プリメス社レーザパワーメータ CPM 水冷・パワー測定CWレーザ100W～30kW

CompactPowerMonitor
コンパクトパワーモニタ
CPMシリーズの各モデルは、主に最大パワー、アブソーバサイズと必要な冷却水流量によって異なります。5種類のモデルの接続方法、操作方法、取り扱い方法は共通です。

ビームパラメータ
Beam parameters
コンパクトパワーモニタは連続発振(CW)レーザのパワー測コンパクトで簡便性、再現性の高いレーザ定に最適です。幅広い波長レンジに対応します。

パワーメータ Compact, Mobile, Precise
343 nm 450 nm 532 nm

1,064 µm (YAG)

10,6 µm (CO2 )PRIMES社のコンパクトパワーモニタ CPMは、豊富なラインナップで多様なアプリケーションに対応します。CPMシリーズはコンパ
クトなデザイン、高い簡便性、簡易操作が特徴のレーザパワーメー
タです。5つのモデルのすべてが最適なレーザ測定を可能にします。コンパクトパワーモニタCPMシリーズは、100Wから30kWのレーザパワー測定に対応します。レーザパワーと⚫ 波長：1030 nm – 1080 nm (NIR)
YAGレーザ、ファイバーレーザ、ディスクレーザ等⚫ 波長：808 nm – 1030 nm
ダイオードレーザ等

最大パワー密度に応じて、最適なモデルをご選択ください。

⚫ 波長：515 nm – 532 nm
2倍波個体レーザ

コンパクトパワーモニタコンパクトパワーモニタCPMは、すべてのレーザ⚫ 波長：450 nm
青色ダイオードレーザ

使用者、レーザメーカ、装置メーカの要求を満たすように設計されています。CPMシリーズの最大の特徴は、コンパクトな外観です。
驚くほどコンパクトなデザインにより、CPMは機動性に優れています。工場内または研究所内の様々なシステムで使用できます。

⚫ 波長：343 nm – 366 nm
3倍波個体レーザ等⚫ 波長：10,600 nm 対応モデル：CPM C-9
CO2 レーザ

コンパクトパワーモニタ F-20
コンパクトパワーモニタ F-1 (アダプタリング付き）

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.6.71

プリメス社レーザパワーメータ CPM 水冷・パワー測定CWレーザ100W～30kW
コンパクトパワーモニタの測定原理
The Principle
熱量(カロリメトリック)測定の原理により、ビーム径やCPM C-9

アブソーバ へのレーザ照射位置に関係なく高精度の⚫ パワーレンジ： 0.5 – 9 kW

パワー測定が可能です。CPMシリーズのすべてのモ⚫ 円錐反射ミラー及び円錐型アブソーバにより最大パワー密度 10 kW/cm2

デルは、反射散乱光が非常に低いという特徴があります。長時間使用を目的とする水冷式モデルです。脱イオン水でも使用可能です。

多様なモデルとオプション
Diverse Models & Options⚫ 波長10,600nmの測定可能アクセサリ（オプション）
Your Benefit: Optional Accessories
ファイバ測定アダプタ(LLK-D, QBH, QD)

CPM F-10⚫ パワーレンジ： 0.5 – 10 kW

安全に運搬可能な専用保管ケース⚫ 大型で水平なアブソーバ

外部ディスプレイユニット

CPM F-1⚫ パワーレンジ： 100 W – 1.4 kW

ファイバアダプタによる安全性の向上⚫ CPM F-10から派生したCPMで、コンパクトで非常に狭いエリアで測定可能

Higher Safety with Fiber Adapter
ファイバアダプタにより直接ファイバとパワーメータを接続すること

CPM F-20⚫ パワーレンジ： 1.0 – 20 kWができます。これによりシールドされた状態で高出力パワーを測定できます。
⚫ 開口径135 mm、例えばコリメータ使用後の大口径生コンパクトパワーモニタ CPM F-1、CPM F-10、CPM Fビームでも、焦点面のはるか後方の大口径ビームでもパ
20にはLLKD、QBH、QDなどの最も一般的なファイバカプ
ワー測定が容易
ラ用アダプタが用意されています。
CPM F-30⚫ パワーレンジ： 2.0 – 30 kW⚫ 最大パワー密度： 1 kW/cm2⚫ 開口径：185 mm

コンパクトパワーモニタ CPM F-30
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.6.72

プリメス社レーザパワーメータ CPM 水冷・パワー測定CWレーザ100W～30kW
コンパクトパワーモニタ仕様
CPM F-1

CPM F-10

CPM F-20

CPM F-30

CPM C-91)

測定パ ラメ ータ/ ME A S U R E ME N T P A RA ME TE RS
パワーレンジ / Power range

0.1 – 1.4 kW

0.5 – 10 kW

1.0 – 20 kW

2.0 – 30 kW

0.5 – 9 kW

波長レンジ/ Wavelength range

1,030 – 1,080
340 – 1,030 nm ²)

1,030 – 1,080
340 – 1,030 nm ²)

1,030 – 1,080
340 – 1,030 nm ²)

1,030 – 1,080
340 – 1,030 nm ²)

1,030 – 1,080
340 – 1,030 nm ²)
and 10,600 nm

照射時間 /Irradiation time

continuous

continuous

continuous

continuous

continuous

最大パワー密度Max. power density

1 kW/cm²

1 kW/cm²

1 kW/cm²

1 kW/cm²

10 kW/cm² (Ø < 10 mm)
5 kW/cm² (Ø 10 – 30 mm)
0.5 kW/cm² (Ø 30 – 55 mm)

平均パワー密度Average power density

0.5 kW/cm²

0.5 kW/cm²

0.5 kW/cm²

0.5 kW/cm²

5 kW/cm² (Ø < 10 mm)
5 kW/cm² (Ø 10 – 30 mm)
0.5 kW/cm² (Ø 30 – 55 mm)

デバ イスパラメータ/ DE VIC E P AR A MET ER S
開口径/Entrance aperture

45 mm

90 mm

135 mm

180 mm55 mm

精度/Accuracy (NIR)±3%±3%±3%

±3%

±3%

再現性/Reproducibility (NIR)± 1.5 %

± 1.5 %

± 1.5 %

± 1.5 %

± 1.5 %

応答速度/Time constant< 10 s< 10 s< 10 s< 15 s< 10 s

供給データ/SUPPLY DATA
24 V DC ± 5 %, max. 0.5 A

電源/Power supply
最小冷却水量Min. cooling water flow rate

0.5 l/min

4 l/min4 l/min15 l/min4 l/min

最大冷却水量Max. Cooling water flow rate

2 l/min12 l/min25 l/min30 l/min12 l/min

冷却水温Tin1)
Cooling water temperature Tin1)

露点温度 < Tin < 30 °C

最大水圧力Max. cooling water pressure

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

最小水圧力
Min. cooling water pressure

2 bar

2 bar

2 bar

2 bar

2 bar

USB and RS485

USB and RS485

USB and RS485

USB and RS485

USB and RS485

180 x 123 x 71 mm

180 × 162 × 71 mm

260 × 162 × 113 mm

260 × 220 × 113 mm

180 × 162 × 136 mm

2.2 kg

3.1 kg

4.7 kg

5.8 kg

5.1 kg15 – 40 °C

15 – 40 °C

15 – 40 °C

15 – 40 °C

15 – 40 °C10 – 80 %10 – 80 %10 – 80 %10 – 80 %10 – 80 %通信/COMMUNICATION
インターフェース/Interfaces

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WEI GH T
寸法(LxWxH)コネクタ含む
Dimensions (L x W x H)
(excl. connectors)
重量/Weight (approx.)

環境条 件 /E N V I R O N ME N T A L C O N D IT I O N S
動作温度範囲Operating temperature range
許容相対湿度（非結露）Permissible relative humidity(non-condensing)
1)
1)

CPM C-9は開口部中央にビームを入射する必要あります。
This model requires a beam incidence central to the aperture.

2)

技術的なリミットと国家基準値がないためこの波長範囲の校正は現在できませんが、この範囲で測定が可能であることを示す書類の提供は可能です。この測定では、低出力吸収スペクトルと波長転送プロセスを使用しています。後者では、波長に左右されない吸収体を備えた PRIMES社製 EC-PM を使用します。実用上の精度算出には機器の精度値に 2 % を加算しますので、精度は+/-3 % ではなく +/-5 %となります。
2)

Due to technical limitations and the lack of national high performance standards, calibrations for this wavelength range are currently not available. However, we have provided evidence thatmeasurements can be made in this range. For this demonstration, we used low power absorption spectra and a wavelength transferprocess. The latter requires the use of a PRIMES EC-PMwith a wavelength independent absorber. For practical purposes, add 2 % to the instrument accuracy value (+/-5 % instead of +/-3 %).

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/ Rev.6.73