅菌

外 形 寸 法W610×D1000×H1500㎜

缶 内 寸 法有効：Φ417×650㎜

電単相AC200V±５% 50/60Hz 16A(MAX)源

滅 菌 温 度

121℃/127℃

給 水 方 法自動給水（ポリタンク方式）

排 水 方 法排水タンク内臓（外部排水管へ接続可能）

重

１６０㎏

量

真空ポンプ

給水タンク

エアーフィルター

分解組立式マーモセット飼育ケージ JM-1200
分解組立式マーモセット飼育ケージ（JM-1200）は、『公益財団法人実験動物中央研究所』におけるマーモセットの飼育管理技術をもとにマーモセットのクリーニング用として、また、動物実験や飼育繁殖を目的に開発された飼育ケージで、最大４分割でき、1台のケージで通常のファミリー飼育から実験用の個別ケージとして使用が可能です。

800㎜

400㎜

800㎜

450㎜

1,600㎜

800㎜ℓ：1,450㎜

４分割使用状態

ケージ分解途中

ケージ本体サイズ

分解後保管スペース

分解組立式マーモセットケージ主な仕様
品

名

仕

様

型番(型式)

数量①

間仕切用プレート

硬質塩化ビニール製(310×700×5t)

JM-12018②

スノコステンレス製(685×335㎜)

JM-12024③

間仕切用スノコステンレス製(330×660㎜)

JM-12034④

中間間仕切用スノコ

ステンレス製(330×697 網目：10㎜))

JM-12044④扉

ステンレス製(630×335㎜)

JM-12054ステンレス製(670×339×２５㎜)

JM-12064ステンレス製(40×335㎜)

JM-12074ステンレス製(140×85×40㎜)

JM-1208

4

⑤

受け皿

⑥

受け皿ストッパー⑦

餌箱⑧

給水ホルダーステンレス製(耐熱ポリカ製100㏄給水ビン)

JM-1209

4

⑨

組立用金具

ステンレス製

JM-1210

12

⑩

キャスター

耐熱ナイロン樹脂(Φ125自在キャスター・ストッパー付)

JM-1211

4⑪

止り木・ベットスペース

ベットスペース：ステンレス製

JM-1212

1

本体重量

85㎏

止り木：ラワン材※ ケージ本体サイズ：W800×D700×H1,601mm※ ケージサイズ等の仕様に付いてはお問い合わせください。
※ 分解組立式のケージにする事で、飼育目的、実験目的に合わせた
マーモセット用ケージを作製する事が容易に行えます。また、ケージの使用中でも各パーツ単位での変更や改造も可能です。
※ 分解組立式ケージ専用ケージワッシャーの設計もお受けいたします。
餌箱

間仕切用プレート

受け皿ストッパー

受け皿キャスター部

固定金具

扉

スノコ

止り木・ベットスペース

給水ビンホルダー

間仕切用スノコ

分解式マーモセット用ケージ改造例
1.補助ケージ(JM-1008)連絡通路(JM-1009)取付け例

補助ケージ

補助ケージ取付け時

連絡通路

補助ケージ連絡口

連絡通路 (JM-1009)

補助ケージ(JM-1008)

本体ケージ連絡口

1：補助ケージと本体ケージの連絡口を小さくする事で迷路としての効果が期待できます。
2：補助ケージを取り外し可能な形状にする事により、マーモセットの過剰なストレスを与えることなく操作する事が容易に行えます。
3：中間仕切りプレートを樹脂製もしくは金属製の不透明な仕切り板に変更し、着脱可能なトンネルケージを取付ける事により、隣り合うマーモセット同士を慣れさせる事が容易に行えます。なお、トンネルケージには各ケージ のスライド扉部(2か所)及びトンネルケージ中央部(1か所)の合計3カ所に仕切りアミが取付けています。 この仕切りアミを操作する事でマーモセット同士を慣れさせる事が容易に行えます。
※分解式マーモセットケージは実験目的や飼育目的に合わせ、設計・製作する事が出来ます。
弊社担当者もしくは販売店にお問い合わせください。

マーモセット保育用連結式ケージ JM-1300※ マーモセットの人工保育を目的に開発されたケージです。ケージ本体の側面にある開口部を開放する事で、隣り合わせにあるケージ間を往来する事ができ、飼育スペースを広げる事が可能です。また、ケージを横目のワイヤースポークと縦目のワイヤースポークにする事で、収容動物の運動の嗜好性に対しても配慮しています。
※ ケージを分解組立式にする事で洗浄、消毒が容易に行え、衛生的な管理ができ、保管スペースを軽減する
事が行えます。
※ ケージサイズは既設の保育器や使用場所に合わせてサイズの変更は可能です。
※ 基本ケージサイズ：W 200×D 270×H 375㎜①②

縦仕様ケージ

横仕様ケージ

収納状態

保育ケージセット

⑥

④
③

⑤

№

品

名

数量

⑦

重量（g）

①

ケージ受け

1

814

②

スノコ

1

202

③

受け皿

1

345

④

ケージトップ

1

780⑤

ケージトップホルダー

2

81

⑥

ケージ本体

1

1,140

⑦

仕切り板

2

161

合 計

3,523

マーモセット保育用連結式ケージ JM-1400※ マーモセットの人口保育を目的に開発されたケージです。ケージ本体の側面にある開口部を開放する事で隣り合わせにあるケージ間を往来する事ができ飼育スペースを広げる事ができます、また、ケージを横目のワイヤースポークと縦目のワイヤースポークにする事で収容動物の運動の嗜好性に対しても配慮しています。
※ ケージを分解組立式にする事で洗浄、消毒が楽に行え、衛生的な管理ができ、保管スペースを軽減する事が行えます。
※ ケージサイズは既設の保育器や使用場所に合わせてサイズの変更は可能です。
※ 基本ケージサイズ：W 200×D 270×H 375㎜①②

縦仕様ケージ

横仕様ケージ

収納状態

保育ケージセット

⑥

④
③

⑤

№

品

名

数量

⑦

重量（g）

①

ケージ受け

1

814

②

スノコ

1

202

③

受け皿

1

345

④

ケージトップ

1

780⑤

ケージトップホルダー

2

81

⑥

ケージ本体

1

1,140

⑦

仕切り板

2

161

合 計

3,523

マーモセット採血用保定器 JM-1006『公益財団法人 実験動物中央研究所』におけるマーモセットの飼育管理技術と長年の経験により考案されたマーモセット採血用保定器で青色付きタイプと透明タイプの2種類を準備しています。

JM-1006-M

JM-1006-S
マーモセット採血用保定器の主な仕様
サ イ ズ
本体重量
材
質

：
：
:
:
：

420×85×85㎜
1210g
外筒・・・・硬質塩化ビニール製(５㎜)内筒・・・・硬質塩化ビニール製(Φ75×5㎜)
金具類・・ステンレス製

マーモセット用体重測定箱 JM-1007
マーモセットの体重を測定するために開発された物で、アルミ製シャッター側と硬質塩ビ製シャッター側のレールの幅を変える事でストッパー等を使用する事が不要になり測定箱の重量を軽くする事で正確な体重を測定する事が出来ます。
※本体重測定箱はマーモセットの移動用ケージとしても使用が可能です。

アルミ製シャッター側

硬質塩ビ製シャッター側

体重測定箱の主な仕様
材 質 ： アルミ・・・・・・・・・ 0.7㎜(本体・シャッター)透明アクリル ・・・3㎜(シャッター)サイズ ： 本体：135×235×150㎜
アルミ製シャッター： 130×175㎜
硬質塩ビ製シャッター：130×175㎜
重 量 ： ≒470g

マーモセットケージ用PPスノコ

JM-1010

マーモセットケージ用『PPスノコ』はケージ内環境の改善を目的に開発されたスノコです。飼育中のマーモセットが直接金属製スノコに触れることが無い事で体温の維持や金属製スノコによる怪我に対し有効です。また、金属製スノコに直接触れることが無い為ベットスペースには特に有効です。

項

目

仕

材

質

ポリプロピレン

厚

さ

5㎜

貫通孔

10㎜～御相談により作成いたします。

サイズ

御希望のサイズを作成いたします。

毒

樹脂メーカーにより毒性試験実施済み

性

特許番号

マーモセットケージ用PPスノコ(参考)上：床面用スノコ(640×335㎜)
下：ベットスペース用スノコ(385×130㎜)

様第-5682093※スノコサイズおよび貫通孔サイズに付いては弊社担当者もしくは販売店にお問い合わせください。

マーモセット用クリーンラック JM-1500

ケージ内

本体全景

フィルター部から天井風洞部

9
17
12

150

18
33
A-A‘

433

433

2542

870

26

870

720

105

13

41

500

1

2000

720

150

14
27

19

20

12

11

10

9

8

15

1

14

9

1

2
31

TM
-1
3 137

MT
31
1
20
-

230

MT
31
1
20
-

MT
31
1
20
-

TM
-1
3 137

16

HT
77S
US
-3L

TH
-77
SU
S-3
L

HT
77S
US
-3L

32

690

A‘

1 300

A

TH
-77
SU
S-3
L

17

18

4

8.
5

TM
-1
3 137

MT
31
1
20
-

16

TM
-1
3 137

TH
-77
SU
S-3
L

HT
77S
US
-3L

TH
-77
SU
S-3
L

HT
77S
US
-3L

5

220

SUS304

C-1222

150

300

6

102

102

8.
5

21

MT
31
1
20
-

THA
-1
703

MT
31
1
20
-

TM
31
1
20
-

TH-TM-103

690

400

SUS304

231

MT
31
1
20
-

700

30

TM
31
1
20
-

TH-TM-103

C-1222

220

3

28

1943

29

SUS304400

SUS304

MT
31
1
20
-

THA
-1
703

22

23

24

25

25

7

４０
３９
３８
３７
３６
３５
３４
３ ３ ﾌﾞﾛｱﾍﾞｰｽ
SUS-304
３ ２ ｴｱ排気ﾀﾞｸﾄ
SUS-304
３ １ ﾉｽﾞﾙ
SUS-304
３ ０ ｴｱ供給ﾀﾞｸﾄ
SUS-304
２ ９ ｴｱ調整ｽﾗｲﾄﾞﾄﾋﾞﾗSUS-304
２ ８ ｴｱ排気口
２ ７ ﾌｨﾙﾀｰ固定金具 SUS-304
２ ６ ｴｱ供給口
２ ５ 戸当たりSUS-304
２ ４ 抜き差し蝶番 SUS-304
２ ３ ﾄﾚｲｱﾙﾐ
２ ２ ｹｰｼﾞ用ﾚｰﾙ
SUS-304
２ １ 背面ﾊﾟﾈﾙ
SUS-304
２ ０ ｹｰｼﾞ
SUS-304
１ ９ HEPAﾌｨﾙﾀｰ抑え SUS-304
１ ８ ﾌﾞﾛｱｰ
１ ７ HEPAﾌｨﾙﾀｰ
１ ６ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
１ ５ ﾄﾋﾞﾗSUS-304
１ ４ ﾊﾟｯｷﾝ
１ ３ ﾌｨﾙﾀｰBOXﾌﾚｰﾑ SUS-304
１ ２ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ板
塩ビ 5ｔ
１ １ 上部ﾄﾋﾞﾗﾊﾝﾄﾞﾙ
１ ０ 天板SUS-304
９ 蛍光灯
８ 上部ﾀﾞｸﾄﾄﾋﾞﾗ SUS-304
７ ｷｬｽﾀｰ６ ｱｼﾞｬｽﾄ
SUS-304
５ 内掛け
SUS-304
４ 塩ビﾄﾋﾞﾗ
３ 自動給水管SUS-304
２ 側板
SUS-304
１ 本体ﾌﾚｰﾑ
SUS-304
部番 名
称
材
質
図 マーモセット行動観察ケージ
5列×2段
名
設
計

製
図

検
図

株式会社

CV-88
1.0ｔ
1.0ｔ
25×20ロL1.0ｔ×15
1.0ｔ
1.0ｔ
1.0ｔ2B下部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ
ﾜｲﾔｰ製

400×400×150
1.0ｔ
25×25ロ
乳白色
1.0ｔ 2B
1.0ｔ
75φ ｺﾞﾑ
3/4
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
16×16ロ
1.0ｔ 2B
25×25ロ
備

考

縮 １
単 ｍ
２０ 位
ｍ
尺
図
番

ジック

分解組立式マーモセットケージ用洗浄機 JM-1400『公益財団法人 実験動物中央研究所』において開発された分解組立式マーモセット飼育
ケージの洗浄を目的に開発・改良された洗浄機です。
※本機に付いては、設置スペースを2,000×2,000㎜以内(点検スペース含む)に収まる様考案されています。

搬入・取出し口部

分解組立式マーモセットケージ用洗浄スプレーノズル部
主な仕様
№.

品

名

仕

様

その他備考

１

アジャストボルト

SUS-304製

２

ガイドローラー

SUS-304製

３

仕上ノズル

SUS-304製

４

洗浄ノズル

SUS-304製

５

洗浄タンク

SUS-304製

６

横ストレーナ

SUS-304製

７

洗浄ポンプ

８

ケーシング

SUS-304製

９

ダクト(解放)SUS-304製

１０

排気5㎥/min 静圧：100㎩(別途工事)

１１

給水

20A 0.1～0.3㎫ 約1,200ℓ/h

１２

給湯

20A 0.1～0.3㎫ 約1,200ℓ/h●設置場所に合わせた大きさや仕様の変更が可能です。事前にご相談下さい。

200V・3Φ・3.7kw