Una revolución en el 				procesamiento de tejidosRevos de EprediaConsumibles Syntri Safeguard de EprediaEficiencia desdeun ángulo nuevoProcesador deTejidos RevosLos cuellos de botella enlos flujos de trabajo de loslaboratorios reducen laproductividad, prolongan lostiempos entrela obtenciónde muestras de tejidos y eldiagnóstico e incrementanlos costes.
El procesador de tejidos Revos™
de con optimización de flujotrabajo, combinado con losconsumibles Syntri™ Safeguard™
supera estos desafíos. Ofreceun tiempo de procesamientode tejidos reducido y un menorriesgo de daños en el tejido,todo ello sin que la calidad deprocesamiento se vea afectada.

Procesamiento rápidoNuestra cámara inclinada exclusivamejora la distribución del reactivo, reduceel tiempo de procesamiento de los tejidosy permite obtener unos resultados deprocesamiento de alta calidad.

Monitorización inteligenteEl sistema inteligente de gestiónde reactivos de Revos efectúaun seguimiento y registro deluso de los reactivos. Haceun registro de cada botellacargada, protocolo ejecutadoy servicio realizado, lo quegarantiza que su laboratorioutilice los reactivos con sumáximo potencial.

Entorno más seguroEl sistema de filtración dual de Revos y la ventilacióndescendente ayudan a proteger al personal delaboratorio controlando los vapores tanto de losreactivos como del formol.

Protección del tejidoRevos está preparado para una interrupción inesperadade la alimentación, gracias a su batería de seguridadque mantiene a salvo sus muestras y los protocolosactivos durante hasta tres horas.

Capacidad SyntriLa tecnología Syntri Safeguard permite a Revosdetectar los puntos donde está cargado el alcoholde procesamiento al 100% en el sistema y evita unareposición incorrecta.Los laboratorios están sometidoscada vez a más presión para acelerarlos procesos, reducir los costes yeliminar los errores. El dispositivoRevos y los consumibles SyntriSafeguard están expresamentediseñados para trabajar juntos yayudar a superar estos desafíos.

123Procesador de tejidos Revos de Eprediacon optimización del flujo de trabajoEspecificaciones34Dimensiones(Pr. × An. × Al.)580 mm × 850 mm × 1370 mm23 pulg.× 33,5 pulg.× 54 pulg.

Peso:• Instrumento = 165 kg• Instrumento + reactivos típicos = 240 kgRequisitos dealimentación100-240 V1300 W/110 V = 11,8 A, 1300 W/230 V =5,6Batería de reservaHasta 3 horasCertificaciones•••Número de retortas

1Capacidad de bandejas• Estándar 300• Mega 42Configuración delalcohol6 botellasIEC61010 3ª Ed.
UL
CEConfiguración del xileno/3 botellassustituto del xilenoConfiguración de fijación 2 botellas

5Número de protocolos

10Conexión de datosConectividad LIMS a través de puerto RS232Información para pedidosN.º de referenciaInstrumentoRevos de Epredia(cable de alimentación para China)A84100002Filtro para formaldehído (permanganato depotasio); 6 por paquete

1Monitor de pantalla táctil a todo color

2Cámara de 300 bandejas deFiltros de carbón; 6 por paqueteB9990612CS7411258Otros accesorioscapacidadArmario de almacenamiento dereactivos4Ventilación descendiente5Filtrado de carbono y permanganatode potasio6A84100001Filtros6

3Revos de EprediaPuerto USB para descargarfácilmente los datosKit adaptador de conducto de extraccióndescendienteA84110045Kit adaptador de conducto principal de aireA78410024Botellas de almacenamiento (5 l); 6 por paqueteA78410026Cajón de cera residual; 5 por paquete8300Consumibles Syntri Safeguard de EprediaDescripciónCat. NúmeroFormol tamponado neutro al 10%Syntri Safeguard, 4 x 5 l5735SSSyntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l6115SSDeshidratante al 100% SyntriSafeguard, 4 x 5 l6215SSXileno Syntri Safeguard, 4 x 5 l6615SSSyntri Safeguard Clear-Rite , 4 x 5 l6915SSSyntri Safeguard™ Flex™, 4 x 5 l8115SSAlcohol isopropílico Syntri Safeguard,4x5l9517SSSyntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l6764215SSSustituto del xileno Shandon™ SyntriSafeguard™, 4 x 5 l6764515SS™

Una solución más inteligenteLa precisión de las pruebas de los pacientes a menudodepende de una preparación adecuada y la consistenciade los procesos realizados en el laboratorio.
Cuando se combina con Syntri Service y los reactivosde Revos dotados de la tecnología RFID SyntriSafeguard, el dispositivo Revos hace un seguimiento yregistro del uso de los reactivos. Hace un registro decada botella cargada, protocolo ejecutado y serviciorealizado, lo que ayuda a garantizar un menor tiempo deinactividad y que su laboratorio utilice los reactivos consu máximo potencial.

4481 Campus DriveKalamazoo, MI 49008ÉTATS-UNIS+1 (800) 522-7270Tudor Road, Manor ParkRuncorn, WA7 1TAROYAME-UNI+44 (0) 800 018 9396+44 (0) 1928 534 000Obtenga más información en epredia.com© 2021 Epredia Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad deEpredia Inc. y sus filiales, salvo que se especifique lo contrario. M43025 R062021™