赤外線

Infrared Thermal Imaging Camera

火炎越 計測火炎越し

非冷却R300BP-TF
小型・軽量非冷却型センサでメンテナンスフリーを実現！
■「国産」
非冷却型センサの優れた感度特性が短波長帯（3.8μm）まで検出

燃焼炉内 火炎 除去
内部温度 鮮明 映像化 ！
※3■ 高額なセンサ冷却器のメンテナンスが不要

優れた操作性と機動性で、厳しい測定環境下でも素早く測定■ バッテリ駆動でわずか1.5kgの小型・軽量 ※１■ 様々なアングルで撮影可能な回転式LCDモニタを搭載■ ソフトウェアで解析可能な動画をSDカードに記録（最速10Hz）、これにより短時間で必要なデータを収録可能

防護シールドで測定者を輻射熱から保護■ 燃焼炉からの膨大な輻射熱から測定者を護る防護シールドで燃焼炉内を撮影

挿入型リレーレンズ※２で炉内を広角測定■ 炉壁に差し込んで、１００°の広角で炉内の状況を撮影※１：防護シールド含まず※２：炉内挿入型リレーレンズは特注対応※3：燃焼ガスの種類によっては火炎を除去できないことがあり、測定温度に影響を与える場合があります。デモ機においての実測をご推奨します。

国産

優

感度特性＋３．
８μｍ炎越
一般的なサーモグラフィ

一般的な非冷却型センサの測定波長 8 〜14μm
では炎の影響あり

火炎 除去
R300BP-TF「国産」
非冷却型センサの感度を短波長帯まで伸ばし、3.8μｍ炎越しフィルタで火炎を除去

厳しい環境で安全かつ確実にデータ測定
防護シールド標準添付

基本性能

モニタは270°
回転し、さまざまなアングルに対応可能

SDカードに動画記録保存
SDカードに保存

ソフトウェアで解析可能な動画をＳＤカードに記録（最速 10Hz）、これにより短時間で必要なデータを記録できます。

画像表示

▲

熱画像

R300BP-TF

機能

可動式LCDモニタ＆ビューファインダ

検出器

2 次元非冷却センサ（マイクロボロメータ）

測定波長3.7um 〜 3.9um

測定温度範囲400℃〜 1,500℃

温度分解能

4.0℃ at 400℃（SN 改善時）

温度精度

±44℃

フレームレート60Hz

検出器画素数

320（H）× 240（V）表示・記録画素数

標準時：320（H）×240（V）画素、超解像時（SR モード）：640（H）×480（V）画素 ※2

測定視野角22°（H）× 17°（V）（標準レンズ搭載時）

空間分解能

標準時：1.2mrad、超解像時（SR モード）：0.8mrad 相当 ※3

測定距離範囲50cm 〜∞（標準レンズ搭載時）

オート機能

オートスケール、オートフォーカス、フルオート

カラーパレット

オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック

階調表示

256 ／ 32 ／ 16 ／ 8 階調

可視画像表示CMOS

可視画像合成並列、FUSION（透過合成可能）、ピクチャインピクチャ（透過合成可能）

表示機能

1 〜 4 倍連続デジタルズーム（表示位置スクロール機能付き）、グリッド表示、

310 万画素

9 画像マルチ画像表示（静止画像再生時）
画質改善
計測機能

リレーレンズ

炉壁。
100 程度まで視野を確保することが可能

50％

←

炎越し測定

炎越し測定
0％

3.5

4.0

炎の透過率←水蒸気

3.7〜3.9μm相対放射強度

透過率50％

100％
炭酸ガス

その他

100％

4.5 μm0％

アラーム機能アラーム表示、アラーム音、色アラーム（ISO）、アラーム記録、アラーム信号出力

温度補正機能放射率補正、環境・背景温度補正、NUC、基準ドリフト補正

3.5

4.0

4.5 μm

炎の放射強度

多点放射率補正、放射率逆算機能
SD カード、SDHC 対応

データ形式

静止画：温度データ付 JPEG、14bit（可視画像同時記録）、動画：SVX ファイル（専用形式）

データ記録

静止画モード、クイックパノラマモード（水平 / 垂直スキャン合成）、超解像モード、インターバルモード（3s 〜 60min、可視画像同時記録）、SD 動画記録（最大 10Hz）、アラーム記録、外部トリガー記録、音声メモ（30sec 録音 / 再生）、テキストメモ（最大 128 文字 SDカードより読み込み熱画像に添付）

USB2.0USB2.0 マスストレージ、動画転送（熱画像：最大 60Hz、可視画像：最大 7.5Hz)

ビデオ出力

NTSC／ PAL 切替

アラーム出力無電圧接点信号外部トリガー入力

パルス信号

ピンコネクタ

表示装置

3.5 型カラー液晶モニタ（チルト機構付）、カラー液晶ビューファインダ（チルト機構付）

撮影補助機能ワイヤードリモコン、レーザポインタ（赤色クラス 2、PSC 適合品）、LED ライト

動作環境温度 / 湿度

0℃〜 40℃、90％RH（結露しないこと）

保存温度 / 湿度

ー 40℃〜 70℃、90％RH（結露しないこと）

振動、衝撃

29.4m/sec 2（3G）、294m/sec 2（30G）EMC

CE 適合規格（クラス A）

防塵・防沫構造

保護等級 IP54 相当

バッテリ駆動時間

2 時間 長時間バッテリケース使用時：4 時間（オプション）

AC 電源

AC100V 〜 220V、50 ／ 60Hz

外形寸法

約 121mm（H）×105mm（W）×193mm（D） ＊突起部および防護シールド含まず

質量1.5ｋg 以下、バッテリ含む

標準付属品

キャリングケース ×1、バッテリパック ×1、バッテリチャージャー×1、AC アダプタ ×1、SD カード×1、USB ケーブル ×1、ワイヤードリモコン ×1、取扱説明書 ×1、ネックストラップ ×1、レンズ保護キャップ ×１、無償版・体験版ソフト×1、組立手順書 ×1、防護ウィンド ×1、防護シールド ×1

標準付属 PC ソフト

InfReC Analyzer NS9500Pro＊防護シールド含まず※2 静止画のみ※3 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合

外形寸法図

ガス燃料
（炭化水素ガス）が燃焼する際、火炎から赤外線が放射されますが、これに加え、赤外線を吸収する水蒸気（H2O）や炭酸ガス（CO2）などが生成されるため、サーモグラフィで炎越しの撮影を行うには以下の条件が必要となります。

286±4①炭酸ガスや水蒸気など、燃焼時に生成されるガスによる吸収が少ない波長帯を選択する②炎の放射強度が大きな波長帯から、可能な限り離れた波長帯を選択する③上記（①、②）の波長帯に感度を持つ赤外線センサを使用する

47±2

239±4

141±4

36±2

99±3

91±3

①と②の結果から、炎越し計測で最適な波長帯は 3.8μｍであることがわかります。
通常、この波長帯に感度を有するセンサは冷却型センサとなりますが、高額である上、一定の使用時間ごとに冷却器のメンテナンスが必要となります。
当社は、国産非冷却型センサの優れた感度特性を活かし、非冷却型センサのセンサ感度を短波長域まで伸ばすことに成功しました。これにより、炎越しの計測用サーモグラフィの低価格化とメンテナンスフリーを実現しました。
注）燃焼ガスの種類によっては火炎を除去できないことがあり、測定温度に影響を与える場合があります。デモ機においての実測をご推奨します。

エリア内の最高・平均・最低温度を表示

記録媒体

耐環境性

炎越しフィルタのしくみと本製品の特長
3.7〜3.9μm

水平／垂直／水平＋垂直

外部インタフェース

▲

記録・出力

燃焼炉点検口などから約100°程度までの広い視野を確保することが可能です。
※1: 挿入型リレーレンズは特注対応▲

100

ラインプロファイル

放射率補正

炉壁。

BOX×5111±3との組合せが可能

可動点 ×10、温度サーチ（最高点 ×1、最低点 ×1）、2 点間温度差

エリア内温度計測

89±3

炉内挿入型リレーレンズ※1

アベレージング（残像除去機能付）、フィルタリング、エッジ強調

ポイント温度計測

赤外線サーモグラフィ事業部
営
業部
中部

支店

西 日 本 支 店

本カタログの記載内容は 2016 年 2 月現在のものです。

CAT.No.088F-011F-1602UU