保証書
ＭＯＤＥＬ－４１０２

取扱説明書

製造番号

保証期間ご購入日（年月曰)より－カ年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、裏面の保証規定により無償で修理いたします。
本書を添付の上ご依頼ください。

’お名前

ご住所〒－－－■

富■左＿■」

Ⅱ■■■a城け

お電話番号（)－（)－（）

畝、◎裏面の保証規定をよくお読みください。

囮鮒？

◎本保証書は曰本国内でのみ有効です。
◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管し胚Ｌ４■２てください。

販売店名

共立電気計器爵（

本社＝東京都目黒区中根2-5-20〒１５２が03(3723)０１３１
本社営業部／志03(3723)7021.2(直通）FAXO3(3723)０１５２②94-02

大限営業所＝吹田市垂水町3-16-3江坂三畠ピル6Ｆ〒564宕06(337)8648FAX､06(337)8590
四国営業所＝愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480〒797
か0894(62)II71FAXO894(62)5531
エ場＝東京・宇和島・愛媛．

92-iＯ４１Ｂ’

ｷｭｰｱｰｽ電池式自動接地抵抗計

1．使用上の注意

目次
ＤＣ●●■

勺‐‐’一（咄宰（］（》（皿）盈扣知一一一匹（幻）●蛾測定"又は゛簡易測定"ボタンを押すと、Ｅ－ＣかＥ－Ｐ

使用上の注意…………………………･……･……･……１

どちらかの端子間に､蝋Ｍ揺吾EcK"ボタンを押すとP-C

特長…･…………………･…･……………………………２端子間に最大130Ｖの電圧が発生しますので、測定中及び仕様……･………………･………･………………………Ｓ

ＣＨＥＣＫ中は直接手で絶対に触れないでください。

各部名称…………･…………………………･………･…４●測定端子に過大電圧(30Ｖ以上)を絶対にかけないように

測定方法………･……………･…………………………･５

してください。かけますと本器が破損したＵ、事故の原

５－１測定準備……………………･･……………･…５

因ともなＵます゜

５－２接地電圧の測定………………………………７●使用後は必ず､BAT盤呂ECX"ボタンを押し､ファンクション切換ｽｲｯﾁが全て上ったOFFの状態にＵＮＭＴ卿EcK〃

５－３電池電圧及び接続の確認….?…………･……７
５－４接地抵抗の測定…………………..…･………８のボタンから手をはなしてください。

５－ｓ簡易測定法…･……………………･…･………Ｓ
６． 電池の交換方法･…………………･……………………･lｌ巴

弱ピＵ

１

３．仕様

２．特長
当社独自の新回路の採用により、地電圧および補助接地抵抗の影響をほとんど受けないため正確な測定ができます。

標準測定範 圏ｑ

接地電圧10/100/1,000｡

30Ｖ

最大目盛値の±３％精度●配線自己診断機能付

ＣＨＥＣＫＳＷを押す事により、補助接地抵抗が許容範囲

接地； 廷抗､■測定一方式

６内であるか、又コードの断線等がないか一目でわかる

定電流インバータ

整流形

約800Hz､2mＡ

約5k｡/Ｍ40-500Hｚ●“臘駝区ボタンを押して、℃Ｋランプ"付で､正常な測定状態であるかを常にｂＫラＣ－Ｐ端子間の接続状態。

ンプ"により確認できます。

自己診断機能●測定中Ｃ－Ｅ端子間の接続状態を､OKラﾝブの点灯によ'」確認｡OKランプ点灯中●簡易測定ボタンは測定可能状態を表わす。

本器は、簡易測定がボタンを押すことによりワンタッチ

絶縁耐力

１０Ｖ/1ケ
電気回路と外箱間でＡＣ1,500V/1分間

ショートバーで外部よ'」ショートする必要がありません。

関連規格

JISC-1304に準ずる

また､測定電流はわずか２ｍＡですので､ＥＬＢ(漏電遮断器）

備考'ででき、さらにＰ－Ｃ端子は内部でショートするため、が取'」付けてある商用電源の接地側も使用できます。
●使用性を追求した設計

水がかかっても測定可能な防滴構造、スイッチは人間工学に基づいたピアノタッチのプッシュボタン式スイッチ

ﾛ

さらに電池交換は携帯用ケースから出さずにできるなど、●低消費廼力設計

許容補助接地抵抗20胆

外形寸法l40x140x90mm

童量(参考：20kQにおいて指示値の約3％以下）
約800 ９SUM-3(15V)×8本

測定コード(緑5m､黄10m､赤15m)1組
補助接地棒(2本)1組■

最新のＩＣ回路採用により、低消費電力設計になってお(参考：10Vにおいて指示値の約5％以下）(,iii碧欝て）

使用電池

あらゆる配慮がなされております。

許容地電圧10Ｖ

付属品

携帯用ケース

取扱い説明書Ｕます゜●プラスチック製携帯用ケース

電池SUM-3(1.5V)×81国

水に強い防滴構造で、コード等も一緒に収納できます。
－２－－３

ウ

４．各部名称

５．測定方法④４－１測定準備

１．機械的翠位の確潔・調整①

メーターの指針が｡またはＶ目盛のＵ〃位置に正しく合っているか確認してください。左右いずれかにずれているにある零位調整ネジをドライバー等で回し、調整をし、、
彊GＩ
H丹GＩ

指かけ部

（■⑩■｜》■『、一亜③

筆 'i:i li i:i i:芝:;關

郭索一②

場合は、パネルを開け、下⑤てください。

パネルは指かけ部をつかんで､90.まで引き上げます。
囮淵lHf1Plhlo鰻…

２．測定コードの接続

被測定接地体ｅから約５－１０ｍ間隔で、ほぼ一直線上に補助接地棒Ｐ,、Ｃｌを大地に深く打ち込み、接地抵抗計本体の端子Ｅ・Ｐ．Ｃに測定コード(緑)・(黄)・(赤)にて接続⑥

図一、①ＯＫランプ②ファンクション切換スイッチ③抵抗計レンジ切換スイッチ④端子⑤スケール板⑥パネル

－４－｡

します。

補助接地棒はできるだけ湿気の多い土の部分に打ち込んでください。やむをえず乾燥した所または小石の多い所や砂地の場合は、接地棒を打ち込んだ部分に水をかけて充分に湿気をもたせてください。

－５

４－２．被測定接地体の接地電圧の測定、接地電圧〃ボタンを押し、接地電圧の有無を確かめてください。接地電圧はＶ目盛に指示されます。この時指示値が10Ｖ以下は問題ありませんが、それ以上の場合は接地抵Ｉ抗の測定値に誤差を生じる事があＵますので、接地体を使用している機器の電源回路を切るなどして接地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行ってください。

（接地電圧測定の際、抵抗レンジ切換スイッチボタン、ｘ１Ｑ〃、ｘｌＯＱ（×100｡〃のいずれが押されていても、何ら影響がありません）

又、コンクリート等の硬い場所で接地棒が打込めない時は、その場所に接地棒を寝かせて雑布などの布地をかぶせ、水(できれば塩水)をかける事によ'人導通がとれる場合が有Ｕ末す。但しアスファルトは不可です。
(注)測定コードを撚り合わせたり、接触した状態で測定

４－３．電池電圧及び補助接地棒接続の確認､BAT孚麗ECK"ボタンを押しますと､次の二点の事が同時に確認できます。（ボタンを押したまま確認します）
１．電池電圧の確認

メーター指針の振れ{こ依り電池電圧の確認をします｡wBATT

しますと、誘導の影響を受けますので、それぞれのコー｢石而行"ﾏｰｸの｢石あす側に有れば電池電圧は充分です。

ドを離して接続してください。

BATT側迄しか振れない場合は５項の電池の交換に従い電補助接地体の抵抗値が0-20ｋｇまでは問題あＵませんが、20k｡を越えますと測定値に誤差を生Ｕる事があＵますので
１１

水分の多い場所に補助接地棒Ｐ,､Ｃ,おのおのを慎重に打ち込み、各接続部の接触を充分lこしてください。

池を交換してください。

２．補助接地棒接続の確認

ＯＫランプに依りＰ＆Ｃ端子の接続状態と、補助接地棒の接地抵抗が許容範囲内であるかどうか確認出来ます。
ＯＫランプが点灯すれば正常です6点灯しない場合はＰ＆Ｃ
端子のコード接続の確認、及び補助接地棒打込位置変更や水をかけるなどし、許容範囲内になる様にしてください。

赤又は黄コードの断線チェックは、双方のコード先端ワニロクリッブをショートする事に依り判定出来ます。

－６－－７－(注)電池電圧確認のみ劃了う時は、測定コード接続の必要はあ'｣ません。､BAT羅冒ECK"ボタンを押して確認してください。ＯＫランプは点灯しません。

2)接続方法は図－４の様にします。

(注)④の方法で行う場合、必ず商用電源のアース側である事を確認の上接続してください。
柱上ﾄランス

４－４．接地抵抗の測定

まず、レンジ切換スイッチポタン゛ｘｌＱ”轍ｘｌＯＱ〃噸ｘｌＯＯ
Ｑ"のいずれかを押し､次に蝋測定"ボタンを押してください。
この時のスケール板の指示値をmx10Q"の時は１０倍､蝋ｘ１ｏＯＱ"の時は100倍したものが求める接地抵抗値です。

正常動作中であればＯＫランプが点灯します。もし点灯しない場合は、Ｃ－Ｅ端子間の抵抗が過大で、正常な測定が出来ない事を意味しますので、各測定コードの接触、及び補助接地棒の接地抵抗を４－ｓ・電池電圧及び接続の確認項に従い再度チェックしてください。全てが正常にもかかわらず、メータが振り切れ、ＯＫランプが点灯しない場合には、測定をしようとする接地物の異常か引出線の断線、又は緑の測定コードの断線等が考えられます。
４－５．簡易測定法

1)第二種接地､第三種接地等10｡以上の接地抵抗でも良く、補助接地棒が打込めない状態時の測定方法です。
このような状態時では、既存の出来るだけ小さい接地抵抗の接地極を利用し２端子法で測定します。使用できる接地極としては金属製水道管等金属製埋設物の大きなもの、商用電源の共用アース又はピル等の第一種接地極です。

REX

REX＝ＲＥ－ｒさ

指示値RＥ

3)４－２．被測定接地体の接地電圧の測定項と同様に噸接地電圧〃ボタンを押し、接地電圧が,0Ｖ以下である事を確認してください。

4)次にＭ１｡｡”レンジにし、蛾簡易測定"ボタンを押し、指示値を読みとづてください。メータが振Ｕ切れる場合は､(×,00｡〃レンジにしてください。

その時の指示値REがだいたいの接地抵抗値です。
．ｐ－Ｃ端子は内部でショートされるため、外部でショートする必要はありません。

・測定電流は2ｍＡと低いため、漏電ブレーカーのついている商用電源のアース側を使用してもブレーカーを作動させません。
－８－９－5)簡易測定時でも正常動作中であればＯＫランプが点灯します（Ｐ＋ＣとＥ端子間の導通を確認します)。但し

Ｓ，電池の交換方法､MT鰯EcK"ボタンを押しましても、Ｃ端子にｺｰﾄﾞが１．パネルを90.まで引き接続されていませんので、ｐ￣Ｃ端子間の接続確認は出上げてロック位置で止め来ません。
白6)簡易測定の場合、２端子法ですのでどうしてもＰ端子に接続した接地極の接地抵抗r･が真の接地抵抗値ＲＥＸに加算されて、指示値REに表われます。
ＲＥ＝REX＋ｒｅ

このr･があらかじめ判っている場合は､指示値ＲＥより、ｒ・をマイナスして真の抵抗値を求めてください。
REX＝ＲＥ－ｒｅｒｅが判らない場合であっても､例えばRE＝l0OQで､規格値＝100Ｑの場合、REX＝(100｡)￣r・となり、ｒ・は必ず０（ゼロ)より大きな値ですからREX≦100｡と判断出来ます。
通常第一種接地は約5°以下と考えられますので、数10Ｑの抵抗値を測定する場合は指示値＝真値と見てよいと思てください。

２．電池ケース上部を押えている爪をメータカバーの方向に押してください。

電池ケースが上ってきます。

３．電池ケースを抜き出してください。

４．電池ケース底部についている電池ホックをはずし、電池ケース単体にして電池を交換してください。

５．電池はＳＵＭ－３を使用し、電池ケースのマークに合わ廿て入れてください。

６ざ電池ホックの(＋）（－)を間違えないようにはめ、元の方向に爪がかかるまで押し込んでください。

います。

－１０－

－１１－

●修理のご依頼について保証規定

輸送中に損傷しないように十分梱包した上、保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理い下記修理センターまたは取扱店までお送りください。

たします。
、

１．取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障。

２．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常〒797愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480共立電気計器株式会社
修理センター

な衝撃が加わって生じた故障。

３．当社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが原因で生じた故障。

ａＯ８９４－６２－Ｉｌ７１

４．火災、地震、水害、公害およびその他の天変地異が原因で生じた故障。

ＦＡＸＯ８９４－６２－５５３１

５．傷など外観上の変化。

６．その他当社の責任とみなされない故障。
ワ

７．電池など消耗品の交換、補充。

取扱店

８．保証書のご提出がない場合。
◎ご注意

当社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場合は有償とさせていただきます。

輸送途中に損傷が生じないように梱包を施し、当社修理センターまたは取扱店宛にお送りください。
年月曰

この説明書に記載されている事項を断りなく変更することがありますのでご了承ください。

修理内容

担当者