取扱説明書

デジタルクランプテスタ･交流直流電流電圧抵抗測定器

キュースナップ シリーズ
MODEL 2004

目次１．特長………………………………………………………１２．仕様………………………………………………………２３．使用上の注意………………………………………………４４．各部名称と説明……………………………………………５５．測定方法……………………………………………………７５．１

測定準備……………………………………………７５．２

電流測定……………………………………………７５．２．１

直流電流 ……………………………………７５．２．２

交流電流 ……………………………………８５．３

電圧測定……………………………………………９５．３．１

直流電圧 ……………………………………９５．３．２交流電圧 ……………………………………10……………………………………………10５．４

抵抗測定

５．５

データホールド

６．電池の交換……………………………………11…………………………………………………12

７．別売アクセサリー…………………………………………13

７．１

キューエナージャイザー（MODEL 8021）………13７．２

キューマルチトラン（MODEL 8008）……………15

８．アフターサービス……………………………………………16

1. 特長

本製品は直流電流・電圧、交流電流・電圧、抵抗計付の小型多機能デジタルクランプメータです。
電流・電圧レンジともに、交流直流両用の測定が可能。
各種機能は、小型ボディにコンパクトにまとめられ、重量も約170gと、携帯性にすぐれ、狭い場所、配線の輻そうした場所での使用に便利。
電流レンジは、20Aフルスケール。
最小分解能0.01A（10mA）までの測定が、交直両用で、しかも回路切断が不要。（クランプ方式で可能。）
測定対象が大幅に拡大。
電工関係に限らず、各種実験室、研究所、また自動車関係等、直流電源を使用した電気回路のチェックにも威力を発揮。
電流・電圧ともに、40Hz 〜 1kHzのワイドな周波数範囲。
電源は、単３乾電池２本の低電圧動作。
外装には、UL規格適合の難燃性樹脂を採用。
電圧測定コードは、万一はずれても安全な、バリア付バナナプラグを使用。
表示を、そのまま固定できるデータホールド付で、高い所・暗い所など、表示の読みとりにくい場所での測定にも便利。

−1−

2. 仕様定格及び許容差（23℃±5℃

相対湿度80％以下）

直流電流
レンジ

20A
200A

測定範囲

許容差

0 〜 19.99A±1.0％ rdg.±2dgt
0 〜 150.0A±1.5％ rdg.±2dgt
150.1 〜 199.9A ±3.0％ rdg.

直流電圧
レンジ

測定範囲

200V 0 〜 199.9V

許容±1.0％ rdg.±2dgt

差

許差

交流電流
レンジ

20A

測定範囲

容0 〜 19.99A±1.0％ rdg.±2dgt（50/60Hz）±1.5％ rdg.±4dgt（40 〜 1kHz）

0 〜 150.0A±1.5％ rdg.±2dgt（50/60Hz）±2.0％ rdg.±4dgt（40 〜 1kHz）

200A

150.1 〜 199.9A ±3.5％ rdg.

（50/60Hz）（40 〜 1kHz）

交流電圧
レンジ

測定範囲

500V 0 〜 500V
抵

許容

差

±1.5％ rdg.±2dgt（50/60Hz）±2.0％ rdg.±4dgt（40 〜 1kHz）

抗レンジ
測定範囲
200Ω 0 〜 199.9Ω
端子開放電圧約３V

許容±1.5％ rdg.±2dgt
ショート電流−2−差

約0.9mA動作方式：
二重積分方式
表示：
電界効果型液晶表示（最大1999）
レンジ切替：
手動
電池電圧警告：B の表示
入力オーバー表示： 最大桁の 1 のみ表示（AC500Vレンジ除く）
応答時間：約１秒
サンプルレート： 約３回/秒
データホールド： 全レンジ可能
使用温湿度範囲： −10℃〜＋50℃ 相対湿度85％以下
保存温湿度範囲： −20℃〜＋60℃ 相対湿度75％以下
消費電流：
約15mA
電池寿命：
一般マンガン電池で連続約60時間
過負荷及び電流レンジ＝AC、DC最大500A
過負荷保護：
電圧レンジ＝DC最大1000V
抵抗レンジ＝AC又はDC最大300V
抵抗レンジはソリッドステートプロテクションにて保護
絶縁抵抗：
電気回路と外箱及びコア金属部間で10MΩ
以上/1000V
使用周波数範囲： 40Hz 〜 1kHz
耐 電 圧：
電気回路と外箱、及びコアの金属部間でAC1000V/1分間
被測定導体径： 最大約19mm
外形寸法：
180（L）×54（W）×32（D）mm
重量：約170g（電池含む）電源：
単３乾電池SUM-3×２個付 属 品：
測定コードMODEL 7066、電池（SUM-3）
×２、携帯用ケース、取扱説明書
別 売 品：キ ュ ー エ ナ ー ジ ャ イ ザ ー MODEL 8021、キューマルチトランMODEL 8004・8008−3−3. 使用上の注意
電圧測定時には、絶対に電池ケースを開けないでください。
電池交換は、電源スイッチをOFFにし、測定コードを本体から取りはずして行なってください。
電圧及び抵抗端子に過入力を加えぬようご注意ください。
電流測定時は、電圧または抵抗端子に測定コードを差し込んだ状態で使用しないでください。

AC600V以上の高圧回路で電流を測定しないでください。
高温・多湿の場所、結露するような場所、及び直射日光下に放置しないでください。
使用後は必ず電源スイッチをOFF にしてください。

−4−4. 各部名称と説明①トランスコア
電流検出用CT。
②トリガー
トランスコア開閉用レバー。
③DC A 0 ADJ.ツマミ
直流電流零調整用ツマミ。
④AC、DC切換スイッチ
交流、直流切換用スイッチ。電圧及び電流レンジに適用。
⑤ファンクション切換スイッチ
電圧、電流、抵抗切換用スイッチ。

−5−

⑥電源スイッチ
電源のON、OFF及びデータホールド切換用スイッチ。
通常は、ONの位置で使用し、ホールドは、高い所、暗い所など表示の読みとリにくい場所での測定の際に、表示を固定するために使用。
⑦電流レンジ切換スイッチ
電流測定時のレンジ切換用スイッチ。
⑧表示部
表示方式は電界効果型液晶表示で最大表示 1999 。
測定単位、記号、小数点表示は各スイッチに連動して自動的に表示。電池電圧警告は B が自動的に表示され、入力オーバー警告表示は最大桁の 1だけ表示。（AC電圧レンジには入力オーバー警告はありません。〉⑨COM端子電圧及び抵抗測定時に黒の測定コードを接続。
直流電圧測定時は、マイナス入力端子。
⑩ＯHM端子抵抗測定時に、赤の測定コードを接続。の電圧が出力されます。
⑪VOLT端子電圧測定時に、赤の測定コードを接続。
直流電圧測定時は、プラス入力端子。
⑫落下防止バンド
使用中の落下防止用バンド。

−6−

5. 測定方法
5．1 測定準備⑴ 電池カバーをはずし（6．電池の交換を参照）、電池を入れてください。
注 意
電池電圧が不足すると、表示部の左下に B が表示されますので、その場合は新しい電池と交換してください。
⑵ 電源スイッチは、データホールドもかねていますので、HOLDの位置にすると、表示が固定されます。通常の測定では、スイッチがONの位置にあることを確認の上、使用してください。
5．2電流測定注 意
測定コードが端子に差し込まれている場合は、必ず取りはずしてください。
被測定導体の最大径はφ19mmです。大きい導体をクランプし、トランスコアが完全にとじていない状態では、正確な測定はできません。
トランスコアは、高精度を得るため精密に調整されています。取扱いの際は、衝撃、振動や無理な力が加わらない様、充分注意してください。
5．2．1 直流電流（DC20A、200A ２レンジ）⑴ スイッチを右記（ 図 − １） ポ ジションにセットしてください。
⑵ 測 定 前 に、DCA 0 ADJ.ツマミ
図−1−7−

③で、表示がゼロになる様、調整をしてください。正確な測定値を得るためには、測定ごとにゼロ調整を行なう様にしてください。
また、レンジ切換の際にも、ゼロが変化する場合がありますのでゼロ調整を行なってください。
⑶ トリガー②を押し、トランスコアを開き、被測定導体の一本をクランプしてください。表示された値が、測定値です。
⑷ 直流電流の極性は、本製品表（表示部のある側）から裏へ電流が流れている場合、⊕となります。
（図−2）
図−2
5．2．2 交流電流（AC20A、200A ２レンジ）⑴ スイッチを右記（図−3）ポジションにセットしてください。
⑵ トリガー②を押し、 ト ラ ン ス コ
図−3
ア を 開 き、 被 測定導体の一本をクランプしてください。表示された値が、測定値です。
注 意
本製品の整流方式には、平均値整流実効値指示型が採用されているため、正弦波以外の波形の場合は、誤差を生じる事があります。
−8−

5．3

電圧測定

注 意
入力に過大入力が加わらない様、注意してください。
（最大入力電圧）
直流…DC200V
交流…AC500V
感電のおそれがあるため、電圧測定中には、絶対電池カバーを開けないでください。
5．3．1 直流電圧（DC200V １レンジ）⑴ スイッチを右記（ 図 −4） ポ ジションにセットしてください。
⑵ 赤の測定コード
図−4をV端 子 ⑪ に 差し込み、黒の測定コードをCOM端子⑨に差し込
ん で く だ さ い。
図−5
（図−5）
⑶ 測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触してください。測定直流電圧値が表示されます。
尚、マイナス表示が出た場合は、赤コードが接触している側の回路がマイナス電位となります。（図−6）図−6−9−

5．3．2 交流電圧（AC500V １レンジ）⑴ スイッチを右記（ 図 −7） ポ ジションにセットしてください。
⑵ 直流電圧と同様に、測定コードを差し込んでく
図−7
ださい。
⑶ 測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触してください。測定交流電圧値が表示されます。
5．4 抵抗測定（200Ω 1レンジ）⑴ スイッチを右記（ 図 −8） ポ ジションにセットしてください。
⑵ 赤の測定コードをΩ端子⑩に差
図−8し込み、黒の測定コードをCOM端子⑨に差し込
ん で く だ さ い。
（図−９）⑶ 入力オープンで図−9
表 示 が、 オ ーバー表示であることを確認し、測定コードをショートさせ、表示がゼロ（00.0Ω）になることを確認してください。
（２カウント位は表示される事がありますが、これは− 10 −

測定コード等の抵抗分によるもので不良ではあリません。）⑷ 測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触してください。測定抵抗値が表示されます。
抵抗値が200Ω以上の時は、オーバー表示になります。
注 意
電圧が印加された回路の抵抗は、測定しないでください。
端子の開放電圧は、約３V、Ω端子よリ＋（プラス）の電圧が出力されます。ショート電流は約0.9mAです。
5．5 データホールド
電源スイッチをＯNの位置からHOLDの位置に移動すれば、測定値の表示が固定されます。（図−10）
表示が読みとリにくい場所等で使用
図−10
してください。
スイッチをONの位置にもどせば、ホールドは解除されます。

− 11 −

6. 電池の交換
表示部に何も出ない、または、表示が出ても電池電圧警告（B）が点灯されたときは、新しい電池と交換してください。
 警

告電池カバーを取り外して測定することは危険ですので、絶対にしないでください。
⑴ 測定コードを外し、レンジスイッチまたは電源スイッチをOFFにしてください。
（注）必ず確認してください。
⑵ 背面に付いている電池カバー（電池蓋）のネジをゆるめ、電池カバーを外してください。
⑶ 新しい電池（R6P、SUM-3タイプの単３マンガン乾電池1.5V２本）と交換してください。
⑷ 電池カバーをあわせ、ネジを締めてください。

図−11− 12 −

7. 別売アクセサリー
7．1

キューエナージャイザー（MODEL 8021）

家庭用電源プラグの付いた機器の電流を測定したい場合、二芯コードが使われているため、コードを分割しないと電流の測定ができません。そこで、二芯コード付機器の電流を測定するためのアクセサリーが、キューエナージャ
イザーです。これは、流れている電流を1倍、5倍、10倍にするコイルと電圧チェック用の端子が組み込まれています。
〈使用方法〉⑴ 図 −12の よ う に 接 続
し、エナージャイザーの１×のコイル部をMODEL 2004でクランプすれば、二芯コードの電流が直読できます。
（最大負荷電流10Aまで）⑵ 低電流をより正確に測定 し た い 場 合 は、 ５

図−12× 又は 10× のコイル部をクランプしてください。
その場合表示値の１/ ５又は１/10が求める電流値となります。

− 13 −

⑶ 電圧を測定する場合、AC電源及び被測定機器への接続は、電流測定の場合と同じです。

MODEL 2004の 電 圧 測 定 モ ー ド に て、 電 圧 測 定
コードの一方の先端ピンをエナージャイザー表面の VOLTLEADに、 他 方 の 先 端 ピ ン を 裏 面 のVOLTLEAD に接続して、測定します。（図−13）（最大電圧300Vまで）

図−13− 14 −

7．2

キューマルチトラン（MODEL 8008）

200A以 上 の 交 流 電 流 の測定や、大型のブスバー及び太い電線の交流電流測定のためのアクセサリーがキューマルチトランです。
〈使用方法〉⑴ 図 の よ う にMODEL

8008の 検 出 部 をMODEL 2004で ク ランプすることにより、AC2000Aま で 測 定 することができます。
⑵ 変 流 比 が10：1に 設定されていますのでMODEL2004の指示値を10倍 し た 値 が 測 定電流値です。
ま た、 被 測 定 導 体 径

図−14がφ19mmをこえる場合でもMODEL 8008を使用すればφ100mmまでの測定が可能になります。φ55mm以下の場合はMODEL 8004も使用できます。
注 意
直流電流の測定はできません。

− 15 −

8. アフターサービス
８−１ 保証書について
本製品には保証書がついていますので、保証期間中の故障については保証規定をお読みになり、ご利用ください。
保証書には、販売店名・購入日が必要となりますので記入の確認をお願いします。
記入の無い場合、保証期間中であってもサービスが受けられない場合があります。
ご購入の際には必ず販売店に記入を依頼し大切に保管してください。
保証期間は、ご購入日より１年間です。
８−２ 修理を依頼される時にはお手数でも不具合の内容、お名前、ご住所、ご連絡先をご記入の上、本体が損傷しないように梱包し、弊社サービスセンターまたは販売店までお送りください。
８−３ 校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、１年間に１回は定期的に校正することをおすすめ致します。弊社サービスセンターまたは販売店にお申し付けください。
８−４ 補修用部品の最低保証期間
この測定器の機能、性能を維持するために必要な補修用部品を製造打ち切り後、５年間保有しています。

● 修理について ●輸送中に破損しないよう、充分な梱包を施して下記サービスセンターまたは販売店までお送りください。
〒797―0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480
共立電気計器株式会社 サービスセンターＴＥＬ 0894 ―62 ―1172
ＦＡＸ 0894 ―62 ―5531
この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事があります
のでご了承ください− 16 −

保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理いたします。
1 ．取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
2 ．お買上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
3 ．弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが原因で生じた故障
4 ．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
5 ．傷など外観上の変化
6 ．その他弊社の責任とみなされない故障
7 ．電池など消耗品の交換、補充
8 ．保証書の提出がない場合◎ご注意
弊社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場合は有償とさせていただきます。
輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセンターまたは販売店宛にお送り下さい。
年月日

修理

内− 17 −

容担

当者

保証書
型名 MODEL 2004

製造番号

保証期間 ご購入日（年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。
本書を添付の上、ご依頼ください。
お名前
ご住所 〒
お電話番号（）−（）−（）◎保証規定をよくお読みください。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。
販売店名

7-0792-1146B