Cube M

キューブ エム
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ

超短パルス

CO2 レーザ

1 030 – 1090 nm
アデティブマニュファクチュアリングの機械の隅など、限られたスペースで最大パワー密度250

レーザ出力を測定

コースティック
生ビーム
パワー
ビームプロファイルパワーレンジビ ー ム 品 質 M2
ビーム径特長

ポインティングスタビリィ
方向

インターフェース

25 W – 2 kW
シングルモードまで測定可能
集光ビーム 1 – 4 mm
入射角: ± 20°
最大パワー密度：250 kW/cm²
Bluetooth, Micro-USB

フォーカスシフト

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.1

テクニカル
他のCubeシリーズや関連システムと同様に、Cube M はアブソーバの温度上昇を測定することによってレーザパルスのエネルギを算出します。 レーザパルスの照射時間を測定することにより、パワーが算出されます。この線型性で正確な物理的事実により、この測定方法は最小エネルギ量であってもレーザ出力を測定するのに最適です。
Cube Mの最大の特長は光学フロントエンドであり、最大パワー密度250 kW/cm2を可能にするだけでなく、最大20°の入射角も可能にします。 これにより、スキャナベースのプロセスの作業領域全体でレーザパワーを測定できるようになります。
Android™ を搭載したモバイルデバイス用PRIMES社Cubeアプリを使用すると、Bluetooth 経由でタブレットやスマートフォン上ですべての Cube モデルを簡単かつ便利に操作しパワーのモニタリングが可能です。
測定シリーズ全体を測定中に記録したり、Cube の内部ストレージ (14 測定) からアップロードしたりすることができます。平均またはピークパワー、パルスあたりのエネルギ、パルス持続時間などの測定値をグラフィック表示します。
Cube アプリは収集した情報を標準偏差で補足します。 PRIMES社Cube アプリは Google Play ストアから無料でダウンロードできます。マイクロ USB インターフェイスを使用してコンピュータに接続し、最新のレーザ診断ソフトウェア (LDS) で操作することで、デバイス制御、測定データの分析、バックアップなど、多くの機能を提供することもできます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.2

キューブ エムの仕様

CUBE M

測定パ ラメ ータ ME A S U R E ME N T PA R A MET ER S
パワーレンジ /Power range

25 – 2,000 W 1)

波長レンジ /Wavelength range

1,030 – 1,090 nm

保護窓上のビーム径 Beam diameter on the protective window

1 - 4 mm

保護窓の最大パワー密度 /Max. power density on the protective window

250 kW/cm²

レーザ照射時間 /Irradiation time

0.1 – 2.0 s 1) (パワーに依存)

パルスレーザの最小オン/オフ時間 /Min. on/off times (duty cycle) for pulsed lasers

50 µs (最大10kHz@50%デューティサイクル)(e.g. max. 10 kHz at 50 % duty cycle)

最大立ち上がり時間 /Max. laser rise time

< 1% of irradiation time

測定エネルギ(測定毎) /Energy per measurement

50 – 3,000 J

推奨測定エネルギ(測定毎) /Recommended energy per measurement 300 – 500 J
測定値アウトプットまでのトータル デュレーション/< 10 sTotal duration until measurement value output

測定周波数 /Nominal measurement frequency

300 J: 1 cycle/min; 3,000 J: 1 cycle/15 min

デバ イスパラメータ / DE VI CE P AR A ME TER S
最大アブソーバ温度 /Max. absorber temperature

120 °C

最大入射角度（入射アパーチャに垂直）
Max. angle of incidence perpendicular to inlet aperture± 20°

最大中心公差 /Max. centered tolerance± 2.0 mm

測定精度 /Accuracy
ビーム入射角度 最大5° /Angle of incidence up to 5°±3%

ビーム入射角度 10°～20° Angle of incidence from 10° to 20° ± 5 %再現性 /Reproducibility±1%

供給データ /SUPPLY DATA
電源 /Power supply

内蔵リチウムイオン電池（マイクロUSBポートを介して充電可能）

リチウムイオン電池の充電温度範囲
Temperature range for charging the lithium-ion cell0 – 45 °C

Built in lithium-ion battery, which can be charged via aMicro-USB port

通信 /COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces

USB/Bluetooth

ソフトウェア /Software

LaserDiagnosticsSoftware (LDS) and Cube App

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T
寸法(LxWxH)コネクタを除く Dimensions (L x W x H; without connectors)

60 x 65 x 80 mm

重量 /Weight (approx.)

800 g1)

記載されている制限値は許容される最大エネルギ（E=P・t）との相関関係にあります。
The stated limit values are to be understood in correlation with the permitted maximum energy (E = P ∙ t).

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.3

アプリケーション
レーザメーカー

サービス

自動車産業

アデティブマニュファクチュア

品質管理

リング

研究開発 R&D

プラントエンジニアリング
オートメーションシステムについて: Cube M は実績のあるCube の先進バージョンであり、限られたスペースで高出力パワー密度のレーザを測定できるように設計されています。 最大2 kWのリモートアプリケーションとアデティブマニュファクチュアリングの機械の隅でも測定できることが最大の特長です。 独自の光学フロントエンドにより、± 20°の入射角で最大 250 kW/cm2 のパワー密度を測定できます。 この高度に洗練された光学フロントエンドはキャリブレーション中に考慮されるため、最高の精度を実現します。

優位点: Cube M はケーブル無し、冷却無しでアデティブマニュファクチュアリング装置のレーザをビルド
プラットフォーム全体で測定できます。 Cube M を複数のレーザが重なる位置に設置すると、加工装置のドアを開けることなく、すべてのレーザ出力を測定できます。 例えば4つのレーザテストは 4 分未満で完了するので、各ビルドの間に出力チェックをすることができます。

要約: Cube M はリモートアプリケーションで最大250kW/cm 2 の高出力パワー密度のレーザ測定が可能であり、コンパクト、ロバスト、信頼性の高いソリューションです。冷却水やケーブルを使用せずに迅速かつ容易に測定できるため、各ビルドの間の品質保証に最適なツールです。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.2

p.4