取扱説明書

保証規定
紫保証期間中、正常な使用状態時に、万一故障の生じた－－＝場合は無償にて修理を行います。

「Ｚ■ｑ

尚、下記事項に該当する場合には保証期間中でありましても対象外と致します。

Ｌ取扱説明書によらない不適当な取扱い又は使用による故障

２.当社サーピスマン以外による改造､不当な修理､オーバホール等による故障及び損傷

Ｉ

①。
①

３.電池等消耗品の交換、補充

４.お買上げ後の持運び落下等による故障及び損傷

ＰＲＥＳＳＴＯＴＥＳＴＦⅢrＴｎＵ

５.筐体のキズ等外観上の変化

６.火災、地震、水害、公害及びその他の天地異変による故障及び損傷

７.保証書の提出のない場合

囮８.その他ご使用者の責に帰すと認められた故障及び損傷

ＫＹＯＲｌＴＳＵ
INSULATuONTES1ER」※お願い
無償､有償の認定は当社に於いて確認させていただきますので、輸送途中損傷の生じないような梱包を施し、当社営業部又は取扱店宛お送りください。

サ

年月曰

￣

電池式絶縁抵抗計

ビス記録内容囮共立電気計器株式会社・騒二;澗綴讓嚇鰍

國二::鮒8鰐iF篝！《:【鯛繍三昌ﾋﾟﾙ昨［函二:窒醐・勝市議瓢雛瀧ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ30,丘一軍〕宇和島.雛’

ＤＥＬ１１
世界120数か凶に座<市場をもつ共立は､永年の豊富な経験と実績に基づき世界各国のニースをここに結集しました。

使用性・信頼性は勿論のこと、よ'」高い安全性への世界的転換傾向のなかで､､万が一の操作ミスによ-)てても人体に害を及ぼさない〃をモットーに、特に安全性には充分に留意した設計です。

ｏｎ目次

１．特長

1.特長…･………･………….…………………………１

Ｌよ'｣正確な測定を可能にした夫々異ったレンジをもった２種類のハイバワーメカ._

２.仕様…………..………･……………………………２

２.実際に必要とされる抵抗値附近の目盛Ｕを拡大した

３.各部名称…………･………･･…･…………･…･………３

見やすいスケール。

４.測定方法..………………･………..………･…………４

３．１台で３役

絶縁抵抗計50Ｖ/100Ｖ２レンジ(Model-3117）

５.電池及びヒマーズの本樺……………………………７
電池及びヒューズの交換…………………………… ７

中央値２｡の低抵抗レンジ付

4.どのレンジでも活線をチェックできる活線警告ランプ付測定回路にチャージされた電圧も、スイッチをはなすと自動的に放電
5．ドロップ･ブルーフ
トートバンドメカ使用

6.正常に動作している事がひとめて確認できる動作表
示ランプ付

7.ヒューズによって内部回路を保護

8.小型・軽量でアタッシュケースに入れて持ち運びができる。
■－１

絶縁抵抗計正格
定格電圧

ＤＣｌＯＯＶ

ＤＣ５０Ｖ

ＤＣｌＯＯＶ

定範囲
測定範囲

O－５０ＭＱ

0-10Ｍ｡

O～20ＭＱ

中央値

０．５ＭＱ

0.2ＭＱ

0.5ＭＱ

開放時出,！
開放時出力電圧

ＤＣ100Ｖ±10％

ＤＣ５０Ｖ±10％

ＤＣ100Ｖ±10％スケール中央値

0.2ＭＱにおいて0.1ＭＱにおいて0.2ＭＱにおいて附近の出力電圧

ＤＣ100Ｖ±10％

ＤＣ５０Ｖ±10％

ＤＣｌＯＯＶ±10％

Ｉ

約2ｍＡ

出力短絡電流精度ｌｍ

Model３１１７

第１測定範囲

0.02ＭＱ－５ＭＱにおいて0.01ＭＱ～2ＭＱにおいて0.02ＭＱ～5ＭＱにおいて指示値の±5％以内

指示値の±5％以内

指示値の±5％以内

第２測定範囲スケール長の±0.7％以内(第１測定範囲以外）

抵抗計

測定範囲

Ｏ～５０Ｑ

中央値

２Ｑ

開放時出力電圧約0.6Ｖ

出力短絡電流約300ｍＡ精度

スケール長の±3％以内

外形寸法

143(Ｌ)×９３(Ｗ)×６３(Ｄ)ｍ、重量約5009

使用電池

ＳＵＭ－３８本

付属品

測定コード･携帯用ケース･電池(SUM－３８本)ヒューズ1A/250Ｖ(内部抵抗275ｍ｡±15ｍｇ､速断型）

ひ｡

。

卜ｏｏｏｅ
「凋卸難ｙ鎚論､+ｌＭ蝋噸>Ｊ升ｎｌｆＡｙ（Ｊ１迫ｙ（図二Ｉ､Ｉ’』。

’￣。

⑤。

－－－＝-－－－－

一＝皿皿一、

岸「１１－１Ｊ

ＯＮ々１号黄ｅ騨寺馴引ＪＹＪ

ｏ輔醤Ｎ今逗中、塗冊ｕ－元一一字中嬰的雰。

ＯＤ

画・芹熟

Mode１３１１６4.ヒューズ及び測定コードの確認

４．測定方法レンジスイッチを｡レンジにして.下さい。測定コードの先端とワニグチクリッブを接続し、押釦スイッチを４－１測定準備押します。この時、指針がＯを示せば問題ありません

指針が｡｡の目盛位置に正しく合っている事を確認下さい。ずれている場合は零調整ネジを回し、合わせて下さい。

１１

1.機械的零調整が、。｡を示す場合はヒューズ又は測定コードが断線していると思われますので、まずヒューズを「☆５電池及びヒューズの交換」に従って交換してみて下さい。

ヒューズが断線していない場合は測定コートをチェックしてみて下さい。

2.測定コードの取り付け

5.被測定回路の電源の切断及び確認端子にそれぞれのコードを正しくさし込んで下さい。

被測定回路の電源を切り、測定コードを接続し、活線警告ランプが点灯しない事を確認します。もし点灯した場合は電源がきちんと切れていませんので再確認して下さい。

注）活線警告ランプが点灯した場合は絶対に押釦スイッチを押さないで下さい。
４－２絶縁抵抗の測定
1．レンジスイッチで希望のレンジに合わせて下さい。

2.測定コードを被測定回路に接続し、押釦スイッチをレンジスイッチをＢＡＴＴレンジにして、押釦スイッチを押し、電池の電圧を確認して下さい。この時、動作

１１3.電池電圧の確認

押してスケール板上のＭＱ目盛りを読んで下さい。

この時、動作表示ランプが点灯します。

表示ランプが点灯します。

指針がｽｹｰﾙ板上の厄X〒T而庁ﾏｰｸから右側にあれば電池電圧は充分です。左側にある場合は電池を交換して下さい。
－４－－５－

４－３抵抗の測定

5．電池及びヒューズの交換

1．レンジスイッチをＱレンジにセットして下さい。

ｏ電池が消耗した場合は、電池裏蓋を開け、向きを間違えない様に注意し、ＵＭ－３８本全部の電池を交換

2.被測定物の両端に測定コードを接続し、押釦スイッチを押してスケール板上の｡目盛Ｕを読んで下さい。
この時、動作表示ランプが点灯します。

して下さい。

ｏヒューズが溶断した場合は、電池裏蓋を開け、１度３．Ｑレンジの０点の確認及び調整

電池をはずし、ケース止めネジ(図３参照)をはずし※本器は定電圧回路方式ですのでＯ調の必要はありま
せんが、長い間使用したり、ヒューズを交換したＵ
するとＯＱが狂う場合があります。
その時は下記の要領でチェック及び調整を行てケースを開け、スベアヒューズと交換して下さい。
ヒューズは必ず1Ａ、250Ｖの指定ヒューズ(内部抵抗275ｍＱ±15ｍ｡）を使用して下さい。他のヒューズを使用すると、本器を損傷することがあります。
尚、ヒューズを交換するとＱレンジでＯＱがズレることがあＵます゜この場合は｢☆４測定方法｣の｢4-ケース止めネジって下さい。但し、ＱレンジだけでＭＱレン3-3Ｑレンジ｣の０点の確認及び調整を参照し、ＯＱジは不要です。

を合わせて下さい。

測定コードの先端をショートし、押釦スイッチを押して下さい。
指針が｡目盛ＵのＯを墨指示しない場合は、電池裏蓋を開け、先の細いｅドライバーを使って、オームＯ調整穴の下のＶＲを回し、Ｏに合わせて下さい。

ゼロ調整ネジ(図３）＆－６－－７－

保証薑

●修理について●
電池の消耗、測定コードの断線を確認してから、輸送

型名MODEL－３１１６．３１１７製造番号中に損傷しないように十分梱包した上、下記修理セン

保証期間ご購入曰（年月曰）より１ヶ年間ターまたは取扱店までお送りくだきい゜

此の度は共立製品をお買上げいただき誠に有難うございます。本製品は当社に於いて厳重なる品質管理のもとに製品〒797-0045

愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480
共立電気計器株式会社
修理センター化され納入されたものですが、万一ご使用中に故障の生じた場合には裏面の保証規定により、無償修理をいたします
ので、本書を添付の上、ご依頼ください。

冠O894-62-1171
FAXO894-62-5531

顧客名
住所〒

電話番号（市外局番市内局番番）－（）－（号）

※ご注意

代理店

●本保証書は曰本国内に於いてのみ有効です。

●本保証書の再発行はいたしかねますので保管には留意ください。

販売店名

当説明書に記載されている事項を無断にて変更することもありますので、御諒承下さい。

－ｓ－