PROFESSIONAL■

Instruction Manual

Precision Measuring Instrument

DEI-122MH
DEI-122MW
DEI-252MW

ModelNo.

DIGITAL S-LINE INDICATOR

①■
※●■

②●

（＋）

●CR2450■※

LCD Rotates 270° (90°cw、180° ccw)
for easy reading of measurement in any
position.
180°※

DEI-122MW

90°※

MAX/MIN/MENU③③

ON/OFF

TOL/SET TOL※1LCD
RESET/ABS

PRESET/SET PR■・・・［DATA］DATA（8mm）

※1…
※1…

■

■

［DATA］

●
●
●
●
●
・『■■

①・・』

■〉

〈・・〈〉

・・〈・・②・1■MAX/MIN/TIR［MAX：
MIN ：

※

TIR ：

▼：

※

［MAX/MIN］［2DEI-122MH】

▲：

「」：

「」：

「」：

12.5mm0.0001mm

0.0001/0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm：：■】『−』 『｜』
〈

「」：

「」：

「」：

【ON・OFF】（DEI-122MW/252MW
〈OFF〉

〉 〈

【▲：〉

「」：

「」：

0.00010.00050.002
0.005［DATA］：［RESET/ABS］：［ON/OFF］
：

【『-』：
『mm』：

0.01※

1.8μm

4μm

4μm

0.6μm
0.5μm
1.5N

2μm
1μm
1.5N
8mm
10〜40℃
130g

2μm
1μm
1.5N

130g

CR2450（140g））※※」：「Long Press」：【0 〜 999】：［DATA］［RESET/ABS］：［ON/OFF］：【CH 01・CH 02・CH 03】（DEI-122MW/252MW）

0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm

・・CR2450（「Long Press」：※※

DEI-252MW

12.5mm25mm0.0005mm

●

※

〈ON〉

【OFF・ON】（DEI-122MW/252MW】■0.001※▼：「）

DEI-122MW

※
【■］

※

▼：］

］
［■

【0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-122MW/252MW）【0.0001mm/0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-122MH）【▲：［TOL/SET TOL］
［〉

◀▶

（mm）

±0.002

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

（mm）

±0.01
±0.02

●±0.1

●±0.04±0.2】※
Error Condition

Corrective Action

Niigata Seiki Co., Ltd.

）

※

34

業務用

取扱説明書

精密測定器

デジタルSラインインジケータ

DEI-122MH
DEI-122MW
DEI-252MW

品番

電池のセット・交換■比較測定①基準とするマスタゲージやワークの基準面に、測定子を当ててください。

①マイナスドライバなどで電池ケースを手前に引き出します。

②［RESET/ABS］ボタンを押してください。
比較測定モードとなり、LCD 表示部がゼロリセットされます。
③本体の位置を固定したまま、測定子を被測定物に当て測定してください。
基準面に対しての比較測定値が LCD 表示部に表示されます。

この度は「デジタルSラインインジケータ」をお買上げ頂きありがとうございます。この製品は、ある一定の基準値と比較してその値や差を読み取る比較測定器です。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

安全上のお知らせ●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■各部の名称180°

90°

MAX/MIN/MENUボタン

データ出力端子TOL/SET TOLボタン

ON/OFFボタン

DATAボタン※1

電池蓋

スピンドル測定子※1

安全上のご注意 必ずお守りください■アナログディスプレイの設定（P4）参照

下記の条件を満たす環境で使用・保管する。
●雨や水、油などがかからない、乾燥した場所●直射日光の当たらない場所●高温にならない場所●強い磁気や高電圧のない場所●子どもや、使用者以外が近づかない場所
・上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故やけがの原因となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。
必ず実行していただく
内容『強制事項』です。

注 意 物的損害が発生するおそれがある内容』です。
お守りいただかないと『傷害を負う、または長期間使用しない時は、電池を本体から取り出す。
・長時間使用しないで放置すると、電池の液漏れの原因となります。
使用後は防錆処理を行い、直射日光の当たらない乾燥した場所で保管する。
・使用後は必ず防錆処理を行ってください。

取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。
測定作業にのみ使用する。
・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。
大切に取り扱う。
・ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に乗せたりしないでください。精度不良や破損の原因となります。
・製品に傷をつけないでください。

※③で設定した原点は、比較測定モードへ切り替えても内部で記憶されています。
③で設定した原点を変更せずに、比較測定モードから ABS モードへ戻る場合は、［RESET/ABS］ボタンを長押ししてください。
LCD 表示部に『ABS』が表示され、ABS モードへ切り替わります。

電池ケース

本体のお手入れに有機溶剤は使用しない。
・製品の精度不良や破損の原因となります。

■MAX/MIN/TIR 測定モード

最小読取値（分解能）の変更【0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-122MW/252MW）【0.0001mm/0.0005mm/0.001mm/0.002mm/0.005mm/0.01mm】（DEI-122MH）［MAX/MIN/MENU］ボタンを押すと MAX→MIN→TIR→測定モードの順に切り替わります。
MAX：最大値を表示します。
MIN ：最小値を表示します。

※0.0001mm を選択した場合、スピンドルの移動速度によっては正しく数値が表示されない場合があります。

TIR ：測定方向に関わらず、最大変位量を表示します。
［RESET/ABS］ボタンを押すと表示されている数値をリセットします。

【▲：プラス［DATA］ボタン■電源のON/OFF

個別キーロック【点灯：ボタン操作無効 消灯：ボタン操作有効】］［ON/OFF］ボタン以外のボタン操作を個別にロックできます。ロックを設定するボタンを押すと『−』または『｜』マークが点灯します。

機能設定〈短押しでロックする機能〉■設定メニュー

〈長押しでロックする機能〉

データ転送ケーブル接続方法

マイナスドライバなどでデータ出力端子のカバーを外し、データ転送ケーブルを接続します。
カバー

データ転送ケーブル（別売）■測定前の準備■TOLモード（公差設定機能）■公差の設定（P4）参照①測定基準面に対してスピンドルが垂直になるよう、別売のマグネットベースなどを使用して設置してください。

公差に対する規格内 / 規格外の判定を即時に行うことができます。
［TOL/SET TOL］ボタンを押すと TOL モードの ON と OFF が切り替わります。
〈公差内〉

両側のバーが公差の範囲を示します。

〈公差付近〉

マグネットベース（別売）

バーが点滅します。

〈公差外〉◀▶矢印が点灯します。

②［ON/OFF］ボタンを押すか、スピンドルを動かして電源を入れてください。

※TOL モード使用時、以下のボタン機能は操作できません。
2品番測 定 範 囲
最小読取値［PRESET/SET PR］ボタンを長押しすると数値入力画面に切り替わります。
「押す」：決定し、測定モードに戻る

最小表示値（切替可能）「押す」：数字の増加

無線データ送信機能※「押す」：次の桁に移動

戻 り 誤 差繰返し精密度測定力
ス テ ム 径
使用温度範囲質量
電源■公差の設定TOL モードで使用する公差の上限値 / 下限値を設定します。

［TOL/SET TOL］ボタンを長押しすると数値入力画面に切り替わります。
【▲：上限値の設定▼：下限値の設定】

付「押す」：数字の増加「押す」：各設定内容の変更

設定を保存して終了するには、［ON/OFF］ボタンを押します。

「押す」：次の設定メニューへ移動

ロック機能を有効 / 無効にするには、測定モードに戻り［ON/OFF］ボタンと［TOL/SET TOL］ボタンを同時に押してください。

無線データ転送・無線通信接続設定［ON/OFF］ボタンで無線データ転送 ON/OFF 切替［DATA］ボタン：数字の増加［RESET/ABS］ボタン：次の桁に移動［ON/OFF］ボタン：決定係数の設定

スピンドルの移動量に任意の係数をかけます。

※アドレス取得を途中で中断したい場合は［ON/OFF］
ボタンを押してください。

［DATA］ボタン：数字の増加［RESET/ABS］ボタン：次の桁に移動［ON/OFF］ボタン：決定※通 信 に つ い て は 別 売 の『測 定 器 通 信 統 合 ソ フ ト
SK-LOG』の取扱説明書を参照してください。

データ出力の設定

無線データ転送のチャンネル設定【- 表示：測定単位無しで送信
mm 表示：測定単位ありで送信】【CH 01・CH 02・CH 03】（DEI-122MW/252MW のみ）※「測定器通信統合ソフト SK-LOG」では使用しません。

※工場出荷時は CH01 に設定されています。他の機器とチャンネルが干渉している場合はチャンネルを変更してください。

設定のリセット

エコモード［DATA］ボタンを押すと FA-SET の文字が点 滅 し ま す。点 滅 中 に［PRESET/SET PR］
ボタンを押すと工場出荷時の設定にリセットされます。

【OFF・ON】（DEI-122MW/252MW のみ）

3

最初に戻る

属

DEI-252MW

12.5mm25mm
0.0005mm
0.0005/0.001/0.002/0.005/0.01mm
有無有
1.8μm

4μm

4μm

0.6μm
0.5μm

2μm
1μm

2μm
1μm

1.5N以下1.5N以下1.5N以下φ8mm
10〜40℃
130g
130g
140g
CR2450（リチウム電池）

・取扱説明書品 ・CR2450（リチウム電池）※テスト用●デジタルインジケータは、ある一定の基準値と比較してその値や差を読み取る比較測定器です。
●平行度、平面度、偏心度などの測定に。
●旋盤作業やフライス盤作業の正確な芯出しに。
●読み取り間違いのないデジタル表示●アナログディスプレイ付●公差判定設定機能付●MAX / MIN / TIR測定機能付●演算機能付●測定方向（＋−）の切替機能付●液晶部270°回転●オートオフ機能付（0〜999分）●プリセット設定機能付「長押し」：最小読取値の切替「長押し」：アナログディスプレイのバーを 0 位置で点灯【0 〜 999 分】

無線データ転送 ON の状態で［DATA］ボタンを押すと、通信マークが点滅して接続を開始します。アドレスが表示されると接続完了です。

0.0001/0.0005/
0.001/0.002/
0.005/0.01mm

DEI-122MW

特長■アナログディスプレイの設定［ON/OFF］ ボタンを長押しするとアナログディスプレイの最小読取値を切り替えることができます。

オートオフの時間設定〈ON〉］※データの送信は、別売のワイヤレス受信機（WI-1M）またはデータ転送ケーブル（DTC-M1）が必要です。

「押す」：次の桁に移動※個別キーロックの設定をせずに全て消灯している場
合、ロック機能を有効にすると、［ON/OFF］ボタン以外全てのボタン操作が無効になります。

【ON・OFF】（DEI-122MW/252MW のみ）

12.5mm0.0001mm

全測定範囲
行き指示誤差「押す」：決定し、次の画面に移動

最初に［RESET/ABS］［ON/OFF］以外のボタンを押してください。［RESET/ABS］［ON/OFF］ボタンを押すと次の設定メニューへ移動します。

DEI-122MH

有線データ送信機能※

設定したプリセット値は、測定画面で［PRESET/SET PR］ボタンを押すことで呼び出すことができます。

基本操作

］［仕様

プリセットモード（ABS）の測定画面で呼び出すことができる任意の数値を設定します。

［MAX/MIN/MENU］ボタンを長押しすると、設定メニュー画面に切り替わり、各種設定を行うことができます。

「押す」：測定モードに戻る［MAX/MIN］［■プリセット設定▲：スピンドルを押し込むと測定値が増加します。

MAX/MIN/TIR 測定モード使用時、以下のボタン機能は操作できません。

［DATA］ボタン［ON/OFF］ボタンを押す、またはスピンドルを動かすと電源がON になります。再度［ON/OFF］ボタンを押すと電源が OFFになります。
オートオフの時間を設定することで、設定した時間無操作状態が続くと、自動的に電源が OFF になります。
［ON/OFF］ボタンを押す、またはスピンドルを動かすと再び電源が ON になります。
電池残量が残りわずかになると『 』マークが表示されます。
電池を交換してください。

▼：マイナス】▼：スピンドルを押し込むと測定値が減少します。

ワイヤレス接続（DEI-122MW/252MW のみ）またはデータ転送ケーブルを接続した状態で［DATA］ボタンを押してください。

押す…押してすぐはなす（1秒以内）
長押し…押して保持する（1秒以上）

測定方向の変更

MAX/MIN モードで［PRESET/SET PR］ボ
タンを押すとプリセットで設定した数値が表示されます。

・データの送信は、別売のワイヤレス受信機（WI-1M）
またはデータ転送ケーブル（DTC-M1）が必要です。

使用方法

強い磁気や高電圧に近づけない。
・故障の恐れがあります。

分解・改造を行わない。
・製品の破損や事故の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。

■データの送信・電池は必ずCR2450をお使いください。
・付属のテスト用電池は絶縁シートが貼られているので、剥がしてからご使用ください。

使用する際は、別売のマグネットベースやコンパレータスタンドなどで確実に保持する。

1※エコモードは無線データ転送機能使用時にバッテリーを節約できますが、通信速度が低速になります。

④本体の位置を固定したまま、測定子を被測定物に当て測定してください。被測定物の寸法が LCD 表示部に表示されます。

※絶対測定から比較測定への切り替えは［RESET/ABS］ボタンを押します。

RESET/ABSボタン

ステム（φ8mm）〈OFF〉③［PRESET/SET PR］ボタンを押してください。ABS モードとなり、LCD 表示部にプリセット値が表示されて原点が設定されます。

CR2450（リチウム電池）※1

PRESET/SET PRボタン［TOL/SET TOL］［②基準とするマスタゲージの基準面に、測定子を当ててください。

電池は必ず（＋）側を下にしてセットしてください。

LCD表示部

してはいけない内容『禁止事項』です。

①『■プリセット設定（P4）』を使用し、マスタゲージの寸法をプリセット設定してください。

②CR2450（リチウム電池）を電池ケースにセットし、本体に挿入します。

リフター保護キャップ※図はDEI-122MWです。

液晶部は270°（右90°、左180°）回転します。見やすい位置で測定が可能です。

※原点設定用にブロックゲージ等のマスタゲージをご用意ください。

電池ケース

この説明書には拡大損害が予想される事項には、禁止事項には、必ずお守りいただきたい
強制事項にはマークを付けて表示しています。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

■絶対測定（ABS）

最小読取値（mm） アナログディスプレイ表示範囲（mm）
0.0001±0.002

0.001

±0.02

0.00050.0020.005
0.01

修理の際は±0.01●正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
●お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

±0.04
±0.1
±0.2

※0.0001mm 表示は DEI-122MH のみ

測定精度を保つため、定期校正を実施することをおすすめします

トラブルと対応
トラブルの内容

性能の劣化は、使用の頻度・環境によって大きく異なります。
お客様の社内規格に準じた周期で、定期点検を行うことをおすすめ致します。
当社にて校正を受け付けております。
全国にある当社代理店、取扱店を経由してお申し込みください。

対応策

・LCD表示部に何も表示されない ・電池を入れ直してください。
・新しい電池と交換してください。
・表示が安定しない
・表示が不明確〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp

4I435-K1

2110