迅速処理に最適なデザイン。
精度を高めた設計。
研究室および臨床検査室向け
EprediaクリオスタットNXシリーズ

迅速性。安定性。
緊急の生検診断において、正確な結果をできるだけ早く手術室に届けることが、優れた患者ケアを維持するために不可欠です。Eprediaクリオスタ
ットNXシリーズは、それを実行することを目的としています。
Eprediaクリオスタット™
HM525 NX
クリオスタットHM525 NXは、単純かつ効率的な操作を可能にする直感的なソフトウェアとタッチスクリーンを備えた、高性能のルーチン用クリオスタットで、質の高い結果を快適かつ効率よく得ることができます。
クリオスタッ
トHM525 NXは、信頼性、先進的な人間工学、および直感的なインターフェースを提供します。

Epredia CryoStar™ NX50

Epredia Cryostar NX70

Cryostar NX50は、人間工学と安全性に基づいた、最適なセクショニング品質を保証します。NX50のクリオスタットは、日常的な臨床検査のニーズに対応するように設計されています。この手動式クリオスタットは、高さ調整やオプションで低温除菌およびバキュトームの他、快適な作業を実現するデザインを装備しているため、ユーザーはセクショニングをカスタマイズできます。

研究室と臨床検査室の双方のニーズを満たすように設計されたCryostar NX70には、快適な作業を実現するデザインや、内蔵型の高さ調節機能、および電動式カッティング機能が搭載されています。安
定性が向上したことに加え、試料台とブレードキャリアの両方の設定温度を個別制御することで、より効率的に組織サンプルの冷却や薄片を行うことができます。

クリオスタットHM525 NX

ECD
クリオスタットNX70の特徴である電動カッティン
グは、高操作性および繰り返し動作の必要性低減を実現しますAB

座っていても立っていても作業可能な電動高さ調整

A

27の試料冷却ステーションを備えた、効率的なハイスループ
ットクリオチャンバー

B

感染防止対策として強力なUV灯（オプション）を搭載

C広々としたフラットな収納スペース。

D

ハンドル操作が軽く、必要最小限の力で操作が可能なため、反復運動による不快感が軽減されます。

E

人間工学に基づいたアームレスト

クリオスタットNX50およびNX70には、オプション機能としてコールドDシステム（迅速除菌）装備しています。

クリオスターNX50およびおよびクリオスターNX70のクリオスタット

6214351

明るさ調節付きLED照明および大きな開口部を備えたチャンバー、18個の冷却ステーション、1個の急速冷却ペルティエで、迅速かつ効率的な試料作製ができます

4体の曲線に合わせたデザインにより、快適な姿勢を保ちながら試料に近い位置で作業することができます2

オプションのコールドDシステムにより提供される補助的な洗浄プロセスは、冷却したままのクリオスタット庫内における微生物感染リスクを、60分以内に大幅に削減します。

5

高さ調整機能（32-44インチ / 82-112cm）を内臓しており、ボタンを押すだけで、立ったままでも座ったままでも、疲労を感じることなく作業を行うことができます。

3

ハンドル操作が軽く、必要最小限の力で操作が可能なため、反復運動による不快感が軽減されます。電動カッティング機能は、ユーザーの疲労軽減および反復運動による傷害の回避を後押しします。

6

タッチスクリーンコントロールと直感的なソフトウェアを搭載することで、操作性を高めています。クリオスタットNX70には、ジョイスティックコントロールも搭載されています。

クリオスタットセレクションガイド
検査室の用途に合った最適な1台を3機種の中からお選びいただけます。
クリオスタット
HM525 NX
コールドD（感染防止対策）
UV灯

Cryostar
NX50

Cryostar
NX70

オプション

オプション



オプション

チャンバー温度< -25°C



急速冷却温度

-55°C

-57°C

-60°C

急速冷却方法

ペルティエ

ペルティエ

ペルティエ












オプション

オプション

ミクロトームが庫外自動および即時霜取
ブレードの冷却ブレードの温度調整
試料ヘッドの温度制御
バキュトーム
試料のトリミング



試料リトラクション

20 μm

20 μm

20 μm

薄切厚範囲

1 - 500 μm

0.5 - 500 μm

0.5 - 500 μm

電動粗動送り

クリオバー冷却 /（急速凍結）
ステーション

27(4)

18(1)

18(1)

タッチパネル

電動カッティング

作業位置の高さ調整機能

オプション

Eprediaクリオスタット関連製品
Eprediaでは、お使いいただいている弊社クリオスタットをより一層ご活用していただくための、アクセサリーおよび消耗品を多数ご用意しております。
Eprediaが提供するブレードは、長寿命化を実現する独自の鋼焼入れ技術を用いて製造されたものです。専用のロープロファイルブレード
ホルダー、ハイプロファイルブレードホルダー、1本刃用ナイフキャリアにより、安定性が向上します。
弊社の染色キットおよび封入剤は、凍結組織切片に使用するために特別に製造されたもので、分析用の組織サンプルから高品質のスライドを迅速に作成できます。

クリオスタットHM525NX仕様

Cryostar NX70仕様

重量143 kg

寸法(D x W x H)

64×76(ハンドル除く）×115 ㎝

医療機器製造販売届出番号

13B1X10144000024

オーダーインフォメーション

品番

本体のみ

クリオスタットHM525 NX, 100 V

956640

UV機能付きクリオスタットHM525 NXUV付, 100 V

956641

重量200 kg

寸法(D x W x H)

100×75.5（ハンドル除く）×82-112 ㎝

医療機器製造販売届出番号

13B1X10144000017

オーダーインフォメーション

品番

本体のみ。構成コード：H - 高さ調整、O - 試料台冷却、M - 電動式、P - ペルティエ、D - コールドD、V - バキュトーム

NX70、100 V（本体のみ）

HOMP

956960

NX70、100 V（本体のみ）

HOMPD

956970

HOMPV957020

NX70、100 V（本体のみ）

HOMPDV

956990

NX70、100 V（本体のみ）

Cryostar NX50仕様
重量寸法(D x W x H)

200 kg100×75.5（ハンドル除く）
×82-112 ㎝

医療機器製造販売届出番号

13B1X10144000018

オーダーインフォメーション
本体のみ。構成コード：H - 高さ調整、O - 試料台冷却、M - 電動式、P - ペルティエ、D - コールドD、V - バキュトーム

NX50、100 V（本体のみ）

NX50、100 V（本体のみ）

NX50、100 V（本体のみ）

NX50、100 V（本体のみ）

機器本体の製品番号となりますのでご注意ください。
ブレードホルダー（ロープロファイル、ハイプロファイルやスチールナイフ）のご購入は、下記のアクセサリー表をご確認ください。

品番
アクセサリーOPH

957180OPHD

957080OPHV

957190

OPHVD

957090

品名

品番

CryoStar NX50、NX70用ブレードホルダー、ナイフホルダー

ロープロファイルブレードホルダー

ハイプロファイルブレードホルダー

705840705940

スタンダードナイフキャリア

705950EC70ブレードホルダー

705630ECブレードホルダー

705470HM525 NX用ブレードホルダー、ナイフホルダー

ブレードMX35 Ultra、1箱50枚入り3053835J

HP35 Ultra、1箱50枚入り

3153735J

詳細はepredia.comにてご覧いただけます© 2020 Epredia.不許複製。
ここに記載されている商標は、Eprediaが所有権を有するものである。M45043 R1220

POWERED BY