取扱説明書

WHM 結線確認試験器

KEW 6315WHM
共立電気計器株式会社

はじめにKEW6315WHM●はじめに
本書は本製品の積算電力計（以下 WHM）結線チェック機能をご使用いただくための取扱説明書です。
本製品のその他機能の詳細及び注意事項については、付属の CD 内にあります KEW6315 の取扱説明書(詳細マニュアル)をお読みください。

●安全にご使用していただくために
KEW6315 の取扱説明書(詳細マニュアル)には、安全に使用していただくための警告や注意事項を記載しています。必ずよく読み理解した上で本製品を正しくご使用ください。

●ベースモデル KEW6315(電源品質アナライザ)との相違点について
1. 本製品は KEW6315 に WHM 結線チェック機能を追加した製品です。
ベクトルと不平衡率は表示しません。 ただし、記録されるデータは KEW6315 と同じです。

2. 本製品はベースモデルの KEW6315 と下記の初期値設定が異なります。また言語設定の英語は選択できません。

初期値設定項目

KEW6315WHM

KEW6315

基本設定

クランプ/電流レンジ

8128/AUTO

8125/500A

イベント

記録しない

記録する

インターバル

1分

30 分

言語

日本語のみ

日本語/英語

記録設定
その他設定

-1-

KEW6315WHM

KEW6315WHM

目次

●目次
1.

操作手順 .......................................................................................................................................... - 3 -2.

設定 ................................................................................................................................................. - 5 -3.

結線 ................................................................................................................................................. - 6 -4.

判定基準 .......................................................................................................................................... - 7 -5.

画面表示 .......................................................................................................................................... - 9 -●WHM 結線チェック機能以外の機能についてその他の各機能については下記に記載する KEW6315 の取扱説明書(詳細マニュアル)の 6 章の各項を参照してください。

............................................................................................... ６．１項，６．２項，６．３項

1.

瞬時値／積算値／デマンド2.

波形................................................................................................................................................................................. ６．５項

3.

高調波

............................................................................................................................................................................ ６．６項

4.

電源品質

....................................................................................................................................................................... ６．７項
この取扱説明書に記載している事項を断りなく変更することがあります。
ご了承ください。

最新ソフトのダウンロードは、共立のホームページで行うことができます。
ダウンロードには製品のシリアルコード入力が必要となります。
www.kew-ltd.co.jp

アフターサービスと保証につきましては、KEW6315 のクイックマニュアルをご覧ください。

KEW6315WHM-2-

1 操作手順1.

KEW6315WHM

操作手順

判定までの流れ
測定前には必ず『安全の確認』、『測定準備』を行ってください。

結線設定

基準値設定

許容範囲設定①測定対象の結線を選択してください。
５ページ参照②電圧/電流の判定値を設定してください。
５ページ参照③WHM 判定項目の許容範囲を設定してください。
５ページ参照-3-

KEW6315WHM

KEW6315WHM

1 操作手順

設定を変更しない場合には、「結線接続確認結線接続確認」から開始してください。

判定開始

判定完了

④測定対象の回路に接続してください。
※KEW6315 の取扱説明書に記載している注意事項を確認して安全に作業してください。

６ページ参照⑤判定を開始してください。
９ページ参照⑤④①②③
KEW6315WHM-4-2 設定

2.

KEW6315WHM

設定から以下の項目を設定します。

※変更した設定は画面から別の画面に切り替えると、画面左上にを表示した後に有効になります。

設定を変更しても、そのまま電源を切ると変更した設定が有効になりません。注意してください。
※一度設定した内容は電源 OFF しても記憶しています。
1.

基本設定タブ内の「基本結線」、「公称電圧」、「電流レンジ」を設定します。

「結線」を下記 4 種類のみから選択してください。その他の設定では判定できません。
1P2W-1 ：単相 2 線
100V 系
1P3W-1 ：単相 3 線
3P3W-1 ：三相 3 線
200V 系
3P4W：三相 4 線
100V 系⇔200V 系の結線変更時に、以下のメッセージを表示した場合には、公称電圧の設定が適切であるか確認してください。

判定用の基準値を設定してください。
電圧判定値＝公称電圧×VT 比
電流判定値＝電流レンジ×CT 比
VT 比、CT 比については KEW6315 の取扱説明書 ５．２項「基本設定」-「VT／CT について」を参照してください。

2.

測定設定タブ内の WHM 欄各項目を設定します。
初期値

可変範囲

分解能

45～65Hz42～68Hz1Hz

60%

40～90%

1%±10%

1～50%

1%±10°

1～30°

1°

1%

1～50%※

1%±60°

10～80°

1°※フレキシブルクランプセンサ KEW8129 はレンジの 10%以下が確度保証範囲外のため、「A_大きさ（レンジ×CT）」の項目は 10%～50%の範囲でご使用ください。

-5-

KEW6315WHM

KEW6315WHM

3.

3 結線

結線

WHM の結線方法に合わせ、下記のように接続します。

単相 2 線（1P2W）

三相 4 線（3P4W）

電流クランプセンサの向き
単相 3 線（1P3W）／三相３線（3P3W）

負 荷

矢印：負荷電 源※逆にクランプすると電流位相が反転します。
単独計器の場合には、下記の接続で判定できます。
※「結線図」には表示しません。

単相 3 線（1P3W）／三相 3 線（3P3W）

KEW6315WHM-6-

4 判定基準4.

KEW6315WHM

判定基準

下記の６項目に基づき結線判定を実施します。
判定項目

合格判定基準※

NG 原因

周波数

・V1 の周波数が 45～65Hz であ・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

ること。
電圧入力

電圧位相・高調波の成分が大きくないですか？

・電圧入力が電圧判定値(公称・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

電圧×VT)の 60％以上である

・電圧用測定コードが本製品の交流電圧入力端子に正常にこと。

挿入されていますか？

・電圧入力の位相が基準値(正しいベクトル)の±10°以内であ・電圧用測定コードの接続先が間違っていませんか？
(接続するチャンネルを間違っていませんか？)ること。
（1P2W では判定しません。）
電圧バランス

・電圧入力が基準電圧(V1)の・測定ラインの結線方式と設定が合っていますか？

±10%以内であること。

・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

(1P2W では判定しません。)

・電圧用測定コードが交流電圧入力端子に正常に挿入されていますか？

電流入力

・電流入力が電流判定値(電流・クランプセンサが本製品の電流入力端子に確実に挿入さレンジ×CT)の 1％以上であるれていますか？

こと。

・電流レンジの設定が入力レベルに対して大きすぎていませんか？

電流位相・電流入力の位相が基準値(正し・クランプセンサの電流方向マークは『電源→負荷』の方向いベクトル)の±60°を向いていますか？

以内であること。

・クランプセンサの接続先は間違っていませんか？

※初期設定値で記載しています。判定基準値を変更する場合には 5 ページを参考に、指定範囲内で変更してください。

-7-

KEW6315WHM

KEW6315WHM

4 判定基準

誤判定パターンについて
本測定器は測定原理上、WHM が誤結線で接続されていても「正常（OK）」と判定してしまう場合があります。
本測定器の結線チェックはあくまでも最終確認で行うものであり、WHM の結線確認、通電後の動作確認等を行った上でご使用ください。
下表が、WHM が誤結線で接続されていても「正常（OK）」と判定してしまう結線パターンです。
単相 3 線では結線パターンは 5040 通り中パターン①～③の 3 通り、三相 4 線は 36 万 2880 通り中パターン④～⑧の 5 通りの誤結線パターンでのみ、この症状が発生します。

単相 3 線の誤配線パターン
配線電圧要素電流要素

正常P1P2P3

1S

1L

3S3Lパターン①P1P2P33L3S1L

1S

パターン②

P3

P2P1

1L

1S

3L

3S

パターン③P3

P2

P13S

3L

1S

1L

誤結線箇所

パターン① ：電流要素が逆相（1S/1L⇔3S/3L）
パターン② ：電圧要素逆相及び電流要素 S と L が逆(P1⇔P3,1S⇔1L/3S⇔3L)
パターン③：電圧要素及び電流要素が逆相(P1⇔P3,1S/1L⇔3S/3L)

三相 4 線の誤配線パターン
配線

電圧要素

電流要素

正常

P1

P2

P3

1S

1L

2S

2L

3S

3L

パターン④

P2

P3

P1

2S

2L

3S

3L

1S

1L

パターン⑤

P3

P1P2

3S

3L

1S

1L

2S

2L

パターン⑥

P3P2P13L

3S

2L

2S

1L

1S

パターン⑦

P2P1P3

2L

2S

1L

1S

3L3S

パターン⑧

P1P3P21L

1S

3L

3S

2L

2S

パターン④，⑤：各電圧要素と電流要素がそれぞれ入れ替わっている

パターン⑥，⑦，⑧ ：電圧要素が逆相及び電流要素がそれぞれ入れ替わり、電流要素 S と L も逆になっている。

KEW6315WHM-8-

5 画面表示5.

KEW6315WHM

画面表示
から WHM 判定画面を表示させます。以下の手順で結線判定を行います。

スタート画面結線図

位相角0～±180°表示

基本設定表示結線
公称周波数
公称電圧/電圧レンジ/VT 比
センサー/電流レンジ/CT 比「V×倍率」
で電圧ベクトル図の線の長さを倍率で順番に切り替えます。

「A×倍率」
で電流ベクトル図の線の長さを倍率で順番に切り替えます。
×1×2×5×10

判定中画面

-9-

KEW6315WHM

KEW6315WHM

5 画面表示

判定結果画面 (OK 例)

判定結果画面 (NG 例)

総合判定結果

判定後は理想のベクトル配置を表示KEW6315WHM- 10 -

NG 箇所が点滅

12-17

92-2331