*99MAA003M5*

棒形内側マイクロメータ（単体形）
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

No. 99MAA003M5

ユーザーズマニュアル
棒形内側マイクロメータ（単体形）
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

Model
IM

ja

► 安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載されている使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

40ºC/104ºF
5ºC/41ºF

Model
IMZ

► 海外移転に関するご注意

本商品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本商品やその技術を海外移転する場合
は、事前に弊社にご相談ください。

注意

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

Model
IMJ

使用上の注意 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• 使用前に下記事項に注意して必ず基点を確認してください。
- 急激な温度変化は避け、部屋の温度に十分なじませてください。
- 測定面及び基点調整用基準器の面を鹿皮、ガーゼ等で油・ゴミを取り除いてください。
- 使用する姿勢で基点を合わせてください。
- 定期的に校正を受けている基点調整用基準器を使用してください。
• 使用後は清掃し、防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。

いつでも見られるように本書を大切に保管ください。

Model
IMJ

詳しい説明は、https://manual.mitutoyo.co.jpをご覧ください。

Tubular Inside Micrometers (Single Rod Type)Tubular Inside Micrometers (Extention Rod Type)Tubular Inside Micrometers (Extention Pipe Type)en►Safety Precautions

To ensure operator safety, use this product according to the Precautions for Use given in this User's Manual.
Non-conformance to the instructions may compromise safety.

►Notes on Export Regulations

Do not commit an act which could, directly or indirectly, violate any law or regulation of Japan, your country, or any otherinternational treaty, relating to the export or re-export of any commodities.

CAUTION Shows risks that could result in minor or moderate injury.

1 2 3

1

Always handle the sharp measuring faces of this product with care to avoid injury.
Precautions for Use ---------------------------------------------------------------------------------------------------• Be sure to perform reference point adjustment by following points to notice below.
- Do not perform the adjustment at sites where the temperature will change abruptly. Thermally stabilize theinstrument sufficiently at room temperature.
- Wipe oil and dust off the both measuring faces and master gage using a gauze or chamois skin.
- Perform reference point setting and measurement in the same posture of the product.
- Use a master gage like a setting standard which is periodically calibrated.
• After use, clean the device and apply anti-rust treatment. Rust may cause malfunction.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
For more information, refer to https://manual.mitutoyo.co.jp.

2- Punkt Innenmessschrauben (Ausführung mit einzelnem Stab)2- Punkt Innenmessschrauben (Ausführung mit Verlängerungsstange) (IMZ)
2-Punkt Innenmessschraube (Ausführung mit Verlängerungsrohr) (IMJ)de►Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, das Gerät unter Befolgung der in vorliegender Bedienungsanleitung
aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb bedienen. Nichteinhaltung der Anweisungen kann die Sicherheit
beeinträchtigen.

►Hinweise zur Exportkontrolle

Begehen Sie keine Handlungen, die bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren direkt oder indirekt gegen
die Gesetze oder Vorschriften Japans, Ihres Landes oder eines anderen internationalen Vertrages verstoßen könnten.

Handhaben Sie die scharfen Messflächen dieses Produkts stets mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch ---------------------------------------------------------------------------

2

B

A

• Gehen Sie beim Einstellen des Referenzpunktes unbedingt wie folgt vor.
- Führen Sie die Einstellung nicht an Orten durch, die abrupten Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Geben Sie dem Messgerät ausreichend Zeit, sich an die Raumtemperatur anzugleichen.
- Wischen Sie Öl und Staub sowohl von den Messflächen als auch vom Referenznormal mit einem weichen
Tuch oder einem Waschleder ab.
- Achten Sie, darauf, das Messgerät beim Einstellen des Referenzpunkts und beim Messen in gleicher Position zu halten.
- Verwenden Sie ein Referenznormal (z. B. Einstellnormal), das regelmäßig kalibriert wird.
• Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und behandeln Sie es mit Rostschutzmittel. Rost kann zu Fehlfunktionen
führen.

A

C

NG

BEWAHREN SIE DIESES ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter https://www.manual.mitutoyo.co.jp.

Micromètres d'intérieur tubulaires (à une seule touche)
Micromètres d'intérieur tubulaires (à rallonges)
Micromètres d'intérieur tubulaires (à rallonges avec isolant)

fr►Consignes de sécurité

B

Pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, veuillez respecter les précautions indiquées dans le présent manueld'utilisation. Dans le cas contraire, la sécurité peut être compromise.

OK►Remarques relatives à la législation en matière d'exportation

Abstenez-vous de toute action pouvant constituer, directement ou indirectement, une infraction aux lois etréglementations du Japon ou de tout autre pays, ou à nimporte quel autre traité international, en lien avec
l'exportation ou la réexportation de toute marchandise.

Manipulez toujours les surfaces de mesure coupantes de l'instrument avec précaution pour éviter toute blessure.
Précautions d'utilisation ---------------------------------------------------------------------------------------------CNG• Pour régler le point zéro, suivez les indications ci-dessous.
- Le réglage doit être effectué dans un endroit non soumis à des variations brutales de température.
Patientez suffisamment pour que la température de l'instrument se stabilise à la température de la pièce.
- Essuyez les éventuelles traces d'huile ou la poussière sur les deux surfaces de mesure et sur l'étalon avec
un chiffon ou une peau de chamois.
- La position de l'instrument pendant la mesure doit être la même que lors du réglage du point zéro.
- Utilisez une pièce de référence, comme un étalon de réglage par exemple, régulièrement étalonnée.
• Après utilisation, nettoyez l'appareil et appliquez un traitement antirouille. La rouille peut provoquer undysfonctionnement.

CONSERVEZ CE DOCUMENT AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

3

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.manual.mitutoyo.co.jp

Micrometri tubolari per interni (tipo ad asta singola)
Micrometri tubolari per interni (tipo con asta di prolunga)
Micrometri tubolari per interni (tipo con tubo di prolunga)①

it►Precauzioni di sicurezza②+

182.5 mm ― ①
0.37 mm ― ②
182.87 mm

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare questo prodotto secondo le Precauzioni per l'impiego fornite in questo
Manuale dell'utente. La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza.

►Note sui regolamenti in materia di esportazione

Non commettere un atto che possa, direttamente o indirettamente, violare qualsiasi legge o regolamento del Giappone,del paese di residenza o di qualsiasi altro trattato internazionale relativo all'esportazione o alla riesportazione di merci.

Trattare con cura tutte le superfici di misura del prodotto in modo da evitare lesioni.
Precauzioni per l'uso --------------------------------------------------------------------------------------------------

https://manual.mitutoyo.co.jp• Assicurarsi di eseguire la regolazione del punto di riferimento seguendo i punti indicati di seguito.
- Non effettuare la regolazione in luoghi in cui la temperatura cambia bruscamente. Stabilizzare termicamente
lo strumento a temperatura ambiente- Rimuovere l'olio e la polvere dalle due superfici di misura e dal punto di riferimento utilizzando una garzao una pelle di camoscio.
- Eseguire l'impostazione del punto di riferimento e la misurazione nella stessa posizione del prodotto.
- Utilizzare un misuratore master come uno standard di impostazione soggetto a calibrazione periodica.
• Pulire lo strumento dopo l’uso e applicarvi antiruggine. La ruggine è causa di malfunzionamento.

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER CONSULTAZIONI FUTURE.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a https://www.manual.mitutoyo.co.jp.
株式会社ミツトヨ〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 044-813-8230

Printed in Japan
2023 年 1月1日 発行（1）Tubular Inside Micrometer (Single Rod Type)Tubular Inside Micrometer (Extention Rod Type)Tubular Inside Micrometer (Extention Pipe Type)No. 99MAA003M5
Micrómetros de interiores tubulares (modelo con una varilla)
Micrómetros de interiores tubulares (modelo con varilla de extensión)
Micrómetros de interiores tubulares (modelo con tubo de extensión)esBuisvormige binnenschroefmaten (type met enkele stang)
Buisvormige binnenschroefmaten (type met verlengstang)
Buisvormige binnenschroefmaten (type met verlengbuis)►Precauciones de seguridad►Veiligheidsmaatregelen►Notas sobre los reglamentos de exportación►Opmerkingen aangaande Export Regulering

Para garantizar la seguridad del operario, utilice el instrumento de conformidad con las precauciones para el uso queconstan en este Manual de usuario. El incumplimiento de las instrucciones puede poner en riesgo la seguridad.
No cometa ningún acto que pueda, directa o indirectamente, infringir alguna ley o normativa de Japón, su paíso de cualquier otro tratado internacional relativo a la exportación o reexportación de cualquier producto.

Precauciones para el uso --------------------------------------------------------------------------------------------CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para obtener más información, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp.

pt►Precauções de segurança

Para garantir a segurança do operador, use este produto de acordo com as Precauções de utilização fornecidas neste
Manual do utilizador. A não conformidade com as instruções pode comprometer a segurança.

►Notas sobre regulamentos de exportações

Não cometa qualquer ato que possa, diretamente ou indiretamente, violar qualquer lei ou regulamento do Japão, do
seu país, ou qualquer outro tratado internacional, relacionado com a exportação ou reexportação de produtos.

Sempre manuseie as afiadas arestas de medição deste produto com cuidado para evitar ferimentos.
Precauções de utilização -------------------------------------------------------------------------------------------• Certifique-se de realizar o ajuste do ponto de referência seguindo os seguintes cuidados abaixo.
- Não fazer o ajuste em locais onde a temperatura mude abruptamente. Estabilize termicamente o instrumento
suficientemente à temperatura ambiente.
- Limpe o óleo e poeiras das faces de medição e do padrão principal usando gaze ou pele de camurça.
- Efetue a configuração do ponto de referência e a medição na mesma posição do produto.
- Use um padrão calibrado periodicamente como um padrão de configuração.
• Após o uso, limpe e aplique tratamento antioxidação. Oxidação pode causar mau funcionamento.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ----------------------------------------------------------------------------• Zorg ervoor dat u de referentiepunt instelling uitvoert door onderstaande punten te volgen.
- Voer de instelling niet uit op plaatsen waar de temperatuur abrupt verandert. Stabiliseer het instrument voldoendebij kamertemperatuur.
- Veeg olie en stof van de beide meetvlakken en de instelmaat met een gaas of zeemdoek.
- Voer de referentiepunt instelling en de metingen uit in dezelfde producthouding.
- Gebruik een ijkmaat zoals een eindmaat die periodiek wordt gekalibreerd.
• Na gebruik, het instrument schoonmaken en behandelen met anti-roest. Roest kan defecten veroorzaken.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING TER REFERENTIE.

pl►Środki ostrożności

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora, przyrząd należy użytkować zgodnie z informacjami podanymi w punkcie„Środki ostrożności podczas użytkowania” w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji możezagrozić bezpieczeństwu.

►Uwagi dotyczące przepisów eksportowych

cs►Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy používejte tento výrobek v souladu s bezpečnostními opatřeními uvedenými v tétouživatelské příručce. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost.

►Poznámky k vývozním předpisům

Nepřipusťte jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo porušovat jakýkoli zákon nebo nařízení
Japonska, vaší země nebo jiné mezinárodní smlouvy týkající se vývozu nebo následného vývozu
jakýchkoli komodit.

Pokyny před použitím -------------------------------------------------------------------------------------------------

ULOŽTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Další informace naleznete na adrese https://manual.mitutoyo.co.jp.

单杆内径千分尺（单杆型）接杆式内径千分尺
接管式内径千分尺

zh-CN► 安全须知应同意并遵守不得直接或者间接违反日本或客户方国家的法律，以及任何有关此商品出口、再出
口的其它国际协议的行为约定。

BEHÅLL DENNA ANVÄNDARHANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK.

Boru Tipi İç Çap Mikrometreleri (Tek Çubuk Tipi)
Boru Tipi İç Çap Mikrometreleri (Uzatma Çubuklu Tip)
Boru Tipi İç Çap Mikrometreleri (Uzatma Borulu Tip)tr

►Güvenlik Önlemleri

Operatör güvenliğini sağlamak için bu ürünü bu Kullanım Kılavuzunda verilen Kullanım Önlemlerine göre
kullanın.Talimatlara uyulmaması, güvenliği tehlikeye atabilir.

►İhracat Düzenlemeleri Hakkında Notlar

Instrukcje bezpiecznego użytkowania --------------------------------------------------------------------------• Ustawienie punktu zerowego należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zaleceniami.
- Nie przeprowadzać regulacji w miejscach, w których gwałtownie zmienia się temperatura. Ustabilizować termicznie
przyrząd w temperaturze pokojowej.
- Wytrzeć gazą lub irchą olej i kurz z obu powierzchni pomiarowych i wzorca.
- Przy ustawianiu punku zerowego oraz podczas pomiaru przyrząd powinien znajdować się w tej samej pozycji.
- Wzorzec powinien być okresowo kalibrowany.
• Po zakończonym użyciu, należy wyczyść urządzenie i nałożyć środek zabezpieczający (np. wazelina techniczna).
Rdza może spowodować awarię urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://manual.mitutoyo.co.jp.

Нутромеры микрометрические (одностержневые)Нутромеры микрометрические (с удлинительными стержнями)Нутромеры микрометрические (с удлинительными трубками)ru

Kullanım için Önlemler ----------------------------------------------------------------------------------------------• Referans noktası ayarlamasını aşağıdaki bildirimlere göre gerçekleştirdiğinizden emin olun.
- Sıcaklığın aniden değişeceği yerlerde ayarlamayı gerçekleştirmeyin. Cihazı yeterince bir süre oda
sıcaklığında bekletin.
- Her iki ölçüm yüzleri yağ ve tozunu ve gazlı bez veya güderi kullanarak deriyi silin.
- Ürünün referans noktası ayarını ve ölçümü aynı pozisyonda yapın.
- Periyodik olarak kalibre edilen bir ayar standardı gibi bir mastar kullanın.
• Kullandıktan sonra cihazı temizleyin ve pas önleyici uygulayın. Pas arızaya neden olabilir.

GELECEKTE REFERANS İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN.
Daha fazla bilgi için https://manual.mitutoyo.co.jp.

튜브 타입 내측 마이크로미터 (싱글 로드 타입 )튜브 타입 내측 마이크로미터 (연장 로드 타입 )튜브 타입 내측 마이크로미터 (연장 파이프 타입)ko► 안전 예방수칙

►Правила техники безопасности

Используйте этот прибор в соответствии с мерами предосторожности, приведёнными в данном руководстве
пользователя, для обеспечения безопасности оператора. Несоблюдение данных указаний может привести кугрозе безопасности.

►Примечания к правилам экспортаНе совершайте действий, которые могли бы прямо или косвенно нарушать какие-либо законы или нормативные
акты Японии, вашей страны или какие-либо другие международные договора, касающиеся экспорта илиреэкспорта любых товаров.

작업자의 안전을 위해 제품을 사용할 때 사용 설명서에 기재된 사용 주의사항에 따라서 사용해
주십시오. 지침을 지키지 않을 시 안전이 보장되지 않을 수 있습니다.

► 수출 규정 관련 참고사항상품의 수출 및 재수출과 관련하여, 일본과 한국 또는 기타 국제조약에 관한 법률이나 법규를위반할 수 있는 행위를 범하지 마십시오.

본 제품을 다룰 때에는 날카로운 측정면에 부상을 입지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
Во избежание порезов, обращайтесь осторожно с острыми измерительными поверхностями
инструмента.
Меры предосторожности при использовании -----------------------------------------------------------• Выполните настройку точки отсчета, следуя приведенным ниже инструкциям.
- Не выполняйте настройку в местах со значительными температурными колебаниями. Перед использованием выдержите
микрометр при комнатной температуре для его стабилизации.
- Очистите с помощью мягкой ткани остатки масла и пыли с измерительных поверхностей микрометра и установочной меры.
- Настройка точки отсчета и измерение должны производиться без изменения расположения микрометра.
- Используйте периодически поверяемые концевые меры длины или установочные меры для установки точки отсчета.
• После использования, очистите прибор и нанесите антикоррозионное средство. Ржавчина может привести к неисправности
прибора.

사용상의 주의 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 원점 설정은 다음 사항들을 준수하여 실시해 주십시오.
- 온도가 급격하게 변하게 될 경우에는 조정을 실행하지 마십시오. 마이크로미터를 실온에 적응시킨 후 사용해 주십시오.
- 측정면 및 기준 게이지에 묻은 오일과 먼지는 거즈 혹은 섀미 가죽을 사용하여 제거해 주십시오.
- 동일한 자세로 기점 설정 및 측정을 해주십시오.
- 정기 점검을 받은 설정 표준용 기준 게이지를 사용해 주십시오.
• 제품 사용 후, 청소와 방청 처리를 해 주십시오. 녹은 작동 불량의 원인이 됩니다.

향후 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 보관해 주십시오.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

기타 사항에 대해서는 https://manual.mitutoyo.co.jp 를 참조해 주십시오 .

Для получения дополнительной информации см. https://manual.mitutoyo.co.jp.

Mikrometer Dalam Bertiub (Jenis Rod Tunggal)
Mikrometer Dalam Bertiub (Jenis Rod Pemanjangan)
Mikrometer Dalam Bertiub (Jenis Paip Pemanjangan)ไมโครมิิเตอร์์ วัดั ในชนิิดข้้ อต่่ อกลวง (แบบก้้ านต่่ อเดี่่ย� ว)ไมโครมิิเตอร์์ วัดั ในชนิิดข้้ อต่่ อกลวง (แบบก้้ านต่่ อขยาย)ไมโครมิิเตอร์์ วัดั ในชนิิดข้้ อต่่ อกลวง (แบบท่่ อต่่ อขยาย)thms►Langkah-langkah Keselamatan

Untuk memastikan keselamatan pengendali, gunakan produk ini mengikut Perhatian Penggunaan yang diberikan dalam
Buku Panduan Pengguna ini. Ketidakpatuhan kepada arahan boleh menjejaskan keselamatan.

►Nota mengenai Peraturan Eksport►หมายเหตุุเกี่่ย� วกัับระเบีียบด้้ านการส่่ งออกห้้ามกระทำำ�การอัันอาจเป็็ นการฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืือระเบีียบใดๆ ของประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศของท่่าน หรืือสนธิิสััญญาระหว่่างประเทศอื่่�นใด ซึ่่� งเกี่่�ยวข้้องกัับการส่่ง
ออกสิิ นค้้าหรืือการส่่งสิิ นค้้ากลัับ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม.

Jangan melakukan tindakan yang boleh, secara langsung atau tidak langsung, melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan Jepun,
negara anda atau mana-mana perjanjian antarabangsa yang lain, yang berkaitan dengan eksport atau eksport semula sebarang komoditi.

จับส่วนตรวจวัดที่แหลมคมของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ .

使用注意事项 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------•   请务必按以下注意事项进行参考点调整。
- 不要在温度发生突然变化的地方进行调整。
在室温下使仪器充分热稳定。
- 使用纱布或麂皮擦拭两个测量面和基准规上的油和灰尘。
- 以产品的相同姿势执行参考点设置和测量。
- 使用经过定期校准的设定标准等的基准规。
应清洁并进行防锈处理。生锈可能导致故障。
•   使用后，•。

Pengawasan Penggunaan ------------------------------------------------------------------------------------------ข้้ อควรระวัังในการใช้้ งานญ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ทำ�ำ การปรัับจุุดอ้า้ งอิิงก่่อนทำำ�การวััด โดยปฏิิบัติั ิดัังที่่�ระบุุด้า้ นล่่างนี้้�.
- หลีีกเลี่่�ยงการใช้้งานเครื่่�องมืือในสถาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างกะทัันหััน ก่่อนการใช้้งานควรเก็็บผลิิตภััณฑ์์นี้� ้อยู่่ใ� นอุุณหภููมิิห้อ้ งเป็็ นเวลานานเพีียงพอเพื่่�อปรัับเสถีียรภาพด้้าน
อุุณหภููมิิ.
- เช็็ดน้ำ� �มััำ นและฝุ่่�นละอองออกจากผิิวหน้้าส่่วนตรวจวััดทั้้�งสองส่่วนและเกจหลััก โดยใช้้ผ้า้ กอซหรืือหนัังชามััวส์์.
- ทำำ�การกำำ�หนดจุุดอ้า้ งอิิงและการวััดโดยให้้ผลิิตภััณฑ์์นี้� ้อยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งเดีียวกััน.
- ใช้้เกจมาตรฐาน เช่่น อุุปกรณ์์ปรัับตั้้�งมาตรฐานที่่�ได้้รัับการปรัับเทีียบเป็็ นประจำำ�.
• หลัังการใช้้งานควรทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์และเคลืือบสารป้้องกัันสนิิม เนื่่�องจากสนิิมอาจเป็็ นสาเหตุุให้้การทำำ�งานผิิดปกติิ.

妥善保存本手册以备后用。

เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อา้ งอิงในภายหลัง.

https://manual.mitutoyo.co.jp.

管型內徑測微器（單桿式）管型內徑測微器（接桿式）
管型內徑測微器（管型接桿式）

Försiktighetsåtgärder vid användning -------------------------------------------------------------------------• Var noga med att utföra referenspunktsjustering genom att följa nedanstående punkter.
- Gör inte justeringen på platser där temperaturen kan ändras hastigt.Stabilisera instrumentet tillräckligt
varmt i rumstemperatur.
- Torka av olja och damm från båda mätytorna och mastern med en gasväv eller sämskskinn.
- Utför referenspunktsinställning och mätning i samma position som för användandet.
- Använd en master som inställningsmått som periodiskt kalibreras.
• Efter användning, rengör enheten och applicera anti-rostskydd,. Rost kan orsaka funktionsfel.

Sentiasa kendalikan muka permukaan tajam produk ini dengan berhati-hati untuk mengelak kecederaan.

使用时要小心处置本产品锋利的测量面，避免受伤。

更多信息，
请参阅

Utför inte en handling som direkt eller indirekt kan bryta mot någon lag eller förordning i Japan eller i ditt landeller något annat internationellt avtal som gäller export eller återexport av varor.

Yaralanmayı önlemek için bu ürünün keskin ölçüm yüzeylerini her zaman özenle kullanın.

เพื่่�อให้้มั่น�่ ใจได้้ถึึงความปลอดภััยของผู้้ป� ฏิิบัติั ิงาน ให้้ใช้้ผลิิตภััณฑ์์นี้� ้ตามข้้อควรระวัังในการใช้้ที่่�ระบุุไว้้ในคู่่�มืือผู้้ใ� ช้้ฉบัับนี้้�.
การไม่่ปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�อาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายในด้้านความปลอดภััยได้้.

► 出口管制条例►Anmärkningar om exportföreskrifter

Aby uniknąć obrażeń, należy ostrożnie postępować z ostrymi powierzchniami pomiarowymi produktu.

►ข้้ อควรระวัังเพื่่อ� ความปลอดภััย

为了确保操作员的安全，请遵照本用户手册中的“使用注意事项”
使用本产品。不按规定使用将不能保证安全。

För att garantera operatörens säkerhet ska du använda den här produkten i enlighet med de försiktighetsåtgärder som
anges i den här användarhandboken. Bristande överensstämmelse med anvisningarna kan äventyra säkerheten.

Herhangi bir malın ihracatı veya yeniden ihracatı ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak Japonya'nın,ülkenizin veya diğer herhangi bir uluslararası antlaşmanın yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edebilecek
bir harekette bulunmayın.

S možnými ostrými měřicími plochami tohoto výrobku vždy zacházejte opatrně, aby nedošlo k poranění.

• Nastavení referenčního bodu provádějte podle níže uvedených pokynů.
- Neprovádějte nastavení v místech, kde dochází k náhlé změně teploty. Přístroj dostatečně tepelně stabilizujte při
pokojové teplotě.
- Pomocí gázy nebo jelenice setřete z obou měřicích ploch a kalibru olej a prach.
- Nastavení referenčního bodu a měření provádějte ve stejné pozici výrobku.
- Používejte pravidelně ověřovaný nastavovací kalibr.
• Po použití zařízení očistěte a aplikujte protikorozní ochranu. Koroze může vést k poruše funkčnosti.

►Säkerhetsföreskrifter

Nie należy naruszać, w sposób bezpośredni lub pośredni, przepisów prawnych obowiązujących w Japonii, krajuużytkownika oraz wszelkich innych umów międzynarodowych dotyczących wywozu lub reeksportu towarów.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Para mais informações, consulte https://manual.mitutoyo.co.jp

sv

Mer information ﬁnns på https://manual.mitutoyo.co.jp.

Voor meer informatie, zie https://manual.mitutoyo.co.jp.

Rurowe mikrometry wewnętrzne (typ z pojedynczym prętem)Rurowe mikrometry wewnętrzne (typ z przedłużaczem prętowym)
Rurowe mikrometry wewnętrzne (typ z przedłużaczem rurowym)

Rörformade invändiga mikrometrar (med enkel stav)
Invändiga rörmikrometrar (med förlängningsstav)
Invändiga rörmikrometrar (med förlängningsrör)

Hantera alltid de skarpa mätytorna på denna produkt försiktigt för att undvika skador.

Hanteer de scherpe meetvlakken van dit product altijd voorzichtig om letsel te vermijden.

• Asegúrese de ajustar el punto de referencia observando los siguientes puntos:- No realice el ajuste en lugares en los que la temperatura puede cambiar bruscamente. Estabilice térmicamente
el instrumento a temperatura ambiente de forma adecuada.
- Utilice una gasa o gamuza para limpiar el polvo y aceite de las dos caras de medición y el calibre maestro.
- Tanto el ajuste como la medición del punto de referencia se debe realizar con el producto en la misma posición.
- Utilice un calibre maestro como norma de ajusta que se calibra periódicamente.
• Después del uso, limpiar el aparato y aplicar tratamiento anti-oxidación. El óxido puede ocasionar mal funcionamiento.

Trubkové vnitřní odpichy (typ s jedním nástavcem)
Trubkové vnitřní odpichy (typ s prodlužovacím nástavcem)
Trubkové vnitřní odpichy (typ s prodlužovací trubkou)

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, dient u dit product te gebruiken in overeenstemming met devoorzorgsmaatregelen voor gebruik in deze gebruikershandleiding. Het niet naleven van de instructies kan deveiligheid in gevaar brengen.
Doe geen handeling die direct of indirect in strijd is met wet of regelgeving van Japan, uw land of enig anderinternationaal verdrag met betrekking tot de export of doorlevering van goederen.

Manipule siempre las caras de medición afiladas de este producto con cuidado para evitar lesiones.

Micrômetros internos tubulares (tipo haste única)
Micrômetros internos tubulares (tipo haste de extensão)Micrômetros internos tubulares (tipo tubo de extensão)nl

User’s Manual

zh-TW

vi

►Biện pháp An toàn

安全注意事項►安全注意事項

SIMPAN MANUAL INI UNTUK RUJUKAN MASA HADAPAN.
untuk maklumat lanjut, rujuk kepada https://manual.mitutoyo.co.jp.

สำำ�หรัับข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมโปรดดููที่่� https://manual.mitutoyo.co.jp.

Panme hình ống đo kích thước bên trong (Loại một thanh)Panme hình ống đo kích thước bên trong (Loại thanh nối dài)Panme ống kích thước bên trong (Loại ống nối dài)

• Pastikan untuk melaksanakan pelarasan titik rujukan dengan mengikut notis disenaraikan di bawah.
- Jangan laksanakan pelarasan di tapak di mana suhu akan berubah dengan mendadak. Stabilkan secara terma
secukupnya pada suhu bilik.
- Lapkan minyak habuk daripada permukaan pengukuran dan tolok induk menggunakan tolok atau kulit chamois.
- Laksanakan tetapan dan pengukuran titik rujukan dalam postur sama produk.
- Gunakan tolok induk seperti menetapkan standard yang ditentukur secara berkala.
• Selepas digunakan, bersihkan peranti dan lakukan rawatan anti-karat. Karat boleh menyebabkan kerosakan.

為確保操作人員的安全，
請遵守本操作手冊中記載的使用注意事項
來使用本產品。不按規定使用將不能確保安全。

Để bảo đảm an toàn cho người vận hành, hãy sử dụng sản phẩm theo Lưu ý sử dụng trong Sách hướng dẫn sửdụng này. Việc không tuân theo hướng dẫn có thể dẫn đến mất an toàn.

有關出口管制的注意事項►有關出口管制的注意事項►Lưu ý về Quy định Xuất khẩuMikrometer Dalam Tubular (Tipe Batang Tunggal)
Mikrometer Dalam Tubular (Tipe Batang Perpanjangan)
Mikrometer Dalam Tubular (Tipe Pipa Perpanjangan)id►Pencegahan untuk Keselamatan

Untuk memastikan keselamatan operator, gunakan produk ini sesuai dengan Peringatan Pemakaian yang diberikan
dalam Panduan Pengguna ini. Tidak mematuhi petunjuk dapat membahayakan keselamatan.

►Catatan pada Peraturan Ekspor

Jangan melakukan tindakan yang bisa, secara langsung atau tidak langsung, melanggar hukum atau peraturan Jepang,
negara Anda, atau perjanjian internasional lainnya, terkait dengan ekspor atau ekspor kembali komoditas apa pun.

應同意並遵守不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律，以及任何有關此商品出口，
再出口的其他國際協定的行為約定。

Không được thực hiện hành vi có thể trực tiếp hay gián tiếp vi phạm luật hoặc quy định của Nhật Bản, quốcgia của bạn, hay bất kỳ hiệp ước quốc tế nào liên quan đến xuất khẩu hay tái xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào.

使用時要小心本產品鋒利的測量面，避免受傷。

Các bề mặt đo của sản phẩm này có cạnh sắc. Hãy thao tác thật cẩn thận để tránh bị thương.

使用注意事項 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý khi sử dụng ------------------------------------------------------------------------------------------------------• 請務必依照以下注意事項進行原點調整。
- 不要在溫度變異大的地方進行調整。
在室溫下使儀器充分進行恆溫。
- 使用紗布或麂皮擦拭兩個測量面和主軸上的油和灰塵。
- 以相同姿勢執行測器的原點設置和測量。
- 使用經過定期校準的設定標準等的主量具。
• 使用完畢後，請清潔並採取防鏽措施。 生鏽會導致故障。

• Bảo đảm thực hiện điều chỉnh điểm tham chiếu bằng cách tuân thủ các điểm cần lưu ý dưới đây.
- Không thực hiện điều chỉnh tại các địa điểm nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Ổn định nhiệt độ của dụngcụ đầy đủ theo nhiệt độ phòng.
- Lau sạch dầu và bụi trên cả hai mặt đo và áp kế chính sử dụng miếng gạc hoặc da dê.
- Thực hiện thiết đặt điểm tham chiếu và đo trong cùng một tư thế của sản phẩm.
- Sử dụng áp kế chính như tiêu chuẩn thiết lập được hiệu chuẩn định kỳ.
• Sau khi sử dụng, làm sạch thiết bị và vệ sinh chống gỉ. Rỉ sét có thể gây ra sự cố khi sử dụng.

• Pastikan untuk menjalankan penyesuaian titik referensi dengan mengikuti titik untuk diperhatikan berikut.
- Jangan menjalankan penyesuaian di lokasi dengan suhu yang akan berubah secara tiba-tiba. Stabilkan panas
instrumen secara mencukupi pada suhu ruang.
- Lap oli dan debu dari kedua permukaan pengukur dan alat ukur master menggunakan kain kasa atau lap chamois.
- Jalankan penyetelan titik referensi dan pengukuran di postur produk yang sama.
- Gunakan alat ukur master seperti standar penyetelan yang dikalibrasikan secara berkala.
• Setelah digunakan, bersihkan alat ukur dan aplikasikan perlakuan anti-karat. Karat dapat mengakibatkan tidak
berfungsinya alat ukur.

妥善保存本手冊以備後用。

GIỮ LẠI SỔ TAY NÀY ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.

SIMPAN MANUAL INI UNTUK REFERENSI MASA MENDATANG.

更多資訊，請參閱 https://manual.mitutoyo.co.jp.

Để biết thêm thông tin, tham khảo https://manual.mitutoyo.co.jp.

Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke https://manual.mitutoyo.co.jp.

Mitutoyo Corporation

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8533, Japan +81 (0) 44 813-8230

Selalu tangani bagian permukaan pengukur yang tajam dari produk ini dengan hati-hati untuk mencegah cedera.
Peringatan Pemakaian ------------------------------------------------------------------------------------------------

Printed in Japan
Date of publication: January 1, 2023 (1)