Cube L1

キューブ エルワン
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

900 – 1 100 nm

コースティック

パワーレンジ

200 W – 16,000 W

生ビーム
ビ ー ム 品 質 M2

シングルモードまで測定可能

パワー
ビームプロファイル

ビーム径1)

ポインティングスタビリィ

特長

方向インターフェース

集光ビーム 1 – 7 mm
入射角: ± 5°
最大パワー密度 1) :≤ 250 kW/cm²
Bluetooth, Micro-USB

フォーカスシフト1)

保護窓の上PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.1

p.1

テクニカル
他のCubeシリーズや関連システムと同様に、Cube L1 はアブソーバの温度上昇を測定することによってレーザパルスのエネルギを算出します。 レーザパルスの照射時間を測定することにより、パワーが算出されます。この線型性で正確な物理的事実により、この測定方法は最小エネルギ量であってもレーザパワーを測定するのに最適です。
Cube L1の最大の特長は光学フロントエンドと広範囲な出力範囲です。特にサービス活動では、このパワーメータは数百ワットから最大16kWのパワーを測定できますので万能なツールです。実績のある熱量測定システムに基づいて、常に指定された精度と再現性を実現します。それと同時に光学フロントエンドにより、最大パワー密度250 kW/cm²の測定が可能になりました。 限られたスペースで条件の厳しいパワー測定に最適です。
Android™ を搭載したモバイルデバイス用PRIMES社Cube
アプリを使用すると、Bluetooth 経由でタブレットやスマートフォン上ですべての Cube モデルを簡単かつ便利に操作しパワーのモニタリングが可能です。測定シリーズ全体を測定中に記録したり、Cube の内部ストレージ (14 測定) からアップロードしたりすることができます。平均またはピークパワー、パルス毎のエネルギ、パルス持続時間などの測定値をグラフィック表示します。
Cube アプリは収集した情報を標準偏差で補足します。
PRIMES社Cube アプリは Google Play ストアから無料でダウンロードできます。マイクロ USB インターフェイスを使用してコンピュータに接続し、最新のレーザ診断ソフトウェア (LDS)で操作することで、デバイス制御、測定データの分析、バックアップなど、多くの機能を使用することもできます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.1

p.2

キューブ エルワンの仕様

CUBE L1

測定パ ラメ ータ ME A S U R E ME N T PA R A MET ER S
パワーレンジ /Power range

200 – 16,000 W 1)

波長レンジ /Wavelength range

900 – 1,100 nm

保護窓上のビーム径 /Beam diameter on the protective window

1 – 7 mm

保護窓上の最大パワー密度 /Max. power density on the protective window

250 kW/cm²

レーザ照射時間(パワーに依存) Irradiation time (depending on laser power)

0.1 – 2.0 s 1)

パルスレーザの最小オン/オフ時間
Min. on/off times (duty cycle) for pulsed lasers

50 µs (最大10kHz@50%デューティサイクル)(e.g. max. 10 kHz at 50 % duty cycle)

最大立ち上がり時間 /Max. laser rise time

< 1% of irradiation time

測定エネルギ(測定毎) /Energy per measurement

200 – 4,000 J

推奨測定エネルギ(測定毎) /Recommended energy per measurement

500 – 2,000 J

測定値アウトプットまでのトータル デュレーション/
Total duration until measurement value output< 15 s

測定周波数 /Nominal measurement frequency

700 J: 1 cycle/min

4,000 J: 1 cycle/15 min

デバ イスパラメータ / DE VI CE P AR A ME TER S
最大アブソーバ温度 /Max. absorber temperature

120 °C

最大入射角度（入射アパーチャに垂直）
Max. angle of incidence perpendicular to inlet aperture± 5°

入射角度５°での最大ビーム拡がり角（全角）160 mradMax. beam divergence (full angle) at angle of incidence of up to 5°

最大中心公差 /Max. centered tolerance± 2.0 mm

測定精度(ビーム入射角度 最大5°)Accuracy Angle of incidence up to 5°±3%

再現性 /Reproducibility±1%

供給データ /SUPPLY DATA
電源 /Power supply

内蔵リチウムイオン電池（マイクロUSBポートを介して充電可能）
Built in lithium-ion battery, which can be charged via aMicro-USB port

リチウムイオン電池の充電温度範囲

0 – 45 °C

Temperature range for charging the lithium-ion cell

通信 /COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

Bluetooth, Micro-USB

ソフトウェア /Software

LaserDiagnosticsSoftware (LDS) と Cube App

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T
寸法(LxWxH)コネクタを除く Dimensions (L x W x H; without connectors)

92 x 97 x 110 mm

重量 /Weight (approx.)

700 g1)

記載されている制限値は許容される最大エネルギ（E=P・t）との相関関係にあります。
The stated limit values are to be understood in correlation with the permitted maximum energy (E = P ∙ t).

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.1

p.3

アプリケーション:

レーザメーカー

サービス

自動車産業

アデティブマニュファクチュア

品質管理

リング

研究開発 R&D

プラントエンジニアリング

オートメーションシステムについて： Cube L1 は限られたスペースで信頼性の高いパワー測定が可能なコンパクトなパワーメータです。 特に産業環境では通常物事を迅速に進める必要がありますが、高出力の切断又は溶接用途の分野では困難なことです。 レーザパワーは簡単に10kW以上になります。 通常、測定可能な最大パワー密度は比較的低くなりますが、そのような機械を設置するスペースでは信頼性の高い測定をするためにビームを拡大するには十分ではありません。 Cube L1 は独自の光学フロントエンドを備えているため、最大 250kW/cm² のパワー密度で高速測定が可能です。これは焦点面に近いことを意味します。 実績がある熱量測定システムと組み合わせると、最大16 kWの高出力レーザを保守するための万能システムが得られます。

優位点:産業環境における高出力レーザ測定の課題は、常に時間と利用可能なスペースですが、PRIMES社製 Cube L1 を使用すれば、これらの事柄を容易に解決するサービスツールが得られます。
受動冷却の測定装置は、冷却水を必要とせずに焦点面近くで最大16kWのレーザパワーを測定できます。従って、測定は非常に高速であると同時に、非常に正確かつ容易にできます。

要約： Cube L1 は高出力レーザアプリケーションにおける高出力パワー密度での測定向けであり、コンパクト、ロバスト、信頼性の高いソリューションです。 冷却水やケーブルを使用せずに迅速かつ容易に測定できるため、狭いスペースで加工作業の合間の品質保証に最適なツールです。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.1.1

p.4