保証規定

取扱説明書

米保証期間中、正常な使用状態時に、万一故障の生じた場合は無償にて修理を行います。

尚、下記事項に該当する場合には保証期間中でありましても対象外と致します。

Ｌ取扱説明書によらない不適当な取扱い又は使用による故障
２.当社サービスマン以外による改造、不当な修理、オーバホール等
による故障及び損傷’

ＭＯＤＥＬ２００５３.電池等消耗品の交換、補充

４.お買上げ後の持運び落下等による故障及び損傷
５.筐体のキズ等外観上の変化
６.火災、地震、水害、公害及びその他の天地異変による故障及び損
傷
７.保証書の提出のない場合

moDEL2006

８.その他ご使用者の責に帰すと認められた故障及び損傷※お願い

デジタルクランプﾃスタ

無償、有償の認定は当社に於いて確認させていただきますので、輸送途中損傷の生じないような梱包を施し、当社営業部又は取扱店宛お送りください。

サ

年月曰

■■■■■

シース

ビス記録
内容9２－１１９４

Ｋ]共立電気計器株式会社
・露蝋繍鱒…
本社
東京営業所
大阪営粟所

【塵ヨニ:窒翻・牒濡iii饗f蟇縦脾3.8号□寧珊醐
田h伽ww帆,…'…
仙台営粟所

’

⑪

世界120数ヵ国に広く市場をもつ共立は､永年の豊富な経験と実績に基づき世界各国のニーズをここに結集しました。
使用性・信頼性は勿論のこと、より高い安全性への世界的転換傾向のなかで､､万が一の操作ミスによってても人体に危険を及ぽきない〃をモットーに、特に安全性は充分留意した設計です。

ホームベーシ￣目次

1．特長

1.特長……………………………………･…………………･…･………１

MODEL-2005は小型デジタルクランプ式交流電流測定器です。

２.仕様…･……………..…………………･…………･…･………………２

MODEL-2006は交流電流及び交流・直流電圧、抵抗測定器です。

３.使用上の注意…………………………………亀………･…………･…５。
◎ＭＯＤＥＬ-2005,2006共通事項

4.各部名称と説明…･………･…･……..………………………………･６●コンパクトで重量も約150～1609と、携帯性にすぐれ、狭い場所、

虹

５.測定方法･………………･･……………………･……………･………･８配線の輻そうした場所での使用に便利。

５．１測定準備(Model-2005,2006共通事項)………………………８●交流電流レンジは２Ａ、２０Ａ、200Ａの３レンジ。

５．２電流測定…………………………………………………………８最小分解能0.001Ａ（１ｍＡ)までの測定が可能。

５．３電圧測定(Model-2006のみ）……･……………･…･…………９●電源は、単３乾電池２本の低電圧動作。

5-3-1直流電圧……………………･…･……………･………………９●外装にはＵＬ規格適合の難燃性樹脂を採用。

5-3-2交流電圧………･………･…･…………………………………1０●表示をそのまま固定できるデータホールド付きで高い所、暗い所５．４抵抗測定(Model-2006のみ）………………･･･………………1１等、表示の読み取りにくい場所での測定にも便利。

５．５データホールド……･…………･……………………………･…12

6.電池の交換…･……………･……………………･……………………13◎ＭｏＤＥＬ－２００６のみ

7.別売アクセサリー………･…･…･…………..……･…………………1４●交流・直流電圧は２Ｖ、２０Ｖ、200Ｖ、500Ｖの４レンジオート切

７．１キユーエナージヤイザー(MODEL-8012）・…･……･………1４
７．２キューマルチトラン(MODEL-8008）………………………1６換。最小分解能0.001Ｖ（1ｍＶ)までの測定が可能。

●抵抗測定回路は、ソリッドステートプロテクションの採用で、最大ＡＣ又はＤＣ500Ｖまで保護。
●測定コードは測定時に万一はずれても安全なバリア付きパナナフ゜
ラグを使用。

●導通チェックはブザー音で知らせます｡(連続音）●オーバーレンジ(ＡＣＡの時)、及びオートレンジの繰り上り(ＡＣ、ＤＣＶの時)をブザー音で知らせます(断続音)。又各スイッチの切換操作時にもブザーが鳴ります。

－１－保存温湿度範囲：-10℃～50℃相対湿度75％以下

２．仕様

消費電流：約3ｍＡ

定格及び許容差(23℃±５℃相対湿度75％以下結露しないこと）
ファンクション

交流電流(両機種共通）直流電圧

交流電圧(Model-2006のみ）
抵抗

レンジ

測定範囲

2Ａ

O～1.999Ａ

20Ａ

O～19.99Ａ

200Ａ

0-199.9Ａ

2Ｖ裏

0-1.999Ｖ

20Ｖ

2～19.99Ｖ

200Ｖ

20～199.9Ｖ

500Ｖ

200～500Ｖ

２kQl0-1999kQ

2k｡

許容差

電池寿命：一般マンガン電池で連続約300時間以上
過負荷及び：交流電流レンジ＝200Ａレンジにて最大500Ａ（MODEL-2005,2006共通）

過負荷保護

電圧レンジ＝ＤＣ最大1000Ｖ±2.0％fdg、±5.9t(50-1kHz）（MODEL-2006のみ）､0%rdg±5dgt ±3.0％rdg±10.9ｔ(50,60Hz）

抵抗レンジ＝ＡＣ又はＤＣ500Ｖ(40～1kHz）（MODEL-2006のみ）

抵抗レンジはソリッドステートプロテクションに±1.0％rdg､±2.9t(ＤＣＶ）±1.5％rdg､±2.9t(50,60Ｈｚ）±1.5％rdg､±5.9t(40～1KHz）

O～1.999k｡て保護(MODEL-2006のみ）

絶縁抵抗：外箱とトランスコア金属部間で10Ｍ０以上/1000
Ｖ(MODEL-2005の場合）､5％rdg､±2.9ｔ

電気回路と外箱及びトランスコア金属部間で１０

導通ブザー(Model-2006のみ)350±60ｎ以下

動作方式:二重積分方式

表示;電界効果型液晶表示(最大1999）

レンジ切換:交流電流＝手動(MODEL-2005,2006共通）

ＭQ以上/1000Ｖ(MODEL-2006の場合）
使用周波数範囲：４０～1ｋＨｚ

耐電圧：外箱とトランスコア金属部間でＡＣ2200V/1分間（MODEL-2005の場合）
電気回路と外箱及びトランスコア金属部間でＡＣ電圧ﾚﾝｼﾞ＝ＡＣ､ＤＣ共オールンジ(MODEL-2006のみ）

抵抗レンジ＝１レンジ(MODEL-2006のみ）
電池電圧警告:“Ｂ'，の表示

入力ｵｰﾊﾞｰ表示:最大桁の“１，，が点滅する。(電圧レンジ除く）

応答時間:約１秒

サンプルレート ：２回/秒
データホールド :全レンジ可能

2200Ｗ1分間(MoDEL-2006の場合）
被測定導体径：最大約19ｍ

外形寸法:184(L)×54(Ｗ)×32の)m、

童量：Ｍ-2005＝約1509Ｍ-2006＝約1609(電池含む）
電源：単3乾電池(ＳＵＭ-3)×2本

付属品：電池(SUM-3)ｘ２、携帯用ケース、取扱説明書、電圧測定コートFMODEL-7059(MODEL-2006のみ）

使用温湿度範囲 :０℃～50℃相対湿度85％以下(但し結露しないこと）－３－－２－■■

別売品

ＭＯＤＥＬ-8021、キュー
キューエナージャイザーMODEL

マルチトランMODEL-8004、８００８

3．使用上の注意◎MODEL-2005,2006共通事項

や●測定の際には、過大入力を加え幻様注意して下さい。
●電池カバーを取り外したままの状態で使用しないで下きい。
●電池交換は、電源スイッチをＯＦＦにして行って下さい。

●本器は低圧回路用に設計きれていますので､600Ｖ以上の高圧回路では絶対に電流測定しないで下きい。

●高温．多湿の場所、結露する様な場所、及び直射曰光下に放置しないで下きい。

●使用後は必ず電源スイッチを"OFF"にして下きい。
●電池交換の際は、被測定物から本体をはなしておいて下きい。
◎MODEL-2006のみ●電圧測定時は、絶対に電池ケースを開けないで下きい。
●電池交換の際は測定コードを本体から取り外して行って下きい。

●電圧及び抵抗測定端子に過大入力を絶対に加えないで下きい。特に、ＣＯＭ－ＯＨＭ端子間は、ソリッドステートプロテクションで保護はきれていますが、電圧を加えないで下きい。
●電流測定時に、電圧又は抵抗入力端子に測定コードを差し込んだ状態で使用しないで下きい。
●電圧測定は500Ｖ以上の高圧回路では使用しないで下さい。

－５－－４－￣④電流レンジ切換スイッチ

４．各部名称と説明

電流レンジを手動で切り換えるためのスイッチです。電流レンジでのみ有効です。

ＭＯＤＥＬ-2005⑤表示部
表示方式は電界効果型液晶表示で最大表示は"1999''です。測定単⑥位、記号、小数点の表示はスイッチに連動して自動的に表示きれ

ｇ＝■壁ます｡電池電圧の警告は"Ｂ"が自動的に表示きれ､入力オーバー警願，．.,１KhKm

告表示は最大桁の“１，，が点滅します。データホールド表示は“ＤＨ''を表示します。交流電流・電圧測定レンジでは"ＡＣ"が表示君れます。

⑥落下防止バンド
ＭＯＤＥＬ-2006②⑦

翌

使用中、手に通し本器の落下を防止するためのバンドです。

⑥●MODEL-2005のみ

司饒－W

⑨

●ＭＯＤＥし2006のみ⑦電源スイッチ兼ACA、Ｖ/､切換スイッチ

電源をＯＮ-OFFするためのスイッチですが､⑧のファンクションスイッチと連動しており、ACA、ＷＱの切り換えにも使います。

③●ＭＯＤＥＬ-2005,2006共通部分①トランスコア
電流検出用CTです。

⑧ファンクションスイッチ
DCV、ACV、Ｑを選択するためのスイッチで、⑦の電源(ACA、ＷＱ切換)スイッチと連動しています。

②トリガー⑨VOLT端子①のトランスコアを開閉するためのレバーです。
③データホールドスイッチポタン

スイッチポタンを押すと表示が固定されます。この際⑤の表示部に"ＤＨ，，が表示きれます。高い所や暗い所等､表示の読み取りにくい場所での測定に使用できます。読み取りが終わったらもう1度、スイッチを押して下さい。データホールドが解除され、測定が再開できます。

⑦電源スイッチ
電源をＯＮ-OFFするためのスイッチです。

電圧を測定する際に測定コードを接続する端子です。
⑩ＯＨＭ端子抵抗を測定する際に測定コードを接続する端子です。

⑪COM端子電圧及び抵抗を測定する際に、もう片方の測定コードを接続する端子です｡(低圧側に接続して下さい｡）－７－－６－￣

ACA

MQlOFF

ＯＦＦＯＮ

5．測定方法￣-

p耐i肝ACAｍi綱－０Ｎ◎MODEL-2005,2006共通事項
５－１測定準備(1)電源スイッチ⑦をＯＮ(ACA又はＶ､Q)にすると１度全ての表示が点滅してからそのレンジ(ＡＣＡ又はＶ、)の表示になります。
このとき、表示が鮮明で"Ｂ，，の表示がない場合は電池電圧はＯＫです。表示が出ない場合、又は"Ｂ,'が表示されている場合には、電池電圧の不足ですから、６．電池の交換に従い、新しい電池と交換して下きい。
(注）使用中電池電圧が低下しますと表示部の左下に"B，，が表示きれますので、同様に新しい電池と交換して下きい。
（２）"ＤＨ，,の表示が出ているとデータホールドになっていますので、データホールド用スイッチポタン③を押して"ＤＨ，，の表示を消Ⅲ-任意…迩鎧任意のし，，強“

任意のレンジ関係ありません

図－１(MODEL-2005）図－２(MODEL-2006）
表示部にはACAの文字が表示されます。

（２）トリガー②を押してトランスコアを開き、被測定導体の１本をクランプして下さい。表示きれた値が測定値です。
●設定きれたレンジより過電流入力の場合､Model-2005ではオーバー表示が出ます.Model-2006の場合は､オーバー表示と共｛且ブザーが断続的に鳴りますので､大きいレンジに切換えて下舌い。
◎MODEL-2006のみ

５－３電圧測定(注)●入力に過大入力が加わらない様、注意して下さい。

して使用して下さい。

最大入力電圧は直流・交流共500Ｖです。
５－２電流測定：２/２０/200Ａ３レンジマニュアル

直流･交流電圧共、２Ｖレンジから自動的に大きいレンジに切(注)●MODEL-2006の場合は測定コードが端子に差し込まれてい換ります。その際にはブザーが鳴り、レンジが切換った事をないことを確認して下さい。

●被測定導体の最大径は戦19mmです。大きい導体をクランプし、トランスコアが完全に閉じていない状態では、正確な測定はできません。

●トランスコアは、高精度を得るため精密に調整されています。
取り扱いの際は衝撃、振動や無理な力が加わらない様、充分注意して下さい。
（１）MODEL-2005の場合はスイッチを図－１のポジションにセットして下さい｡MODEL-2006の場合は図－２のポジションにセットして下きい。
－８－

知らせます。但し、500Ｖを越えた場合には、オーバー表示及びブザーによる警告は致しません。
●感電のおそれがあるため、電圧測定中には、絶対電池カバーを開けないで下さい。
５－３－１直流電圧：ＤＣ2/20/200/500Ｖ４レンジオート（１）スイッチを図－３のポジションにセットして下さい。

唾トｖｎＭ－ｍ船!；篝壼髭-関係あり…
DCVln

表示部にはVの文字が表示されます｡ＤＣは表示されません。
－９－￣

（２）赤の測定コードをＶ端子⑨に差し込み、黒の測定コードを．’ＣＯＭ端子⑪に差し込んで下さい｡(図－４）（２）直流電圧と同様に、測定コードを差し込んて下さい。
(3)測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触させて下:赤コード

ｌＨ

さい。測定値が表示きれます。

i黒コード（３）測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触きせて下さい。測定直流電圧値が表示きれます。尚、マイナス表示が出た場合は、赤コードが接触している側の回路がマイナス電位と｛■５■｜■■■■■■Ⅱ■Ｐ〕ａ■■■■■■■■■■■■■■ロ伊

図－４５－４抵抗測定(導通チエックル２ｋ゜１レンジ（１）スイッチを図－７のポジションにセットして下きい。
ＡＣＡ

Ｖ・ｎｌＯＦＦ【垂iiIniim三十v/｡

ＡＣＶなります｡(図－５）;鑑-関係…

ＤＣＶＩＱ￣￣■』

Q-Fr7mTmi

①

図 －５

図－７
表示部には､KQの文字が表示されます。

(2)赤の測定コードをＱ端子⑩に差し込み、 黒の測定コードをＣＯＭ端子⑪に差し込んで下きい｡(図－８）（３）入力オープンで表示が、オー

５－３－２交流電圧：２/20/200/500Ｖ４レンジオートバー表示であることを確認し、（１）スイッチを図－６のポジションにセットして下きい。

測定コードをショートきせ、＿＿ブザーが鳴ることを確認してMQl0FF

霊憲一

ACV

ACV--EI面IHiim］１
図－６

関係ありません

１１

iTTiiii而言杉v､｡

DCVIQ

⑥

表示がゼロ(､000k｡)になりACA下さい。１～２カウント表示
きれることがありますが、こ而==九厘ｺ、れは測定コードその他の接触抵抗によるもので、不良ではありません。

表示部には､ACVの文字が表示されます。

－１０－－１１－￣;赤コードｌＨ

図－８

§黒コード

（４）測定コードのそれぞれの先端金具を被測定回路に接触舌せて下さい｡測定抵抗値が表示きれます｡約300～400ｎ以下でブザーが鳴ります。抵抗値が２ｋｎ以上の時は、オーバー表示になります。

(注)●必ず被測定物が無通電状態(電源OFF)であることを確認して下ぢい。誤って活線状態時に測定しまずと事故を起こす危険性があります。

備考●端子の開放電圧は約０４Ｖ、ＯＨＭS端子より＋(プラス)の電圧が出力きれます。ショート電流は約０２ｍＡです。
５－５データホールド

6．電池の交換
電池電圧警告の"Ｂ，,が表示部左下に点灯したら、下記の方法で新し『し､電池と交換して下きい。

（１）電源スイッチを"OFF,'にし､MODEL-2006の場合は測定コー1Ｆを取りはずして下きい。

．（２）本器の背面下部についている電池カバーを矢印の方向へ指で押してスライドさせれば、電池が現われます｡(図-10）（３）古い電池を新品の単３電池(ＳＵＭ－３）２本と交換して下きい。
電池は方向を間違えない様、注意して挿入して下さい。

データホールドスイッチ③を押せば、測定値の表示が固定きれ"ＤＨ"が表示されます。表示が読み取りにくい場所等で使用して下るい。スイッチをもう１回押すと"ＤＨ''の表示が消えて、ホールドは解除きれ、測定が再開できます｡(図－９）

nＨ／Ⅱ鍬

Ｍ’

区 区に■■■■

己

図－１０Ａ

￣

図－９－１２－－１３－￣

◎MODEL-2006のみ

7．別売アクセサリー（３）電圧を測定する場合､ＡＣ電源

７．１キユーエナージヤイザー(電流測定時のみＭＯＤＥＬ-2005,2006共通）

家庭用電源プラグの付いた機器の電流を測定したい場合、二芯コードが使われているため、コードを分割しないと電流の測定ができません。そこで、二芯コード付機器の電流を測定するためのアクセサリーが、キューエナージャイザーです。これは、流れている電流を１倍、５倍、１０倍にするコイルと電圧チェック用の端子が組み込まれています。

及び被測定機器への接続は、電流測定の場合と同じです。
MODEL-2006の電圧測定モードにて､電圧測定コードの一方の先端ピンをエナージヤイ
ザ-表面のWOLTLEAD〃に他方の先端ピンを裏面の､VOLTLEAD〃に接続して、測定します｡(図-12）<使用方法＞（１）図－１lのように接続し､エナハハ壺疽へ悴轌
AC電源へ接続(最大電圧300Ｖまで）－ジャイザーの、1×〃のコイル部をMODEL-2005,2006でクランプすれば、二芯コードの電流が直読できます｡(最大負荷電流10Ａまで）(2)低電流をより正確に測定した

い場合は、、5×〃又は､10Ｘ〃のコイル部をクランプして下きい｡その場合表示値の1/5又被測定機器を接続

図-11は1/10が求める電流値となります。

－１４－－１５－￣

図－１２

７．２キユーマルチトラン(MODEL-2005,2006共通）
200Ａ以上の交流電流の測定や､大修理についてトランスコア型のブスバー及び太い電線の交流電流測定のためのアクセサリーが本体がショック等で破損しない様、充分な梱包を施してキューマルチトランです。

下記にご送付〈だ言い。

<使用方法＞

検出部をMODEL-2005,2006●〒797-0045愛媛県西子市宇和町坂戸480
共立電気計器株式会社

でクランプすることにより、サービスセンターＡＣ2000Ａまで測定すること

TELO894P62-ll72ができます。

FAXO89462-5531（１）図のようにMODEL-8008の(2)変流比が１０ｍに設定されていますのでMODEL-2005,2006の指示値を10倍した値が測定電流値です。

また、被測定導体径が②19ｍをこえる場合でもMODEL－8008を使用すれば②100mmまでの測定が可能になります。

②55mm以下の場合はMODEL8004も使用できます。

4）

代理店

’ＴＤＦＩ７Ｕ［

図－１３006

当説明書に記載されている事項を無断に変更することもありますので、御諒承下さい。

－１６－

し保証書

ＭＥＭＯ

型名MODEL-2005.2006製造番号

保証期間ご購入曰（年月曰）より］ヶ年間

此の度は共立製品をお買上げいただき誠に有難うございます。本製品は当社に於いて厳重なる品質管理のもとに製品化され納入されたものですが、万一ご使用中に故障の生じた場合には裏面の保証規定により、無償修理をいたします

ので、本書を添付の上、ご依頼ください。
顧客名
住所〒
市外局番市内局番

電話番号（）－（）－（

番：号）

※ご注意

●本保証書は曰本国内に於いてのみ有効です。

●本保証書の再発行はいたしかねますので保管には留意ください。

販売店名⑤