Cat.No. B04-07-X

GC63

電池式
デジタル微差圧計

気体計測

極微差圧レンジに対応Model GC63 Battery Type Digital Differential Pressure Gauge

概 要
空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。外部電源のオプション対応も可能
で、コンパレータ出力によるフィルタ目詰まり検出等、様々な用途に使用できます。

特 長・10Paから5kPaまでの差圧レンジ
・文字高さ17mmの大型LCD表示（3 1/2桁）
・計測状況が把握し易いアナログバーグラフ表示
・外部電源・コンパレータ出力（オプション）・フィルタ、ホールド、ゼロ調機能

機 能センサ部特長シリコン・キャパシタンス（SC）センサ
実物大

センサ部は小形シリコンダイアフラム

・アナログバーグラフ表示により、計測状況の把握が容易です。
・外部電源使用時、コンパレータ×1出力が使用できます。（オプション）を採用、可動部が少ないシンプルな構造であるため、耐振性・耐衝撃性に優SCセンサ
センサチップれています。

アナログバーグラフ

コンパレータ動作表示

デジタル表示電池電圧低下モニタ
SET表示灯シリコンダイアフラム

測定圧

上部電極

MODEキー▼ DOWNキー

MODEキーは、各動作モード数値の設定及び項目の選択に数値の設定及び項目の選択に及び各サブモードの切替時に使用します。測定モードでは使用します。測定モードでは使用します。

最小値を表示します。

最大値を表示します。

MODE

測定圧

下部電極

単位表示

ガラス

▲ UPキー

GC63

電池式デジタル微差圧計
製作仕様１
項

目

内

容

測定流体

気体計測（乾燥空気、窒素ガスなど）但し、水分、粉塵等を含まないこと

使用環境

通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所

取付

壁取付

圧力導入口

G1/8

接ガス部材質シリコン、シリコーン、ガラス、ABS

表示方式

3 1/2桁LCDデジタル表示（文字高さ 17mm）
LCDアナログバーグラフ表示（21セグメント）

表示周期1s

表示単位

差圧表示（GC63-□□1）Pa、kPa
開平演算表示（GC63-□□2）（LCD圧力単位表示消灯）

電単三アルカリ乾電池（LR6）×2本

池

電池寿命

連続動作 約2年
電池電圧低下表示有

外部電源・出力用ケーブル
装着時（オプション）

外部電源
24V DC 5mA max.
コンパレータ出力 Ｎチャネルオープンドレイン×1出力（30V DC 80mA max.）
応答速度：2s以内
動作モード：ウインドコンパレータ
接断差：1％F.S.固定
動作表示：H, L表示

フィルタ

1s、2s、4s（移動平均）

機

エラー表示

過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力

能

ホールド

最大値、最小値表示

その他

ゼロ調、キーロック

警報表示

電池電圧低下表示

使用温度範囲

0〜40℃（凍結無きこと）

使用湿度範囲35〜85％RH（結露無きこと）

保存温度範囲−10〜50℃（凍結無きこと）

漏れ許容量

1.7×10−4Pa・m3/s ＊1

ケース構造

屋内仕様（IP40

ケース材質

ABS

質

約130g（乾電池含む）

量

付属品＊1＊2IEC規格）＊2

六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池（LR6）、単位銘板シール（×10, ×100, ×1000, m/s, m3/min, m3/h）…GC63-□□2選択時
本製品は、リークテストの様なリーク量を厳密に測定する必要のある用途には使用できません。
フロントケース装着状態において

2GC63電池式デジタル微差圧計
製作仕様２
差圧レンジ、表示桁、精度及び温度係数：
単位別表示最大値 ＊1

差圧レンジ

Pa

0〜10Pa±10Pa

10.00（±10.00）

0〜25Pa±25Pa

25.0（±25.0）

0〜50Pa±50Pa

50.0（±50.0）

0〜100Pa±100Pa100（±100）

0〜200Pa±200Pa200（±200）

0〜500Pa±500Pa500（±500）

精許容最大圧力kPa

度

差圧表示

開平演算＊2±（2.0％F.S.＋1digit）
at 23℃±0.5％F.S.

50kPa

0〜1kPa1.00

0〜2kPa2.000〜5kPa

5.00

温度係数
（ゼロ・スパン共）±0.2％F.S./℃

但し差圧レンジの5〜100％F.S.において±（1.0％F.S.＋1digit）
at 23℃±0.1％F.S./℃※±表示の差圧レンジにおいて、高圧側（Ｈ）が低圧側（L）より低い場合は、マイナス（ー）表示となります。
＊1（ ）内は差圧レンジが±表示の時＊2 ±表示の差圧レンジは製作不可

外形寸法130□ 72

28.54.4（取付穴）

単位：mm

22.5

NAGANO KEIKI

4.4（取付穴）

H

L

SET

927H

L14kPa
ADJ.

低圧側接続口
Ｇ1/8

高圧側接続口
Ｇ1/8

電源・信号用ケーブル穴

H420

電源・信号用ケーブル穴
高圧側接続口
Ｇ1/810L

電池取替時表示部可動範囲（単三アルカリ乾電池×2本）

418.52020
低圧側接続口
Ｇ1/870502×4.4

1.66154470（100）45（135）15

壁取付用金具4.44.450

品

名取付金具（標準）

（94）
材

質

SPCC個数
1備考

M4セムスねじ付＊取付金具へのGC63の組み付けは付属のM4セムスねじを用い、締め付けトルクは2N・m以下としてください。

L形金具)

1.66.474.5

2×(R3×A（穴）

15204.47050

3＊圧力接続口は背面側（Ｌ・Ｈ １個ずつ）と下方（Ｌ・Ｈ １個ずつ）にあり、背面・下方いずれかを選択出来ますが、使用するＬとＨの接続口に配管し、残りの使用しないＬとＨの接続口は、付属の六角穴付きプラグによって塞いでください。
又、G1/8ねじの締付トルクは1N・m以下としてください。

GC63

電池式デジタル微差圧計
外形寸法2圧力接続口
GC63-□2□

GC63-□3□φ5 タケノコ（ストレート）

φ7 タケノコ（ストレート）

GC63-□4□

GC63-□5□

φ7 タケノコ（回転）φ6 金属配管用継手

GC63-□6□
Rc1/8 変換継手

G1/8（46）⑨⑩G1/8Oリング

1φ8φ8 チューブ 2m 付

12000

形番構成

G1/8φ6φ5φ713×15六角
φ8φ4φ51

φ8 チューブ 2m 付

Oリング

16Oリング

23.2

φ6 チューブ 2m 付

Rc1/8（21.5）

Oリング

φ613×15六角

Oリング

G1/8

17×19.6六角

17G1/8

14X16.2六角

1313X15六角

φ7φ5

2000

2000

ご用命に際しては、形番、各仕様及び差圧レンジをご指定ください。

モデルNo.

G C 6 3
デジタル微差圧計

①②③④1

壁取付

2

壁取付用金具付

3L形取付用金具付形番⑤⑥⑦選択仕様①取付②圧力接続口 ＊1G1/8（標準）2φ5 タケノコ（ストレート） ビニルチューブ2m付

3φ7 タケノコ（ストレート） ビニルチューブ2m付

4φ7 タケノコ（回転）5φ6 金属配管用ツギテ

6Rc1/8変換ツギテ
差圧表示

2開平演算表示付（±表示の差圧レンジは製作不可）＊1：2〜4の指定については、ビニルチューブが2m付属します。

④⑤④差圧レンジ590〜10Pa

690〜25Pa

M

90〜50PaN

90〜100PaP

90〜200Pa

Q

90〜500PaR

70〜1kPaS

70〜2kPaT

70〜5kPa±10Pa

89A

9±25PaB

9±50PaC

9±100PaD

9±200PaE

9±500Pa⑧電源・出力用ケーブル＊2：±表示の差圧レンジにおいて、高圧側（Ｈ）が低圧側（L）より低い場合は、マイナス（ー）表示となります。

⑫⑬⑭⑮

ビニルチューブ2m付

1④
差圧レンジ ＊2⑤
表示精度

⑪付加仕様（オプション）

1③
表示

レンジコードを選定の上、差圧レンジ及び単位を別途ご指定ください。

⑧⑮
ドキュメント⑤表示精度±（2.0％F.S.＋1digit）at 23℃±（1.0％F.S.＋1digit）at 23℃

GC63-□□2は不可±（2.0％F.S.＋1digit）at 23℃

0ナシ

D

電源・出力用ケーブル：2m付
01ナシ
アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）※仕様項目がない場合は、をご指定ください。

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、立会検査■使用上の注意
腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。

4