高功能交流稳定电源
PCR-LE/LE2系列产品目录P C R - L E / L E 2

S E R I E S

能丰富多彩的输出功ACA C

P O W E R

S U P P LY

高功能交流稳定电源

PCR-LE/LE2系列
各种电源变动仿真及时序动作
单相500VA〜9kVA/单相&三相 6kVA〜27kVA
可扩展至单相27kVA, 单相3线54kVA, 三相81kVA标配各种计测功能
可实现AC, DC, AC+DC的各个输出
前面板可取下使用
搭载节能功能RS232C标配, GPIB, USB, LAN(LXI) 选购件

https://global.kikusui.co.jp/

DC
DC
AC+

being smart〜菊水，走向崭新的舞台〜

太阳能
Solar power风能Wind power

燃料电池
Fuel cell2

AC Power Supply

PCR-LE series

3支持对新能源产业《智能电网》
试验用的交流电源新阶段High -performance AC Power Supply

高功能交流稳定电源
PCR-LE SERIES
9kVA
PCR-LE 系列是基于本公司研制开发的 PCR（L/LA）系列（线性放大器方式）基础之上 又一款
高性能，多机能形的交流电源。既可作为高品位
安定化电源使用，也可以进行宽频带自由波形的
编辑和控制的线性放大器电源，同样带有各式各样特殊机能可供客户使用。特别是在“新能源领域”中的太阳能，风能，燃料电池，燃气发动机
等分布式发电的“系统联网试验”中，作为核心设备可与负载装置和功率分析仪等的联动试验系统
装置组合使用。还有丰富的选购产品的组合，可对应低频抗扰度实验和各种电源环境试验。更有并联·单相三线三相运行选件，可以扩张到单相
27kVA，单相三线 54kVA，三相 81kVA。因此可对应大规模的 EMC 试验站用电源，大功率化产业用空调的测试电源等特殊需求。

[ 用途 ]▲研发
电源异常抗扰度评价

EMC 试验

▲调整及检查线
电源电压余量检查

自动检查系统

▲生产线稳定生产线电源

自动试验系统

▲品质保证
用于 IEC 标准要求试验▲售后服务
修理及校正用电源4

再现电源异常6kVA

AC Power Supply

PCR-LE series● 产品阵容/主要规格
型号

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

输出功率

单相500VA

单相1kVA单相2kVA单相3kVA

单相4kVA单相6kVA

单相9kVA

输出Max电流

5A/2.5A

10A/5A

20A/10A

30A/15A

40A/20A

60A/30A

90A/45A

40A/20A

60A/30A

90A/45A

AC模式（L/H 量程）DC模式（L/H 量程）

尺寸mm（Max尺寸）质量

1V〜150V / 2V〜300V
5A/2.5A

10A/5A

20A/10A

30A/15A±1.4V〜±212V / ±2.8V〜±424V
3.5A/1.75A

7A/3.5A

14A/7A

21A/10.5A

28A/14A

42A/21A

63A/31.5A

430W

430W

430W

430（445）W

430（445）W

430（445）W

430（445）W

173（195）H262（345）H

389（475）H690（785）H690（785）H

944（1040）H1325（1420）H

550（600）D550（595）D550（595）D550（595）D550（595）D550（595）D550（595）D

约17kg

约35kg

约55kg

约82kg

约96kg

约140kg约190kg

外观

4kVA
3kVA

2kVA
1kVA
500VA

5

advantage〜备受青睐的理由〜

Production
信赖性
Inspection

R&D Service

Production
Reliability
Service

Production
R&D满足

Service
Satisfy

R&D

Inspection
QA R&D
Service

Service
安心Inspection

QA

Safety通过线性放大器方式实现高安定, 高品位的输出广泛满足从研究开发到制造, 检查线, 以及服务方面的要求。

所谓线性放大器方式

所谓 PWM 逆变方式即通过整流电路将输入电源暂时变换为直流电源，并将其作为电源向在前面提到的线性放大器的部分使用 PWM（Pulse Width

线性放大器供给。

Modulation）开关方式的 DC ／ AC 逆变器的方式。

同时，从水晶发振器等产生正弦波基准电压，并将其作为线性放大器

由于采用开关方式，无法如线性放大器般进行宽频带的反馈，

的输入信号进行功率放大的方式。

输出品位和响应速度与线性放大器方式相比相去甚远。

具有高速的响应特性，并且能够在任意时刻改变输出电压与频率，

此外噪声也较大。

因此能够模拟电源线异常（瞬停试验等），并能够运用于 ATE 等。

但与线性放大器方式比较具有小型、能够实现高效率化的优点，
在节能方面也受到注目的交流安定化电源。

PCR-LE 用途一览
模式

分类

被试验物

试验内容

参照页面

电源变动试验
产品试验

家电产品, 事务仪器,
产业用仪器

AC

IEC61000规格 低频抗扰度试验市场对异常电压的再现和评价

功率调节器电力再生试验

AC/DC 变频器电源变动试验

零件试验

AC ＋ DCDC

AC,AC＋ DC,DC

6

12 〜 14

DC/DC 变频器
零件试验

零件试验

12 〜 13从高电压到低电压的变频器的试验EV, HEV 高电压电池的电压变动模拟电容器高电压电容器的脉动电流试验

EV充电系统

IEC61851, ECE R10.04 规格要求试验等

14

AC Power Supply

PCR-LE series■ 在研究开发中…

■ 在调整, 检查生产线中…

● 可用于电源异常的抗扰度评价…
● 也可用于直流输出…
● 电力测量简便…
● 可用于电波暗室，屏蔽室等…

● 用于电源电压余量检查…
● 用于自动检查系统…

PCR-LE 系列在主机中内藏计测功能，不只能够测量电压，电流，还够灵活满足生产线的组合变换或老化试验机器台数的增减要求。此外能够轻松简便地进行视在，有效功率或冲击（峰值）电流，功率因素，还能满足使用 GPIB 或 RS232C 或 USB 或 LAN 接口的电脑的远高次谐波电流的测量。同时还具有电源线异常模拟，时序功能，任意

程控制，监视需求。还可运用于检查记录等品质数据的管理中。

波形生成等功能，能够对暂时停电，电压变动，频率变动，波形失真，可作为电源电压范围的动作检查或防老化试验用电源使用。PCR-LE
系列能够通过并联连接多台机器增加功率，或进行三相接续，因此能＊ GPIB，USB，LAN 接口为选购件。

缺相等电源线的异常进行抗扰度评价，大幅度提高数据的再现性和可信度。此外，还能够进行 Max ±424V 的直流输出。在 DC/DC 变频器的驱动等“稍需一点直流电的时候”非常便利。并且还可作为各种 EMC 试验站（电波暗室，屏蔽室等）的交流电源使用。
＊ 可通过使用另售的应用软件
SD011-PCR-LE（Wavy for PCR-LE）实现任意波形生成功能。

■ 在品质保证中…
● 用于标准室的电源…
● 用于 IEC 规格试验…
PCR-LE 系列可作为标准室或测量器管理室的电源使用。

■ 在生产线中…
● 作为 CVCF…
● 可用于生产线电源的安定化…
拥 有 一 台 PCR-LE 系 列， 能 满 足 世 界 各 种 商 用 电 源（100V 〜
240V） 的 需 要， 也 可 作 为 CVCF 用 于 船 舶， 航 空 飞 机 的 电 源（400Hz）。此外，Max 输出峰值电流对于电容器输入型负载可达到■ 在售后服务中…
● 用于修理、校正用电源…
● 用于电源异常的再现…

额定（实效值）的 4 倍（峰值、能够进行连续供给），对于电动机等
冲击电流大的负载，也能够提供高达额定（实效值）的约 2 倍（峰值，PCR-LE 系列还活跃在修理、检查和校正中。例如 PCR500LE（输约 10 秒 ※，功率因素 1 的情况下）的电流。对于在精密加工机器或出功率 500VA）的情况下，使用家庭用插座（100V ／ 15A）也可测试设备中由于电压的不稳定而带来的问题，建议使用 PCR-LE 系

提供符合世界标准的商用电源（100V 〜 240V），适用于无法安放大列产品以实现电源安定来解决。输出电压的响应速度为 30μs（标准型设备的服务点，或作为出差等时的备用品使用。并且，在检查、校值），波形失真率为 0.3% 以下，具有非常高速且高品位的性能，因正操作中也可提供没有变动和失真的纯净电源，有助于服务品质的维此对于焊接机或半导体生产装置等微小的电源变动或负载变动即可对护和提高。

产品品质和精度带来影响的装置，能够发挥特别巨大的效果。
※ 超过 10 秒时将切断输出。
在 10 秒之内时，如电流超过额定电量，将产生波形失真。

7

features〜特征〜■ 支持大功率。组合方式自由自在
使用并联，单相 3 线，三相运行选购件（扩展运行驱动板），可以使■并联运行单相扩展到 27kVA，单相 3 线扩展到 54kVA，三相扩展到 81kVA。

2kVA 以上的型号 /Max 连接台数 ：5 台 /Max 扩展功率 ：单相 27kVA

可以作为大规模 EMC 试验站电源或大功率工业空调的试验电源使用。

并用单相 3 线，三相运行选购件，可达到单相 3 线 54kVA，三相 81kVA※ 需要使用另售的扩展运行驱动板★ 不同型号之间也可以组合使用！
例 ：PCR2000LE ＋ PCR4000LE ＋ PCR6000LE = 单相 12kVA
标准对应！

台

2kVA

■使用方法种类丰富+ 4kVA + 6kVA

■单相 3 线，三相运行

可作为主机或从机使用。可根据需要进行分割及统合

单相
12
kVA

※ 需要使用另售的扩展运行驱动板

全部型号 /Max 扩展功率 ：单相 3 线 54kVA，三相 81kVA
与并联运行选购件并用时

三相

27
kVA
9kVA

9kVA

18
kVA

9kVA

9kVA

★ 不同型号之间也可以组合使用！

单相

单相3线

例 ：PCR2000LE ＋ PCR2000LE ＋ PCR4000LE = 三相 6kV 或
三相不平衡 8kV

27
kVA
9kVA

9kVA

9kVA

三相
6
kVA
※

9kVA

2kVA

+ 2kVA + 4kVA

※ 三相不平衡使用时 8kVA

■ 伴随反向电流的“系统连接试验”
依照系统连接技术要求方针
直流电源

PAT-T系列等

太阳能电池

0-

V

示波器

DC功率
高次谐波分析仪 KHA3000
HARMONIC /FLICKER ANALYZER

KHA3000

MEMORYMODEASSIST

HA

Vf

VIEW

START

STOP

7

8

UTILITY
OTHER

GPIB

HARDCOPY FILE

REMOTELOCAL

KEYLOCK

F1
F2
USB

HOLD

9

SYSTEM

SHIFT

6

V RANGE I RANGE
1
2

3

ESC

F5

BUZZER
0

-

ENTER

F6

EXTCONTENTRY

V RANGE I RANGE
4
5

F4

F3

REMOTEBUZZER.

BACKLIGHT

POWER

AC功率

LIN 系列

LCR负载
旋转机负载

交流电源 PCR-LE 系列

负载

8

系统
負荷

AC Power Supply

PCR-LE series■ 节能功能（省电功能）■ 宽量程输出，也可输出直流
额定电压（AC）※1

1V 〜 150V(L range)，2V 〜 300V(H range)频率

1Hz 〜 999.9Hz ※2

电压（DC/AC+DC）※1±1.4V〜±212V(L range)，±2.8V〜±424V(H range)【例】4kVA 型号的情况下，只运转 1kVA

※1：设定可以从0V开始。
※2：安装三相输出驱动板卡3P05-PCR-LE(500Hz LMT)时，频率被限制在1Hz到500.0Hz之间。

PCR4000LE PCR4000LE PCR4000LE PCR4000LE

SLEEP

项目

■节能运转功能 ※可以利用节能运转功能，根据负载大小的需要，只提供负载
所需要的功率。

■睡眠功能一定时间无输出后，功率单元会进入休眠状态，这样可抑制
电力消耗。

SLEEP

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

另外，可实现DC输出和AC+DC输出。
可在化学及物理等广泛的领域内使用。

■ 响应选择
按照负载条件及用途，可选择内部放大器的响应速度。
项目

用途

高速响应（FAST）※3

满足对电源的上升 / 下降速度要求

通常速度（MEDIUM）

在各种电源环境试验中高稳定性（SLOW）

在 EMC 试验站点用供给等中

※3：PCR6000LE，PCR9000LE，PCR6000LE2，PCR9000LE2，PCR12000LE2，
PCR18000LE2，PCR27000LE2，并联运行除外

采用单元构造，维护简便■ 模拟电源线异常

功率单元可以 1kVA 单位进行维护（更换等）。
※PCR500LE 除外。

在 AC 模式下使用时，可通过 PCR-LE 系列的输出停电，电压跌落（dip），电压上升（pop），来模拟电源线的异常。可用于开关电源及
电子仪器等的试验。

■ 小型化
与以往型号 PCR-LA（4kVA）的对比
以往的型号
PCR4000LA

PCR4000LE

停电电压上升（pop）

电压跌落（dip）■ 外部通信。对应 LXI

尺寸
约
DOWN

20%
质量
约
DOWN

20%

RS232C（标配）。通过选购件，可使用 GPIB，USB，LAN 进行远程遥控。由于 LAN 支持 LXI 规格，因此可获得性价比较高的系统结构。

型号名称

外形尺寸

质量

PCR4000LE

445W×785H×595Dmm

96kg

PCR4000LA

455W×920H×605Dmm

120kg■ 易于接续的输出入端子部
后面的输出入端子部采用抽出式构造，因此输出入电源线接续简便。
（PCR500LE，PCR12000LE2，PCR18000LE2，PCR27000LE2 除外）■ 其他功能●各种计测功能●时序功能●传感检测●电压补偿调节
●输出电流控制●设定输出阻抗●测量高次谐波
●软件起动（控制上升时间）●固定内部 Vcc
●控制面板角度调整※ 后部电源输入端和输出
端的抽出部分如果不复位，本设备将无法工作

正常时

端子部抽出时的状态

可根据使用状况进行控制面板的角度调整
选购件中还配备了控制面板延长线（参照 P18）

9

performance※ 系统构成还需要别的输入电源线，输出电源线，端子台等。
请客户自己准备或向我们销售部门询问（将另外收费）。

〜系统构成〜【单相 3 线系统 4kVA 的实例】
连接电缆（配件、75cm）● 单相 3 线系统构成示例					
功率

主机

数码

单相 3 线输出驱动板

2P05-PCR-LE
V相驱动板

数码

单相 3线 1kVA

PCR500LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 2kVA

PCR1000LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 4kVA

PCR2000LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 6kVA

PCR3000LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 8kVA

PCR4000LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 12kVA

PCR6000LE

2

2P05-PCR-LE1单相 3线 18kVA

PCR9000LE

2

2P05-PCR-LE

1

2P05-PCR-LE
U 相驱动板

V

U

J4 J2

J1 J3

J4 J2

J1 J3

电源联锁电缆（配件、1m）● 通过 PCR2000LE 并联运行系统构成示例							
功率

主机

数码

并联运行驱动板（主机用）

数码

并联运行驱动板（从机用）数码单相 4kVA

PCR2000LE

2

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

1

单相 6kVA

PCR2000LE

3

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

2

单相 8kVA

PCR2000LE

4

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

3

单相 10kVA

PCR2000LE

5

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

4【并联运行系统 4kVA 的实例】

【并联运行系统 6kVA 的实例】
延长用连接电缆（PC01-PCR-LE、1.3m）

连接电缆（配件、75cm）

连接电缆（配件、75cm）

PD05M-PCR-LE

PD05S-PCR-LE

Slave
J4 J2

Master
J1 J3

J4 J2

PD05M-PCR-LE

PD05S-PCR-LE

PD05S-PCR-LE

PD05M-PCR-LE

PD05S-PCR-LE

MasterSlave1

Slave2MasterSlave1

J4 J2

J1 J3

连接电缆（配件、75cm）

J1 J3

功率信号电缆（配件、0.3m）

J4 J2

J4 J2

J1 J3

J1 J3

J4 J2

J1 J3

J4 J2

J1 J3

延长用功率信号电缆 (CC11-PCR-LE、1m)

延长用功率信号电缆 (CC11-PCR-LE、1m)

延长用功率信号电缆 (CC11-PCR-LE、1m)● 通过 PCR9000LE 并联运行系统构成示例						

功率

主机

数码并联运行驱动板（主机用）

数码

并联运行驱动板（从机用）单相 18kVA

PCR9000LE

2

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

数码
1单相 27kVA

PCR9000LE

3

PD05M-PCR-LE

1

PD05S-PCR-LE

2● 三相系统构成示例					
功率

主机

数码

三相输出驱动板

数码

三相 1.5kVA

PCR500LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 3kVAPCR1000LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 6kVA

PCR2000LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 9kVA

PCR3000LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 12kVA

PCR4000LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 18kVA

PCR6000LE

3

3P05-PCR-LE

1

三相 27kVA

PCR9000LE

3

3P05-PCR-LE

1※1【PCR2000LE 三相系统 6kVA 的实例】
连接电缆（配件、75cm）

3P05-PCR-LE

V
J4 J2

3P05-PCR-LE

J4 J2电源联锁电缆（配件、1m）

W
J1 J3

J4 J2

W
J1 J3

电源联锁电缆（配件、1m）※ 上面的系统构成时，机器启动时的电源连动相与操作时的主机可能不是同一台。
※ 上图全是背面。

103P05-PCR-LE
V相驱动板

3P05-PCR-LE
W 相驱动板V 相驱动板U
J1 J3

连接电缆（配件、75cm）

连接电缆（配件、75cm）

3P05-PCR-LE
U 相驱动板W 相驱动板延长电缆（CC02-PCR-LE、2.8m）

J4 J2

3P05-PCR-LE

U 相驱动板

V
J1 J3

J4 J2

电源联锁电缆（配件、1m）

U
J1 J3

J4 J2

J1 J3

电源联锁电缆（配件、1m）※1 依据主机的配置方法，请准备选购件的延长电线（CC01-PCR-LE 或 CC02-PCR-LE）※ 并联运行 + 三相运行系统时，这个构成不行。请在 V 相与 W 相之间设置 U 相。

AC Power Supply

PCR-LE series● 并联运行＋三相运行系统构成示例
功率

18kVA

型号名称

数码

产品名称

PCR2000LE

9交流安定化电源（2kVA）

3P05-PCR-LE

1

三相输出驱动板

PD05M-PCR-LE

3

并联运行驱动板（主机用）

PD05S-PCR-LE

6

CC02-PCR-LE

2

功率

81kVA

并联运行驱动板（从机用）延长电缆

2P05·3P05用

2.8m

型号名称

数码

产品名称

PCR9000LE

9交流安定化电源（9kVA）

3P05-PCR-LE

1

三相输出驱动板

PD05M-PCR-LE

3

并联运行驱动板（主机用）

PD05S-PCR-LE

6

CC02-PCR-LE

2

并联运行驱动板（从机用）延长电缆

2P05·3P05用

2.8m【PCR2000LE 18kV 的实例（并联三相系统）】延长用连接电缆
（CC02-PCR-LE、2.8m）

延长用连接电缆
（CC02-PCR-LE、2.8m）

3P05-PCR-LE

Slave

❶

❶

PD05S

PD05S

Slave
J4 J2

Slave
J1J3

J4 J2

PD05M

Master
J1J3

❷

J4 J2

❶

PD05S

PD05S

Slave

J1J3

❷

❶

J4J2

❸

V相

Slave
J1J3

J4 J2

PD05M

Master
J1J3

❷

J4J2

❷

❶

❶

PD05S

PD05S

Slave

J1J3

J4J2

Slave
J1J3

❸

MasterJ1J3❷

U相

三相驱动板、并联运行驱动板的配件❶连接电缆（0.7m）❷功率信号电缆（0.3m）

J4 J2

PD05M

J4J2

J1J3

❷

W相

❸电源联锁电缆（配件、1m）※LC01-PCR-LE 同等品● 不同型号的组合实例					
功率

15kVA
并联运行系统

型号名称

数码

产品名称

PCR2000LE

1

交流安定化电源（2kVA）

PCR4000LE

1

交流安定化电源（4kVA）

PCR9000LE

1

交流安定化电源（9kVA）

PD05M-PCR-LE

1

并联运行驱动板（主机用）

PD05S-PCR-LE

2

并联运行驱动板（从机用）PC01-PCR-LE

1

延长用连接电缆（并联运行用）1.3m

CC11-PCR-LE

2

延长用功率信号电缆（并联运行用）1m

					
功率

型号名称

数码

产品名称

PCR500LE

1

交流安定化电源（500VA）

1.5kVA

PCR2000LE

1

交流安定化电源（2kVA）

三相扩展系统

PCR9000LE

1

交流安定化电源（9kVA）（三相非平衡时 11.5kVA）

3P05-PCR-LE

1

CC01-PCR-LE

2【不同型号 3 台并列的实例】

三相输出驱动板
延长电缆

2P05·3P05用

1.5m【三相失衡的实例】
3P05-PCR-LE

PD05M-PCR-LE
延长用连接电缆（CC01-PCR-LE、1.5m）

连接电缆（PD05S 配件、0.7m）
Master连接电缆（3P05 配件、0.75m）

PD05S-PCR-LE
PD05S-PCR-LE
延长用连接电缆（PC01-PCR-LE、1.3m）
Slave
Slave

J4J2
PCR2000LE

延长用功率信号电缆（CC11-PCR-LE、1m）

J1J3

J4J2

J1J3

PCR9000LE

J4J2

PCR4000LE

J1J3

PCR9000LE

PCR2000LE

W

U

V

PCR500LE

电源联锁电缆（配件、1m）※LC01-PCR-LE 同等品※ 上图全是背面。

11

applications〜使用事例〜■ 智能能源方面● 功率控制器（被试验物）室内系统
满足反向电流要求！

PAT-T

固定电阻器

PWR、PWX

AC

KPM
模拟负载
PCZ

PCR-LE

通信（LAN、USB、RS-232C、GPIB）● 住宅用蓄电池（被试验物）
住宅用蓄电池（被试验物）

室内

系统

电池功率
控制器

切换BOX
固定电阻器

AC

KPM
模拟负载
PCZ

PCR-LE

通信（LAN、USB、RS-232C、GPIB）● EV 充放电台（被试验物）EV

EV模拟电源PCR-LE等

室内EV充放电台（被试验物）

DC

系统

固定电阻器

AC

KPM
模拟负载
PCZ

通信（LAN、USB、RS-232C、GPIB）

12

PCR-LEAC Power Supply

PCR-LE series■ 智能能源方面● 智能电表（被试验物）系统

室内再生模拟交流电源
PCR-LE ※AC

智能电表（被试验物）

满足反向电流要求！

电阻BOX

PCR-LE ※

AC

负载
PCZ

KPM

通信（LAN、USB、RS-232C、GPIB） ※需要配置单相3线驱动板2P05-PCR-LE● 热泵（被试验物）

热泵装置

压缩机部

AC100VAC

AC 或 DC
逆变器

发动机

压缩机

输入变动试验

负载变动试验

驱动试验

交流电源

电子负载

直流电源

PCR-LE

PLZ、PCZ

PAT-T

作为功率控制器系统连接试验系统的模拟负载

DUT
太阳能电池板 电源控制器● Max 输入负载功率 ：1000W

交流电● 输入电压范围 ：14V ～ 280V（rms）● 输入电流范围 ：0 ～ 10A（rms）● 输入频率范围 ：45 ～ 65Hz
● 装备恒定电流、恒定电阻、恒定电力模式

交流电子负载装置

PCZ1000A● 并联运行机能（Max 5 台，5kW/50Arms 为止）● 跟踪运转功能

电视● 峰值系数功能● RS232C 标配● 应用软件（选购件）冰箱空调
例如：住宅内交流负载模拟负载

PCZ1000A

13

applications〜使用事例〜■ IEC61000 规格方面
●单相系统

●三相系统

单相

三相

高次谐波／
闪变分析仪

HARMONIC / FLICKER ANALYZER

KHA3000
ASSISTMEMORY

MODE
HA

Vf

UTILITY

GPIB

OTHER

HARD COPY

FILE

HOLD

EXT CONTSYSTEM

REMOTELOCAL

KEY LOCK
VIEW

START

F1

F3
F4
F5

9

SHIFT

I RANGE
5
I RANGE
23ESC

BUZZER
0

.

-

ENTER

6

BACKLIGHT

POWER

LINE IMPEDANCE NETWORK

LIN3060J
LINE IMPEDANCE NETWORK

ALARM

IMPEDANCE SELECT

HARMONIC / FLICKER ANALYZER

KHA3000
ASSISTMEMORY

MODE
HA

Vf

UTILITY
HARD COPYFILE

EXT CONTSYSTEM

REMOTE
LOCAL

F2
F3
F4
F5

START

F6

STOP

ENTRY
7

8

9

SHIFT

V RANGE
4

I RANGE
5

V RANGE
1I RANGE
23ESC

BUZZER
0

.

-

ENTER

IMPEDANCE SELECTREMOTE

PCR-LE

GPIB

OTHER

HOLD

KEY LOCK
VIEW

F1

USB

REMOTE

LIN3060J

REMOTE

ALARM

高次谐波／
闪变分析仪

8

V RANGE
4V RANGE1BUZZERF6

IEC 电压跌落
模拟器

STOP

ENTRY
7

F2
USB

REMOTEIEC 电压跌落模拟器

6

BUZZERBACKLIGHT

POWER

POWER

PCR-LE

POWER● IEC61000-4-11............... 电压降低，瞬停及电压变动
本系统可以模仿交流电源环境中的各类现象。在以下的规格条● IEC61000-4-13.............. 高次谐波和非整数高次谐波

件下，可使用在与低压配电系统接续的电气，电子仪器，以及● IEC61000-4-14.............. 电压动摇带有 DC 电源输入板的电气，电子仪器的抗扰性试验中。可在● IEC61000-4-27.............. 仪器的非平衡规格范围之外设定试验条件，因此可用于规格试验前的预审确● IEC61000-4-28.............. 16A/相以下的仪器的电源频率变动认试验，抗扰性的余量容限试验以及应力试验。并且高次谐波

● IEC61000-4-34.............. 超过16A/相的输入电流的仪器电压降低，短时停电及电压变动※/ 闪变分析仪 KHA3000 中，能够将交流电源 PCR-LE 系列
及在线阻抗网络 LIN 系列和应用软件组合起来，进行适合 IEC● IEC61000-4-17.............. 直流输入电源端子上的脉动规格及 JIS 规格的试验。

● IEC61000-4-29.............. DC的电压降低，瞬停及电压变动※※ 需要配置 SD009-PCR-LE/WE［Quick Immunity Sequencer 2］（参照 P16）● IEC61000-3-2,12........... 高次谐波电流限度值
● IEC61000-3-3,11........... 电压变动，闪变限度值※ 作为预备实验用。详细请参考 P15, P16。

■ EV 充电器方面● EV 充电系统（被试验物）电源线妨害抗扰度试验软件
SD009-PCR-LE/WE

家庭充电用

快速充电用
电子负载装置PLZ-4WH系列

高功能交流稳定电源
PCR-LE系列
高电压电池
系统

DC

AC

EV充电

DC400V

高功能交流稳定电源
PCR-LE系列

AC100V/200V

控制器

系统

低电压
电池

IEC 电压跌落模拟器

14

AC Power Supply

IEC 电压跌落模拟器

PCR-LE series

DSI series [DSI1020 / DSI3020]

对应电压骤降 / 瞬间停电等的电压变动抗扰度测试的
IEC61000-4-11（2004）标准。
DSI 系列是为满足 IEC61000-4-11（2004）标准中对「电压骤降 / 瞬间停电等电压变动抗扰度测试系统」而研发的选购件。
可与本公司生产的 PCR-LE/LE2 进行组合使用。对应标准中所要求的高速电压切换（上升时间 1μs 〜 5μs)，电压骤降（0%,40%,70%,80%），和相电压 / 线间电压骤降的测试。

■ DSI1020 ：对应单相 2 线制
■ DSI3020 ：对应单相 2 线，单相 3 线，三相 3 线和三相 4 线▲ ▲ ▲ ▲

高速电压切换（上升时间 1μs 〜 5μs）
对应电压骤降（0%，40%，70%，80%）
对应相电压 / 线间电压的骤 ※ 降试验对应 Max 线间输入电压 500V（DSI3020）▲※ 对应线间电压骤降试验的只有 DSI3020

DSI3020
对应三相 3 线 /三相 4 线，230V/400V
被测物的线间电压骤降试验。

DSI系列与PCR-LE连接使用时，交流电源各相的输出功率受到限制。详细请参考产品目录内容或者请咨问销售代理店。

DSI3020

电源方式

型号

Max电流
(各相)

单相

三相

DSI1020

16A◎

DSI3020

16A

◎

DIP帮助

适用标准

备注

－

0/40/70/80%

IEC61000-4-11（2004）

单相专用

◎

0/40/70/80%

IEC61000-4-11（2004）

单相/三相两用

在线阻抗网络

LIN Series [LIN1020JF/LIN3020JF/LIN3060J/OP01-LIN1020JF]

配置符合IEC，JIS标准的阻抗。支持电压变动及闪变的测试■ LIN1020JF
LIN1020JF 配置符合 IEC 闪变测试（IEC61000-3-3）及 JIS 高次谐波（JIS C 61000-3-2）测试标准的阻抗，通过使用USB 接口（标准配置）或接点信号接口，可以从应用软件进行测试设置。主要和交流电源 PCR-LE/LE2 及高次谐波闪变分析仪 KHA1000/KHA3000 进行组配，就可以构建单相 2 线 IEC 闪变和高次谐波测试系统。

■ LIN3020JF
LIN3020JF 配置符合 IEC 闪变测试（IEC61000-3-3）及 JIS 高次谐波（JIS C 61000-3-2）测试标准的阻抗，通过使用USB 接口（标准配置）或接点信号接口，可以从应用软件进行测试设置。主要和交流电源 PCR-LE/LE2 及高次谐波闪变分析仪 KHA1000/KHA3000 进行组配，就可以构建单相 2 线 /3 线 / 三相 IEC 闪变和高次谐波测试系统。

■ OP01-LIN1020JF
OP01-LIN1020JF 是用于 LIN1020JF 三相扩展（追加 V 相，W 相）的组件。

■ LIN3060J
LIN3060J 是用于构建系统连系功率调节器测试系统的不可少的基准阻抗单元。
▲ LIN3020JF※ 请注意，此产品不能用于 IEC 闪变测试。关于能够支持 IEC61000-3-11 测试的产品请另作咨询。

适用标准
型号

Max电流
（各相）

LIN1020JF
LIN3020JF

20A

LIN1020JF+
OP01-LIN1020JF *2
LIN3060J

阻抗值

60A

电源方式

IEC 61000-3-3
230V 50Hz备注

JIS C61000-3-2 *1
100V 50/60Hz

200V 50/60Hz
进行 IEC 闪变及电压变动测试时

单相2线

○

○

○

单相2线/3线
三相3线/4线○○○单相2线/3线
三相3线/4线

○○○*1 JIS 高次谐波测试时，可选择阻抗插入的插入与否。
（一般使用旁路模式）*2 只有 OP01-LIN1020JF 的话，
不能使用。

单相2线/3线
三相3线/4线

－○○用于电网互联的测试

0.4Ω+Jn0.25Ω（Z3）0.4Ω+0.37mH（Z1）0.38Ω+0.46mH（Z2）0.24Ω+Jn0.15Ω

0.19Ω+0.23mH

0.19Ω+0.23mH

单相2线
单相3线
三相3线
三相4线

（N 相为 0.16Ω ＋ Jn0.1Ω）（N 相为 0.21Ω ＋ 0.14mH)）（N 相为 0.19Ω ＋ 0.23mH）

15

options【请注意】使用 PCR-L/LA 系列的顾客
PCR-LE 系列与以往的 PCR-L/LA 系列产品无兼容性。因此无法进行各系列相组合的系统构成。

〜选购件〜■ 应用软件

EMC

IEC61000-4

并且，除部分部件之外，其相关的选购件原则上也无法使用。敬请谅解。如有其他不明之处，请与本公司营业联系咨询。

※ 详情请参阅本公司网页。

电源线抗扰度试验软件

SD009-PCR-LE/WE [ Quick Immunity Sequencer 2 ]EMC 规格试验的对应一览※ 除 IEC61000-4-34 以外，16A/ 相以下的仪器的抗扰度试验标准名称◎ ：标准对应
△ ：一部分不对应项目IEC61000-4-11
电压跌落，瞬停及电压变动

IEC61000-4-13
高次谐波和非整数高次谐波

IEC61000-4-14
电压动摇
IEC61000-4-17直流输入电源端子上的脉动
IEC61000-4-27 仪器的非平衡
IEC61000-4-28 电源频率变动IEC61000-4-29
DC 的电压跌落，瞬停及电压变动
IEC61000-4-34
电压跌落，短时停电及电压变动

电压跌落
短时停电
电压变动
平曲线
过度摆动
频率扫描
非 3的倍数的奇数次高次谐波
3的倍数的奇数次高次谐波
偶数次高次谐波
次数间高次谐波
Meister Curve电压动摇间隔单相整流电路三相整流电路
不平衡
频率变动
电压跌落
短时停电
电压变动
电压跌落
短时停电
电压变动

支持 IEC61000-4 新规格！
— ：无功能

适合
单相
三相
◎ ※1
◎ ※1
◎ ※1
◎ ※1
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
—
◎
—
—
△ ※2
◎
◎
◎
—
△ ※3
—
◎
—
△ ※4
△ ※4
△ ※4
△ ※4
◎
◎

SD009-PCR-LE/WE（品名：Quick Immunity Sequencer 2）
使用的是交流电源 PCR-LE 系列。此应用软件在 EMC 规格的
抗扰度试验规格（IEC61000-4 系列）中，以电源线抗干扰规格为基础执行了抗干扰试验。
本软件在可用于新标准要求的试验及一部分预备试验之外，也能够通过扩大试验条件来进行设定。因此也可用于开发阶段的※1 与电压跌落模拟器结合使用时，符合标准。如果只使用 PCR-LE / LE2，则电压跌落和短暂中断是初步测试。
※2 须对应从 1μs 〜 5μs 的 110%，95.2%，93.5%，90%，87%，80%，74%，71%，66% 电压急变。
PCR-LE/LE2 的电压响应时间为 FAST20μs，MEDIUM30μs，可做模拟测试。
※3 需要另外对应输出阻抗 100kΩ 以上的要求。由于 PCR-LE/LE2 的输出阻抗是 100kΩ 以下，所以只能做预备实验。
※4 针对 16A 〜 75A 的测试需满足 1μs 〜 5s 的急变功能。超出 75A 的测试 ( 无需满足 1μs 〜 5s 的急变功能。
超过 75A 的测试，时间放宽到 1μs 〜 50s)。

预审确认试验及抗干扰性余量容限试验。

简易遥控软件

SD021-PCR-LE/WE [ RMT CONT SOFTWARE FOR PCR-LE/WE ]用 Windows 平板电脑简易遥控！
SD021-PCR-LE/WE 是用遥控（平板电脑）控制本公司高性能交流安

画面锁定

通信

定化电流（PCR-LE/LE2 系列）的应用软件。使用此遥控器可以对交流
电源的接线方式、输出电压模式、输出电压量程、电压值、频率值的设定、接线方式输出的变更等进行控制。还可以在遥控上对设定的交流电源的条件进行

输出电压模式保存和读出，并可以显示交流电源的测定值，实现了简单地对交流电源输出电压量程电压值频率值进行遥控操作·管理。
输出●动作环境·使用条件 ：Intel Core i5 以上／ Windows10 或 Windows8.1 ／存储 4GB

监控／硬盘 10GB 或更多可用空间／画面解像度 ：1366×768 以上／ USB PORT
※ 其他，需要 LAN 线，LAN 接合器（microUSB →有线 LAN），PCR-LE 本体的 LAN 卡（LN05-PCR-LE）。

软件画面说明（主页面）16

AC Power Supply

PCR-LE series■ 应用软件Wavy

我们准备有Wavy 体验版 !

时序创建软件用户可无功能限制地试用 3 周

https://global.kikusui.co.jp/
downloads/

SD011-PCR-LE [ Wavy for PCR-LE ]进一步强化 PCR-LE 系列的波形生成和时序功能的软件。
即使编程知识为零，也能简单的进行时序控制！

Download !

● 可简单的编辑和做成序列工作中的必要测试条件数据。
● 根据测试条件数据包保存的机能，可更容易对测试条件进行管理。
● 实行序列时，在【实行对话框】中可表示出设定值和光标。
● 也可根据【显示画面】来直观的观察正在进行测试的值数的变化。
● 也可对测试结果进行保存管理。
● 有追设【波形印象】窗口，可简单直观的对交流信号（AC）进行选择。
● 对新建的任意波形可进行简单的编辑操作，对做好的任意波形可立即进行写入。
● 支持序列中 step 项目的选择 / 和不选择，暂停机能，触发机能，AC 波形等可进行必要的选择。
● 新追加了【时序预览对话框】。在执行时序之前可以确认波形。

▲ 图表表示，条件制定【Wavy】是支援 KIKUSUI 电源，负载的时序作成，执行的软件。Wavy 是为即使没有任▲ 指令控制何编程知识的人也能凭直感使用电脑轻松随意的绘制时序控制模式图形而开发的。装备有【适时图形监视功能】，对电压电流的监视，记录，而且还可以通过【直接控制功能】

象使用遥控器一样来操控电源。

▲ 直接控制航空电子设备测试用软件SD012-PCR-LE/WE
支持航空测试标准 ! 从程序库选择实行测试方法所支持的标准军用飞机标准「MIL-STD-704A/E/F」
民用飞机标准「RTCA DO-160F/G」
民用飞机标准「JIS W0812:2004」

PCR-LE 的输出设置选择标准项目序列表编辑页面

项目序列表

选择测试

● 只用从程序库选择标准，设置简单。
● 可编辑保存测试内容，对需要做极限测试的开发评估也便利。

运行测试● 通过测试条件报告制作功能可以保存测试履历。

监控● 利用 LAN 可以进行远程控制。
状态

按钮式
选择实行
【主页面】

【测试内容 ( 项目序列表 ) 的编辑页面】

飞机上所安装的电装品及零部件有须满足的测试标准。安装在机体的电装品及零部件全都要遵循这些测试标准，而根据目的及用途的不同，各电装品及零部件所适用的标准也不同。测试标准主要分为军用飞机用和民用飞机用，也有采用各飞机制造厂家各自独自标准的。Avionics Test Software“SD012-PCR-LE/WE”
是控制本公司生产的 PCR-LE ／ LE2 系列高性能交流稳定电源及支持飞机测试标准的应用软件。所支持的测试标准有军用飞机测试标准“MIL-STD-704”及民用飞机测试标准的“RTCA/DO-160”，“JIS W0812”。因为将测试方法设置为程序库，所以只选择连线方式和测试方式，就能够轻松进行测试。

17

options〜选购件〜■ 通信接口·卡GPIB※ 只可安装任何一个

USB※ 后记 LE2 标示，是可针对多功能（PCR-LE2 系列）使用的选购件。

GPIB 接口 LE2
IB05-PCR-LELAN

USB 接口 LE2
US05-PCR-LE
LAN 接口（LXI）LE2
LN05-PCR-LE■ 模拟信号接口※ 只可安装任何一个※ 后记 LE2 标示，是可针对多功能（PCR-LE2 系列）使用的选购件。

EX05-PCR-LE※（放大器类型）LE2

EX06-PCR-LE（幅度控制类型）LE2

将输入的波形直接进行放大输出。此外，还能够进行外部接点的控

根据输入的直流信号能够对输出的交流电压值进行变动。此外，制（输出的开 / 关，时序的实行 / 停止，警报清空，强制输出关闭）还能够进行外部接点的控制（输出的开 / 关，时序的实行 / 停

和动作状态的监控（输出状态，警报发生状态，Busy 状态，电流止，警报清空，强制输出关闭）和动作状态的监控（输出状态、峰值限制与超载的状态）。

警报发生状态，Busy 状态，电流峰值限制与超载的状态）。

（※ 注）将使用多相系统输入的波形进行放大并使用时，各相都需要。
PCR6000LE2，PCR9000LE2 无法在多相输出模式中对输入波形进行放大。

EX05-PCR-LE

EXT-DC 模式

EX06-PCR-LE

EXT-AC 模式							机型名称

直接放大输入的波形后输出。

EX05-PCR-LE
EX06-PCR-LE▲电压增幅率 : 100 倍或者 200 倍

输出结线

需要数

PCR-LE 系列

PCR-LE2 系列

单相 2 线输出

1

PCR-LE 系列

PCR-LE2 系列

单相 3 线输出

2

U 相，V 相U 相，V 相 ※三相 3 线 /4 线输出

3U 相，V 相，W 相

U 相，V 相，W 相 ※PCR-LE 系列

PCR-LE2 系列

U相U相单相 2 线输出

1

单相 3 线输出

1

三相 3 线 /4 线输出

1※PCR6000LE2，PCR9000LE2 不能进行在多相输出模式的输入波形的增幅。

■ 输入电源线／电源联动电缆

PCR4000LE用
单芯, 3根/3m 22mm2 M8
AC22-1P3M-M8C-3S

PCR2000LE用
单芯, 3根/3m 8mm2 M5
AC8-1P3M-M5C-3S

PCR9000LE/9000LE2用 LE2
单芯, 4根/3m 14mm2 M5
AC14-1P3M-M5C-4S

PCR3000/6000LE/6000LE2用
单芯, 3根/3m 14mm2 M8
AC14-1P3M-M8C-3S

LE2▲电压增幅率 : 13.5 倍或者 27 倍

※ 后记 LE2 标示，是可针对多功能（PCR-LE2 系列）使用的选购件。

PCR1000LE用
3芯厚橡胶绝缘软电缆/3m 5.5mm2 M4
AC5.5-3P3M-M4C■ 控制面板电缆可根据输入的直流信号，调节输出地交流电压值。

电源联动电缆, 1m
能够连动多台 PCR-LE 系列开/关电源
LC01-PCR-LE※ 后记 LE2 标示，是可针对多功能（PCR-LE2 系列）使用的选购件。

EC05-PCR使用示意图

控制面板延长电缆 LE2
EC05-PCR（电缆长度:2m）

PCR2000LE

475mm

使用示意图
430mm

18

AC Power Supply

PCR-LE series■ 并联运行驱动板
PD05M-PCR-LE

注意 ：在使用本产品时，需要使用固件 3.01 版以上的 PCR-LE 系列主机。
如所持有产品的固件版本为 1.X 以下的话，有必要进行修改，请与本公司营业联系咨询。
PCR500LE，PCR1000LE 中无法使用。

并联运行驱动板（主机用）

PD05M-PCR-LE并联运行驱动板（从机用）PD05S-PCR-LE
配件 ：连接电缆（0.7m），功率信号电缆（0.3m）
PD05S-PCR-LE延长电缆
在进行主机的配置变更及不同机种间接续时，如附带的接续电缆（0.7m）或电力信号电缆较短的情况下所使用的延长电缆。

延长用连接电缆（1.3m） PC01-PCR-LE
延长用功率信号电缆（1m） CC11-PCR-LE■ 单相 3 线输出／三相输出驱动板
2P05-PCR-LE※不同型号，功率差在4kVA以上时使用。
※主机与从机倒过来排放时使用。

※ 单相 3 线输出驱动器与三相运行输出驱动器无法组合使用。

注意 ：在使用本产品时，需要使用固件 2.0 版以上的 PCR-LE 系列主机。
如所持有产品的固件版本为 1.X 以下的话，有必要进行修改，请与本公司营业联系咨询。

单相 3 线输出驱动板

2P05-PCR-LE
配件 ：连接电缆（0.75m），电源联锁电缆（LC01-PCR-LE，1m）

三相输出驱动板／三相输出驱动板（500Hz 限制型）

3P05-PCR-LE ／ 3P05-PCR-LE（500Hz LMT）
配件 ：连接电缆（0.75m）×2，电源联锁电缆（LC01-PCR-LE，1m）×2
3P05-PCR-LE延长电缆
不同机种间接续或并联运行驱动器并用时，如附带的接续电缆（0.75m）较短时使用的延长电缆。

延长用连接电缆（1.5m）

CC01-PCR-LE※不同型号，功率差在4kVA以上时使用或并联三相运行的并联台数是2台时使用。
但是，当PCR9000LE与比PCR2000LE还小的型号一起组成三相运行时，须使用CC02-PCR-LE。

延长用连接电缆（2.8m） CC02-PCR-LE※并联三相运行时，并联台数在3台以上时使用。

■ 机架固定件／规格相关产品
PCR500LE 用托架
KRB4（英寸用 ：EIA）
KRB200（毫米尺寸用 ：JIS）
PCR1000LE 用托架
KRB6（英寸用 ：EIA）
KRB300（毫米尺寸用 ：JIS）

底座支撑角铁
OP03-KRC
残留电荷测量SPEC40414A
是用于进行能够满足电气用品安全法，IEC60950-1，IEC60335-1，IEC60065 等要求的
“残留电荷测量”的装置。
无需拔取电源插头，即可简单，准确地进行残留电荷的测量。

PCR2000LE 用托架
KRB9（英寸用 ：EIA）
KRB400-PCR-LE（毫米尺寸用 ：JIS）
19

exterior design〜产品外观〜■ 前面板
PCR500LE
RS232C 连接器

控制面板

USB 连接器

可自由调整角度及装卸※ 可通过选购件的延长电缆，作为远程遥控器使用（参照 P18）

USB 存储器接续用连接器※ 非控制用功率单元，吸气口OUTPUT

内藏功率单元，内部冷却用的吸气口，及粉尘过滤器※PCR500LE，PCR1000LE
不带节能功能（节能运转功能）

POWER 转换开关电源开 / 关转换开关

RS232C 连接器

PCR2000LE
控制面板
可自由调整角度及装卸※ 可通过选购件的延长线，
作为远程遥控器使用（参照 P18）USB 连接器
USB 存储器接续用连接器※ 非控制用功率单元，吸气口
内藏功率单元，内部冷却用的吸气口，及粉尘过滤器※PCR2000LE（2kVA）以上
具有节能功能（节能运转功能）（参照 P9）CIRCUIT BREAKER
插座用断路器恢复按钮

OUTPUT

20

POWER 转换开关

POWER SELECTOR 转换开关电源开 / 关转换开关

使用多台 PCR-LE 时进行 MASTER/SLAVE
切换的转换开关

AC Power Supply

PCR-LE series■ 后面板／外形尺寸图
PCR500LE扩展槽SEQ STAT OUT 连接器

SEQ TRIG IN 连接器

状态输出用（BNC）

触发器输入用（BNC）

SEQ TRIG OUT 连接器
触发器输出用（BNC）

模拟信号控制用

扩展槽

扩展槽

多相运行用

并联运行用（PCR500LE 不可使用）

扩展槽
通信接口用

AC INPUTSENSING 端子台
OUTPUT 端子台

排气口接续传感检测线

POWER SELECTOR 转换开关输出端子台（带外罩）

扩展槽

扩展槽

扩展槽

多相运行用

模拟信号控制用

并联运行用（PCR500LE 不可使用）

PCR1000LE
扩展槽
通信接口用

PCR9000LEOUTPUT 端子台
出入端子部（PCR500LE 除外）

INPUT 端子台

SENSING 端子台

抽出式构造。电源线接续简便。

接续传感检测线

PCR6000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

正常时PCR2000LE

端子部抽出时的状态
照片 ：PCR1000LE※后部电源输入端和输出端的抽出部分如果不复位，本设备将无法工作。

21

dimensions〜外形尺寸图〜

51.2

48

430

340

430

0°
12

12
0°

457

23.N7!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

MAX25

545
MAX595

MAX25

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

545
MAX600

9.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

385

MAX345262
37 50 84 50

173

115

5.N5!ଧ๗ਇ

27.5

MAX195

5.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

23.2

ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ
85

390

Bओ་

26

PCR500LE457

48

27.N7!ଧ๗ਇ
50 ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

59.2

440

61.2

Bओ་हଠଧ๗੮཭ብ༐

MAX440
430

12
0

342

340

430

°

0
12

50

°

51.2

PCR1000LE

23.N7!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

MAX25

545
MAX595

MAX25

545
MAX595

27.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

195

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

45.5

195
58
22

195

MAX475
389
100
100

100

MAX785690

9.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

26

PCR2000LE

22

Bओ་

Bओ་
N23!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬46nnǅ
26

PCR3000LE

PCR4000LE

140.2 40

200
508.5

40

9.N21!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

AC Power Supply

PCR-LE series
440

27.N7!ଧ๗ਇ
50 ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

342

MAX440
430

50

59.2

61.2

MAX25

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

545
MX595

22

134

250

MAX1040
944
200

250

27.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

Bओ་
N23!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬46nnǅ

140.2 40

26

200
508.5

9.N21!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

40

PCR6000LE

27.N7!ଧ๗ਇ
50 ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

440

342

MAX440
430

50

59.2

61.2

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

MAX25

545
MAX595

76.5
22

195

195

195

MAX1420
1325

195

195

195

39.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

Bओ་
N23!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬46nnǅ

140.2 40
26

200

40

9.N21!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

508.5

PCR9000LE

23

specifications
项目／机型名称

PCR500LE〜规格〜

PCR1000LE PCR2000LE PCR3000LE PCR4000LE

PCR6000LE

输入额定（AC 有效值）3P3W200V电压

85V 〜 132V/170V 〜 250V *1

相数

170V 〜 250V

单相

三相 3 线

频率

PCR9000LE
3P4W400V

3P3W200V

3P4W400V

线电压线电压
324V 〜 440V
324V 〜 440V
170V 〜 250V
（相电压
（相电压
187V 〜 254V）
187V 〜 254V）
三相 4 线

三相 3 线

三相 4 线

47Hz 〜 63Hz

视在功率约0.93kVA

功率因数 *2
Max 电流 *1
输出额定（AC 有效值）电压（输出 L/H 量程）分辨率电压设定范围
电压设定精确度
（输出 L/H 量程）*3
Max 电流 *4

11.3A/5.5A

约1.8kVA

约3.6kVA

22A/10.8A

44A/21.5A

约5.5kVA

约7.3kVA

66A/32A

0.97（TYP值）
88A/43A
64A

约10.6kVA
38A

约15.7kVA
21A

55A

30A

1V 〜 150V/2V 〜 300V
0.1V
0V 〜 152.5V/0V 〜 305.0V±（0.3 % of set + 0.6V）
5A/2.5A

10A/5A

20A/10A

30A/15A

40A/20A

相数

60A/30A

90A/45A

6kVA

9kVA

单相

功率

500VA

1kVA

2kVA

3kVA

4kVA

Max 峰值电流 *5

Max 电流（有效值）的 4 倍（TYP 值）

Max 反向电流 *6

Max 电流（有效值）的 30%

负载功率因数

0 〜 1（超前或滞后）*4

频率 *4

1Hz 〜 999.9Hz
分辨率

0.01Hz(1.00Hz 〜 100.0Hz), 0.1Hz(100.0Hz 〜 999.9Hz)

输出额定 DC 模式
电压（输出 L/H 量程）±1.4V 〜 ±212V/±2.8V 〜 ±424V

分辨率

0.1V

电压设定范围

-215.5 〜 +215.5V/-431.0V 〜 +431.0V

电压设定精确度
（输出 L/H 量程）*7±（0.05 % of set + 0.05/0.1V）

Max 电流 *8

3.5A/1.75A

7A/3.5A

14A/7A

21A/10.5A

Max 瞬间电流 *9

28A/14A

42A/21A

63A/31.5A

4.2kW

6.3kW

Max 电流（有效值）的 3.6 倍

功率

350W

700W

1.4kW

2.1kW

2.8kW

输出电压稳定度电源变动 *10±0.1%以内负载变动（输出 L/H 量程）*11
输出频率变动 *12±0.1V以内/±0.2V以内
FAST±0.2%以内—

MEDIUM±0.3%以内脉动电压噪声DC 模式（5Hz 〜 1MHz 成分）

0.15Vrms以下

0.2Vrms以下

周围温度变动 *13

0.25Vrms以下

100ppm/℃（TYP值）

输出频率稳定度、输出电压波形失真率、输出电压响应速度、效率
±5×10 -5 以内

输出频率稳定度 *14±1×10 -4 以内

设定精度输出电压波形失真率 FAST
*15
MEDIUM输出电压响应速度
*16±0.2%以下—±0.3%以下

FAST

20μs（TYP 值）—

MEDIUM

30μs（TYP 值）
54%以上/
56%以上

效率 *1755%以上/57%以上

58%以上

指示计（荧光显示管显示）电压表 *18
电流表 *18
功率表 *19
*1
*2
*3
*4

分辨率

0.1V

精度

±（1% of rdng + 2digits）（10V〜424V, 常温下）

分辨率

0.01A

0.1A

精度
分辨率
精度

±（1% of rdng + 2digits）（从额定Max电流的5%至额定Max电流，常温下）
0.1W/1W

输入100V系统/200V系统
输出电压100V/200V, 输出电压100V/200V, 输出电流额定值, 负载功率因素1, 输出频率40Hz〜999.9Hz的情况下
输出频率45Hz〜65Hz, 无负载, 常温下输出电压1V〜100V/2V〜200V, 负载功率因素0.8〜1时
在输出电压100V〜150V/200V〜300V的情况下，根据输出电压值，输出电流会降低。
负载功率因素为0〜0.8时，根据负载功率因数，输出电流会降低。
输出频率为1Hz〜40Hz时，根据输出频率，输出电流会降低。
*5 电容器输入型整流负载（但是按照额定输出电流的实效值进行限制）*6 在输出电压100V/200V, 输出频率40Hz〜999.9Hz的状态下（当反向电流相位相对输出电压，为-180deg时）*7 在无负载, 常温状态下*8 在输出电压±100V〜±212V/±200V〜±424V的情况下，根据输出电压值，输出电流会降低。
*9 按照额定输出电流的实效值来进行限制*10 额定范围的变更*11 额定的0〜100%变化
输出电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下。在输出端子台上。采用响应模式FAST及MEDIUM*12 在40Hz〜999.9Hz状态下输出电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下。以200Hz为基准时的输出电压变动*13 额定范围的变化输出电压量程100V/200V, 输出电流0A的情况下*14 对应所有的额定范围变化*15 输出电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下*16 输出电压100V/200V, 负载功率因素1的情况下，输出电流0A←→对应额定值的变化*17 输入电压100V/200V, 输出电压100V/200V, 输出电流额定值, 负载功率因素1, 输出频率40Hz〜999.9Hz的情况下*18 真正的有效值显示, 峰值系数 3 以下的波形中。DC以及输出频率40Hz〜999.9Hz。RMS和AVE中*19 输出频率45Hz〜65Hz

24

1W±（1% of rdng +3digits）（从额定电流功率的10%至额定Max电力功率, 负载功率因素1, 常温下）

AC Power Supply

PCR-LE series

项目／型号名称

PCR500LE

PCR1000LE PCR2000LE PCR3000LE PCR4000LE

PCR6000LE

BNC 端子

3P3W200V

PCR9000LE
3P4W400V

3P3W200VSEQ TRIG OUT *1

脉冲宽度约10μs, 开路集电极输出, +5V 约10kΩ的上拉电阻, 串联电阻约220Ω, Max吸收电流10mA, BNC连接器

SEQ STAT OUT *1

梯级时间输出, 开路集电极输出, +5V约10kΩ的上拉电阻, 串联电阻约220Ω, Max吸收电流10mA, BNC连接器

SEQ TRIG IN *1动作脉冲宽度≧10μs, 光耦合器输入, 驱动电压5V 串联电阻约470Ω, 7mA电流的状态下激活, BNC连接器

3P4W400V

限制值和保护功能

电压

交流电压上限限制
交流电压下限限制

0.0V 〜 305.0V

直流电压上限限制
直流电压下限限制-431.0V 〜 +431.0V

输出过电压保护
AC/AC+DC 模式

0.0V 〜 474.1V输出过电压保护DC 模式-474.1V 〜 +474.1V输出低电压保护
AC/AC+DC 模式

0.0V 〜 474.1V输出低电压保护DC 模式-474.1V 〜 +474.1V

分辨率
频率

电流

0.1V

上限限制
下限限制

1Hz 〜 999.9Hz *2

分辨率

0.01Hz(1.00Hz 〜 100.0Hz), 0.1Hz(100Hz 〜 999.9Hz)

电流限制 *3
AC 模式

0.50A 〜
5.50A

1.00A 〜
11.00A

2.00A 〜
22.00A

3.00A 〜
33.00A

4.00A 〜
44.00A

6.00A 〜 66.00A

9.00A 〜 99.00A

电流限制 *3
DC/AC+DC 模式

0.35A 〜
3.85A

0.70A 〜
7.70A

1.40A 〜
15.40A

2.10A 〜
23.10A

2.80A 〜
30.80A

4.20A 〜 46.20A

6.30A 〜 69.30A+ 峰值
电流限制 *4

0.50A 〜
22.00A

1.00A 〜
44.00A

2.00A 〜
88.00A

3.00A 〜132.0A

4.00A 〜
176.0A

6.00A 〜 264.0A

9.00A 〜 396.0A- 峰值
电流限制 *4-0.50A 〜-22.00A-1.00A 〜-44.00A-2.00A 〜-88.00A-3.00A 〜-132.0A-4.00A 〜-176.0A-6.00A 〜 -264.0A-9.00A 〜 -396.0A

分辨率 *50.01A(0.35A 〜 100.0A), 0.1A(100A 〜 396.0A)

一般
输入—框架
绝缘电阻 输出—框架

500Vdc, 30MΩ以上

500Vdc, 10MΩ以上

输入—输出之间输入—框架耐压

1.5kVac, 1 分钟输出—框架输入—输出之间

电路方式

线性放大器方式
工作环境

室内使用, 过电压分类Ⅱ

动作温度范围
保存温度范围
环境条件
动作湿度范围

0℃ 〜 +50℃-10℃ 〜 +60℃
20 % rh 〜 80 % rh（无凝水）保存湿度范围

90 % rh 以下（无凝水）

海拔高度
质量

2000m 以内
约17kg

约35kg

约55kg

约82kg

约96kg

约140kg约140kg约140kg约190kg约190kg

输入端子

入口

M4

M5

M8

M8

M8

M5

M5

M5

M5

输出端子

M4

M4

M4

M5

M5

M8

M8

M8

M8

M8

电源线
配件

1根带插头的电源
线的长度：3m

不带电源线。请另行参照卷末的选件一览表。

安装指南

1册

快速参考

和文1份, 英文1份

安全手册

1册

CD-ROM1张电磁兼容（EMC）*6, 7

适合以下的指令以及标准要求事项
EMC指令2014/30/EU
适合以下的指令以及标准要求事项
EN61326-1（ClassA*8）,
EMC指令2014/30/EU
EN55011（ClassA*8, Group1*9）,
EN61326-1（ClassA*8）, EN55011（ClassA*8, Group1*9）
EN61000-3-2*10, EN61000-3-3*10
适用条件：与本产品连接的电缆及电线全部采用不足3m的产品
适用条件：与本产品连接的电缆及电线全部采用不足3m的产品

安全性 *6

适合以下的指令以及标准要求事项
低电压指令2014/35/EU*7
EN61010-1
ClassⅠ*11, Pollution Degree2

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

信号虽然与输出端子进行了绝缘，但是各信号公共端（COM）是共通的。还可以设置信号的逻辑符号。
安装三相输出驱动板卡3P05-PCR-LE(500 Hz LMT)时，频率被限制在1Hz到500.0Hz之间。
实际能供给的电流值是额定电流的1.1倍或者电流限制设定值两者中较小的值。
实际能供给的电流值是Max峰值电流或者峰值电流限制设定值两者中较小的值。
可以设定0.01A/0.1A，不过由于内藏DA（数模转换）的分辨率的关系，有可能出现0.01A/0.1A不切换的情况。
不适用于特别订购件, 改造件。
只针对面板上有CE标志的型号。
本产品是Class A机器。适用于在工业环境下使用。在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。
在这种情况时，为了防止对广播电视的信号造成干扰，请用户必要的减少电磁辐射的措施。
*9 本产品是Group 1机器。本产品在材料处理或检查/分析时，电磁放射，诱导及/或静电结合等方面没有在无线电频段产生/使用能量的意图。
*10 只PCR500LE, PCR1000LE, PCR2000LE。
*11 本产品是Class I机器。本产品的保护接地端子须接地。如果不正确接地，安全性能得不到保障。

25

1台能够同时满足单相／单相３线 ※ ／三相输出。
空间率和性价比优异的交流电源。

※ 单相 3 线输出时的输出功率为额定值的 2/3。

High -performance AC Power Supply

高功能交流稳定电源
PCR-LE2 SERIESPCR-LE2 系列是以 PCR-LE 系列为基础，以一台主机即能通过面板操作切换进行同一功率的单相输出 / 单相 3 线输出 ※/ 三相输出的模式。集中了 PCR-LE 系列同样的基本性能，并将功率单元部与 PCR-LE 系列实行共通，因此与单相 / 单相 3 线 / 三相等 个别 系 统 分 别 设 置 相比， 操 作更加简便，并有利于空间的有效使用。
6kVA，9kVA，12kVA，18kVA，
单相输出显示画面

27kVA 的 5 种型号。

单相 3 线输出显示画面※ 输出功率的额定 2/3

PCR6000LE2

PCR9000LE2

PCR27000LE2
26

三相输出显示画面

AC Power Supply

PCR-LE2 series

便利的多路输出、可满足各种产业用机器需要。

●产品阵容/主要规格
PCR6000LE2

PCR9000LE2

PCR12000LE2

PCR18000LE2

PCR27000LE2

单相·三相4线

6kVA

9kVA

12kVA

18kVA

27kVA

单相3线

4kVA

6kVA

8kVA

12kVA

18kVA

单相

60A/30A

90A/45A

120A/60A

180A/90A

270A/135A

单相3线

20A/10A

30A/15A

40A/20A

60A/30A

90A/45A

型号
输出功率输出Max电流

1V〜150V / 2V〜300V
AC模式（L/H量程）单相

60A/30A

90A/45A

120A/60A

180A/90A

270A/135A

三相4线

20A/10A

30A/15A

40A/20A

60A/30A

90A/45A±1.4V〜±212V / ±2.8V〜±424V
DC模式（L/H量程）单相

42A/21A

63A/31.5A

84A/42A

126A/63A

189A/94.5A

单相3线

14A/7A

21A/10.5A

28A/14A

42A/21A

63A/31.5A

430（445）W

430（445）W（1585）W（1585）W（1585）W※含OP03-KRC※含OP03-KRC※含OP03-KRC

944（1040）H1325（1420）H（790）H（1045）H（1425）H550（595）D550（595）D（835）D（835）D（835）D约140kg约190kg

约350kg约480kg约630kg

尺寸mm（Max尺寸）质量●后面板

PCR6000LE2

PCR9000LE2

PCR27000LE2
27

dimensions

59.2

342

MAX440430

50〜外形尺寸图〜

27.N7!ଧ๗ਇ
50 ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

440

440

27.N7!ଧ๗ਇ
50 ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ
61.2

50

59.2

MAX25

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

545
MAX595

195

342

MAX440430

39.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

Bओ་हଠଧ๗཭ብ༐

MAX25

545
MX595

195

61.2

22

134

76.5
22

195

250

195

MAX1040
944
200

195

250

MAX14201325

195

27.N5!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

Bओ་
Bओ་

N23!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬46nnǅ
26

140.2 40

200
508.5

N23!ଧ๗ਇǄNBY!්‫!ڪ‬46nnǅ

9.N21!ଧ๗ਇ
40

ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

PCR6000LE2

200

40

9.N21!ଧ๗ਇ
ǄNBY!්‫!ڪ‬21nnǅ

508.5

PCR9000LE2

70

MAX 835！
240

140.2 40
26

关于PCR12000LE2/18000LE2/
27000LE2的设置/移动● 本公司将另收取工事费，详情请与本公司的营业部门联系。

MAX 180● 将无法自由移动。
如设置好后有需要移动的客户，请与本公司营业部门联系。

1497
MAX 1585

MAX 1485

MAX 790

MAX 1405

PCR12000LE2
28！ 设置/移动AC Power Supply

MAX 180

70

240

MAX 835

PCR-LE2 series

1497
MAX 1585

MAX 1485

MAX 1045

MAX 1405

1497
MAX 1580

MAX 180

70

MAX 835！ 设置/移动240

PCR18000LE2

MAX 1490

MAX 1425

MAX 1405

PCR27000LE2！ 设置/移动29specifications
项目／机型名称〜规格〜
PCR6000LE2

输入额定（AC 有效值）PCR9000LE2

3P3W200V电压

3P4W400V

线电压 170V 〜 250V

相数单相

3P3W200V

3P4W400V

线电压 324V 〜 440V
（相电压 187V 〜 254V）

线电压 170V 〜 250V

线电压 324V 〜 440V
（相电压 187V 〜 254V）

三相 4 线

三相 3 线

三相 4 线

三相 3 线

频率

47Hz 〜 63Hz

视在功率约 10.6kVA

约 15.7kVA

功率因数 *1

0.97（TYP 值）

Max 电流64A 以下38A 以下21A 以下55A 以下30A 以下输出额定（AC 有效值）各相电压（输出L/H量程）*2

1V 〜 150V/2V 〜 300V

电压设定范围

0V 〜 152.5V/0V 〜 305.0V

电压设定精确度（输出L/H量程）*3
Max 电流 *4±（0.3% of set + 0.6V）

单相·多相 L/H 量程

60A/30A·20A/10A

相数 *5

90A/45A·30A/15A
单相·单相 3 线·三相 4 线单相，三相 4 线·单相 3 线

功率

6kVA·4kVA

9kVA·6kVA

Max 峰值电流 *6

Max 电流（有效值）的 4 倍（TYP 值）

Max 反向电流 *7

Max 电流（有效值）的 30%

负载功率因数 *4

0 〜 1（超前或滞后）

频率 *4 *8 *9

1Hz 〜 999.9Hz★

输出额定 DC 模式 , AC+DC 模式（单相 , 单相 3 线只输出时）各相电压（输出 L/H 量程）*2±1.4V 〜 ±212V/±2.8V 〜 ±424V

电压设定范围

-215.5 〜 +215.5V/-431.0V 〜 +431.0V

电压设定精确度（输出 L/H 量程）*10±（0.05% of set + 0.05V/0.1V）

单相·单相3线及三相, L/H量程Max 电流 *4

42A/21A·14A/7A

Max 瞬间电流 *11
功率

63A/31.5A·21A/10.5A
Max 电流（有效值）的 3.6 倍单相·单相 3 线 , 三相4.2kW·2.8kW

6.3kW·4.2kW输出电压稳定度电源变动（额定范围的变更）±0.1% 以内负载变动（额定的 0 〜 100% 变化）*12±0.3V

输出频率变动：AC模式（在40Hz〜999.9Hz状态下）*13±0.5% 以内脉动电压噪声：DC模式（5Hz〜1MHz成分）

0.25Vrms 以 下周围温度变动（额定范围的变化）*14

100ppm/℃（标准值）输出频率稳定度、输出电压波形失真率、输出电压响应速度、效率
±5×10-5 以内 , 设定精度 ：±1×10-4 以内

输出频率稳定度（对应所有的额定范围变化）输出电压波形失真率 *15

0.3% 以下输出电压响应速度 *1630μs（标准值）效率 *1

58% 以上输出相电压相位差 *17

分辨率

1 deg

精度

±（0.4°＋ fo×1.8×10-3）以内 fo 是输出频率 *18

指示计（荧光显示管显示）电压表*19 *20电流表*19 *20
功率表 *20
频率表 *21分辨率 RMS,AVE

显示模式

0.1V

精度

显示模式

±（1% of reading + 2digits）以内（10V 〜 848V, 常温下）

RMS,AVE

分辨率 RMS，AVE 显示模式 单相·多相精度

RMS

0.1A·0.01A

显示模式

0.1A

±（1% of reading + 2digits）以内（从额定 Max 电流的 5% 至额定 Max 电流，常温下）

分辨率 单相·多相

1W·0.1W/1W

1W

精度±（1% of reading + 3digits）以内（从额定电流功率的 10% 至额定 Max 电力功率 , 负载功率因素 1，常温下）

分辨率

0.01Hz/0.1Hz

一般
绝缘电阻

输入—框架，输出—框架，输入—输出之间

DC500V, 10MΩ以上耐压输入—框架，输出—框架，输入—输出之间

AC1500V, 1分钟

电路方式
环境条件

线性放大器方式
动作温度范围／保存温度范围

0℃〜 + 50℃／ -10℃〜 + 60℃

动作温度范围／保存温度范围

20% rh 〜 80% rh（无凝水）／ 90% rh 以下（无凝水）质量约 140kg

输入端子

输入端子盘［3φ］

输出端子

输出端子盘 单相·单相 3 线 , 三相 4 线输入电源电缆
［另售选购件］

M8

约 190kg
M5

M5
M8·M5

形状
数量
导体横截面积 / 长度

单芯电缆
3根

4根

5根

4根

5根

14mm2/3m

8mm2/3m

5.5mm2/3m

14mm2/3m

5.5mm2/3m

使用说明书（安装指南）
配件

1册

快速查阅

和文 1 份、英文 1 份

安全注意事项

1册

CD-R（使用说明书）余外*1

电磁符合性（EMC）
安全性1张
EMC指令2014/30/EU, EN61326-1, EN 55011

低电压指令2014/35/EU, EN61010-1（ClassⅠ, Pollution Degree2）

输出电压100V/200V, 输出电压100V/200V, 输出电流额定值, 负载功率因素1,
输出频率40Hz〜999.9Hz的情况下
*2 可使用前部面板的转换开关进行 L/H 量程切换。分辨率：0.1V*3 输出频率45Hz〜65Hz, 无负载, 常温下*4 输出相电压1V〜100V/2V〜200V, 负载功率因素0.8〜1时（AC模式）
在输出相电压为 100V〜150V/200V〜300V（AC 模式）以及±100V〜±212V/±200V〜±424V（DC 模式）的情况下，根据输出电压减低输出电流
负载功率因素为0〜0.8时，根据负载功率因数，输出电流会降低。
（AC模式）
输出频率为1Hz〜40Hz时，根据输出频率，输出电流会降低。
（AC模式）*5 输出的相模式可通过面板操作进行切换。
屏幕中【多相】的表示意思为单相3线或三相4线。
*6 在输出相电压的高峰附近（±15deg）（但是按照额定输出电流的实效值进行限制）*7 在输出电压100V/200V, 输出频率40Hz〜999.9Hz的状态下（当反向电流相位相对输出电压，为-90deg〜-180deg/90deg〜180deg时）*8 分辨率:0.01Hz（1.00Hz〜100.0Hz）, 0.1Hz（100.0Hz〜999.9Hz）*9 500Hz Limit 型号，三相输出时的频率的上限被控制500.0Hz。
*10 在无负载, 常温状态下

30

适用条件:与本产品连接时所使用的电缆及电线均在3 m以下*11 按照额定输出电流的实效值来进行限制*12 输出相电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下。在输出端子台上值。
在响应模式 MEDIUM 中（无 F 模式）*13 输出相电压输出电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下。以200Hz为
基准时的输出电压变动。在响应模式 MEDIUM 中（无 F 模式）*14 输出相电压100V/200V, 输出电流0A情况下*15 输出相电压输出电压80V〜150V/160V〜300V, 负载功率因素1的情况下。
在响应模式 MEDIUM 中（无 F 模式）*16 输出相电压100V/200V, 负载功率因素1的情况下, 输出电流0A←→对应额定值的变化*17 从中性点观测各相时的输出相电压间的相位差*18 将表中的算式按照特定频率数进行角度换算的实例
相位差在120deg时
120°±0.5°以内（60Hz 输出时）120°±1.2°以内（400Hz 输出时）*19 真正的有效值显示, 峰值系数 3 以下的波形中。
*20 输出频率45Hz〜65Hz*21 显示输出频率设定值（内部基准电压的频率）

AC Power Supply

PCR-LE2 series

PCR12000LE2

PCR18000LE2

3P3W200V

3P4W400V

PCR27000LE2

3P3W200V

3P4W400V

3P3W200V

3P4W400V

线电压 170V 〜 250V

线电压 324V 〜 440V
（相电压 187V 〜 254V）

线电压 170V 〜 250V

线电压 324V 〜 440V
（相电压 187V 〜 254V）

线电压
170V 〜 250V

线电压 324V 〜 440V
（相电压 187V 〜 254V）

三相 3 线

三相 4 线

三相 3 线

三相 4 线

三相 3 线

三相 4 线

47Hz 〜 63Hz
约 23kVA约 33kVA约 48kVA

0.97（TYP 值）
75A 以下39A 以下111A 以下

59A 以下165A 以下

91A 以下

1V 〜 150V/2V 〜 300V
0V 〜 152.5V/0V 〜 305.0V±（0.3% of set + 0.6V）
120A/60A·40A/20A

180A/90A·60A/30A

270A/135A·90A/45A

单相·单相 3 线·三相 4 线
12kVA·8kVA

18kVA·12kVA

27kVA·18kVA

Max 电流（有效值）的 4 倍（TYP 值）
Max 电流（有效值）的 30%
0 〜 1（超前或滞后）
1Hz 〜 999.9Hz ★
±1.4V 〜 ±212V/±2.8V 〜 ±424V-215.5 〜 +215.5V/-431.0V 〜 +431.0V±（0.05% of set + 0.05V/0.1V）
84A/42A·28A/14A

126A/63A·42A/21A

189A/94.5A·63A/31.5A

Max 电流（有效值）的 3.6 倍
8.4kW·5.6kW

12.6kW·8.4kW

18.9kW·12.6kW±0.1% 以内
±0.5V
±1% 以内0.5Vrms 以下
100ppm/℃（标准值）±5×10 -5以内, 设定精度：±1×10 -4以内
0.5% 以下
50μs（标准值）58% 以上
1 deg±（0.4°＋fo×1.8×10 -3）以内

fo是输出频率 *180.1V±（1% of reading + 2digits）以内（10V〜848V, 常温下）
0.1A

0.1A/1A·0.1A±（1% of reading + 2digits）以内（从额定Max电流的5%至额定Max电流，常温下）
1W/10W±（1% of reading + 3digits）以内（从额定电流功率的10%至额定Max电力功率, 负载功率因素1，常温下）
0.01Hz/0.1Hz
DC500V, 10MΩ以上
AC1500V, 1分钟
线性放大器方式
0℃〜+50℃／-10℃〜+60℃
20% rh〜80% rh（无凝水）／90% rh以下（无凝水）约 350kg

约 480kg约 630kg

M8

M8

M8

M8·M8
※ 安装费用另外计算。
1册
和文 1 份、英文 1 份
1册
1张
—EN61010-1（ClassⅠ, Pollution Degree2）★ PCR-LE2系列500Hz Limit模型
上述PCR-LE2产品系列的三相输出时频率Max为500Hz，此系列为500Hz Limit限制机型。

31

specifications
项目／机型名称

PCR6000LE2〜规格〜
PCR9000LE2

PCR12000LE2

PCR18000LE2

PCR27000LE2

限制值和保护功能

电压频率

交流电压上限限制
交流电压下限限制

0.0V 〜 305.0V

直流电压上限限制
直流电压下限限制-431.0V 〜 +431.0V

输出过电压保护
AC/AC+DC 模式

0.0V 〜 474.1V输出过电压保护DC 模式-474.1V 〜 +474.1V输出低电压保护
AC/AC+DC 模式

0.0V 〜 474.1V输出低电压保护DC 模式-474.1V 〜 +474.1V

分辨率

0.1V

上限限制
下限限制

1Hz 〜 999.9Hz, 500Hz LMT 型号是 1Hz 〜 500Hz（三相输出时）

分辨率

电流

单相输出

6.00A 〜 66.00A

9.00A 〜 99.00A

12.00A 〜 132.0A

18.00A 〜 198.0A

单相 3 线输出，三相输出

2.00A 〜 22.00A

3.00A 〜 33.00A

4.00A 〜 44.00A

6.00A 〜 66.00A

9.00A 〜 99.00A

电流限制 *1
DC/AC+DC 模式

单相输出

4.20A 〜 46.20A

6.30A 〜 69.30A

8.40A 〜 92.40A

12.60A 〜 138.6A

18.90A 〜 207.9A

单相 3 线输出，三相输出

1.40A 〜 15.40A

2.10A 〜 23.10A

2.80A 〜 30.80A

4.20A 〜 46.20A

6.30A 〜 69.30A+ 峰值
电流限制 *2

单相输出

6.00A 〜 264.0A

9.00A 〜 396.0A

12.00A 〜 528.0A

18.00A 〜 792.0A

27.00A 〜 1188A

单相 3 线输出，三相输出

2.00A 〜 88.00A

3.00A 〜 132.0A

4.00A 〜 176.0A

6.00A 〜 264.0A

9.00A 〜 396.0A- 峰值
电流限制 *2

单相输出-6.00A 〜 -264.0A-9.00A 〜 -396.0A-12.00A 〜 -528.0A-18.00A 〜 -792.0A-27.00A 〜 -1188A

单相 3 线输出，三相输出-2.00A 〜 -88.00A-3.00A 〜 -132.0A-4.00A 〜 -176.0A-6.00A 〜 -264.0A-9.00A 〜 -396.0A

分辨率 *3
*1
*2
*3

32

0.01Hz(1.00Hz 〜 100.0Hz), 0.1Hz(100.0Hz 〜 999.9Hz)

电流限制 *1
AC 模式

0.01A(0.35A 〜 100.0A), 0.1A(100.0A 〜 1000A), 1A(1000A 〜 1188A)

实际能供给的电流值是额定电流的1.1倍或者电流限制设定值两者中较小的值。
实际能供给的电流值是Max峰值电流或者峰值电流限制设定值两者中较小的值。
可以设定0.01A/0.1A，不过由于内藏DA（数模转换）的分辨率的关系，有可能出现0.01A/0.1A不切换的情况。

27.00A 〜 297.0A

AC Power Supply

PCR-LE2 series■ 额定输出电流特性（Derating）

Max

AC

100

80

80
60

60

40

40

20

20

0

0

0

20

40

60

80

100 120 140150

100

第2象限

第1象限

80
60
20

-220 -160 -120 -80

00

40

80

120 160 220

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.2 0.4

顺电流

0.6

0.8

1

反向电流

100

60

-40 -20

40

-40

20

-60

0

-80
第3象限

1

80

40

電
流

100

-100

第4象限

1

10

20

30 40

50

999.9

出力電圧率 [%]

根据“输出电压率－额定输出电流特性（AC模式）”图和 “负载功率因数－额定输出电流特性” 图，额定输出电流为两个输出电流率的积。
当输出频率－额定输出电流特性的图中的输出电流率比输出电流率的乘积值小时，优先使用。
（只AC模式适用）33

高功能交流稳定电源

PCR-LE SERIESMax 输出功率

0.5

1K

2K

PCR-LE2

PCR-LE■支持大功率。组合方式自由自在！

0.5

3K

4K

1K

6K

2K

9K

3K

10K

PCR-LE

4K

12K

6K

9K

6K

54K

27K

18K

9K

12K

18K

27K

81K

★
组合方式
自由自在！

单相

〜 27kVA···········■并联运行 ：2kVA 以上的型号 /Max 连接台数 ：5 台 ★不同型号之间也可以组合使用

PCR-LE

组合方式
自由自在！

单相
3线

■单相 3 线运行 ：全型号

PCR-LE〜 54k··········★不同型号之间也可以组合使用
组合方式
自由自在！

三相
■三相运行 ：全型号

★

★

·····

★不同型号之间也可以组合使用

PCR-LE2

单相3线

〜 18kVA※ 单相 3 线输出时的输出功率为额定值的 2/3

PCR-LE2

单相
三相〜 27kVA

Ordering information 这是产品（本体 + 选购件）的组合一览。
本体
产品名称

高功能交流稳定电源（单相）

高功能交流稳定电源（单相 / 单相 3 线 / 三相切换型）

型号名称

质量

电源线

PCR500LE（430）W×173（195）H×550（600）Dmm

约 17kg

附属PCR1000LE（430）W×262（345）H×550（595）Dmm

约 35kgAC5.5-3P3M-M4C

PCR2000LE（430）W×389（475）H×550（595）Dmm

约 55kgAC8-1P3M-M5C-3S

PCR3000LE

430（445）W×690（785）H×550（595）Dmm

约 82kgAC14-1P3M-M8C-3S

PCR4000LE

430（445）W×690（785）H×550（595）Dmm

约 96kgAC22-1P3M-M8C-3S

PCR6000LE

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC14-1P3M-M8C-3S

PCR6000LE（3P3W 200V）

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC14-1P3M-M5C-4S

PCR6000LE（3P4W 400V）

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC5.5-1P3M-M5C-5S

PCR9000LE（3P3W 200V）

430（445）W×1325（1420）H×550（595）Dmm

约 190kg

AC14-1P3M-M5C-4S

PCR9000LE（3P4W 400V）

430（445）W×1325（1420）H×550（595）Dmm

约 190kg

AC5.5-1P3M-M5C-5S

PCR6000LE2

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC14-1P3M-M8C-3S

PCR6000LE2（3P3W 200V）

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC14-1P3M-M5C-4S

PCR6000LE2（3P4W 400V）

430（445）W×944（1040）H×550（595）Dmm

约 140kg

AC5.5-1P3M-M5C-5S

PCR9000LE2（3P3W 200V）

430（445）W×1325（1420）H×550（595）Dmm

约 190kg

AC14-1P3M-M5C-4S

PCR9000LE2（3P4W 400V）

430（445）W×1325（1420）H×550（595）Dmm

约 190kg

AC5.5-1P3M-M5C-5S

PCR12000LE2（3P3W 200V）（1585）W×（790）H ×（835）Dmm

约 350kg

PCR12000LE2（3P4W 400V）（1585）W×（790）H ×（835）Dmm

约 350kg

PCR18000LE2（3P3W 200V）（1585）W×（1045）H ×（835）Dmm

约 480kg

PCR18000LE2（3P4W 400V）（1585）W×（1045）H ×（835）Dmm

约 480kg

PCR27000LE2（3P3W 200V）（1585）W×（1425）H ×（835）Dmm

约 630kg

PCR27000LE2（3P4W 400V）（1585）W×（1425）H ×（835）Dmm

约 630kg※ 本产品没有附带输出电缆。请客户自己准备或向我们销售部门询问。

34

尺寸 mm（Max 尺寸）

并联运行驱动板
—

PD05M-PCR-LE（主机用）
PD05S-PCR-LE（从机用）—含设置施工（费用）。
（另外需要设置施工费用 ）※ 请咨询本公司营业部门。

AC Power Supply

PCR-LE2 series选择指南支持对新能源产业《智能电网》试验用的交流电源新阶段VA※

PCR-LE 系列是高性能 / 多功能型交流电源。不但可以作为高功能的稳定化电源，泛用于宽带的自由地波形控制的线性放大器方式的特性的各种各样的应用。而且，由于
组合丰富的选购件，同时对应低频抗干扰测试和各种的电源环境试验。还有利用并联 / 单相 3 线 / 三相运行选购项，可以扩展到单相在 27kVA/ 单相 3 线以 54kVA/ 三相到
81kVA。能够作为大规模的 EMC 试验站用电源。机型
有 0.5kVA, 1kVA, 2kVA, 3kVA, 4kVA, 6kVA, 9kVA
的 7 阵容。

PCR-LE2 系列是以 PCR-LE 系列为基础，以一台主机
即能通过面板操作切换进行同一功率的单相输出 / 单相
3 线输出 ※/ 三相输出的模式。集中了 PCR-LE 系列同样的基本性能，并将功率单元部与 PCR-LE 系列实行共
通，因此与单相 / 单相 3 线 / 三相等个别系统分别设置
相比，操作更加简便，并有利于空间的有效使用。6kVA,
9kVA, 12kVA, 18kVA, 27kVA 的 5 种型号。

PCR-LE Series

PCR-LE2 Series※ 输出功率的额定 2/3〜 81kVA

108kV,135kV

能对应

※为客制品
※关于108kVA以上，
请咨询。

■基于高速线性放大器的高品位、高稳定性输出■基于高速线性放大器的高品位、高稳定性输出■各种电源变动仿真序列动作

■各种电源变动仿真序列动作■单相500VA〜9kVA，单相，也可用选购件支持单相3线，三相系统

■也可进行单相6kVA〜27kVA，单相，单相3线，三相输出■M ax可扩展为单相27kVA，单相3线54kVA，三相81kVA，不同型号之■标配各种计测功能■支持AC，DC，AC＋DC等各种输出方式

间也可以组合使用（需要使用另售的扩展运行驱动程序）■标配各种计测功能■前面板可拆卸

■支持AC，DC，AC＋DC等各种输出方式■具有节能功能■前面板可拆卸
■具有节能功能选购件单相 3 线
输出驱动板

三相输出驱动板

3P05-PCR-LE
2P05-PCR-LE

3P05-PCR-LE（500Hz LMT）
※ 海外出口用延长电缆延长用连接电缆
（并联运行用）延长用功率信号电缆（并联运行用）电源联锁电缆

接口※RS232C 标配

模拟接口

控制面板

KRB4
KRB200（PCR500LE 用）

CC01-PCR-LE（1.5m）
CC02-PCR-LE（2.8m）※2P05/3P05 用

机架固定件托架PC01-PCR-LE（1.3m）

CC11-PCR-LE（1m）

LC01-PCR-LE
（1m）

KRB6
KRB300（PCR1000LE 用）KRB9
KRB400-PCR-LE（PCR2000LE 用）

IB05-PCR-LE（GPIB 接口）
US05-PCR-LE（USB 接口）

EX05-PCR-LE
EX06-PCR-LE

EC05-PCR（2m）

LN05-PCR-LE（LAN 接口）

—

—

—

—

—

—

—
※PCR6000LE2
及 PCR9000LE2
只能单相动作※ 只可安装任何一个

※ 只可安装任何一个

35

ordering information 〜一览表〜
产品名称

型号名称

高功能交流稳定电源（单相）高功能交流稳定电源（单相 / 单相 3 线 / 三相切换型）单相 500VA

PCR1000LE

单相 1kVA

PCR2000LE

单相 2kVA

PCR3000LE

单相 3kVA

PCR4000LE

单相 4kVA

PCR6000LE

单相 6kVA

PCR9000LE

单相 9kVA

PCR6000LE2

单相/三相6kVA, 单相3线4kVA

PCR9000LE2

单相/三相9kVA, 单相3线6kVA

PCR12000LE2

单相/三相12kVA, 单相3线8kVA

PCR18000LE2

单相/三相18kVA, 单相3线12kVA

PCR27000LE2

单相/三相27kVA, 单相3线18kVA

GPIB 接口IB05-PCR-LE

USB 接口US05-PCR-LE

LAN 接口

LN05-PCR-LE
EX05-PCR-LE

模拟接口

输入电源线

备注

PCR500LE

放大器类型

EX06-PCR-LE

幅度控制类型

PCR1000LE用

AC5.5-3P3M-M4C

3厚橡胶绝缘软电缆3m 5.5mm 2 M4

PCR2000LE用

AC8-1P3M-M5C-3S

单芯, 3根3m 8mm 2 M5

PCR3000LE/6000LE用

AC14-1P3M-M8C-3S

单芯, 3根3m 14mm 2 M8

PCR4000LE用

AC22-1P3M-M8C-3S

单芯, 3根3m 22mm 2 M8

PCR6000LE(三相200V)/9000LE(三相200V)用

AC14-1P3M-M5C-4S

单芯, 4根3m 14mm 2 M5

PCR6000LE(三相400V)/9000LE(三相400V)用

AC5.5-1P3M-M5C-5S

单芯, 5根3m 5.5mm 2 M5

PCR6000LE2用

AC14-1P3M-M8C-3S

单芯, 3根3m 14mm 2 M8

PCR6000LE2(三相200V)/9000LE2(三相200V)用

AC14-1P3M-M5C-4S

单芯, 4根3m 14mm 2 M5

PCR6000LE2(三相400V)/9000LE2(三相400V)用

AC5.5-1P3M-M5C-5S

单芯, 5根3m 5.5mm 2 M5

控制面板延长电线

EC05-PCR

2m

并联运行驱动板（主机用）

PD05M-PCR-LE

PCR500LE, PCR1000LE 不可使用

并联运行驱动板（从机用）PD05S-PCR-LE

PCR500LE, PCR1000LE 不可使用

单相 3 线输出驱动板

2P05-PCR-LE
3P05-PCR-LE

三相输出驱动板

3P05-PCR-LE（500Hz LMT）

海外出口用

CC01-PCR-LE

2P05·3P05用, 1.5 m

CC02-PCR-LE

2P05·3P05用, 2.8 m

延长用连接电缆（并联运行用）

PC01-PCR-LE

1.3 m

延长用功率信号电缆（并联运行用）

CC11-PCR-LE

1m

电源联锁电缆

LC01-PCR-LE

1m

KRB4

英寸用（EIA）

KRB200毫米尺寸用（JIS）

KRB6

英寸用（EIA）

KRB300毫米尺寸用（JIS）

KRB9

英寸用（EIA）

延长电缆

PCR500LE 用
机架固定件托架PCR1000LE 用
PCR2000LE 用

底座支撑角铁

IEC电压跌落模拟器

KRB400-PCR-LE

毫米尺寸用（JIS）

OP03-KRC

PCR3000LE/4000LE/6000LE/9000LE
6000LE2/9000LE2 地面固定用
PCR12000LE2/PCR18000LE2/PCR27000LE2 标配

DSI1020

单相 20A

DSI3020

单相 / 三相 20A

带USB
带GPIB

在线阻抗网络

LIN1020JF

单相 20A

LIN3020JF

单相 / 三相 20A

LIN3060J

单相 / 三相 60A JIS 标准专用

OP01-LIN1020JF

LIN1020JF 三相扩张用

Quick Immunity Sequencer 2SD009-PCR-LE/WE

时序制作软件

SD011-PCR-LE（Wavy for PCR-LE）

航空电子设备测试用软件SD012-PCR-LE/WE

简易遥控软件

SD021-PCR-LE/WE●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称，价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名，产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产
品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器，设备，不是对一般家庭和消费者设计，制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色，质感等可能有些差异。■有关在订货，签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行

202212PDFCC71