小型交流电源
PCR-MA 系列

PCR-M

AC O M PA C T A CSEPOWERRIS U P P LY

小型交流电源PCR-MA 系列
采用 PWM 逆变器方式的小型交流电源输出容量 ：单相 500VA，1000VA，2000VA，4000VAAC 输出 ：0V 〜 155V ／ 0V 〜 310V，40Hz 〜 500Hz
DC 输出 ：±0V 〜 219V ／±0V 〜 438V
Max 峰值电流为额定（实效值）的 3 倍各种通信接口（标准配备 LAN，USB）
传感功能

https://global.kikusui.co.jp/

ESThe Friendly
可以广范围改变输出电压，Max 输出电压可以达到 310Vrms。
操作简便，同时提高了实用性和方便性。
PCR-MA 系列是原机型产品（PCR-M 系列）经过改良并采用 PWM 变频方式的交流电源。继承了原机型产品（PCR-M 系列）
的小型化特征 ；输出电压范围扩展到 AC310Vrms ；标准配备系统升级所需的通信接口 LAN（LXI），USB。在此基础上，此系列还新加了传感功能等。通过 LAN 接口，可使用 WEB 浏览器中的虚拟前面板进行监控。本系列产品不仅操作简易，还具备测量功能，存储功能，各种保护功能等。

输出模式的切换
在 AC 模式，DC 模式的基础上，使用 AC+DC 模式 *1 选购件模拟
控制接口板 EX08-PCR-MA，可实现 EXT-AC 模式，EXT-DC 模式的外部模拟信号输出控制。
输出模式功能说明

AC 模式

交流输出

DC 模式

直流输出

AC+DC 模式

在交流上叠加直流输出 *1

EXT-AC 模式

用外部直流信号输出正弦波 *2

EXT-DC 模式

将外部输入的波形原样放大输出 *2*1*2

小型・轻量

6.5kg

（PCR500MA）

仅限通信指令仅限安装有模拟接口板 EX08-PCR-MA 时＜AC模式＞
输出电压可变范围为0V～155V／0V～310V（2个量程），频率可变范围为
40Hz～500Hz，可进行广范围的设定，对应各个国家的标称电压（单相）。
还可用于机载，船载及执行器等的电源试验。
可设定电压范围
155V量程310V量程0.0V ～ 157.5V

0.0V ～ 315.0V

频率设定范围
40Hz ～ 500Hz＜DC模式＞
输出电压可变范围为, ±（0V～219V）／±（0V～438V）
输出电压设定155V量程310V量程-222.5V ～ +222.5V-445V ～ +445V＜AC+DC模式＞
输出电压可变范围为, ±（0V～219V）／±（0V～438V）
输出电压设定155V量程310V量程-222.5V ～ +222.5V-445V ～ +445V

AC＋DC模式是在交流的电压上添加直流电压或在直流的电压上添加交流的机能。

方便多类型配备 OUTPUT 插座
输出电流：MAX 5 A（500MA），MAX 10 A（1000MA/2000MA/4000MA）

保护功能
【波形例】

2搭载以下保护功能。
●输入电压额定范围外保护●过热保护（OHP）●过负载保护：极限电流（OCP）／功率超载监控（OPP）
峰值电流超载监控（OCPP）●电压异常检测：电压上升（OVP）／电压下降（LVP）●传感线的连接异常检测（SF）

COMPACT AC POWER SUPPLY

通信接口

PCR-MA series标准配备 LAN，USBUSB丰富的测量功能LAN(LXI)

可测量交流及直流输出的电压，电流，功率。输出电压可显示真实的实效值及平均值（直流），输出电流可显示真实的实效值，
波峰值及平均值（直流）。利用通信接口，还可以测量视在功率（VA），无功功率（VAR），功率因数（PF），波峰因数（CF），峰值保持电流。

传感功能（ON/OFF）即使负载机器设置在较远的地方，也可以补偿负载线引起的电压下降。

输出 ON 相位设定功能在 AC 模式下可设定输出ON 相位。输出 OFF 相位
角在零点相位时输出则会OFF。

相位角设定范围0deg～359deg

输出ON输出ON 相位角用CONFIG 设定输出OFF必须在下一个零点相位OFF存储功能
可将三组输出电压，频率的设定值及极限值存储在主体存储器中，因此在进行电压
急剧波动及频率急剧波动测试时非常方便。此外，只有在通信指令下可以使用 Max
11 组存储器。

回调存储器A回调存储器B【电压的急剧波动】
回调存储器A回调存储器B【频率的急剧波动】

Max 峰值电流
可以向电容器输入型整流负载输出达到额定 Max 电流（实效值）3 倍的 Max 峰值电流。
“Max 峰值电流＝额定 Max
电流（实效值）× 3”

原尺寸

小型交流电源电容器输入型整流负载阻抗负载

PCR500MA

PCR-MA 系列

PCR1000MA■产品阵容（4种机型）
型号名称

电压

PCR500MA
PCR1000MA
PCR2000MA
PCR4000MA

0V 〜 155V
0V 〜 310V（2 量程）

Max 电流功率容量

5A/2.5A

500VA

10A/5A

1kVA

20A/10A

2kVA

40A/20A

4kVA

PCR4000MA
PCR2000MA

3用嵌入 WEB 服务器实现轻松访问可以通过网络远程控制与监控！
可以使用个人电脑，智能手机，平板电脑等
的 WEB 浏览器访问嵌入 PCR-MA 系列的网络服务器，进行电源控制与监控。

［推荐浏览器］
Microsoft Edge 10，
Internet Explorer 9.0 以后，Firefox 8.0 以后，Safari/Mobile Safari 5.1 以后，Chrome 15.0 以后，Opera 11.0 以后* 连接智能手机及平板电脑等设备时需要 Wi-Fi 环境（无线 LAN 路由器等）。

4

COMPACT AC POWER SUPPLY

PCR-MA series
使用事例
用于测试待机功率的交流电源
与本公司的数字功率计 KPM1000 组合使用，可进行符合 IEC62301 First Edition 标准的测试。
亦可以进行 ErP 指令的 Lot6 等所要求的家用／办公用电气，电子机器产品的待机，关机功率测试等。
数字功率计
KPM1000LAN（LXI）/USB(标准)AC插座适配器

OT01-KPM
IEC62301 First Edition 测试应用软件

被测设备微波炉、电烤箱等

小型交流电源SD010-KPM

PCR500MA

用于高次谐波电流测试的交流电源
与本公司的高次谐波 / 闪变分析仪 KHA1000 组合使用，可以进行符合 IEC61000-3-2 标准的电源高次谐波测试。
应用软件

SD005-KHA
HARMONICS/FLICKER DAILY CHECKER

SPEC 40425

ALARM

MODE
HARMONICSFLICKERINPUT
L1L2L3LAN（LXI）/USB（标准）每日预试验检查器/ FLICKER
HARMONICANALYZER

OP02-KHAS（SPEC40425）

KHA1000

MEMORYMODEASSIST

HA

Vf

VIEW

START

STOP

UTILITY
OTHER

GPIB

HARDCOPYFILE

EXTCONTSYSTEM

REMOTELOCAL

KEYLOCKF1ENTRY
7F2USBHOLD

8V RANGE I RANGE
45F3V RANGE I RANGE
12F4REMOTE.

0F5F69SHIFT

63ESC-ENTEREUT

BACKLIGHT

POWER

小型交流电源高次谐波/闪变分析仪（单相型）PCR500MA

KHA1000

多路输出组件OT01-KHA

用于接触检查器的交流电源
与接触检查器组合起来，可以检测流过电容的电流值，从而判断是否连接有电容器。
函数发生器

FGA5050Function/ Arbitrar y W
aveform Generator
FGA5050

7418520Graph
Local

Square

Ramp

Pulse

Noise

ArbMod

Sweep

Burst

Store/
RecallUtilityHelp963+/-

Sync

Sine

OutputTrigger
5042Vpk

Output电容器电阻模拟接口EX08-PCR-MA

接触检查器

小型交流电源PCR500MA

用于简易电源变动试验的直流电源
与本公司的智能型双极电源，高压电子负载装置组合使用，可以进行用于直流高压型车载电器的简易电源变动试验。
智能型双极电源

PBZ40-10电源变动模式tEUT

小型交流电源高电压直流电子负载装置

PCR500MA

PLZ164WH

5规格【TYP 值】为典型值，并非保证性能。
【reading】显示读数。【set】显示设定值。

项目／型号名称

PCR500MA

PCR1000MA

PCR2000MA

PCR4000MA

输出额定 AC 模式电压范围（155V/310V量程）额定电压范围

0V〜155V/0V〜310V

设定电压范围

0V〜157.5V/0V〜315V

电压设定分辨率

0.1V±（1% of set + 0.6V/1.2V）

电压设定精确度 ＊1
输出相数

单相

Max电流 ＊2

5A/2.5A

10A/5A

20A/10A

40A/20A

Max峰值电流 ＊3

15A/7.5A

30A/15A

60A/30A

120A/60A

500VA

1kVA

负载功率因数0〜1（超前或滞后）电力容量2kVA频率设定范围

4kVA

40Hz〜500Hz

频率设定分辨率

0.1Hz±2×10-4以内

频率精确度输出额定 DC 模式电压范围（155V/310V量程）额定电压范围

-219V〜＋219V/-438V〜＋438V设定电压范围

-222.5V〜＋222.5V/-445V〜＋445V

电压设定分辨率

0.1V±（1% of set + 0.6V/1.2V）

电压设定精确度 ＊4
Max电流 ＊5

4A/2A

8A/4A

16A/8A

32A/16A

Max瞬间电流 ＊6

12A/6A

24A/12A

48A/24A

96A/48A

电力容量

400W

800W

1600W

3200W

输出电压稳定度±0.15%以内

电源变动 ＊7

40Hz〜100Hz, DC时：±0.15V/±0.3V以内

负载变动 ＊8（155V/310V量程）

上述以外的其他情况：±0.5V/±1V以内±1%以内

输出频率变动 ＊9

0.8Vrms/1.6Vrms（TYP值）脉动噪声 ＊10

100ppm/℃（TYP值）

周围温度变动 ＊11输出电压波形失真率 ＊120.5％以下输出电压响应速度 ＊13150μs（TYP值）
70％以上

效率 ＊14测量值显示 ＊15分辨率
电压测量0.1V精确度（155V/310V量程）

45Hz〜65Hz, DC时：±（0.5% of reading + 0.3V/0.6V）
上述以外的其他情况：±（0.7% of reading + 0.9V/1.8V）

RMS, AVE＊16分辨率0.01A

电流测量
精确度（155V/310V量程）电力测量RMS, AVE＊17分辨率45Hz〜65Hz、DC时：±（0.5% of reading+0.02A/0.01A）
上述以外的其他情况：±（0.7% of reading+0.04A/0.02A）

45Hz〜65Hz、DC时：±（0.5% of reading+0.04A/0.02A）
上述以外的其他情况：±（0.7% of reading+0.08A/0.04A）

0.1W±（2% of reading +0.5W）

精确度 ＊18

45Hz〜65Hz、DC时：±（0.5% of reading+0.08A/0.04A）
上述以外的其他情况：±（0.7% of reading+0.16A/0.08A）

0A〜99.99A：0.01A
100A以上：0.1A
45Hz〜65Hz、DC时：±（0.5% of reading+0.16A/0.08A）
上述以外的其他情况：±（0.7% of reading+0.32A/0.16A）

0.1W, 1W（1000W以上时）±（2% of reading +1W）±（2% of reading +2W）±（2% of reading +4W）

输入额定AC 输入

公称输入额定100V〜120V/200V〜240V、50Hz/60Hz, 单相输入电压范围

90V〜132V/180V〜264V（接通电源时自动判断）输入频率范围

47Hz〜63Hz

视在功率800VA以下

1600VA以下

电流6400VA以下输入90V〜115V

8A/6.3A以下

16A/12.5A以下

32A/25A以下

64A/50A以下

输入180V〜230V

4A/3.2A以下

8A/6.3A以下

16A/12.5A以下

32A/25A以下＊1.		输出电压13.5V〜155V/27V〜310V，输出频率45Hz〜65Hz，无负载，23℃±5℃时。
＊2.		输出电压为1V〜100V/2V〜200V时。输出电压为100V〜155V/200V〜310V时，受Max容量的限制。
＊3.		对于电容器输入型整流负载。受Max电流值的限制。
＊4.		输出电压为19V〜219V/38V〜438V，无负载，23℃±5℃时。
＊5.		输出电压为1.4V〜100V/2.8V〜200V时。输出电压为100V〜 219V/200V〜438V时，受电力容量的限制。
＊6.		受Max电流的限制。
＊7.		额定范围变化时。
＊8.		输出电压为80V〜155V/160V〜310V，负载功率因数为1，输出电流0A⇔Max电流的变化，后面输出端子时。
＊9.		输出电压为100V/200V，负载功率因数为1时。以60Hz作为基准时的输出电压变动。
＊10.		在DC模式中，对于5Hz～1MHz成分，使用后面输出端子的情况。
＊11. 输出电压为100V/200V，输出电流为0A，在工作温度范围内时。
＊12. 输出电压为 50V～155V/100V～310V，负载功率因数为1，AC模式时。
＊13. 对于输出电压为100V/200V，负载功率因数为1，输出电流0A⇔Max电流的变化。
＊14. AC模式，输出电压为100V/200V，Max电流，负载功率因数为1，输出频率为40Hz～500Hz时。

63200VA以下
0.9（标准值）

功率因数 ＊19＊15. 实效值（RMS），平均值（AVE），功率（W）通过以下公式进行计算。		RMS（真实的实效值计算）＝√（Σ（瞬时电压或瞬时电流的平方）/采样数）		AVE = Σ（瞬时电压或瞬时电流）/采样数		WAC = Σ（瞬时电压或瞬时电流）/采样数		WDC = VAVG×IAVG		・采样期间：AC输出时100ms〜125ms（输出波形周期的整数倍），DC输出时125ms		・更新周期约3次/秒，以AverageON进行2秒钟的平均处理		・峰值电流值（PEAK）可以保持峰值电流绝对值的Max值0.3秒或约5秒钟。		・电压值的显示，在AC模式下为RMS（实效值），在DC模式下为AVE（平均值）。
＊16. AC模式时：输出电压为13.5V〜155V/27V〜310V，23℃±5℃时。		DC模式时：输出电压为19V〜219V/38V〜438V，23℃±5℃时。
＊17. 波峰系数3以下的波形时。额定Max电流的5％〜100％，23℃±5℃时。
＊18. 输出电压为50V以上，输出电流为额定Max电流的10％〜100％，负载功率因数为1，
输出频率在45Hz 到65Hz 或DC，23℃±5℃时。
＊19. 输出电压为100V/200V（155V/310V量程），Max电流，负载功率因数1时。

COMPACT AC POWER SUPPLY

PCR-MA series规格

【TYP 值】为典型值，并非保证性能。
【reading】显示读数。

项目／型号名称

PCR500MA

PCR1000MA

输入⇔底盘，输出⇔底盘，绝缘电阻PCR4000MA

DC500V，30MΩ 以上输入⇔输出之间输入⇔底盘，输出⇔底盘，耐电压PCR2000MA

AC1.5kV，1 分钟

输入⇔输出之间接地连续性

AC25A，0.1Ω 以下
适合以下指令以及规格的要求事项
EMC指令 2014/30/EU
EN 61326-1(Class A） EN55011（Class A, Group 1） EN 61000-3-2

电磁适合性（EMC）＊1，＊2

EN 61000-3-3

适用条件：负载线为30m未满, 其他连接本产品的电缆以及电线全部使用3m未满
适合以下的指令以及规格的要求事项
低电压指令 2014/35/EU，EN 61010-1（Class 1，Pollution Degree 2）

安全性 ＊1
回路方式

PWM变频方式
工作环境

环境

室内使用、过电压类别Ⅱ

工作温度，湿度范围0℃〜40℃，20％rh〜80％rh（无凝水）保存温度，湿度范围

-10℃〜60℃，90％rh以下（无凝水）

高度2000m为止
429（450）W×128（150）H×350（400）Dmm

214W×124（155）H×350（400）Dmm

外部尺寸

429（450）W×128（150）H×450（510）Dmm

429（440）W×262（285）H×520（575）Dmm

重量约6.5kg

约11kg

约16kg

约32kg

输入端子

插座式M4端子台

M6端子台

M6端子台

输出端子

M4端子台
1根
3芯橡皮绝缘电缆
粗细：3.5m㎡
无插头线长：约3m1根带插头线长：约2.5m

电源电缆

M6端子台
1套
带磁环
单芯电缆3根粗细：5.5m㎡
无插头线长：约3m配件1套
单芯电缆3根粗细：14m㎡
无插头线长：约3m

磁环

1个

1个

1个

1个

捆扎带1个

1个1个1个

1张

CD-ROM ＊3

装箱单×1份，快速参照手册×各1册（日文/英文），安全使用手册×1册
＊ 1 不适用于特别订购产品以及改造产品。
＊ 2 仅针对面板上标有 CE/UKCA 标识的产品。
＊ 3 收录使用说明书，通信接口说明书●模拟接口规格（EX08-PCR-MA ：选购件）

输入端子

EXT-AC模式 ＊1Max允许输入电压

±15V

形状

BNC

输入阻抗10kΩ ±5％（不平衡）对地绝缘电压42Vpk

输入电压范围

0V〜±10V（直流）电压放大率（155V/310V量程）

15.5倍/31倍

频率设定范围

40Hz〜500Hz

输入电压范围 ＊2EXT-DC
模式

ATT OFF 时

0V〜±2.19Vpeak（ 0〜155Vrms 正弦波）

ATT ON 时

0V〜±10V（直流）输入频率范围

ATT OFF 时

频率特性ATT OFF 时ATT OFF 时
电压放大率（155V/310V量程） ATT ON 时输出电压失真率 ＊3

40Hz〜500Hz（正弦波）/40Hz〜100Hz（方形波）/DC
500Hz -0.3dB（TYP值）
55Hz 为基准

正弦波10V输出（例）输入
DC 0V～10V

输入（例）AC 1Vrms
正弦波

EXT-AC 模式
可根据输入的直流信号改变输出的交流电压值。

输出 AC 0V～155V
或者
AC 0V～310V

放大器

输出

AC 100Vrms
正弦波
或者
AC 200Vrms
正弦波

IEEE802.3 100base-TX/10Base-T Ethernet
1.5 LXI Device Specification 2016 符合 RJ-45连接件

USB

符合USB 2.0规格，通信速度为480 Mbps（HighSpeed）
符合USBTMC-USB488 设备CLASS规格

GPIB（IB22：选购件）

符合IEEE STD .488.1-1978 规格SH1, AH1,T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1

通用软件通信协议IEEE488.2 STD 1992
指令语言SCPI Specification 1999.0选购件■接口板 ※ 只能安装 1 个接口板。
GPIB 接口板【IB22】

21.9倍/43.8倍
主体规格 ＋0.5％以下

放大器

LAN100倍/200倍＊ 1 始终在 ATT ON 时使用。
＊ 2 电压，电流，功率的可测量范围为 DC 以及 40 Hz 〜 500 Hz。配合所输入的波形周期设定频率。
＊ 3 在 EXT-AC 模式下输入直流，在 EXT-DC 模式下输入失真率为 0.1％以下的正弦波情况。

输入●通信接口规格【IB22】

模拟接口板【EX08-PCR-MA】【EX08-PCR-MA】■接口环境 ※ 下列接口可以使用（检证完毕）
LANTRONIX, Inc. xDirect

WEB https://www.lantronix.com/products/xdirect/

XDT2321002-01-S xDirect232 版 RS232C（附带 AC 适配器）/（LAN-RS232C 转换器）【注意事项】※ 关于使用 LAN-RS232C 转换器来控制时，请参考 LANTRONIX 公司的使用说明书。
※ 与电脑 PC 的组合动作，我们无法保证，请事先知晓。

■机柜安装适配器 / 支架EXT-DC 模式将输入的波形按原样直接放大，并输出。

PCR500MA 用【KRA3】（英制尺寸 EIA 规格用），【KRA150】（公制尺寸 JIS 规格用）【KBP3-2】（空板）
PCR1000MA，PCR2000MA 用【KRB3-TOS】（英制尺寸 EIA 规格用），【KRB150-TOS】（公制尺寸 JIS 规格用）PCR4000MA 用【KRB6】（英制尺寸 EIA 规格用），【KRB300】（公制尺寸 JIS 规格用）

7

226
63150
170

3222952495350
MAX400214W×124（155）H×350（400）Dmm

3222MAX450
429128
MAX150

MAX10MAX20MAX20MAX155124214PCR500MA

350
MAX40061

后面板／外形尺寸图（单位：mm）

3653853222MAX203222429（450）W×128（150）H×350（400）Dmm

450MAX510

PCR1000MA

MAX450429
128
MAX150

MAX10PCR2000MA

3653853222
MAX203222429（450）W×128（150）H×450（510）
Dmm

262
MAX285520
MAX575

MAX440429

PCR4000MA

380

24.5

MAX2024.5429（440）W×262（285）H×520（575）Dmm●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。
■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以
谅解。

2023年5月发行

202305PDFCC41