FocusParameterMonitor
フォーカスパラメータモニタ
ファイバーレーザ
ディスクレーザ
ダイオードレーザ
超短パルス

CO2 レーザ

515 – 545 nm

1030 – 1090 nm

インラインビーム特性評価のためのコンパクトでPLCがインテグレートした測定器業界で実績のあるパワー測定と最高クラスのビーム解析を組み合わせた測定器

コースティック
パワーレンジ

400 W – 8 kW

パワー

ビーム品質 M2

シングルモード及びマルチモード

ビームプロファイル

ビーム径

ポインティングスタビリィ

特長

生ビーム

75 µm - 2,000 µm
自律型ビームの特性評価とプロセスパラメータ方向
インターフェースPROFINET®, PROFIBUS®,
Ethernet (Webserver)

フォーカスシフト
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1 p.1

テクニカルFocusParameterMonitor FPM は生産ラインにおける品質保証と事前保守のニーズを満たすように特別に設計されたデバイスです。レーザパワーとビーム強度分布に関する情報を数秒で提供する完全にインテグレートされたセンサーです。完全自動測定であり、外部冷却は必要ありません。
アパーチャに入射したレーザビームは、最初に2つのビームに分離されます。 その後両ビームは分離された測定コンポーネントに導かれます。主なビームはパワーを測定するアブソーバに吸収され、もう一つのビームは結像光学系と追加の減衰器を通過します。 内蔵カメラによりパワー密度分布の拡大画像を提供します。 この画像からスポット位置やビーム径などの情報が算出されます。
FPM は短時間のパルスレーザで測定ができるように設計されています。ほとんどの場合、CWで実行される測定よりも実際のレーザ加工に近いものになります。測定された焦点位置は、レーザ加工中の焦点位置に、はるかに近いものになります。
コンパクトな設計 (小さな靴箱程度) を実現させるため、内部に可動部品は組み込んでいません。コースティックの測定には、外部の Z 軸が必要になります。外部Z軸を使用すれば、 高度に自動化された生産ラインの様々な Z 位置でパワー密度分布を測定できます。 FPM は防塵ハウジングを備えており、ダストパージにはクリーンな空気が少量必要です。
測定時間を最小限に抑え、加工部品交換時に測定を可能にするために、速度を重視し、利便性をいくつか犠牲にすることにしました。 従ってFPM は測定タスクに間に合うようにセットアップする必要がありますが、それ以降はメンテナンスや手入れがほとんど必要ありません。
測定頻度や測定内容を自由に決めることができます。 FPM は全ての測定結果を SPS に送信できます。追加オプションとして、Web サーバを構築し、測定結果を Web サイトに表示することも可能です。
この Web サイトは、測定結果を視覚的に表示することや、品質保証のために保存することができます。
PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1 p.2

フォーカスパラメータモニタの仕様
測定パ ラメ ータ /ME A S U R E ME N T P A RA ME TE RS
パワーレンジ /Power range (300 ms; 3000 J)

400 – 8,000 W

波長レンジ /Wavelength range

515 – 545 nm, 1,030 – 1,090 nm

ビーム径 /Beam dimensions

75 – 2,000 µm

最大パワー密度(保護窓直下約60mm )1 MW/cm²

Max. power density (60 mm below aperture onprotective window)

最大ビーム拡がり角(初期設定に依存)
Max. beam divergence (depending on configuration)

60 / 100 / 160 mrad

照射時間 /Irradiation time

0.3 – 1 s

測定あたりのエネルギ /Energy per measuring cycle

100 – 3,000 J

供給データ /SUPPLY DATA電源 /Power supply

24 V DC ± 5 %, max. 0.5 A

コンプレッサーエアー /Compressed air pressure
流量 /Flow rate
コンプレッサーエアーの仕様 /Specification of compressed air according

1 – 2 bar
10 – 15 l/min
ISO 8573-1:2010 [1:4:2 ]通信 /COMMUNICATION
インターフェース /Interfaces (alternatively)

PROFIBUS ®, PROFINET®, PROFINET M12, Ethernet (optionally)

寸法・ 重量 /D I ME N S I O N S AND WE IGH T
寸法・ 重量 ( コネクタを 除く )Dimensions (L × W × H) (without connectors)

210 × 185 × 153 mm

重量 /Weight (approx.)10 kg

環境条 件 /E N V I R O N ME N T A L C O N DI T I O N S
動作温度範囲 /Operating temperature range

15 – 40 °C

保管温度範囲 /Storage temperature range

5 – 50 °C

基準温度 /Reference temperature

22 °C

許容相対温度（非結露）Permissible relative humidity (non-condensing)

10 – 80 %坊塵・防 水保護 /PR OTECTION
坊塵・防水保護カテゴリー（閉時）Protection category (with the closure closed)

IP 64

坊塵・防水保護クラス /Protection class

III

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1 p.3

アプリケーション:
レーザメーカー

自動車産業

サービス

アデティブマニュファク

品質管理

チュアリングリング
研究開発 R&Dプラントエンジニアリング

オートメーションシステムについて: FPM はレーザパワー、パワー密度分布、コースティックの測定が可能なコンパクトな完全自動測定デバイスです。 生産ラインへの統合向けに設計されており、部品交換やその他の機械停止中のほんの一瞬に測定を実行します。 FPM はレーザステーションの全体的なパフォーマンスをモニタするのに最適なツールです。

優位点: FPM はパワー密度分布を完全自動測定で、ISO 11146 に準拠したコースティックの測定を実行できます。冷却が不要なのでインテグレートは容易です。短時間のパルスレーザを必要とする動作原理は、高精度タスクの溶接プロセス (バッテリー溶接、ヘアピン溶接など) を厳密に再構築します。
特にバッテリーや燃料電池など、バリューチェーンの開始時の高コスト部品の場合、使用されるツール(レーザを含む) の文書化とモニタリングがより重要になります。ビーム強度分布のエラーは部品の欠陥につながる前に特定でき、後のプロセスで部品が故障した場合でもレーザの状態を文書化できます。

要約：FPM は生産ラインにてオンラインでパワーとビーム特性を測定します。品質保証のために測定結果の文書化が可能です。コンパクトな設計で、現場で実績のあるPRIMES 社の技術を備えています。メンテナンスがほぼ不要で、加工が指定範囲を超え始めた時は警告が表示されます。

PRIMES Japan 株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレッシェンドビル7F TEL: 045-620-9377 https://www.primes.de/ja/
page 1

Rev.7.1 p.4