安规测试仪器产品目录

ELEC TR I C A L SA FE T Y TE S TER S

安 规 测 试 仪 器 产 品 目 录耐电压·绝缘电阻测试仪／耐电压测试仪／绝缘测试仪／接地导通测试仪／泄漏电流测试仪／部分放电测试仪TOS SERIES安规测试仪器“TOS 系列”选用指南

ELECTRICAL SAFETY TESTER

High-End Multi-type
TOS9303LC

TOS9303

P.4〜25

AC/DC耐电压·绝缘电阻·		
接地导通·泄漏电流测试仪
ACW
DCW
IR
EC
LC

Rise Time Fall TimeUSB

D 430W × 132H × 500Dmm

RS232C

ACW
DCW
IR
EC

Rise Time Fall Time

LAN

USB

TOS5302
ACW
IR

ACW
EC

Timer

5kV/100mA（500VA）
0.001Ω〜0.600Ω（3.0A〜42.0A）

Rise Time Fall Time

LAN

USB

D 430W × 132H × 500Dmm

W 22kg

W 21kg

D 430W × 132H × 500Dmm W 20kg耐电压测试仪

可适用制造检查生产线的标准机型

TOS5301

P.26〜31

USB

ACW
DCW

Timer

P.26〜31

USB

Rise Time Fall Time

TOS5300
ACW

5kV/100mA（500VA）
6kV/10mA（50W）
Timer

P.26〜31

5kV/100mA（500VA）
USB

Rise Time Fall Time

Timer※“Fall Time”可选择0.1秒(s)或OFF

D 320W × 132H × 350Dmm W 14kg

D 320W × 132H × 350Dmm W 15kg

D 320W × 132H × 350Dmm W 14kg

TOS5200

TOS5101

ACW

P.32〜36ACW
DCW

5kV/100mA（500VA）

Rise Time Fall TimeUSB

RS232C

Timer

P.37,38

10kV/50mA（500VA）
10kV/5mA
Timer※“Fall Time”可选择0.1秒(s)或OFF

D 320W × 132H × 350Dmm W 14kg

2

ACW

AC 耐电压测试 Max 测试电压

DCW

DC 耐电压测试 Max 测试电压IR绝缘电阻测试范围

EC

接地导通测试范围

LC

泄漏电流测试范围

PD

局部放电测试范围

D

主机外形尺寸W

质量RS232C

Timer

5kV/100mA（500VA）
0.03MΩ〜5GΩ（DC-25V〜-1000V）

Rise Time Fall Time

RS232C

P.4〜25

AC耐电压·接地导通测试仪

5kV/100mA（500VA）
5kV/20mA,7.2kV/13.9mA（100W）
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/DC+50V〜+7200V）
0.001Ω〜0.600Ω（3.0A〜42.0A）

耐电压·绝缘电阻测试仪Standard

TOS9302

P.4〜25

AC/DC耐电压·绝缘电阻·接地导通测试仪

5kV/100mA（500VA）
5kV/20mA,7.2kV/13.9mA（100W）
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/DC+50V〜+7200V）
0.001Ω〜0.600Ω（3.0A〜42.0A）
1μA〜100mA（rms）
LAN

可运用于耐电压、绝缘电阻、接地导通、泄漏电流、局部放电等各类测试的多Rise Time
Fall Time配备上升时间控制功能
配备下降时间控制功能LAN标准配备 LAN 接口

GPIB标准配备 GPIB 接口

RS232C标准配备 RS232C 接口USB标准配备 USB 接口

Timer

配备计时器

D 430W × 177H × 370Dmm W 21kg

Timer

功能综合分析仪

TOS9301PD

TOS9301

P.4〜25

AC/DC耐电压·绝缘电阻·部分放电测试仪
ACW
DCW
IR
PD

AC/DC耐电压·绝缘电阻测试仪
ACW
DCW
IR

5kV/100mA（500VA）
5kV/20mA,7.2kV/13.9mA（100W）
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/DC+50V〜+7200V）
5kV/50mA（250VA）

Rise Time Fall Time

RS232CUSB

LAN

D 430W × 132H × 525Dmm

Timer

IR

RS232CTimer

W 18kgACWIR

Rise Time Fall Time

TOS7210SIRD 430W × 132H × 370Dmm

P.42,44
RS232CTOS6210
EC

GPIB

Timer

D 214W × 81H × 340Dmm W 2kg

P.50〜52

RS232C

P.45〜47
RS232CD 430W × 88H × 370Dmm

Timer

D 320W × 88H × 270Dmm W 5kg

TOS6200A
EC

W 8kg

P.48,490.001Ω〜1.200Ω（3A〜30A）
GPIB

Timer

D 430W × 88H × 270Dmm W 11kg

30μA〜30mA（rms）
GPIB

W 17kg0.001Ω〜0.600Ω（6A〜62A）

泄漏电流测试仪

USB

Timer

接地导通测试仪

0.01MΩ〜5000MΩ（DC50V〜2000V）
0.000μA～1900μA（DC50V〜2000V）

Timer

D 215W × 66H × 230Dmm W 2kg

LC

RS232CUSB

TOS9300系列扩大至多通道测试系统可适用研究开发、质量保证、以及自动检测系统的高性能机型

P.39,41

TOS3200

LAN

P.7,24

高电压扫描器5kV/100mA（500VA）
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V）

PID绝缘测试仪

0.01MΩ〜5000MΩ（DC-25V〜-1000V）
RS232CUSB

D 430W × 132H × 370Dmm

绝缘电阻测试仪

TOS7200

LAN

TOS9320

P.4〜25

AC耐电压·绝缘电阻测试仪

5kV/100mA（500VA）
5kV/20mA,7.2kV/13.9mA（100W）
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/DC+50V〜+7200V）

Rise Time Fall TimeW 22kgHigh-End

TOS9300

P.4〜25

RS232C

Timer

D 430W × 88H × 270Dmm W 9kg

选购件
远程遥控箱
测试探头
测试引线
警告灯组件
耐电压测试仪电流校准器高电压数字电压表
UL用负载电阻器 等

P.53〜55

各个机构为使制造出来的电子设备、电子元件等得以安全使用而颁发了安全标准，这些标准和测试项目会因使用国家的不同而异。在日本颁发了电气用品安全法 ( 平成 13 年 4 月 )、日本工业标准。在海外，围绕着国
际电工技术委员会颁发的 IEC 标准，各国的发行团体制定了 EN 标准、BS 标准、VDE 标准、UL 标准、CSA
标准等安全标准。请在确认所使用的安全标准测试项目的基础上选购耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、接地导
通测试仪、泄漏电流测试仪。TOS 系列按照各类标准、试验项目的要求配备了从单一功能的测试仪到自动系统的多产品机型。

关于通电电气机器的耐电压·绝缘电阻测试耐电压·绝缘电阻测试仪 TOS 系列的测试状态为被测试物未被通电的状态。关于通
电并发出动作的状态下进行的测试，请与本公司营业部门进行咨询。

3

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

各类测试的多功能综合分析仪▲ TOS9303LC▲ TOS9303LC

AC耐电压・绝缘电阻测试仪

TOS9300

AC/DC耐电压・绝缘电阻测试仪

TOS9301

AC/DC耐电压·绝缘电阻·部分放电测试仪TOS9301PD
AC耐电压·接地导通测试仪

TOS9302
AC/DC耐电压·绝缘电阻·接地导通测试仪

TOS9303
AC/DC耐电压·绝缘电阻·接地导通·泄漏电流测试仪

TOS9303LC●应对测试快速参考表应对测试项目型号名称

A

A

AC 耐电压

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
TOS9303
TOS9303LC
TOS9320
4DC 耐电压

●

绝缘电阻

接地导通

泄漏电流

局部放电

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

4ch 高电压扫描器、带接触检查功能、可以自行分配测试仪的输出。

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

TOS9300 系列是可对电子设备／电子元件进行

● 多功能综合机型（TOS9303LC）

多种安全测试的电气安全标准测试多功能分析● 可使用带局部放电功能机型进行绝缘诊断（TOS9301PD）

仪。安全测试种类包括耐电压试验，绝缘电阻● 通过新开发的放大器可实现 Max 40A 的 AC/DC 双方接地导通测试测试、接地导通测试、泄漏电流测试（接触电（搭载接地导通试验功能型号）

流测试、保护导体电流测试、患者泄漏电流测

● 可设置绝缘击穿检测的灵敏度试）、局部放电测试。由于机型结构以必要的● AC5kV/100mA、DC7.2kV/100W 的耐电压测试功能

测试组合为准，因此１台可充分应对各类安全● 可进行接触电流 / 保护导体电流 / 患者泄漏电流测试（TOS9303LC）

测试。适合用于研究开发设备，质量保证测试● LAN/USB/RS232C 标准配备及标准认证机构的测试设备，生产线的设备。

● 用高可见度彩色液晶显示器，显示各测试的测量值及标准概要等。
● 高电压扫描器可以自行分配测试仪的输出，也可与本公司传统型号耐电压 /绝缘电阻测试仪“TOS5300 系列等”连接使用（TOS9320）

基本功能
采用了彩色液晶显示器，产品风格焕然一新！

STATUS OUT 连接器通过用 7 寸显示器显示各种测试设定值以及概要、图纸，实现了从后面板的 STATUS 连接器向选购件的警告灯组件（PL02A-TOS）

高清晰度，还实现了简单易懂的操作性。

输出信号。对于高电压输出中及测试 NG 的状态，可连接警告灯（参照产品外观 P4）等驱动。

通过10KEY 配置，提高操作性

实现了高精度，高分辨率，快速判定

加上旋钮开关，新配备了 10KEY。可以直接输入设定值进行设定。

配备了高精确度，高分辨率的 True RMS 测量电路，电压表为 ±另外，在前面板的 USB 连接器中连接键盘，就可以用键盘 * 输入

（1.2% of reading ＋ 5V）／ Min 分辨率 0.1V，电流表为 ±（1%

数字／文字。

of reading ＋ 2μA）／ Min 分辨率 1μA。另外，配备了自动量* 可使用的键盘类型是 106 或 109 日文键盘，以及 101 或 104 英文键盘。

程功能，下限判断精确度也实现了和上限判断精确度同等的性能，
可以有效地检测出测试导线的未连接以及接触不良等。同时实现通过USB 可以实现固件升级了测试时间为 0.1 秒的快速判定。通过高精度、高分辨率、快速测量、本产品的固件，可使用所持有的 USB 存储器简单即可升级。升级文

判定功能可以执行可靠的测试。

件可在本公司的主页（https://www.kikusui.co.jp/en/download/）以较稳定的输出完成AC耐电压测试！［输入电压变动率±0.3％］

上下载。

一般的耐电压测试仪是针对 AC 线路的输入电压使用转换变压器

I/V 监控端子（模拟监控）升压后进行输出。采用这种转换变压器方式时，输入电压的变动

可以通过后面板中 I/V 端子所输出的信号，无需使用电流传感器会影响到输出，有时可能无法正确完成测试。甚至当变形的电压

以及高电压探针，就可以通过示波器确认耐电压测试中的电流波

施加到被测试装置后，也可能会形成新产品不良的原因（加速部形／电压波形。

件的劣化）。TOS9300 系列产品内置有高效率 PWM 放大器，不会

TOS9300系列 后面

受到 AC 线路变动的影响，能够输出稳定的高电压，即使在电压

示波器可以通过 BNC 电缆连接示波器。
※BNC 电缆不是选购件。用户需另行准备。

变动大的地区，也可以“放心”、“稳定”地实现可靠性高的“安全”
的测试。
输入电压的变动

TOS9300系列
输入电压的变形

支持在全世界各地使用●可以在全球范围内使用！
无需变更输入电源，可以在海外工厂直接使用。

一次（输入）侧的
输入波形

输出稳定的
高电压！

●可以选择输出频率！
不受输入侧电源环境的影响。
供应 50Hz/60Hz 频率的稳定的测试电压。

支持局部放电测试（TOS9301PD）
通过观察微小的局部放电，可以发现影响绝缘体内部劣化和寿命
的“潜在缺陷”，这是耐压试验无法检测到的。（参照 P9，规格 P16）
滑动变压器系统

PWM 放大器系统

5

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

基本功能可以执行自动测试

正极和负极绝缘电阻测试

可以组合并连续执行预先设定的测试。自动测试由程序和步骤构可以进行测试电压为－ 25V ～－ 1000V，＋ 50V ～＋ 7200V，设

成。程序是步骤的集合体。每一个步骤设定为一个测试，并从步定分辨率为 1V，99.99GΩ 为止的绝缘电阻测试。也可以轻松支骤 1 开始以升序逐个执行。最后的步骤结束，即程序结束。

持 IEC61730-2 标准等 PV（太阳能电池）模块的绝缘电阻测试。

●程序的示意图（参照应用软件 P9）

步骤1

步骤2

步骤3

ACW测试

DCW测试

IR测试

放电功能（配备了放电回路）

程序

Max程序数Max步骤数*1 外部控制执行 程序名称变化

程序记忆（LC测试以外）

100

100

×

○

程序记忆
（只限LC测试）*2

100

100

×

○

Max程序数Max步骤数*1 外部控制执行 程序名称变化

配备了当 DC 耐电压测试，绝缘电阻测试等测试结束时，对被测试装置上充电的电荷实施强制放电的功能。
放电时间的设定范围是 0.0s ～ 100.0s。

支持 Max 40A AC/DC 的接地导通测试

外部控制程序记忆（LC测试以外）

25

100

○

×

通过新研发的放大器，可广泛地支持从一般家电产品的 AC 接地

外部控制程序记忆（只限LC测试）*2

24

100

○

×

导通测试到 EV/PHV 系统的 DC 接地导通测试。可灵活地支持预测*1 １个程序中*2 只限 TOS9303LC

在今后会日益增加的车载相关的 DC 规格要求。

支持接触／保护导体／患者泄漏电流测试（TOS9303LC)

EARTH FAULT 保护功能除了常规电气设备仪器外，也支持医疗设备仪器的各种泄漏电流

接地方式（GND）的设定为 Guard（浮动）时，如果误把被测试设测试（Patient Current）。另外，也可以简单地设定网络（测试所备等进行接地的话，异常电流会从本产品的高压输出部流入到接

使用的测量电路网）。（参照 P8，规格 P19）

地部，操作人员有可能会触电。EARTH FUALT 保护功能启用时，会及时切断输出并停止测试，可以防止操作人员的触电。

可用1 台完成电气安全标准测试（TOS9303LC)
配备了 AC/DC 耐电压测试、绝缘电阻测试、AC/DC 接地导通测试、

偏置取消功能泄漏电流测试的所有功能的 TOS9303LC 机型，可用 1 台即可完

可以分别取消输出电缆之间等的绝缘电阻，存储容量成分中流动

成电气安全标准的符合性测试。还可支持接触电流、保护导体电流、的电流（DC 测试只限电阻成分）。AC 耐电压测试、DC 耐电压测试、

患者泄漏电流测试。

绝缘电阻测试、接地导通测试、泄漏电流测试的全部测试模式下都可以实现。

电流检测的响应速度（Filter）
耐电压测试仪用于判定是否发生绝缘破坏的测试，因此基本上对上升时间／下降时间控制功能

于局部放电这种瞬间放电电流是不涵盖在其判定范围内的。但是上升时间控制功能是为了防止对 EUT（被试验物）施加不必要的为了满足要了解绝缘破坏的前兆的需求，在 TOS9300 系列中实现

高压的功能。

了 5 个级别的响应速度（灵敏度）的设定。通过设定还可以检测
出传统的耐电压测试中无法检测到的小量放电。
设定值

HPF

这是平均值响应型电流检测，与本公司的通用 AC 耐电压测试仪的电
流检测响应是同等的。设定模式适合于安全标准中规定的绝缘破坏的检测，并用于常规的电子设备仪器、电力零部件等的耐电压测试。但是此设定模式难以检测出在一般安全标准中不被认定为绝缘破坏的电晕放电等。

Medium 这是接近峰值检测的平均值响应型电流检测，是比 Slow 模式响应更快的设定模式。由于上限判定的检测速度很快，适合用于小型电子零部
件等容易发生绝缘破坏的 EUT 的耐电压测试。有时也会检测到电晕放Fast
电这种瞬间发生的放电，频率成分高的放电，因此可能不适合于具有
重现性的耐电压测试。
Slow
Fast

可以检测出电晕放电等非常小量的放电，但是重现性变低。

在交流耐电压测试时，配备有缓慢升压至设定电压值的上升时间控制功能。电压上升时间可 以 在 0.1s-200.0s 范 围 内 按
0.1s 级别进行设定。

在交流耐电压测试的 PASS 判断
时，可以使测试电压缓慢下降。
电 压 下 降 时 间 可 以 在 0s-200s
范围内按 0.1s 级别进行设定（也可以关闭）。

通过存储器功能实现简单设定

7.2kV/100W 的直流耐电压测试

除了自动测试的编程功能提供的组合测试的存储器之外，可将任

TOS9300 系列可以实现高达 7.2kV 的直流耐电压测试。配备有低意设定的测试条件和所选择的测试模式的种类存储到主机存储器

波形，负荷变动率为 1％以下的稳定的 DC/DC 转换器。

以及 USB 存储器中，Max 可存储 51 个。
可以简单快速地执行测试开始操作。
6●下降时间控制功能

说明

Slow
LPF

●上升时间控制功能TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER连接口

多通道测试系统（选购件）SIGNAL I/O 连接器

高电压扫描器 TOS9320

后面板搭载了具有启动／停止操作及信号输出功能的 SIGNAL I/O。
以TOS9300为例（SIGNAL I/O连接器为所有机型通用）
19

1

37

20

SIGNAL I/O连接器的端子编号

端子编号

输入输出

信号名

说明

1

IN

INTERLOCK+联锁的启动／解除。

2

－

COM

输入输出通用电路共用端（底盘电位）。

3

IN

PM0

4

IN

PM1

5

IN

PM2

6

IN

PM3

7

IN

PM4

8

IN

PM5

9

IN

PM6

10

IN

PM7

11

IN

STB

12

－

Reserved

13－

Reserved

14－

Reserved

15

IN

16

IN

17

▲前面板

▲后面板
选择设置存储器、
自动测试的程序存储器。

通过使用选购件的高电压扫描器 TOS9320，可以在耐电压测试调出以 PM0 ～ PM7 信号选择的设置存储器／程序。

以及绝缘电阻测试中将测试仪主机提供的测试电压分配到多个测试点中。通过后面板的 CONTROLLER INTERFACE 连接器可以用未使用。

外围设备控制通道。可以自行分配测试仪的输出，也可以通过

START

测试开始。

组合外部控制设备，对于本公司生产的耐电压、绝缘电阻测试仪

STOP

测试结束。

IN

ENABLESTART 信号设为有效。

18

－

COM

输入输出电路的通用共用端（底盘电位）。

19

IN

INTERLOCK-联锁的启动／解除。

20

－

COM

输入输出电路的通用共用端（底盘电位）。

21

－

+24V

+24V 内部电源输出端子。Max 输出电流为 100mA。

22

OUT

H.V ON/LINE ON

符合下述情形时 ON。测试中。自动测试中。
输出端子之间有电压残留。
TOS9303LC 正从 AC LINE OUT 向 EUT 供应电力。

23

OUT

RISE

电压上升中为 ON。

24

OUT

TEST

测试时间中为 ON。

25

OUT

PASS

判定为 PASS 时，在 Pass Hold 设定的时间为 ON。

26

OUT

U FAIL

判定为 U-FAIL 时连续为 ON。或扫描器连接时判定为
CONTACT FAIL 时，与 L FAIL 信号共同地连续为 ON。

27

OUT

L FAIL

判定为 L-FAIL 时连续为 ON。或扫描器连接时判定为
CONTACT FAIL 时，与 U FAIL 信号共同地连续为 ON。

28－

Reserved

未使用。

29

OUT

READY

测试可开始的状态时为 ON。

30

OUT

PROTECTION

保护功能运行时为 ON。

31

OUT

STEP END

自动测试的各个步骤结束时为 ON。

32

OUT

CYCLE END

自动测试的最后步骤结束时为 ON。

RL 1x

CH1 X端子

33

OUT

ACW

测试模式选择交流耐电压测试时为 ON。

RL 1y

34

OUT

DCW

测试模式选择直流耐电压测试时为 ON。

CH1 Y端子

35

OUT

IR

测试模式选择绝缘电阻测试时为 ON。

RL 2x

CH2 X端子

36

OUT

EC

测试模式选择接地导通测试时为 ON。

37

OUT

LC

测试模式选择接触电流测试或保护导通测试时为 ON。

RL 2y

CH2 Y端子

RL 3x

CH3 X端子RL 3y

CH3 Y端子

RL 4x

CH4 X端子RL 4y

CH4 Y端子TOS5300 系列等的输出进行分配。对于具有多个测试点的电气电子设备，电子零部件等的测试实现省力化、并完成高可靠性的测试。
（参照 P9）● 通过 1 台高电压扫描器将输出扩大至 4 通道。各通道可设置为High、Low、Open 的任意电势，并且可对 4 点测试点的任意
一点进行测试。
● 1 台本产品 Max 可连接 4 台（16 通道）高电压扫描器。
● 可检查各通道的输出与测试点之间的接触情况。

【高电压扫描器 4 通道测试系统图】

LAN、USB、RS232C 标准配备備
LAN（LXI）、USB2.0、USB-TMC 标准USB、RS232C
通讯接口标准配备。

测试点A

测试点B

测试点C

测试点D

OUT HIGH VOLTAGE端子
OUT LOW端子

EUT

IN HIGH VOLTAGE端子
IN LOW端子

OUT连接器▲后面板·接口（所有型号通用）

控制电路

▲

可以使用个人电脑、智能手机、平板电脑等的 WEB 浏览器访问嵌入 TOS9300 系列的网络服务器，进行电源控制与监控。

* 连接智能手机及平板电脑等设备时需要
Wi-Fi 环境（无线 LAN 路由器等）［推荐浏览器］● Internet Explorer9.0 以后 ● Firefox8.0 以后● Safari/Mobile Safari5.1 以后 ● Chrome15.0 以后● Opera11.0 以后

IN连接器
SCANNER连接器HIGH VOLTAGE端子

TOS9320扫描器

LOW端子
TOS9300系列测试仪

7

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

患者泄漏电流测试支持医疗设备仪器的泄漏电流测试（Paitient Current）！（只限TOS9303LC）

绝缘变压器

L

将医疗设备仪器的安装部安装在人体
上时，通过模拟人体的网络来测量流
向地面的电流。如果不超过安全标准等规定的对人体有害的值，就等于具备了防止触电的必要条件。

患者安装部
一次

电源

什么是
患者泄漏电流测试 ?

围栏医疗设备仪器●典型测试例

二次

Z2

N
Z1
PE

患者安装部 - 接地间的患者泄漏电流

简单设定试验条件
内置了测量回路网 *（网络 I IEC60601-1），可以简单设定测试条件。
* 关于内置的其他测量回路网的详细内容请参照规格（P19）。
设定测试条件▲TOS9303LC

测量网络显示（网络I IEC60601-1）

针对车载设备仪器的电气安全标准测试
AC/DC都支持！从EV的电池到车载充电器，
充电连接器！
灵活应对车载相关的电气安全标准要求！
如果是多功能型号TOS9303LC，
用1台就OK!

All in One!
ACW

DCW

IR

EC

LC

IEC61851-21 等●耐电压测试●绝缘电阻测试▲ TOS9303LC

一次－二次间
一次－底盘间
二次－底盘间

●耐电压测试●绝缘电阻测试

家用充电插头

单电池
模块
电池组
ECU

高压电池系统

车载充电器

用1台
就OK!

AC100V
AC200V●耐电压测试●绝缘电阻测试
●接地导通测试
●泄漏电流测试

快速充电插头

低压电池

DC400V▲EV内部概述

8●耐电压测试●绝缘电阻测试

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

PV（太阳能电池）模块的耐电压、绝缘电阻测试
实施IEC61730-2以及JIS C 8992-2等耐电压测试时，
将测试电压提高到【Max系统电压×4倍＋2000V】
为止之后，将电压保持1分钟。

【电压1000V 适应等级A 的实例】

1000V×4倍＋2000V= 测试电压∶6000V
框架

DCW Max7.2kV*
可以轻松支持 1000V
PV模块！

PV模块

LOW端子
连接在边框上另外还配备了高精确度电流表●测量精度∶±（1％ of reading＋2μA）

电极
HIGH端子连接在
短路的输出电极▲ TOS9303LC＊只限 TOS9301/TOS9303/TOS9303LC

局部放电测试
【局部放电电压 ー 电流特性概念图】
介电击穿
局部放电

电流︵电荷︶【EUT（例）：小型电机、变压器、绝缘材料等】
在局部放电试验中，检测介质击穿前的状态，所以它还可以检测传统耐压测试无法检测到的潜在缺陷和制造时的个体差异。

电压▲TOS9301PD
局部放电开始

－

局部放电

－

介电击穿

多通道耐电压、绝缘电阻测试对于设备仪器以及零部件的测试实现省力化。可以同时测试多个测试点！
将TOS9300系列的输出扩张为多通道。另外，可以实现传统型号的输出分配，
也可以灵活支持设备扩张时的需求。

16CH 测试系统
TOS9320

扩张到4CH

▲

CH1
CH2
CH3
CH4
▲ TOS9300系列

CH5
CH6
CH7
CH8

传统型号也
可以扩张 *1

CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16

▲ TOS5300系列*1 使用 EXTERNAL I/O
必须独立控制扫描仪。

＊如果使用 2 台以上扫描器时，请固定在架子上。

9

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■耐电压测试部分

只要没有特别指定，规格即以下设置及条件。
·预热时间为 30 分钟。
·TYP ： 环境温度 23℃的代表值。并非保证性能。
·setting ： 表示设置值。
·range ： 表示各范围的额定。
·reading ： 表示读数。
·以下记载各测试的缩写。
ACW ： 交流耐压、DCW ： 直流耐压、IR ： 绝缘电阻、EC ： 接地导通、LC ： 漏电流、TC ： 接触电流、PCC ： 保护导体电流、Patient ： 患者漏电流、Meter ： 仪表模式

AC 输出功能
项目
输出范围

分辨率
设置精度

Max额定负载 *1
Max额定电流
变压器容量AC输出部
（只ACW）

输出电压波形 *2

失真率

峰值因数
频率

精度

电压变动率
短路电流
输出方式
开始电压（Start Voltage）
设置范围分辨率输出电压监视功能

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS93020.050 kV～5.000 kV
1V±（1.2 % of setting + 0.02 kV）（空载时）
500 VA（5 kV／100 mA）
100 mA（输出电压 0.2 kV 以上）
500 VA
正弦波
2 %以下（输出电压0.5 kV以上、空载时或纯电阻负载时）√2± 3 %（0.8 kV 以上）
50 Hz／60 Hz±0.1 %±3 % 以下（Max额定负载→空载）
200 mA 以上（输出电压 0.5 kV 以上）
PWM切换方式
可设置测试开始时的电压测试电压的 1 % ～ 99 %1%输出电压超过 ±（10 % of setting + 0.05 kV）
时，输出被关闭，保护功能启动

TOS9303

TOS9303LC

DC 输出功能项目输出电压范围
分辨率
设置精度
DC输出部
（只DCW）

Max额定负载 *1
Max额定电流
波纹

7.2 kV 空载
Max额定负载

电压变动率
短路电流
放电功能
开始电压（Start Voltage）
设置范围分辨率输出电压监视功能

TOS9301
TOS9301PD
TOS93030.050 kV～7.200 kV
1V±（1.2 % of setting + 0.02 kV）
100 W（5 kV／20 mA, 7.2 kV／13.9 mA）
20 mA
20 Vp-p（TYP）
50 Vp-p（TYP）
1 %以下（Max额定负载→空载）
100 mA（TYP）（200 mA peak）
测试结束时强制放电（放电电阻125 kΩ）
可设置测试开始时的电压测试电压的 1 % ～ 99 %1%输出电压超过 ±（10 % of setting + 0.05 kV）
时，输出被关闭，保护功能启动

TOS9303LC*1 连续测试时，根据上限判断标准值的设置不同，可能需要输出时间的限制和休止时间
*2 如果在容量性的负载上加载交流电压，根据负载的容量值不同，输出电压可能比空载时上升。而且，负载采用了容量值有电压依存性的试料（陶瓷电容器等）时，波形可能产生失真。
但是，测试电压 1.5 kV 时，1000 pF 以下的容量的影响可以忽略。
另外，本产品的高压电源部为 PWM 切换方式，因此在测试电压为 500 V 以下时，切换噪声、尖峰噪声的占比变大，测试电压越低，波形的失真也越大。

测量功能
项目

电压表

测量范围
分辨率
精度
响应

电流表 *1 *2

保持功能
测量范围
精度
响应
保持功能
补偿抵消功能校准TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
TOS9303
TOS9303LC
0 kV～7.5 kV AC／DC
0.1 V±（1.2 % of reading + 0.005 kV）
可切换真有效值／平均值响应的有效值换算在别的系统显示峰值响应（峰值响应用于测量RISE中的绝缘破坏电压）在 PASS／FAIL 判断显示中保持测试结束时的测量电压值
AC：0.00 mA～110 mA、
DC：0.00 mA～22 mA（包含有效成分和无效成分的电流）±（1 % of reading + 2 μA）（有效成分）可切换真有效值／平均值响应的有效值换算
在PASS判断显示中保持测试结束时的测量电流值输出电缆间等绝缘电阻、存储容量成分中流过的电流分别抵消Max 10 mA（DC 测试只限电阻成分）。有OFF功能。
有效成分：使用纯电阻负载，用正弦波的有效值校准无效成分：不校准*1 交流电压测试中，测试导线及夹具等的存储容量中也有电流通过。
*2 高温多湿时，从本产品内部、外部的高电压配线部流向接地的误差电流变多。如果湿度超过 70 %，可能产生 50 μA 左右的误差电流。

10

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

判断功能
项目

判断方法
UPPER FAIL

显示部蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法

电流判断动作LOWER FAIL

PASS

显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

电压上升率判断动作dV/dt FAIL

判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

上限判断标准值（Upper）设置范围
下限判断标准值（Lower）设置范围
判断精度 *1 *2电流检测方法切换响应速度（Filter）

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
判断时输出被关闭。PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10的范围内分别单独设置。
自动测试中，只有程序结束的判断时蜂鸣器才启用。
检测到上限判断标准值（Upper）以上的电流就判断UPPER FAIL。
DCW中，在判断延迟时间（Judge Delay）
中不判断。
显示“Upper-FAIL”
ON
U FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止检测到下限判断标准值（Lower）以下的电流就判断LOWER FAIL。
电压上升时间（Rise Time）中和ACW测试的电压下降时间（Fall Time）中不判断。
显示“Lower-FAIL”
ON
L FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止测试时间经过后，如果不是Upper-FAIL、Lower-FAIL，
就判断PASS。
显示“PASS”
ON（50 ms 固定）
PASS信号输出到Pass Hold中设置的时间为止。
Pass Hold中设置了Infinity时，
PASS信号连续输出，直到STOP信号输入为止。
电压上升时间（Rise Time）中监视电压上升率。
判断延迟时间的自动设置（Delay Auto）
为ON、输出电压为200 V以上时启用。
判断时输出被关闭。PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10的范围内分别单独设置。
电压上升率（dV/dt）
不足约1 V/s时判断。
显示“Upper-FAIL（dV/dt）
ON
U FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止
AC：0.01 mA～110.00 mA／DC：
0.01 mA～21.00 mA
AC：0.00 mA～109.99 mA／DC：
0.00 mA～20.99 mA、OFF。设置为0.00时，与OFF等效。
±（1 % of setting + 5 μA）
用以下方法与标准值比较
算出真有效值／将平均值响应换算成有效值
在ACW测试、DCW测试中，将UPPER FAIL判断的电流检测响应速度（灵敏度）分5级切换。

TOS9303

TOS9303LC

TOS9303

TOS9303LC

TOS9303

TOS9303LC*1 交流电压测试中，测试导线及夹具等的存储容量中也有电流通过。
*2 高温多湿时，从本产品内部、外部的高电压配线部流向接地的误差电流变多。如果湿度超过 70 %，可能产生 50 μA 左右的误差电流。

定时功能项目电压上升时间（Rise Time）设置范围电压下降时间（Fall Time）设置范围 *1
测试时间（Test Time）
设置范围
判定延迟时间（Judge Delay）
设置范围 *2
精度

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
0.1 s～200.0 s
0.1 s～200.0 s、OFF
0.1 s～1000.0 s、OFF
0.1 s～100.0 s、AUTO *3（只DCW）±（100 ppm of setting + 20 ms）（Fall Time 除外）

TOS9302*1		ACW 测试、DCW 测试中只在 PASS 判断时启用。DCW 测试时，由于本产品内部及 EUT 的静电容量，设置时间中电压可能不断下降。
*2		只能设置比 Rise Time 和 Test Time 的合计时间更短的时间。
*3		将 Delay Auto 设置为 ON 后，在充电时间结束前不进行 LOWER 判断。

其他规格项目
模拟监视 *1
IV
接地方式（GND）
Low
Guard *2

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302根据电流波形、电压波形输出相应的电压信号
电流波形：Scale 50 mA／1 V
电压波形：Scale 1 kV／1 V
可切换为Low和Guard
GND连接至LOW端子。测量LOW端子（机箱）上通过的电流（通常用途）。
GND连接至Guard。
只测量LOW端子上通过的电流，机箱上通过的电流不测量（高灵敏度、高精度测量用途）。

*1		监视用的信号从机箱（接地）绝缘输出。要连接示波器等 BNC 屏蔽接地的外部设备时，请务必将接地方式（GND）设置为 Guard。值未校准。
*2		EUT 及夹具等有可能接地或者不明时，请绝对不要将 GND 设置为 Guard。电流表被短路，无法测量电流，所以很危险。在通常用途时，请将 GND 设置为 Low。

11

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■绝缘电阻测试部分输出功能项目输出电压范围

分辨率设置精度Max额定负载负极波纹

1 kV空载
Max额定负载

短路电流输出电压范围

分辨率设置精度Max额定负载

正极 *1波纹

1 kV空载
Max额定负载

短路电流
Max额定电流
电压变动率
放电功能输出电压监视功能

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD-0.025 kV～-1 kV
1V±（1.2 % of setting + 0.002 kV）
1 W（-1 kV/1 mA）
2 Vp-p 以下
10 Vp-p 以下
12 mA 以下
+0.05 kV～+7.2 kV
1V±（1.2 % of setting + 0.02 kV）
7.2 W（7.2 kV/1 mA）－
20 Vp-p 以下
50 Vp-p 以下
100 mA（TYP）（200 mA peak）
1 mA
1 %以下（Max额定负载→空载）
测试结束时强制放电（放电电阻 20 kΩ）
输出电压超过 ±（10 % of setting + 0.05 kV）时，输出被关闭，保护功能启动

TOS9303

TOS9303LC

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
负极：0 Vdc ～ -1.2 kVdc、
正极：0 Vdc ～ 7.5 kVdc
0.1 V
负极：±（1 % of reading + 0.001 kV），正极：±（1.2 % of reading + 0.001 kV）
0.001 MΩ～100.0 GΩ
（Max额定电流的1 mA到5 nA的范围内）
500.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（15 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（15 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（20 % of reading + 200 MΩ）
200.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（10 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（10 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（10 % of reading + 50 MΩ）
50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（20 % of reading + 200 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（7 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 2.000 GΩ
：±（7 % of reading + 5 MΩ）
2.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（7 % of reading + 10 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（7 % of reading + 100 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ
：±（5 % of reading + 0.05 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（5 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（5 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 25.000 GΩ
：±（5 % of reading + 50 MΩ）
0.001 MΩ ≦ R ＜ 10.000 MΩ
：±（2 % of reading + 0.003 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ
：±（2 % of reading + 0.03 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（2 % of reading + 0.3 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 5.000 GΩ
：±（2 % of reading + 3 MΩ）
500.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（25 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（25 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（30 % of reading + 200 MΩ）
200.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（20 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（20 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（20 % of reading + 50 MΩ）
50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（30 % of reading + 200 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（10 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 2.000 GΩ
：±（10 % of reading + 5 MΩ）
2.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（10 % of reading + 10 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（10 % of reading + 100 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ
：±（5 % of reading + 0.05 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（5 % of reading + 0.5 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（5 % of reading + 5 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 25.000 GΩ
：±（5 % of reading + 50 MΩ）
0.001 MΩ ≦ R ＜ 10.000 MΩ
：±（2 % of reading + 0.003 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ
：±（2 % of reading + 0.03 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（2 % of reading + 0.3 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 5.000 GΩ
：±（2 % of reading + 3 MΩ）
在PASS判断显示中保持测试结束时的测量电阻值抵消输出电缆间等测量不需要的绝缘电阻，Max 2000 GΩ。有OFF功能。

TOS9303

TOS9303LC*1 TOS9300 不支持。

测量功能
项目
电压表

测量范围
分辨率
精度
测量范围
5 nA ≦ i ≦ 50 nA *3

50 nA ＜ i ≦ 100 nA *3

精度 *1 *2
（GND 为
Guard时）（i：测量电流）（R：测量电阻）100 nA ＜ i ≦ 200 nA *4

200 nA ＜ i ≦ 1 μA *4

1 μA ＜ i ≦ 1 mA *4
抵抗計
5 nA ≦ i ≦ 50 nA *3

50 nA ＜ i ≦ 100 nA *3

精度*5（GND 为 Low时）（i：测量电流）（R：测量电阻）100 nA ＜ i ≦ 200 nA *4

200 nA ＜ i ≦ 1 μA *4

1 μA ＜ i ≦ 1 mA *4
保持功能
补偿抵消功能*1 湿度 70 %rh 以下（无结露）、没有测试导线摇晃等外部干扰时。
*2 在多湿环境下将接地方式（GND）设置为 Low 时，从本产品内部的高电压配线部及本产品和 EUT 间的高电压配线部向接地产生漏电流。
根据选配的高压扫描器 TOS9320 的使用及配线情况，该漏电流有数 nA ～数十 μA，对测量精度有很大影响。
启用补偿进行测量，可以降低漏电流的影响。
*3 100 V 以下的测量时，精度加上 10 %。
*4 100 V 以下的测量时，精度加上 5 %。
*5 在湿度 50 %rh 以上的环境下，将测量电流限定为 100 nA 以上（无结露）、没有测试导线摇晃等外部干扰、补偿已启用时。

12

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

判断功能
项目

UPPER FAIL

判断动作
LOWER FAIL

PASS

判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

电压上升率判断动作dV/dt FAIL

判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

上限判断标准值（Upper）设置范围
下限判断标准值（Lower）设置范围
5 nA ≦ i ≦ 50 nA *4

50 nA ＜ i ≦ 100 nA *4

精度 *1 *2 *3（GND为Guard时）（i：测量电流）（R：测量电阻）100 nA ＜ i ≦ 200 nA *5

200 nA ＜ i ≦ 1 μＡ *5

1 μＡ＜ i ≦ 1 mA *5

5 nA ≦ i ≦ 50 nA *4

50 nA ＜ i ≦ 100 nA *4

精度 *6（GND为Low时）（i：测量电流）（R：测量电阻）100 nA ＜ i ≦ 200 nA *5

200 nA ＜ i ≦ 1 μA *5

1 μA＜ i ≦ 1 mA *5

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9303
TOS9303LC
判断时输出被关闭。PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10的范围内分别单独设置。
自动测试中，只有程序结束的判断时蜂鸣器才启用。
检测到上限判断标准值（Upper）以上的电阻值就判断UPPER FAIL。
电压上升时间（Rise Time）中不判断。
显示“Upper-FAIL”
ON
U FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止检测到下限判断标准值（Lower）以下的电阻值就判断LOWER FAIL。
判断等待时间（Judge Delay）
中不判断。
显示“Lower-FAIL”
ON
L FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止测试时间经过后，如果不是Upper-FAIL、Lower-FAIL，
就判断PASS。
显示“PASS”
ON（50 ms固定）PASS信号输出到Pass Hold中设置的时间为止。
Pass Hold中设置了Infinity时，
PASS信号连续输出，直到STOP信号输入为止。
电压上升时间（Rise Time）中监视电压上升率。判断延迟时间的自动设置（Delay Auto）
为ON、输出电压为200 V以上时启用。
判断时输出被关闭。PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10 的范围内分别单独设置。
电压上升率（dV/dt）
不足约1 V/s时判断。
显示“Lower-FAIL（dV/dt）”
ON
L FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止0.001 MΩ～100.000 GΩ
（Max额定电流以下的范围内）、OFF
0.000 MΩ～99.999 GΩ
（Max额定电流以下的范围内）、OFF。设置为0.000时，与OFF等效。
500.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（15 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（15 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（20 % of setting + 210 MΩ）
200.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（10 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（10 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（10 % of setting + 60 MΩ）
50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（20 % of setting + 210 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（7 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 2.000 GΩ
：±（7 % of setting + 15 MΩ）
2.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（7 % of setting + 20 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（7 % of setting + 110 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ ：±（5 % of setting + 0.06 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（5 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（5 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 25.000 GΩ
：±（5 % of setting + 60 MΩ）
0.001 MΩ ≦ R ＜ 10.000 MΩ
：±（2 % of setting + 0.013 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ ：±（2 % of setting + 0.04 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（2 % of setting + 0.31 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 5.000 GΩ
：±（2 % of setting + 13 MΩ）
500.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（25 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（25 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（30 % of setting + 210 MΩ）
200.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（20 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（20 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（20 % of setting + 60 MΩ）
50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ
：±（30 % of setting + 210 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（10 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 2.000 GΩ
：±（10 % of setting + 15 MΩ）
2.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（10 % of setting + 20 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 50.000 GΩ
：±（10 % of setting + 110 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ ：±（5 % of setting + 0.06 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（5 % of setting + 0.51 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 10.000 GΩ
：±（5 % of setting + 15 MΩ）
10.000 GΩ ≦ R ＜ 25.000 GΩ
：±（5 % of setting + 60 MΩ）
0.001 MΩ ≦ R ＜ 10.000 MΩ
：±（2 % of setting + 0.013 MΩ）
10.000 MΩ ≦ R ＜ 100.000 MΩ ：±（2 % of setting + 0.04 MΩ）
100.000 MΩ ≦ R ＜ 1.000 GΩ
：±（2 % of setting + 0.31 MΩ）
1.000 GΩ ≦ R ＜ 5.000 GΩ
：±（2 % of setting + 13 MΩ）*1 200 μA 以下的判断，在 Rise Time 结束后需要 3 秒以上的时间。Low Pass Filter 为开时的判断，在 Rise Time 结束后需要 10 秒以上的时间。
*2 湿度 70 %rh 以下（无结露）、没有测试导线摇晃等外部干扰时。
*3 在多湿环境下将接地方式（GND）设置为 Low 时，从本产品内部的高电压配线部及本产品和 EUT 间的高电压配线部向接地产生漏电流。
根据选配的高压扫描器 TOS9320 的使用及配线情况，该漏电流有数 nA ～数十 μA，对测量精度有很大影响。启用补偿进行测量，可以降低漏电流的影响。
*4 100 V 以下的测量时，精度加上 10 %。
*5 100 V 以下的测量时，精度加上 5 %。
*6 在湿度 50 %rh 以上的环境下，将测量电流限定为 100 nA 以上（无结露）、没有测试导线摇晃等外部干扰、补偿已启用时。

13

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

定时功能项目电压上升时间（Rise Time）设置范围测试时间（Test Time）
设置范围
判断延迟时间（Judge Delay）
设置范围 *1
精度 *3

TOS9300
TOS9301
0.1 s～200.0 s
0.1 s～1000.0 s、OFF
0.1 s～100.0 s、AUTO *2±（100 ppm of setting + 20 ms）

TOS9301PD

TOS9303

TOS9303LC*1 只能设置比 Rise Time 和 Test Time 的合计时间更短的时间。
*2 将 Delay Auto 设置为 ON 后，在充电时间结束前不进行 UPPER 判断。
*3 Fall Time 除外。

其他规格项目
接地方式（GND）
Low
Guard *1
滤波功能TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9303
TOS9303LC
可切换为Low 和Guard
GND 连接至 LOW 端子。测量 LOW 端子（机箱）上通过的电流（通常用途）。
GND 连接至 Guard。
只测量 LOW 端子上通过的电流，机箱上通过的电流不测量（高灵敏度、高精度测量用途）。
可在电流测量回路中加入低通滤波器。*2*1 EUT 及夹具等有可能接地或者不明时，请绝对不要将 GND 设置为 Guard。电流表被短路，无法测量电流，所以很危险。在通常用途时，请将 GND 设置为 Low。
*2 Low Pass Filter 为 ON 时，需要 5 秒以上的判断延迟时间及测试时间。

14

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■接地导通测试部分输出功能项目电流设置范围 *1

分辨率
精度Max额定输出 *2
失真率

AC

DC

频率

精度

开路端子电压
输出方式Max额定输出
波纹开路端子电压

TOS9302
3.0 A ～ 42.0 A AC／DC
0.1 A±（1 % of setting + 0.4 A）
220 VA（输出端子上）
2 ％以下（20 A 以上，0.1 Ω 纯电阻负载）
从50 Hz、60 Hz中选择。
正弦波±200 ppm
6 Vrms以下
PWM 切换方式
220 W（输出端子上）±0.4 Ap-p 以下（TYP）
6.0 V 以下

TOS9303

TOS9303LC

TOS9302
TOS9303
0.0 A ～ 45.0 A AC／DC
0.01 A±（1 % of reading + 0.2 A）
AC：真有效值、DC：平均值
在 PASS、FAIL 判断显示中保持测试结束时的测量电流值。
AC：0.00 V ～ 6.00 V、
DC：0.00 V ～ 8.50 V
0.001 V抵消测试不需要的电压值，从测量值起Max 5 V（AC/DC）。有OFF功能。
±（1 % of setting + 0.02 V）
AC：真有效值、DC：平均值在PASS、FAIL判断显示中保持测试结束时的测量电压值。
1 mΩ ～ 600 mΩ
1 mΩ
抵消测试不需要的电阻值，从测量值起Max 10 Ω。有OFF功能。
±（2 % of reading + 3 mΩ）
在PASS判断显示中保持测试结束时的测量电阻值

TOS9303LC*1 Max 额定输出以下、输出端子电压 5.4 V 以下的电阻时。
*2 要连续测试时，根据上限判断标准值的设置不同，可能需要输出时间的限制和休止时间。

测量功能
项目

输出电流表

输出电压表

电阻计

测量范围
分辨率
精度
响应
保持功能
测量范围
分辨率
补偿抵消功能精度响应
保持功能测量范围 *1分辨率补偿抵消功能精度保持功能*1 是根据输出电压测量值和输出电流测量值运算出的。

判断功能
项目

UPPER FAIL

判断动作
LOWER FAIL

PASS

判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

电阻值判断

电压值判断

上限判断标准值（Upper）设置范围
下限判断标准值（Lower）设置范围
判断精度
上限判断标准值（Upper）设置范围
下限判断标准值（Lower）设置范围
判断精度

校准接触确认（Contact Check）
功能

TOS9302
TOS9303
TOS9303LC
可选择根据电阻值或感应电压值进行判断。判断时输出被关闭。
PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10的范围内分别单独设置。
自动测试中，只有程序结束的判断时蜂鸣器才启用。
检测到上限判断标准值（Upper）以上的电阻值或感应电压值就判断UPPER FAIL。
接触确认中不判断。
显示“Upper-FAIL”
ON
U FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止检测到下限判断标准值（Lower）以下的电阻值或感应电压值就判断LOWER FAIL。
显示“Lower-FAIL”
ON
L FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止测试时间经过后，如果不是 Upper-FAIL、
Lower-FAIL，就判断 PASS。
显示“PASS”
ON（50 ms固定）PASS信号输出到Pass Hold中设置的时间为止。
Pass Hold中设置了Infinity时，
PASS信号连续输出，直到STOP信号输入为止。
0.0001 Ω～10.0000 Ω
0.0000 Ω～9.9999 Ω±（2 % of setting + 3 mΩ）
0.001 V ～ 5.000 V AC／DC
0.000 V ～ 4.999 V AC／DC±（2 % of setting + 0.05 V）
使用纯电阻负载校准（AC时用正弦波的有效值校准）确认测试导线有电流通过后测试开始。
（有OFF设置）定时功能项目电流上升时间（Rise Time）设置范围电流下降时间（Fall Time）设置范围 *1
测试时间（Test Time）
精度

TOS9302
0.1 s～200.0 s
0.1 s～200.0 s、OFF
0.1 s ～ 1000.0 s、OFF±（100 ppm of setting + 20 ms）（all Time除外）

TOS9303

TOS9303LC*1 只在 PASS 判断时启用。DC 测试时，由于本产品内部及 EUT 的静电容量，设置时间中电压可能不断下降。

15

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■局部放电测试部
输出功能
项目
输出范围

AC 输出部分辨率设置精度Max额定负载
Max额定电流
输出电压波形 *1
失真系数
峰值因数
频率
精度
电压变动率
输出方式

输出电压监视功能

TOS9301PD
0.050 kV ～ 5.000 kV
1V±(1.2 % of setting + 0.02 kV)（空载时）
250 VA（5 kV/50 mA）
50 mA（输出电压 0.2 kV 以上）
正弦波
2 % 以下（输出电压 0.5 kV 以上、空载时或纯电阻负载时）√2± 3 %（0.8 kV 以上）
50 Hz/60 Hz±0.1 %±3 % 以下（Max额定负载→空载）
PWM 切换方式
输出电压超过 ±(10 % of setting + 0.05 kV) 时，输出被关闭，保护功能启动。

*1 如果在电容性负载上施加交流电压，根据负载的容量值不同，输出电压可能比空载时上升。而且，负载采用了容量值有电压依存性的试料（陶瓷电容器等）时，波形可能产生失真。但是，测试电压 1.5
kV 时，1000 pF 以下的容量的影响可以忽略。另外，本产品的高压电源部为 PWM 切换方式，因此在测试电压为 500 V 以下时，切换噪声、尖峰噪声的占比变大，测试电压越低，波形的失真也越大。

测量功能
项目

电压表

测量范围
分辨率
精度
响应
保持功能
电荷测量方法
测量范围
测量分辨率

精度 *1

电荷量测量

测量间隔时间
保持功能
被测试物Max静电容量峰值保持功能滤波功能测量放电起始电压 / 停止电压校准（Precalibration）
脉冲计数功能上限判断标准值的设置范围
BPF 特性切换功能
中心频率
耦合电容器

*1 将 Band Pass Filter 设置为 160 kHz 时

16

100 pC 范围
1000 pC 范围
10000 pC 范围
100 pC 范围
1000 pC 范围
10000 pC 范围

TOS9301PD
0.00 kV ～ 7.50 kV AC/DC
0.1 V±(1.2 % of reading + 0.05 kV)
真有效值 / 平均值响应有效值换算可切换。
另外系统波高值响应（波高值响应用于测量 RISE 中的绝缘破坏电压）在 PASS/FAIL 判断显示中保持测试结束时的测量电压值。
依据 IEC60664-1 Edition 3.0
0 pC ～ 10000 pC
0.1 pC0.1 pC
1 pC±(5 % of full scale + 7 pC)±(5 % of full scale)±(5 % of full scale)在施加电压的每1个周期进行测量判断。
在 PASS 判断显示中保持测试结束时的放电电荷量。
10 nF保持测量期间的Max值。
可在电荷测量回路中加入低通滤波器。
测量超过预先设置的电荷量的开始放电的电压与停止放电的电压（依据IEC60664-1 Edition 3.0）。
用校准用的内置电容器（1000 pF）校准。
测量通过高通滤波器后的脉冲数，如果超过上限判断标准值则判断为 FAIL。
1 ～ 100000
可切换电荷测量回路的带通滤波器的特性
100 kHz/160 kHz/300 kHz
0.01 μF

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

判断功能
项目

Upper FAIL
（Current）

Upper FAIL
（Coulomb）
放电电荷量判断
Upper FAIL
（Pulse）

PASS

判断条件
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断条件
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断条件
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断条件
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

电流上限判断标准值设置范围精度

电荷量上限判断标准值（Upper Coulomb）
脉冲计数判断标准值（Upper Pulse Count）
设置范围

TOS9301PD
判断时输出被关闭。
测量到了高于上限判断标准值的电流。
显示“Upper-FAIL（Current）”。
开
U FAIL 信号连续输出，直到 STOP 信号输入为止。
测量到了高于上限判断标准值的电荷量。
显示“Upper-FAIL（Coulomb）”。
开
U FAIL 信号连续输出，直到 STOP 信号输入为止。
测量到了高于上限判断标准值的放电脉冲数。
显示“Upper-FAIL（Pulse）”。
开
U FAIL 信号连续输出，直到 STOP 信号输入为止。
经过测试时间后未变为 Upper-FAIL。
显示“PASS”。
开PASS 信号输出到 Pass Hold 中设置的时间为止。
Pass Hold 中设置了 Infinity 时，PASS 信号连续输出，
直到 STOP 信号输入为止。
50 mA（非校准）1 pC ～ 10000 pC
等同电荷量测量精度
1 ～ 100000（非校准）定时功能项目电压上升时间（Rise Time）设置范围电压下降时间（Fall Time）设置范围 *1
测试时间（Test Time）
设置范围
精度

TOS9301PD
0.1 s ～ 200.0 s
0.1 s ～ 200.0 s、OFF
0.1 s ～ 1000.0 s、OFF±(100 ppm of setting + 20 ms)（Fall Time 除外）*1 只在 PASS 判断时启用。

其他规格项目
模拟监视 *1V
Qpd
Ipd *2

TOS9301PD
根据电流波形、电压波形、放电电荷量输出相应的电压信号。
电压波形：Scale 1 kV/1 V
放电电荷量：Scale 测量范围全程 /10 V
局部放电电流波形*1 监视用的信号从机箱（接地）绝缘输出。
*2 Ipd 波形为实际的放电波形通过 TOS9301PD 的测量部滤波器后的波形。因此，标尺根据放电波形的频率特性而变。

17

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■泄漏电流测试部分
测量功能
项目
TC
测量方法
探针设置
测量项目

PCC
Patient
Meter

电流测量模式Enc - PeEnc - Enc
Enc - Liv
Enc - Neu

测量方法
测量方法
测量方法

电流测量
电压测量
DC
RMS
Peak *1

TOS9303LC
接触电流（Touch Current）
的测量
利用代表人体阻抗的测量回路网（网络），测量标准电阻的电压下降，算出接触电流A端子：测量用端子（用于连接至EUT的外装） B端子：
开放
A端子，B端子：测量用端子（用于连接至EUT的外装）
A端子：测量用端子（用于连接至EUT的外装）
B端子：开放保护导体电流（Protective Conductor Current）
的测量通过测量在保护接地线中途插入的标准电阻的电压下降来算出保护导体电流。测量阻抗为150 Ω。
患者泄漏电流（Patient Current）
的测量
利用依据IEC60601建立的网络，测量标准电阻的电压下降，
算出患者漏电流
测量A端子、B端子间通过的电流或正在加载的电压（无法同时测量）。
利用代表人体阻抗的测量回路网（网络），测量标准电阻的电压下降，算出A端子和B端子间的电流。
测量A端子与B端子间已加载的电压。
消除交流成分，只测量直流成分测量真实有效值（切换AC或AC + DC）
测量波形的峰值*1 由于电源线波形、本产品和 EUT 间的配线等的影响，电流测量值可能不稳定。

18

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

测量回路网（网络）项目

TOS9303LC（1.5 kΩ // 0.22 μF）+ 500 Ω, 基本测量元件 : 500 Ω（1.5 kΩ // 0.22 μF）+ 500 Ω //（10 kΩ + 22 nF）、基本测量元件 : 500 Ω、
电压测量 U1、U3 可切换
（1.5 kΩ // 0.22 μF）+ 500 Ω //（10 kΩ +（20 kΩ + 6.2 nF）// 9.1 nF）、基本测量元件 : 500 Ω、
电压测量 U1，U3 可切换
1 kΩ、基本测量元件 : 1 kΩ
1 kΩ //（10 kΩ + 11.225 nF + 579 Ω）、基本测量元件 : 1 kΩ
1.5 kΩ // 0.15 μF、基本测量元件 : 1.5 kΩ
2 kΩ、基本测量元件 : 2 kΩ
375 Ω // 0.22 μF + 500 Ω、
基本测量元件 : 500 Ω
1 kΩ // 10 kΩ + 0.015 μF、
基本测量元件 : 1 kΩ电压表校准用150 Ω、基本测量元件 : 150 Ω
150 Ω // 1.5 μF、基本测量元件 : 150 Ω
电阻：±0.1 %、电容器 0.15 μF：±2 %、其他：±1 %A（依据IEC60990 ）*1
B（依据IEC60990 ）C（依据IEC60990 ）D（电气用品安全法、其他）
E（电气用品安全法）
F（UL，其他）
G
H（IEC61010-1）（Patient、I
IEC61010-1wet）（
J through）
PCC-1
PCC-2（IEC60598-1）

网络网络常数容差*1 由于受到电源线波形，本产品与 EUT 之间的配线环境等影响，有时电流测量值会不稳定。

●测量回路网（网络A
A

RS
1.5kΩ

B

A

U

B

B

IEC60990 图4 符合U2测量标准）

R1
10kΩ

Rb
500Ω

●测量回路网（网络B1
A

Rb
500Ω

●测量回路网（网络C
A
B

U

IEC60745等）

U●测量回路网（网络IB

C1
0.022μF

IEC60601-1等）

R2 10kΩ

A

R1
10kΩ

RS
1.0kΩ

U

C2
0.015μF±5％●测量回路网（网络PCC-1）
A

R3
20kΩ

●测量回路网（网络D●测量回路网
（网络G

U

B

IEC60990 图5 符合U3测量标准）

Rb
500Ω

A

C1
0.022μF

CS
0.22μF

RS
1.5kΩ

C1
0.15μF

Rb
2kΩ

IEC60990 图4 符合U1测量标准）U1

IEC61029等）

A

CS
0.22μF

RS
1.5kΩ

B

Rb
1.5kΩ

CS
0.22μFRS
1.5kΩ●测量回路网
（网络FCS
0.22μFRb
500Ω

●测量回路网（网络B
A

IEC60990 图3 符合U1测量标准）

C3
9.1nF

C2
6.2nF

电器和材料安全法等）

U

B

RS
150Ω

U

●测量回路网（网络PCC-2

IEC60598-1）

A

Rb
1kΩ

Rs
150Ω

U

B

C1
1.5μF

U

B

●测量回路网（网络E

电器和材料安全法等）

R2 10kΩC2
11,225nF

A
B

Rb
1kΩ

R3
579Ω

U

19

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

测量部范围因网络而异。

项目测量范围 *1

Range 1
Range 2Range 3Range 4
范围切换
Auto
Fix
带宽切换
NormalExpandDC
RMS
Range 1Peak

0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz
0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦1 kHz
1 kHz＜f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz

DC
RMS
Range 2Peak
综合精度 *2（使用网络
A、B、C时）*3

0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz
0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦1 kHz
1 kHz＜f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz

DC
RMS
Range 3Peak

0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz
0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦1 kHz
1 kHz＜f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1MHz

DC
RMS
Range 4
Peak
输入电阻
输入容量
共模抑制比
补偿抵消功能0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz
0.1 Hz≦f＜15 Hz
15 Hz≦f≦1 kHz
1 kHz＜f≦100 kHz
100 kHz＜f≦1 MHz

TOS9303LC
DC, RMS：
1.00 μA（min.）～ 200.00 μA（max）、Peak：1.00 μA（min.）～ 282.00 μA（max）
DC, RMS：12.50 μA（min.）～ 2000.0 μA（max）、Peak：17.50 μA（min.）～ 2830.0 μA（max）
DC, RMS：
125.0 μA（min.）～20.000 mA（max）、Peak：175.0 μA（min.）～28.300 mA（max）
DC, RMS：
1.250 mA（min.）～ 100.00 mA、
Peak：1.750 mA（min.）～100.00 mA（max）
可选择Auto/Fix。各范围脱离了测量范围时，测量值显示部显示错误并警告。
根据测量值自动设置相应范围
TC、PCC、
Patient测量中，根据UPPER设置值自动设置相应测量范围。
Meter测量中，固定为任意范围。
可扩展到医用设备等的测量中要求的、能够从0.1 Hz开始测量的带宽。
通常的测量带宽15 Hz～1 MHz将带宽扩展到0.1 Hz～1 MHz的测量范围
±（5.0 % of reading + 2 μA）±（10.0 % of reading + 2 μA）±（7.0 % of reading + 2 μA）±（10.0 % of reading + 2 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（20.0 % of reading + 10 μA）±（5.0 % of reading + 20 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（7.0 % of reading + 8 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（10.0 % of reading + 10 μA）±（20.0 % of reading + 10 μA）±（5.0 % of reading + 50 μA）±（10.0 % of reading + 20 μA）±（7.0 % of reading + 20 μA）±（10.0 % of reading + 20 μA）±（10.0 % of reading + 50 μA）±（7.0 % of reading + 50 μA）±（10.0 % of reading + 50 μA）±（20.0 % of reading + 50 μA）±（5.0 % of reading + 0.5 mA）±（10.0 % of reading + 0.2 mA）±（7.0 % of reading + 0.2 mA）±（10.0 % of reading + 0.2 mA）±（10.0 % of reading + 0.5 mA）±（7.0 % of reading + 0.5 mA）±（10.0 % of reading + 0.5 mA）±（20.0 % of reading + 0.5 mA）
1 MΩ ± 1 %电容200 pF以下（内部电压表的输入电容100 pF以下）
10 kHz以下：60 dB以上／10 kHz～1 MHz：
40 dB以上抵消测试不需要的电流值，从测量值起Max 10 mA。
有OFF功能。

*1 选择了网络 I 时，电压表的带宽可扩展。
*2 0.1 Hz ≦ f ＜ 15 Hz 是将电压表的带宽扩展（VoltMeter BandWidth）设置为 Expand 时。需要 120 秒以上的测试时间。
*3 这是以本产品的电压表精度为标准、使用网络 A、B、C、H 的测量中进行电流换算后的值。
使用 A、B、C、H 以外的网络时，请如下计算。
网络 D、E、I 中，±（□ % of reading + ■ A）的■的部分变为 1/2 的值。
使用网络 F 时，上述■的部分变为 1/3 的值。
使用网络 G 时，上述■的部分变为 1/4 的值。
使用网络 PCC-1、PCC-2 时，上述■的部分变为 3.3 倍的值。。

20

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER

判断功能范围因网络而异。

项目

UPPER FAIL

判断动作

LOWER FAIL

PASS

判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O
判断方法
显示部
蜂鸣器
SIGNAL I/O

Upper/Lower
设置范围

RANGE 1RANGE 2RANGE 3
RANGE 4

判断精度

TOS9303LC
在判断延迟时间（Judge Delay）
后开始判断。PASS、FAIL的蜂鸣器音量可在0（OFF）～10的范围内分别单独设置。
自动测试中，只有程序结束的判断时蜂鸣器才启用。
检测到上限判断标准值（Upper）以上的电流就判断UPPER FAIL。
显示“Upper-FAIL”
ON
U FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止检测到下限判断标准值（Lower）以下的电流就判断LOWER FAIL。
显示“Lower-FAIL”
ON
L FAIL信号连续输出，直到STOP信号输入为止测试时间经过后，如果不是Upper-FAIL、Lower-FAIL，
就判断PASS。
显示“PASS”
ON（50 ms固定）PASS信号输出到Pass Hold中设置的时间为止。
Pass Hold中设置了Infinity时，
PASS信号连续输出，直到STOP信号输入为止。
DC, RMS：0.1 μA（min.）～200 μA（max）、Peak：
0.1 μA（min.）～282 μA（max）
DC, RMS：
15.1 μA（min.）～2.00 mA（max）、Peak：21.3 μA（min.）～2.83 mA（max）
DC, RMS：
151 μA（min.）～20.00 mA（max）、Peak：213 μA（min.）～28.3 mA（max）
DC, RMS：
1.51 mA（min.）～100 mA（max）、Peak：2.13 mA（min.）～100 mA（max）
按照综合精度（请将综合精度的reading替换成setting）

定时功能
项目

TOS9303LC

判断延迟时间（Judge Delay）
测试时间（Test Time）

设置范围
精度
设置范围
精度

1 s～1000 s、OFF±（100 ppm of setting + 20 ms）
1 s～1000 s、OFF±（100 ppm of setting + 20 ms）

其他规格项目电压值的换算设置范围分辨率电源线的极性（Polarity）
选择单一故障模式（Condition）选择
接地检查
测量检查
电源电压测量AC LINE（EUT）

电源电流测量AC LINE（EUT）
功率测量（有效功率）
测量范围
A端子、
B端子间
电压测量

输入阻抗
精度 *1
SELV 检测

额定电压
测量端子

EUT用电源

测量范围
分辨率
精度
测量范围
分辨率
精度
测量范围
精度
DC
RMS
Peak

设置范围
分辨率
A端子－ B端子间
端子－底盘间

额定电流测量类别有效端子显示110 % 端子标称电压范围
输入电压范围（容许电压范围）额定输出容量Max使用电流浪涌电流

TOS9303LC
以供给EUT的电压和此时的测量电流值为基础，显示用预先设置的电源电压（Conv Voltage）
值换算后的电流值。
（仪表模式下禁用）
80.0 V ～ 300.0 V、
OFF
0.1 V
从正极／负极中选择供给EUT的电源线的极性。
从正常（Normal）、中性线的断线（Fault Neu）
、保护接地线的断线（Fault PE）
中选择EUT的单一故障模式。
因外装和电源线间的接触电流测试，EUT的外装已接地时，发生CONTACT FAIL。
将A端子、B端子间短路，检查测量功能，如有异常则保护功能启动。
80.0 V～250.0 V
0.01 V±（3 % of reading + 1 V）
0.1 A～15.00 A
0.001 A±（5 % of reading + 30 mA）
10 W～1500 W±（5 % of reading + 8 W）
（电源电压80 V以上、负载力率1）
10.00 V～300.0 V
10.00 V～300.0 V
15.00 V～430.0 V
约40 MΩ
±（3 % of reading + 2 V）
（测量范围固定为AUTO）
设置检测SELV的电压，如果超过该值，DANGER指示灯即点亮。
10.0 V～99.9 V、OFF
0.1 V
250 V
250 V
100 mA
CAT-II显示部显示测量有效的端子
供应AC LINE IN输入端口输入的电压的端子
100 V ～ 240 V，50 Hz／60 Hz
85 Vac ～ 250 Vac
1500 VA
15 A（约15.7 A时过电流保护启动）Max 70 Apeak（20 ms 以内）*1 在 A 端子、B 端子间开放的状态下测量了电压时，容易受到感应电压的影响。

21

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■连接口（共通）项目REMOTE
SIGNAL I/O
功能
输入规格

输出规格

高电平输入电压
低电平输入电压
低电平输入电流
输入时间宽度输出方式输出耐电压输出饱和电压
Max输出电流STATUS OUT+ 端子（红色）- 端子（黑色）SCANNER
USB（host）
远程控制
RS232C

USB
（设备）

硬件
消息终止符
硬件
消息终止符
设备等级
硬件

LAN

支持标准
通讯协议
消息终止符

显示部

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
TOS9303
TOS9303LCMINI DIN 9 针连接器。
连接以下选配产品，远程控制测试开始 / 结束。
•远程控制盒 RC01-TOS、
RC02-TOS•高压测试探针 HP01A-TOS、
HP02A-TOS（但是，测试电压为 4 kVac、5 kVdc 以下时）D-sub 37 针连接器。
联锁的启动／解除、设置内存调用、自动测试的程序调用、测试的开始／结束、测试中／电压产生状态的监视、测试状态的监视、判断结果的监视、自动测试的步骤执行情况的监视、保护功能的启动状态的监视输入信号全部是低电平有效控制。输入端子用电阻拉升至+12 V。输入端子的开放与高电平的输入等效。
11 V ～ 15 V
0 V～ 4 V
Max -5 mA
Min 5 ms
集电极开路输出（4.5 Vdc ～ 30 Vdc）
30 Vdc约 1.1 V（25 ℃）
400 mA（TOTAL）
选配产品用的输出端子。
输出+24 V。输出条件可在配置设置的Status Output中设置。
+24 V 回路共用
MINI DIN 8针连接器。
选配的高压扫描器TOS9320用端子。Max连接台数为4台16通道。
标准A型插座、FAT32、32 GB以下、
依据 USB2.0规格、通信速度12 Mbps（Full speed）
可远程控制电源的开／关、键锁定、自动测试以外的全部功能。
D-sub9针连接器（依据EIA-232D）
通信速度：9600／19200／38400／57600／115200 bps
数据长度：8 bit，停止位：1 bit，奇偶校验：无，流程控制：无／CTS-RTS
接收时 LF、发送时 LF
标准B型插座、依据USB2.0规格、通信速度480 Mbps
（High Speed）
接收时：LF 或 EOM、发送时：LF+EOM
依据USBTMC-USB488设备等级规格。
IEEE 802,3 100Base-TX／10Base-T Ethernet
支持Auto-MDIX
IPv4，RJ-45 连接器
LXI 1.5 Core Specification 2011
VXI-11、HiSLIP、
SCPI-RAW、SCPI-Telnet
VXI-11、HiSLIP:接收时LF或 END、
发送时LF+END
SCPI-RAW:接收时LF、
发送时LF
7英寸LCD■其他功能（共通）
项目
自动测试
测试条件
存储器

设置内存
程序（LC以外）
程序（只LC）

测试结果存储器
系统时钟
可记录的日期时间
校准期限设置测量值的显示通常
Max／Min值显示
Double Action
Momentary
Start Long
PASS判断的显示时间（Pass Hold）
STOP信号的禁用（Fail Mode）
键操作的锁定（Key Lock）

测试的开始方法保护功能InterlockPower Supply
Output Error

Over Load
Over Heat
Over RatingCal
RemoteSignal I/O
Communication
Over Range
MeasureShort
Earth Fault
Scan I/F

22

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
TOS9303
TOS9303LC
组合ACW、DCW、IR、
EC自动执行。LC时只能组合TC、PCC、Patient。
保存测试条件（ACW、DCW、IR、
EC、LC、PD），Max 51种。
保存程序（ACW、DCW、IR、EC、PD）的组合，Max 100步骤、100种。
保存程序（TC、PCC、Patient）的组合，Max 100步骤、100种。
记录单独测试、自动测试的新的测试结果，Max 1000个。一关闭电源就被清空。
可用CSV格式保存至USB存储器。
记录校准日期时间、测试实施日期时间
到2038年一过设置的期限，电源开时就警告。可选择警告时是启动保护功能，还是只在显示部显示警告。
可显示测量值的Max值／Min值。
测试中显示测量值。Max值／Min值不保持。
耐电压（ACW/DCW）测试中显示电流测量值的Max值，绝缘电阻（IR）测试中显示电阻测量值的Min值，接地导通（EC）测试中显示电阻测量值或电压测量值的Max值。
一按STOP开关，
显示部即显示“READY”0.5 秒钟，只有在此期间按下START开关时才开始测试。
只在按下START开关期间执行测试。
只在按下START开关1秒以上时开始测试。
设置保持PASS判断结果显示的时间（0.05 s～10.00 s），或者保持（Infinity）到按下STOP开关为止。
可设置为无法从SIGNAL I/O连接器和REMOTE连接器上连接的设备解除FAIL判断结果和PROTECTION状态。
锁定键操作，防止变更设置值、覆盖存储器或程序等误操作。
测试中保护功能启动时，输出立即被关闭，测试停止。LC测试时，向EUT的供电被中止，
A端子、B端子间开放。
保护功能启动的条件如下所示。
联锁启动中。
电源部有异常。
检测到超出以下规定范围的输出电压。
ACW、DCW、IR 测试、
PD 测试：±(10 % of setting + 50 V)
EC 测试：±(10 % of setting + 2 A)
检测到超出以下规定范围的输出功率或输出电流。
ACW：550 VA、DCW：
110 W 或 50 mA、IR（7200 V 测试）：110 W 或 25 mA、IR（-1000 V 测试）：2 mA、EC：240 VA、
LC：AC LINE OUT的电流超过约 15.7 A 时，
或功率超过1600 VA时。
本产品的内部温度异常上升。
耐电压测试时，输出电流超过输出时间的极限
设置的校准期限已过。
REMOTE连接器进行了拆装。
SIGNAL I/O连接器的ENABLE信号有变化。
内部通信有异常。
测量值超过测量范围的Max值。
LC测试的测量检查中检出异常。
LC测试中检出继电器动作异常。
接地方式（GND）的设置为Guard时，
从本产品的高电压输出部向接地部通过了异常的电流。
扫描器动作中接口电缆脱落。或已设置通道的扫描器未能检出。

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■一般规格（共通）项目备用电池寿命
安装场所
温度
湿度
环境
温度
动作范围
湿度
温度
保存范围
湿度
标称电压范围（容许电压范围）空载时（READY状态）
电源
功耗
额定负载时
容许频率范围
绝缘电阻（AC LINE－机箱间）耐电压（AC LINE－机箱间）
接地连续性
规格保证
范围

重量

附属品

电磁兼容性（EMC）*1 *2

安全性 *1

TOS9300
TOS9301
TOS9301PD
TOS9302
TOS93033年（25 ℃下）
室内、高度2000 m以内
5 ℃～ 35 ℃（局部放电测试为 18 ℃ ～ 28 ℃）
20 %rh ～ 80 %rh（局部放电测试为 20 %rh ～ 70 %rh）（无结露）
0 ℃～ 40 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无结露）-20 ℃～ 70 ℃
90 %rh 以下（无结露）100 Vac～120 V／200 V～240 V（90 Vac～132 V／170 V～250 V）
100 VA 以下
Max 800 VA
47 Hz ～ 63 Hz
30 MΩ 以上（500 Vdc）
1500 Vac，1分钟，20 mA 以下
25 Aac ／ 0.1 Ω 以下
TOS9300：约 17 kg，TOS9301：约 18 kg，
TOS9301PD: 约 22 kg、TOS9302：约 20 kg，TOS9303：约 21 kg，TOS9303LC：约 22 kg电源线（1根，线长约2.5 m：附属电源线因地区而异。）
高电压测试导线 TL31-TOS（1组）SIGNAL I / O用插头（1组）、高电压危险标签（1张）、扎带（1根）设置指南（1册）、CD-ROM（1张）、安全信息（1册）、
重物警告标签※1（1张）※1：不包含在TOS9300中接地导通测试用测试导线※2（1组）※2：只限TOS9302、
TOS9303、TOS9303LC［只限TOS9303LC］
备用保险丝（1根）、泄漏电流测试用测试导线（红2根、黑1根）、扁平探头（1张）
符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *3）、EN 55011（Class A *3、Group 1 *4）、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
适用条件本产品上连接的电缆及电线全部使用 2.5 m以下的规格
使用SIGNAL I/O 时，
要使用屏蔽电缆
使用高电压测试导线 TL31-TOS
在测试器的外部没有放电的状态
符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *2、EN 61010-1（Class I *5、污染度 2 *6 ）TOS9303LC*1 特别订购产品、改造品不适用。
*2 只适应于主体带有 CE 标志或 UKCA 标志的机型。
*3 本产品是 Class A 设备。设计用途是在工业环境中使用。如果在住宅地区使用本产品，可能引起干扰。这种情况下，为防止无线电及电视节目的接收干扰，可能需要用户采取特别措施减少电磁辐射。
*4 本产品是 Group 1 设备。本产品不是通过电磁辐射、感应及／或静电结合的形式，有意产生／使用射频能量，以进行材料处理或检查／分析的装置。
*5 本产品是 Class I 设备。请务必将本产品的保护导体端子接地。未正确接地时，安全性不受保障。
*6 污染是指粘附了有可能引起介电强度或表面电阻率降低的异物（固体、液体、或气体）的状态。污染度 2 想定的状态是只存在非导电性的污染，有时可能因结露而临时具有导电性。

23

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■高电压扫描器
基本性能
项目
AC
DC

Max使用电压
通道数Max连接数接触确认功能DANGERCHANNEL显示

EXTERNAL
POWER

TOS93205 kV
7.2 kV4（各通道可任意设定为HIGH、LOW或者开路）4台：通道编号按照与TOS9300系列测试仪连接的顺序决定。
第1台：CH1～CH4，
第2台：CH5～CH8，第3台：CH9～CH12，
第4台：CH13～CH16
无
与TOS9300系列测试仪同步点亮
测试执行中各通道分别点亮。 红色：High 绿色：Low
橙色：接触确认中 或 CONTACT FAIL发生 关闭：Open
外部控制打开时亮起电源打开时亮起接口和其他功能项目
控制开关
CONTROLLER INTERFACE（外部控制）
功能输入输出

高电平输入电压
低电平输入电压
低电平输入电流
输入时间宽度输出方法输出耐电压输出饱和电压
Max输出电流

TOS9300系列测试仪接口TOS9320
EXTERNAL I/O开关，用于切换以下控制。
ON：通过CONTROLLER INTERFACE进行外部控制 OFF：从TOS9300系列测试仪控制
D-sub 25 针连接器
将每个通道设置为High或Low或Open所有通道。
输出每个通道的设置。
输入信号均为低有效控制。输入端通过电阻上拉至+12V。
输入端子保持开路等效于施加高电平信号。
11 V ～ 15 V
0V～4V
Max -5 mA
Min 5 ms开路集电极输出（4.5 Vdc ～ 30 Vdc）
30 Vdc约1.1 V（25 ℃）
400 mA（TOTAL）
MINI DIN 8 针连接器，精度保证Max 4台单元（16个通道）

一般规格
项目
安装场所
温度
湿度
环境
温度
动作范围
湿度
温度
保存范围
湿度
标称电压范围（容许电压范围）电源功耗
容许频率范围
绝缘电阻（AC LINE－机箱间）耐电压（AC LINE－机箱间）
接地连续性
重量
规格保证
范围

附属品

电磁兼容性（EMC）*1 *2

安全性 *1

TOS9320
室内、高度2000 m以内
5 ℃～ 35 ℃
20 %rh ～ 70 %rh（无结露）
0 ℃～ 40 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无结露）-20 ℃～ 70 ℃
90 %rh 以下（无结露）100 Vac ～ 240 Vac（90 Vac ～ 250 Vac）
Max 50 VA
47 Hz ～ 63 Hz
30 MΩ 以上（500 Vdc）
1500 Vac，1 分钟，20 mA 以下
25 Aac / 0.1 Ω 以下
约 8 kg电源线（1根，线长约2.5 m：附属电源线因地区而异。）
高电压测试导线TL31-TOS（红8根）、高压并联连接的引线TL33-TOS（1组）、接口电缆（1根）、CONTROLLER INTERFACE用插头（1组）、
高电压危险标签（2张）、通道显示标签 对于面板表面（1张）・对于测试线索（1张）、用户手册（1册）、安全信息（1册）
符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1（Class A *3）、EN 55011（Class A *3、Group 1 *4）、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
适用条件：本产品上连接的电缆及电线全部使用 2.5 m 以下的规格
屏蔽电缆用于连接CONTROLLER INTERFACE。
使用高电压测试导线TL31-TOS，
在测试器的外部没有放电的状态
符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *2、EN 61010-1（Class I *5、污染度 2 *6 ）*1 特别订购产品、改造品不适用。
*2 只适应于主体带有 CE 标志或 UKCA 标志的机型。
*3 本产品是 Class A 设备。设计用途是在工业环境中使用。如果在住宅地区使用本产品，可能引起干扰。这种情况下，为防止无线电及电视节目的接收干扰，可能需要用户采取特别措施减少电磁辐射。
*4 本产品是 Group 1 设备。本产品不是通过电磁辐射、感应及／或静电结合的形式，有意产生／使用射频能量，以进行材料处理或检查／分析的装置。
*5 本产品是 Class I 设备。请务必将本产品的保护导体端子接地。未正确接地时，安全性不受保障。
*6 污染是指粘附了有可能引起介电强度或表面电阻率降低的异物（固体、液体、或气体）的状态。污染度 2 想定的状态是只存在非导电性的污染，有时可能因结露而临时具有导电性。

24

TOS9300 SERIESELECTRICAL SAFETY MULTI-ANALYZER■外形尺寸图（单位 ：mm）
TOS9300
268.8

60

4- 29

TOS9303LC
41.2(支脚直径)

398.8

60

364

364

33

33

MAX550500

MAX440430

MAX20

MAX150132

TOS9301PD

60

40

4- 29

272.5

330
50

364
33
MAX565525

MAX440430

MAX5MAX440430

TOS930360

4- 29(支脚直径)

33

364

33

398.8

MAX390370

88MAX105

MAX150132

MAX20

TOS9302

MAX540500

MAX20MAX440430

MAX150
132

41.2

4- 29
57.5 (支脚直径)(支脚直径)

50

423.8

TOS9320

33

41.2

MAX440430

MAX20

MAX150132

MAX410370

4- 29(支脚直径)

33

33

41.2

TOS9301

25

TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER对 应 全 球 性 电 压 使 用 范 围 耐 电 压·绝 缘 阻 抗 测 试 的 机 种

26

TOS5301

TOS5300

TOS5302

TOS5302 AC耐电压・绝缘阻抗测试仪TOS5301 AC/DC耐电压测试仪TOS5300 AC耐电压测试仪这是一款基于操作性·实用性·安全性为一体，性价比高的机种。
“TOS5300 系列”是对电器产品必须进行安全确保 4 项测试中的耐电压测试、绝缘阻抗测试的测试仪器。输出为 5kV/100mA（AC）、6kV/10mA（DC），基于在 IEC、EN、UL、
VDE、JIS 等各国安全规定或电器产品安全法的要求之上，可对电子器械、电子部品进行
耐电压 / 绝缘阻抗测试。还有，采用了新研发的开关放大器，使测试电压的安定性更高。
因为不受 AC 输入端电压和频率变化的影响，可保持安定的输出电压，所以在电源环境不安定的区域也可进行安定，安心的测试。装备有充实的对应各式各样用户要求的机能。这
是一款基于操作性·实用性·安全性为一体，性价比高的机种。

●实现高稳定输出的PWM放大器方式●5kV/100mA（500VA）的交流耐电压测试●6kV/Max输出50W的直流耐电压测试仪（TOS5301）●25V～1000V（7档位），500V以上, Max达5.00GΩ的绝缘电阻测试●±1.5％ of reading的高精度测量（电压表500V以上，电流表1mA以上时）●上升时间/下降时间控制●键盘锁定＆操作部保护●搭载USB连接口TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER

基本功能
以较稳定的输出完成 AC 耐电压测试！“输入电压变动率 ±0.3％”
一般的耐电压测试仪是针对 AC 线路的输入电压使用转换变压器输入电压的变动TOS5300系列

升压后进行输出。采用这种转换变压器方式时，输入电压的变动会影响到输出，有时可能无法正确完成测试。甚至当变形的电压输入电压的变形

施加到被测试装置后，也可能会形成新产品不良的原因 ( 加速部
件的劣化 )。TOS5300 系列产品内置有高效率 PWM 放大器，不会受到 AC 线路变动的影响，能够输出稳定的高电压，即使在电一次（输入）侧的输入波形

输出稳定的高电压！

压变动大的地区，也可以“放心”、“稳定”地实现可靠性高的“安全”的测试。

实现高精度、高分辨率、高速判断

防止生产现场误操作的面板盖板

配备了高精确度、高分辨率的T r u e R M S测量回路,电压表为电子设备的生产流水线或检查流水线的工人很多情况下并不一定±1.5％ of reading（500V以上）／Min分辨率1V，电流表为

是专业技术人员，很有可能在不注意的情况下就改变了仪器的设±1.5％ of reading（1mA以上）／Min分辨率1μA。另外，配备定而导致误操作。为了防止这种现象发生，在配备了按键锁定功

了自动量程功能。下限判断精确度也实现了和上限判断精确度同

能的同时，还安装了无法对面板实施物理性操作的盖板。

等的性能，可以有效地检测出未连接测试导线或接触不良等，同时实现了测试时间为0.1秒的高速判断。通过高精度、高分辨率、提高了安全性和功能性的输出端子

高速测量、判断功能能够完成各种可靠的测试。

考虑到实际使用的现场环境及操作员的安全，将HIGH侧输出端子配置在最为远离操作部的位置。采用旋转机构，防止发生电缆的对应国际范围的输入电压扭转(断线)。一侧的LOW端子也通过在本体侧配置锁定结构，去可对应全球性使用范围。不受输入电源变

除了LOW侧测试导线的五金具，使得测试导线不容易受到损伤。

化的影响，即可在海外工厂使用。可选择

当消除了这些输出端子的突起部后，可以防止因移动等情况下不

输出频率。不依存输入侧电源的环境。可小心发生的损坏。另外，被测试体和连接电缆被卡住或被施加了

提供50Hz/60Hz频率的安定测试电压。

额外的外力时，从设计结构上来讲，HIGH（高压）侧端子易于脱落，而LOW（接地）侧端子则不易脱落。
为了防止插入错误，不只采用了HIGH（红色）、LOW（黑色）的工作时间的缩短

颜色进行区分，端子形状也不相同。

缩短间隔时间，便可提高生产性能。关于这一点来讲，比测量响应
速度更快的测试时间会导致测量精确度极端变差，这曾是耐电压测试的课题，而TOS5300系列则成功实现了从0.1秒开始的设定。

6kV/50W 的直流耐电压测试（TOS5301）
TOS5301可以实现高达6kV的直流耐电压测试。
配备有低波形，负荷变动率为3％以下的稳定的DC/DC转换器。

25V 〜 1000V 绝缘电阻测试 ※TOS5302配备有绝缘电阻测试仪。测试电压为25V、50V、100V、
125V、250V、500V、1000V、500V以上时可以实现高达5.00GΩ
的绝缘电阻测试。

▲拆下前面面板的操作部盖板时

※可实现500V以上，高达5.00GΩ的测量27

TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER■耐电压测试仪部分

在无特殊指定的情况下，技术规格以下记的设定和条件为标准。
• 预热时间为 30 分。
• TYP 值 ：代表值。不能保证其性能。
• rdng ：表示读数。
• set ：表示设定值。
• f.s ：全量程TOS5300

TOS5301

输出范围
设定精确度

±（2 % of setting + 20 V）［ 无负载时］

设定范围

0.00 kV ～ 5.50 kV设定分辨率

10 V STEP

Max 额定输出 *1

AC 输出部

500 VA（5 kV/100 mA）

Max 额定电压

5 kVMax 额定电流

100 mA［ 输出电压 0.5 kV 以上］

变压器容量

500 VA输出电压波形 *2

正弦波

失真率

输出电压 0.5 kV 以上 ：3 % 以下（无负载时及纯电阻负载时）精确度

±0.5 %（电压上升过程中除外）

频率

50 Hz / 60 Hz电压变动率

10 % 以下（Max 额定负载→ 无负载）输入电压变动

±0.3 %（5 kV 无负载时，电源电压 90 V ～ 250 V）

短路电流

200 mA 以上（输出电压 1.0 kV 以上）

输出方式

PWM 开关方式

输出范围

0.05 kV ～ 6.00 kV设定精确度±（2 % of setting + 20 V）［无负载时］

设定范围

0.00 kV ～ 6.20 kV设定分辨率

10 V STEP

Max 额定输出 *1

50 W（5 kV / 10 mA）

Max 额定电压DC 输出部TOS53020.05 kV ～ 5.00 kV

6 kVーMax 额定电流波形(TYP 值）ー

10 mA

5 kV 无负载时

50 Vp-pMax 额定负载

100 Vp-p电压变动率

3% 以下（Max 额定负载 → 无负载）短路电流（TYP 值）

40 mA（6 kV 输出时）测试结束时，实施强制放电（放电电阻 125 kΩ）

放电功能
开始电压（Start Voltage）

可以将耐电压测试时的开始电压设为设定电压的 50 %限制电压值（Limit Voltage）

可以设定测试电压设定的上限基准值 AC: 0.00 kV ～ 5.50 kV、DC: 0.00 kV ～ 6.20 kV输出电压监视功能

输出电压超过设定值（±350V）时，切断输出，实施保护动作
量程

模拟信号

电压表
数字信号

6 kV AC/DC f.s精确度± 5 % f.s

指示平均值响应／有效值刻度

测量范围0.000 kV ～ 6.500 kV AC/DC显示□ . □□□ kV

精确度

V < 500 V ：±（1.5 % of reading + 20 V）、V ≧ 500 V ：±1.5 % of reading响应 *3真实有效值 / 平均值响应有效值指示 转换可能

保持功能

将测试结束时的测量电压值在 PASS、FAIL 期间中进行锁定测量范围

AC: 0.00 mA ～ 110 mA

AC: 0.00 mA ～ 110 mA
DC: 0.00 mA ～ 11 mA

AC: 0.00 mA ～ 110 mA

i = 测量电流

电流表

数字信号

显示

精确度 *4i < 1 mA

1 mA ≦ i < 10 mA

10 mA ≦ i < 100 mA

100 mA ≦ i□ . □□□ mA□ . □□□ mA□□ . □□ mA□□□ . □ mA

1.00 mA ≦ i ：±（1.5 % of reading）、i < 1.00 mA ：±（1.5 % of reading + 30 μA）

响应 *3

真实有效值 / 平均值响应有效值指示 转换可能

保持功能

将测试结束时的测量电流值在 PASS 期间中进行锁定─外形尺寸图─

单位：mm

28

TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER■耐电压测试仪部分
TOS5300

判定方法 / 判定动作TOS5301

TOS5302

判断

判断方法

显示

蜂鸣器

SIGNAL I/O

UPPER
FAIL

检测到超出上限基准值的电流时，切断输出，判断为 UPPER FAIL。
直流耐电压测试时，在电压上升中（Rise Time）发生电压上升率
异常时，也判断为 UPPER FAIL。

FAIL 亮灯
画面显示 OVERON输出 U-FAIL 信号

LOWER
FAIL

检测到低于下限基准值的电流时，切断输出，判断为 LOWER FAIL。
FAIL 亮灯电压上升中（Rise Time）及交流耐电压测试的电压下降中（Fall画面显示 UNDERTime）不执行判断。

ON输出 L-FAIL 信号

PASS经过设定时间未发现异常时，切断输出，判断为 PASS。

ON输出 PASS 信号

PASS 亮灯
显示在画面上判定功能·PASS 信号在设定为 PASS HOLD 时，直到输入 STOP 为止将连续输出·UPPER FAIL、LOWER FAIL 信号在直到输入 STOP 为止将连续输出·FAIL 或 PASS 的蜂鸣器音量可以调节·判断为 PASS 时的蜂鸣器音固定为 0.2 s，PASS HOLD 中蜂鸣器也在 0.2 s 后关闭

上限基准值设定（UPPER)

AC: 0.01 mA ～ 110 mA

AC: 0.01 mA ～ 110 mA
DC: 0.01 mA ～ 11 mA

AC: 0.01 mA ～ 110 mA

下限基准值设定（LOWER)

AC: 0.01 mA ～ 110 mA / OFF

AC: 0.01 mA ～ 110 mA / OFF
DC: 0.01 mA ～ 11 mA / OFF

AC: 0.01 mA ～ 110 mA / OFF

判断精确度 *41.00 mA ≦ i ：±（1.5 % of set)、i < 1.00 mA ：±（1.5 % of set + 30 μA)电流检测方法算出电流的真的有效值或平均值跟基准值比较

校正使用纯电阻负载，通过正弦波的有效值进行校正电压上升时间（Rise Time）

0.1 s ～ 10.0 s

设定分辨率

0.1 s

电压下降时间（Fall Time）
时间

0.1 s /OFF（只 PASS 判断时才有效）测试时间（Test Time）

具备 0.1 s ～ 999 s 测试时间的关闭（TIMER OFF）功能设定分辨率

0.1 s ～ 99.9 s ：0.1 s / 100 s ～ 999 s ：1 s±（ 100 ppm + 20 ms） Fail Time 除外
AC:Fall Time 除外
DC:Rise Time 大于 1kV 时加上 ±50ms、1kV 以下时加上 ±100ms

精确度*1. 关于针对输出的时间限制耐电压电压发生部的散热能力在考虑大小、重量、成本等因素后，设计为额定输出的 1/2。
请在以下的限制范围内使用。在限制范围外使用的话，输出部的温度有可能会过度上升，造成内部保护回路动作。
这种情况下，请中断测试，待机并等到恢复正常温度。
周围温度

上限基准值
AC

t ≦ 40 ℃
DC

50 mA ＜ i ≦ 110 mA

休止时间

输出时间

和输出时间同等以上

Max 30 分钟

i ＜ 50 mA

不要

可连续输出

5 mA ＜ i ≦ 11 mA

和输出时间同等以上

Max 1 分钟i ≦ 5 mA

和判断等待时间（WAIT TIME）同等以上

可连续输出（输出时间 ＝ 电压上升时间 + 测试时间 + 电压下降时间）*2. 关于测试电压波形
容量的值在以具备电压依赖性的试样（陶瓷电容器等）为负载时，有可能会发生波形变形。
不过，测试电压为 1.5 kV 时，可以忽视 1000 pF 以下的容量的影响。
本产品的高电压电源部采用了 PWM 开关方式，测试电压为 500 V 以下时，开关噪声、尖峰噪声所占比例较大，因此测试电压越低，波形
变形也越大。
*3. 不管是真实有效值还是平均值，满足测量精度需要 50ms 以上的响应时间。
*4. 关于电流表精确度、判断精确度
AC 耐电压测试时，测量导线或器具等的寄生容量中也会流过电压。测量时，寄生容量中流过的电流也会被加算到流过被测试仪的电流中。
特别是实施高灵敏度、高精度的判断时，有必要考虑将寄生容量中流过的电流加到上限／下限基准值等。

输出电压

1 kV

2 kV

3 kV

4 kV

5 kV

长度 350mm 的导线架空时（TYP 值）

2 μA

4 μA

6 μA

8 μA

10 μA

使用附属的高电压测试导线
TL31-TOS 时（TYP 值）

16 μA

32 μA

48 μA

64 μA

80 μA

29

TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER■绝缘电阻测试仪部分
TOS5302输出电压

25 V、50 V、100 V、125 V、250 V、500 V、1000 V DC・负极性设定精确度-0 %，+5 %Max 额定负载

1 W（-1000 V DC / 1 mA）

Max 额定电流
输出部

波形

1 mA
1000 V 无负载

2 Vp-p 以下

Max 额定负载

10 Vp-p 以下电压变动率

1 % 以下（Max 额定负载→ 无负载）短路电流12 mA 以下放电功能测试结束时实施强制放电（放电电阻 约 25 kΩ）

限制电压值（Limit Voltage）

可以设定测试电压设定的上限基准值输出电压监视功能标尺模拟信号

6 kV AC/DC f.s精确度± 5 % f.s

指示平均值响应／有效值刻度

测量范围

电压表
数字信号

25 V、50 V、100 V、125 V、250 V、500 V、1000 V输出电压超过 ±（10 % of setting + 10 V）切断输出，实施保护动作

0 V ～ -1200 V

显示

测量电压

V < 100 V

100 V ≦ V < 1000 V

1000 V ≦ V

显示

□□ V

□□□ V

□□□□ V

精确度

测量范围／
测量精确度
*1 , *2电阻表±（1 % of reading + 1 V）
25 V

30kΩ ≦ R ≦ 25 MΩ / ±（2 % of reading + 2 digit）
25 MΩ < R ≦ 125 MΩ / ± 5 % of reading
125 MΩ < R ≦ 250 MΩ / ± 10 % of reading

50 V

50kΩ ≦ R ≦ 50 MΩ / ±（2 % of reading + 2 digit）
50 MΩ < R ≦ 250 MΩ / ± 5 % of reading
250 MΩ < R ≦ 500 MΩ / ± 10 % of reading

100 V

100kΩ ≦ R ≦ 100 MΩ / ± 2 % of reading
100 MΩ < R ≦ 500 MΩ / ± 5 % of reading
500 MΩ < R ≦ 1 GΩ / ± 10 % of reading

125 V

125kΩ ≦ R ≦ 125 MΩ / ± 2 % of reading
125 MΩ < R ≦ 625 MΩ / ± 5 % of reading
625 MΩ < R ≦ 1.25 GΩ / ± 10 % of reading

250 V

250kΩ ≦ R ≦ 250 MΩ / ± 2 % of reading
250 MΩ < R ≦ 1.25 GΩ / ± 5 % of reading
1.25 GΩ < R ≦ 2.5 GΩ / ± 10 % of reading

500 V

500kΩ ≦ R ≦ 500 MΩ / ± 2 % of reading
500 MΩ < R ≦ 2.5 GΩ / ± 5 % of reading
2.5 GΩ < R ≦ 5 GΩ / ± 10 % of reading

1000 V

1 MΩ ≦ R < 1 GΩ / ± 2 % of reading
1 GΩ ≦ R ≦ 5 GΩ / ± 5 % of reading

显示 *2

保持功能

25 kΩ ≦ R < 1.00 MΩ

1.00 MΩ ≦ R < 10.0 MΩ

10.0 MΩ ≦ R < 100 MΩ

□□□ kΩ

□ . □□ MΩ

□□ . □ MΩ

100.0 MΩ ≦ R < 1.00 GΩ

1.00 GΩ ≦ R ≦ 9.99 GΩ

□□□ MΩ

□ . □□ GΩ
PASS 期间保持测试结束时的测定电阻值电流检测响应速度（Response）

FAST /MID /SLOW 的 3 级切换
判定

判定方法

显示

蜂鸣器

SIGNAL I/O

UPPER
FAIL

检测到超出上限基准值的电阻值时，切断输出，判断为 UPPER FAIL 亮灯
FAIL 。不过，电压上升中（Rise Time）不执行判断。
画面显示 OVERON输出U-FAIL 信号

LOWER
FAIL

检测到低于下限基准值的电阻值时，或电压上升中（Rise Time）FAIL 亮灯
发生异常时，切断输出，判断为 LOWER FAIL。
画面显示 UNDERON输出
L-FAIL 信号

PASS经过设定时间后如果没有异常，则切断输出，判断为 PASS。

ON输出 PASS 信号

判定方法 / 判定动作判定
功能

·PASS 信号在设定为 PASS HOLD 时，直到输入 STOP 为止将连续输出·UPPER FAIL、LOWER FAIL 信号在直到输入 STOP 为止将连续输出·FAIL 或 PASS 的蜂鸣器音量可以调节·判断为 PASS 时的蜂鸣器音固定为 0.2 s，PASS HOLD 中蜂鸣器也在 0.2 s 后关闭
上限基准值设定范围30 kΩ ～ 5.00 GΩ

下限基准值设定范围30 kΩ ～ 5.00 GΩ

判断精确度
UPPER /LOWER 通用

测定精度 +2 digit
湿度 20 %rh ～ 70 %rh（无结露），测试导线无摇动等紊乱状态。
判定为 5 μA 以下时，需要 1.0 s 以上的测试时间。
电流检出应答速度为，设在 Mid 时测试时间在 0.3 s 以上，设在 Slow 时测试在 0.5 s 以上。

电压上升时间（Rise Time）
时间测试时间（Test Time）
设定分辨率
精确度

*1. 湿度 20 %rh ～ 70 %rh（无凝露），测试导线不存在摇晃等。
*2. R ＝测量绝缘电阻值30

PASS 亮灯

10 ms（TYP 值）
具备 0.1 s ～ 999 s测试时间关闭（TIMER OFF）功能

0.1 s ～ 99.9 s ：0.1 s / 100 s ～ 999 s ：1 s±（100 ppm + 20 ms）

TOS5300 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER■其他的功能／连接口TOS5300

TOS5301

TOS5302双重动作功能（Double Action）

按下 STOP 开关并松开后，只当在 0.5 秒以内按下 START 开关时才开始测试

PASS 判断保持时间（Pass Hold）

设定保持 PASS 判断的时间 ：50 ms/100 ms/200 ms/1 s/2 s/5 s/HOLD

瞬动功能（Momentary）

只在按下 START 开关期间才执行测试

失败模式功能（Fail Mode）

基于远程控制的停止信号的 FAIL、或 PROTECTION 的解除无效定时器功能（TIMER）

经过设定的时间之后，结束测试输出电压监视功能（Volt Error）

输出电压超出设定值 ±350 V 时，切换到 PROTECTION 状态，切断输出，停止测试存储器（Memory）

Max 可以记忆 3 套测试条件

按键锁定（Key lock）

只将来自面板的设定／变更操作置于无效保护功能

在以下情况时，切换到 PROTECTION 状态，立即切断输出，停止测试。画面上显示信息互锁保护（Interlock Protection）

检测到互锁信号的输入时电源异常保护（Power Supply Protection）

检测到电源部的异常时电压异常保护（Volt Error Protection）

监视输出电压，检测到超出规定范围的电压时。AC/DC 耐电压测试 ：±350 V、绝缘电阻测试 ：±(10 % of set + 10 V)过载保护（Over Load Protection）

耐电压测试时实施了超出输出限制功率的设定时 AC 耐电压测试 ：550 VA、DC 耐电压测试 ：55 VA

温度异常保护（Over Heat Protection）

本产品内部的温度异常上升时

输出电流延时保护
（Over Rating Protection）

耐电压测试时的输出电流超出规定时间进行输出时

校正期限过期警告（Calibration Protection）

超过设定的校正期限时

遥控装置连接保护（Remote Protection）

检测到前面面板的 REMOTE 连接器的装卸时

信号 I/O 保护（SIGNAL I/O Protection）

后面面板的 SIGNAL I/O 连接器的 ENABLE 信号发生变化时USB 连接保护（USB Protection）

通过 USB 连接口控制过程中，发生 USB 连接器连接分离时系统时钟

按照年／月／日设定为校正服务时间

校正期限设定（Calibration Due Control）

设定下一个校正期限

校正期限过期警告（Calibration Protection）

设定设定超出设定的校正期限时的动作。接通电源时发生警告显示、或切换为保护状态，不可继续测试。

USB
连接口

时 ：分 ：秒

校正日期时刻USB Specification 2.0，标准 B 型插座

REMOTE

前面面板 9 针 MINI DIN 连接器

SIGNAL I/O可以连接选件，实现开始／停止的远程控制

后面面板 D-sub 25 针连接器■一般规格
TOS5300显示
备份电池寿命室内、海拔 2000 m 以下

规格保证范围温度／湿度

5 ℃～ 35 ℃／ 20 % rh ～ 80 % rh（无凝露）动作范围温度／湿度

0 ℃～ 40 ℃／ 20 % rh ～ 80 % rh（无凝露）保存范围温度／湿度-20 ℃～ 70 ℃／ 90 % rh 以下（无凝露）公称电压范围（许可电压范围）

100 Vac ～ 240 Vac（90 Vac ～ 250 Vac）

电源

消耗功率

无负载时（READY）

100 VA 以下

额定负载时

Max 800 VA

容许频率范围

47 Hz ～ 63 Hz

绝缘电阻（ACLINE - 机壳之间）

30 MΩ 以上（500 Vdc）

耐电压（ACLINE - 机壳之间）1400 Vac、2 秒钟时间（全数试验）/ 1500 Vac、一分钟（形式试验）接地连续性

25 Aac ／ 0.1Ω 以下
符合下列指令以及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1 (Class A*3 )EN 55011 (Class A*3, Group 1*4 )EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
适用条件使用连接本产品的电缆以及导线，全部在 2.5 m 以内。
使用 SIGNAL I/O 时，使用屏蔽电缆
使用高电压测试导线 TL31-TOS
测试仪以外的地方没有放电的状态电磁兼容性（EMC）*1 , *2

符合下列指令以及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU*2
EN 61010-1 (Class I*5 , 污染度 2*6 )安全性 *1
外形尺寸（Max 寸）
重量
附属品

TOS5302

3 年（25 ℃时）

设置场所
环境

TOS5301
VFD ：256 x 64 dots + 4 STATUS 显示

320（330）W×132（150）H×350（420）D mm
约 14 kg约 15 kg约 14 kg电源线 1 根／高电压测试导线（TL31-TOS）1 组（红黑各 1 根、带线夹、1.5 m）
D-SUB25P 插头 1 个 装配式／高电压危险标签 1 张／使用操作说明书 1 册／用户使用指南 1 本／ CD-R 1 张*1. 不适用于特殊订购品和改造品。
*2. 只对应在面板上显示有 CE 标志 /UKCA 标志的机型。 J1 连接器的连接用电缆若不安装磁环不适用。
*3. 本产品属于 Class A 级设备。以工业环境使用为前提。在住宅区使用本产品会引起干扰。在此种情况下，为了防止无线广播和电视播放的信号接受收到干扰，用户需要采取特殊措施减少电磁辐射与感应干扰。
*4. 本产品属于 Group 1 类设备。本产品在用于材料处理或者检查 / 分析上时，不会有意产生 / 使用以电磁辐射，感应和 / 或静电耦合的形式的射频能量。
*5. 本产品属于 Class I 级设备。请必须将本产品的保护导体端子接地。如果接地不正确，不能保证安全性。
*6. 污染是指，附着有可能引起绝缘耐力或者表面电阻率的低下的异物（固体、液体或者气体）的状态。污染度 2 是指，只存在非导电性的污染，时有因结露引起的一时导电性的状态。

31

TOS5200 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE TESTER

信
赖
和
实
绩
建
立
的
行
业
标
准
AC耐电压测试仪TOS5200这是一款基于操作性・实用性・安全性为一体的 AC 耐电压测试仪的 [ 标准 ] 型号。
AC 耐电压测试仪 TOS5200 是对电器产品必须进行安全确保 4 项测试中的耐电压测试仪器。
输出为 5kV/100mA（AC），IEC、EN、UL、VDE、JIS 等各国安全规定或电器产品安全法的要求之上，可对电子器械、电子部品进行耐电压测试。因为不受 AC 输入端电压和频率变化的影响，可保持安定的输出电压，所以在电源环境不安定的区域也可进行安定，安心的测试。装备有充实的对应各式各样用户要求的机能。这是一款基于操作性 / 实用性 / 安
全性为一体，AC 耐电压测试仪的 [ 标准 ] 型号。

●实现高稳定的输出的PWM放大器方式●5k V /100mA（ 500VA）
的AC耐电压测试
●高精度测量±1.5％ of reading（电压计500V以上、
电流计1mA以上）●上升时间/下降时间控制功能●对应世界各国的输入电压●工作时间的缩短（外部控制）●按键锁定&操作面板保护盖●搭载USB／RS232C接口

32

TOS5200 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE TESTER

基本功能
不受 AC 电源的变动影响，高稳定输出
TOS5200 是根据 PWM 开关方式放大器方式，不受 AC 电源的变

在耐电压测试中，输出波形是重要的指标！

动影响，高稳定输出。从前的滑动变压器方式时，输入电压的变动会影响到输出，有时可能无法正确完成测试。当变形的电压施
加到被测试物的时候，有可能会形成性产品不良的原因（加速部
件的劣化）。TOS5200 不会受到 AC 线路变动的影响，能够输出稳
定的高电压，即使在电压变动大的地区，也可以放心，稳定地实
现可靠性高的安全的测试。还有输出频率也可以选择 50Hz/60Hz。

试验时间可以设定从 0.1 秒，缩短工作的时间▲ TOS5200 系列的 AC 输出波形

▲转换变压器方式的 AC 输出波形

工作时间的缩短直接提高生产率，许多客户都要求对试验时间的Min 设定值进行变更 / 改造。

周期时间

但是，比测定的响应速度还要快的试验时间会极端地影响测量精Min度，这是耐压试重要的问题。

0.32s

上升时间 / 下降时间控制功能
上升时间控制功能是为了防止对 EUT（被试验物）施加不必要的
高压的功能。为了确认 EUT 的安全性进行可承受电压试验，不过，上升时间控制功能
在交流耐电压测试时，配备有

可承受耐电压试验的试验电压是 EUT 需要电压的 5-10 倍的非常缓慢升压至设定电压值的上升

高的电压。没有对上升时间进行控制急剧地加高电压的话，会产时间控制功能。电压上升时间生过渡性的大电压，将对 EUT 造成损坏。

可 以 在 0.1s-10.0s 范 围 内 按

所以，在各种安全标准中，规定了耐压试验的方法，要求要慢慢

0.1s 级别进行设定。

地提高电压使之达到规定的试验电压。TOS5200 的上升时间控制
功能可以设定从 0.1s 到 10.0s(0.1s 分辨率），还有最初施加的开
始电压为试验电压的 50%（固定）可以设定。PASS 判定结束后，
可以下降试验电压。电压下降时间是 0.1s 固定（OFF 可）。

▲上升时间控制波形示例

在交流耐电压测试的 PASS 判
断时，可以使测试电压缓慢

输出ON

开始电压值

下降。电压下降时间固定为
0.1s（也可以关闭）。

输出OFF

电压上升时间

▲可以将开始电压设定为测试电压的 50％▲下降时间控制波形示例

高精度，高分辨率，实现高速判断

提高漏泄电流设定值的分辨率！
可以设定从 0.01mA 开始！

电压计是± 1.5% of reading(500V 以上)/Min分辨率 1V、 电流计

TOS5200的判定基准值可以设定从0.01mA到110mA。

是± 1.5% of reading(1mA 以上)/ Min分辨率 1 μ A ，搭载高精(TOS5050A: 0.1mA-110mA)

确度 ・高分辨率的True RMS测量回路。然后，采用了自动量程功●可以更明确地知道电子产品与电子元件的实际耐压值。

能，实现了下限判断与上限判断同精度的性能，能有效地检查出●为了提高下限判定基准值的感度，比起以前的产品来说精度有测试引线的末连接和接触不良等问题。还实现了测试时间0.1秒的所提高。

高速判断。从而实现了高精度・高分辨率・高速测量・正确的判
断功能的测试。
33

TOS5200 SERIES

在无特殊指定的情况下，各种技术参数以下述的设定以及条件作为基准。
·预热时间为 30 分。
·TYP 值 ：代表值。并不保证性能。
·reading ：表示阅读值。
·set ：表示设定值。

WITHSTANDING VOLTAGE TESTER■耐电压测试仪部分输出范围

0.05 kV ～ 5.00 kV±（2 % of set + 20 V）［ 无负载时］
0.00 kV ～ 5.50 kV
10 V STEP
500 VA（5 kV/100 mA）
5 kV
100 mA［ 输出电压 0.5 kV 以上］
500 VA
正弦波
输出电压 0.5 kV 以上 ：3 % 以下（无负载时及纯电阻负载时）√ 2 ± 3 % 以内（输出电压 800 V 以上、无负载时）
50 Hz / 60 Hz±0.5 %（电压上升过程中除外）
10 % 以下（Max 额定负载→ 无负载）±0.3 %（5 kV 无负载时，电源电压 90 V ～ 250 V）
200 mA 以上（输出电压 1.0 kV 以上）
PWM 开关方式
可以将耐电压测试时的开始电压设为设定电压的 50 %可以设定测试电压设定的上限基准值 AC: 0.00 kV ～ 5.50 kV输出电压超过设定值（±350V）时，切断输出，实施保护动作
0.000 kV ～ 6.500 kV AC□ . □□□ kV
V < 500 V ：±（1.5 % of rdng + 20 V）、V ≧ 500 V ：±1.5 % of rdng真实有效值 / 平均值响应有效值指示 转换可能将测试结束时的测量电压值在 PASS、FAIL 期间中进行锁定
AC: 0.00 mA ～ 110 mA

设定精确度
设定范围
设定分辨率
Max 额定输出 *1
Max 额定电压Max 额定电流变压器容量输出电压波形 *2
AC 输出部
失真率
CF 值
频率
精确度
电压变动率
输入电压变动
短路电流
输出方式
开始电压（Start Voltage）
限制电压值（Limit Voltage）
输出电压监视功能
测量范围
显示
精确度
电压表
数字
响应 *3
保持功能
测量范围
i = 测量电流
显示
电流表

数字

i < 1 mA

1 mA ≦ i < 10 mA

10mA ≦ i < 100mA

100 mA ≦ i□ . □□□ mA□ . □□□ mA□□ . □□ mA□□□ . □ mA

精确度 *4
响应 *3
保持功能

1.00 mA ≦ i ：±（1.5 % of rdng）、i < 1.00 mA ：±（1.5 % of rdng + 30 μA）
真实有效值 / 平均值响应有效值指示 转换可能将测试结束时的测量电流值在 PASS 期间中进行锁定
判断

判定方法 / 判定动作
判定功能

时间

上限基准值设定（UPPER)
下限基准值设定（LOWER)
判断精确度 *4电流检测方法校正电压上升时间（Rise Time）
设定分辨率电压下降时间（Fall Time）
测试时间（Test Time）
设定分辨率
精确度

判断方法

显示

蜂鸣器

SIGNAL I/O

UPPER
FAIL

检测到超出上限基准值的电流时，切断输出，判断为 UPPER FAIL。

FAIL 亮灯
画面显示 UPPERON输出 U-FAIL 信号

LOWER
FAIL

检测到低于下限基准值的电流时，切断输出，判断为 LOWER FAIL。
FAIL 亮灯电压上升中（Rise Time）及交流耐电压测试的电压下降中
画面显示 LOWER（Fall Time）不执行判断。

ON输出 L-FAIL 信号

PASS经过设定时间未发现异常时，切断输出，判断为 PASS。

ON输出 PASS 信号

PASS 亮灯
显示在画面上・PASS 信号在设定为 PASS HOLD 时，直到输入 STOP 为止将连续输出・UPPER FAIL、LOWER FAIL 信号在直到输入 STOP 为止将连续输出・FAIL 或 PASS 的蜂鸣器音量可以调节・判断为 PASS 时的蜂鸣器音固定为 0.2 s，PASS HOLD 中蜂鸣器也在 0.2 s 后关闭
AC: 0.01 mA ～ 110 mA
AC: 0.01 mA ～ 110 mA / OFF
1.00 mA ≦ i ：±（1.5 % of set)、i < 1.00 mA ：±（1.5 % of set + 30 μA)计算出电流的真实有效值，和基准值相比较使用纯电阻负载，通过正弦波的有效值进行校正
0.1 s ～ 10.0 s
0.1 s
0.1 s /OFF（只 PASS 判断时才有效）具备 0.1 s ～ 999 s 测试时间的关闭（TIMER OFF）功能
0.1 s ～ 99.9 s ：0.1 s / 100 s ～ 999 s ：1 s±（ 100 ppm + 20 ms） Fail Time 除外*1. 关于针对输出的时间限制耐电压电压发生部的散热能力在考虑大小，重量，成本等因素后，设计为额定输出的 1/2。
请在以下的限制范围内使用。在限制范围外使用的话，输出部的温度有可能会过度上升，造成内部保护回路动作。这种情况下，请中断测试，待机并等到恢复正常温度。
周围温度
t ≦ 40 ℃

上限基准值
50 mA ＜ i ≦ 110 mAACi ≦ 50 mA

休止时间
和输出时间同等以上
不要输出时间
Max 30 分钟可连续输出（输出时间 ＝ 电压上升时间 + 测试时间 + 电压下降时间）*2. 关于测试电压波形
容量的值在以具备电压依赖性的 EUT（陶瓷电容器等）为负载时，有可能会发生波形变形。不过，测试电压为 1.5 kV 时，可以忽视 1000 pF 以下的容量影响。
本产品的高电压电源部采用了 PWM 开关方式，测试电压为 500 V 以下时，开关噪声、尖峰噪声所占比例较大，因此测试电压越低，波形变形也越大。
*3. 真实有效值和平均值都是为了满足测定精度需要 50ms 以上的响应时间。
*4. 关于电流表精确度、判断精确度
AC 耐电压测试时，测量导线或器具等的寄生容量中也会流过电压。测量时，寄生容量中流过的电流也会被加算到流过被测试仪的电流中。
特别是实施高灵敏度，高精度的判断时，有必要考虑将寄生容量中流过的电流加到上限／下限基准值等。
输出电压长度 350mm 的导线架空时（TYP 值）
使用附属的高电压测试导线 TL31-TOS 时（TYP 值）
湿度 70% 以上的时候，加 50μA。

34

1 kV
2 μA
16 μA

2 kV
4 μA
32 μA

5 kV
10 μA
80 μA

TOS5200 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE TESTER■其他的功能／连接口测试方式双重动作功能（Double Action）
PASS 判断保持时间（Pass Hold）
瞬动功能（Momentary）
失败模式功能（Fail Mode）
定时器功能（TIMER）
输出电压监视功能（Volt Error）
存储器（Memory）
按键锁定（Key lock）
保护功能

连接口

互锁保护（Interlock Protection）
电源异常保护（Power Supply Protection）
电压异常保护（Volt Error Protection）
过载保护（Over Load Protection）
温度异常保护（Over Heat Protection）
输出电流延时保护（Over Rating Protection）
遥控装置连接保护（Remote Protection）
信号 I/O 保护（SIGNAL I/O Protection）
USB 连接保护（USB Protection）
USB
RS232C *1
REMOTE
SIGNAL I/O

按下 STOP 开关并松开后，只当在 0.5 秒以内按下 START 开关时才开始测试设定保持 PASS 判断的时间 ：50 ms/100 ms/200 ms/1 s/2 s/5 s/HOLD只在按下 START 开关期间才执行测试基于远程控制的停止信号的 FAIL、或 PROTECTION 的解除无效
经过设定的时间之后，结束测试输出电压超出设定值 ±350 V 时，切换到 PROTECTION 状态，切断输出，停止测试Max 可以记忆 3 套测试条件
只将来自面板的设定／变更操作置于无效
在以下情况时，切换到 PROTECTION 状态，立即切断输出，停止测试。画面上显示信息检测到互锁信号的输入时检测到电源部的异常时监视输出电压，检测到超出规定范围的电压时。AC 耐电压测试 ：±350 V耐电压测试时实施了超出输出限制功率的设定时 AC 耐电压测试 ：550 VA
本产品内部的温度异常上升时耐电压测试时的输出电流超出规定时间进行输出时
检测到前面面板的 REMOTE 连接器的装卸时
后面面板的 SIGNAL I/O 连接器的 ENABLE 信号发生变化时通过 USB 连接口控制过程中，发生 USB 连接器连接分离时USB Specification 2.0，标准 B 型插口
后面板 D SUB9P 连接器 ( 遵照 EIA-232-D) 除了 POWER 开关以外，其它所有功能都能够支援
前面面板 9 针 MINI DIN 连接器 可以连接选件，实现开始／停止的远程控制
后面面板 D-sub 25 针连接器

*1. 使用 RS232C 时，可以设定对话模式。

对话模式
0
1

说明
只接受从电脑来的指令响应。（工厂出货时）
在试验开始时和试验结束时，自动响应。返回本产品的状态，设定值和测定值。
试验开始时的响应<START>状态<PASS>,<U_FAIL>,<L_FAIL>,<PROT>,<ABOUT>
试验结束时的响应设定值 , 测量值测试编号，程序编号，测试模式，电压测定值，电流测定值，测试时间35

TOS5200 SERIESWITHSTANDING VOLTAGE TESTER

■一般规格
显示

LCD : LED 自定义显示设置场所
室内，海拔 2000 m 以下
规格保证范围温度／湿度
5 ℃～ 35 ℃／ 20 % rh ～ 80 % rh（无凝露）环境动作范围温度／湿度
0 ℃～ 40 ℃／ 20 % rh ～ 80 % rh（无凝露）保存范围温度／湿度-20 ℃～ 70 ℃／ 90 % rh 以下（无凝露）公称电压范围（许可电压范围）
100 Vac ～ 240 Vac（90 Vac ～ 250 Vac）
无负载时（READY） 100 VA 以下
电源 消耗功率额定负载时Max 800 VA
容许频率范围
47 Hz ～ 63 Hz
绝缘电阻（ACLINE ー机壳之间）
30 MΩ 以上（500 Vdc）
耐电压（ACLINE ー机壳之间）1500 Vac，1 分种
接地连续性
25 Aac ／ 0.1Ω 以下
符合下列指令以及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1 (Class A*3 )EN 55011 (Class A*3, Group 1*4 )EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
电磁兼容性（EMC）*1 , *2
适用条件使用连接本产品的电缆以及导线，全部在 2.5 m 以内。
使用 SIGNAL I/O 时，使用屏蔽电缆
使用高电压测试导线 TL31-TOS
测试仪以外的地方没有放电的状态
符合下列指令以及标准的要求事项
安全性 *1
低电压指令 2014/35/EU*2
EN 61010-1 (Class I*5 , 污染度 2*6 )外形尺寸（Max 寸）
320（330）W×132（150）H×350（420）D mm
重量约 14 kg电源线 1 根／高电压测试导线（TL31-TOS）1 组（红黑各 1 根，带线夹，1.5 m）／ SIGNAL I/O 插头 1 个 装配式／高电压危险标签 1 张／
附属品
设置指南 1 本 / 快速参考 和文 1 份 , 英文 1 份 / 安全手册 1 本 / CD-ROM*1. 不适用于特殊订购品和改造品。
*2. 只对应在面板上显示有 CE 标志 /UKCA 标志的机型。J1 连接器的连接用电缆若不安装磁环不适用。
*3. 本产品属于 Class A 级设备。以工业环境使用为前提。在住宅区使用本产品会引起干扰。在此种情况下，为了防止无线广播和电视播放的信号接受收到干扰，用户需要采取特殊措施减少电磁辐射与感应干扰。
*4. 本产品属于 Group 1 类设备。本产品在用于材料处理或者检查 / 分析上时，不会有意产生 / 使用以电磁辐射，感应和 / 或静电耦合的形式的射频能量。
*5. 本产品属于 Class I 级设备。请必须将本产品的保护导体端子接地。如果接地不正确，不能保证安全性。
*6. 污染是指，附着有可能引起绝缘耐力或者表面电阻率的低下的异物（固体、液体或者气体）的状态。污染度 2 是指，只存在非导电性的污染，时有因结露引起的一时导电性的状态。

■外形尺寸图

294

350

MAX420250

MAX330320

132

MAX150

MAX20

38

265

单位 mm

36

TOS5101
WITHSTANDING VOLTAGE TESTER性 价 比 优 越的 基 础 机 型系 列
AC・DC耐压测试仪TOS5101
TOS 系 列 M a x 峰 的 AC・DC 输出为 10kV
满足零部件标准试验、余量试验的要求
TOS5101 是对基于各种安全标准的电子设备和电子部件进行耐压试验的专用测试仪。高亮
度显示器使测量值、状态、判定结果等信息一目了然。合格与否的判定功能中，采用了视窗识别方式，不但能检测出超过面板设定上限基准值的漏电流，而且在检测出低于下限基准值的电流时，还能做出 FAIL 判定。因此，能够执行包括测试引线断线和接触不良在内的各类试验。另外，为了防止不经意的操作、事故，还配备有键盘锁定功能、连锁功能、插接口凹进的高压输出端子、大型 DANGER 指示灯、去除被测试件上电荷的自动放电功能（DC 时起作用）等，实现了高度的安全性和可靠性。
※ 一般的被测物的容量值对电压有依存性（如高诱电率电容等），会发生波形变形请注意。

● 满足各种安全标准● 能够 DC 输出● 数字电压表和电流表● 数字计时器
● 合格与否的判定采用视窗识别方式● 配备各种远程遥控功能● 各种信号输出功能● 自动放电功能（DC 时）● 配备零位启动开关37

TOS5101
WITHSTANDING VOLTAGE TESTER

试验电压

环境

施加电压

AC／DC 0〜5kV／0〜10kVACMax额定输出（公称电源电压时）

500VA／10kV・50mA波形

商务电源波形电源波动率（公称电源电压时）

使用零位启动开关

DCMax额定输出（公称电源电压时）脉动电源波动率（公称电源电压时）

数字式

0〜40℃／20 〜80％rh

保存温度与湿度范围－20〜70℃／80％rh以下

Max部位尺寸（）
430W×177（195）H×370（450）Dmm

质量
电源电压

100V时

约21kg

50W／10kV・5mA电源电压

100V〜120V时

约23kg

10kV无负荷时100Vp-p Typ.
Max额定输出时200Vp-p Typ.

电源电压

220V〜240V时约24kg

3％以下（Max额定负载→无负载）

输出电压表
标度值

5〜35℃／20 〜80％rh

动作温度与湿度范围15％以下（Max额定负载→无负载）

开关

模拟式

使用温度与湿度范围

AC／DC通用 10kV f.s

所用测量器具等级

JIS 2.5级

精度±5％ f.sAC指示响应平均值／有效值刻度满标度值

5kV／10kV f.s

精度±1.5％ f.sAC响应响应平均值／有效值显示

精度

上限基准值的±（5％＋20μA）

AC响应响应平均值／有效值显示

附属品
5kV以下用TL01-TOS(1.5m长)
10kV以下用TL03-TOS(1.5m长)高压测试引线
其它

4引脚Amphenol插头（装配式）※1： 不适用于特殊订购产品或经过改造的产品。

电流表
数字式

合格与否判定功能视窗识别方式・检测出超过上限基准值的电流时，判定为FAIL
・检测出的电流值低于下限基准值时，也判定为FAIL
・判定为FAIL时切断输出，发出FAIL信号
・经过设定时间后如无异常，发出PASS信号

判定方法

上限基准值判定范围

AC：0.1〜55mA DC：0.1〜5.5mA

下限基准值判定范围

AC：0.1〜55mA DC：0.1〜5.5mA

判定精度

以上限基准值为准±（5％＋20μA）

电流检测方法对电流绝对值积分，与基准值比较

校正使用纯电阻负载用正弦波的有效值校正AC50mA设定时 大约970V

检测所需的无负载
输出电压

DC5mA设定时 大约160V

时间设定
设定范围

0.5〜999s

精度

配备计时器关闭功能±20ms电源电源电压范围

100V±10％ 50／60Hz（通过工厂选购件，能够满足公
称电压110V、120V、220V、230V、240V的要求）

耗电量（无负载／额定负载）
电源电压

100V时

50VA以下／约600VA电源电压

100V〜120V时

50VA以下／约600VA电源电压

220V〜240V时

50VA以下／约610VA

电磁兼容EMC ※1
符合以下指令以及标准的要求事项
EMC指令 2004/108/EC EN 61326-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3
适合条件：1. TOS5101使用附带的高压测试引线 2. 在测试仪的外部无放电的状态
3. 使用SIGNAL I/O时，使用3m以下的屏蔽电缆

─外形尺寸图─【SIGNAL I/O 连接器引脚配置图】
READY
L FAILU FAILPASSTESTH.V ON
N.C
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8

单位：mm

PROTECTION
INTERLOCKRR STARTRR STOPRR ENABLEISOL COMISOL COM※T O S5030 没有 SIGNAL I / O 连接器38

TOS7200
INSULATION RESISTANCE TESTER

小型便利的绝缘 电阻测试仪绝缘电阻测试仪

TOS7200试验电压为 -25V 〜 -1000Vdc、对应 JIS C 1302-2002
TOS7200 是可在从各种电气、电子部件到电气、电子设备的不同范围内使用的绝缘电阻测试仪。输出电压可以在 1V 分辨率下任意设定 -25V 〜 -1000Vdc（以 JIS C 1302-2002 的输
出特性为准）。此外，还具有窗口比较试验电压电阻测量范围
器计时器功能，可有效进行基于各种安-25V
0.03MΩ〜250MΩ
-50V
0.05MΩ〜500MΩ
全标准的绝缘电阻试验。除此之外，还
-100V
0.10MΩ〜1000MΩ
标准安装有可从外部调用的面板存储器、-125V
0.13MΩ〜1250MΩ
SIGNAL I ／ O 连接器和 RS232C 接口。
-250V
0.25MΩ〜2500MΩ
-500V-1000V

0.50MΩ〜5000MΩ
1.00MΩ〜5000MΩ

● 配备放电功能
● 配备视窗识别器● 保持功能（在 PASS 期间保持试验结束时的测量电阻值）● 配备计时器功能● 后部输出端子● 测量值监控端子● 配备面板存储器（10 种）● 配备 SIGNAL I ／ O 、遥控器端子● 标准配置 RS232C 接口

39

TOS7200
INSULATION RESISTANCE TESTER

■基本性能
输出
输出电压范围

-25 V～-1000 V
1V±(1.5 % of setting +2 V)
1 W（1000 V/1 mA）
1 mA
浮地式±1000 Vdc
2 Vp-p以下
10 Vp-p以下
1 %以下（Max额定负载→无负载）
12 mA以下
50 ms以下（10 % ～90 %，无负载）试验结束时强制放电（放电电阻25 kΩ）

分辨率
精度Max额定输出
Max额定电流
输出端子
脉动

输出形式
接地电压
1000V无负载
Max额定负载

电压波动率短路电流
输出上升时间
放电功能
电压表
测量范围
分辨率
精度
电阻表
测量范围

0 V～-1200 V
1V±(1 % of reading +1 V)
0.01 MΩ～5000 MΩ（超过100nA以上时在Max额定电流1mA以下的范围内）
R<10.0MΩ
□．□□MΩ

显示

10.0MΩ≦R<100.0 MΩ
□□．□MΩ

100.0MΩ≦R<1000MΩ
□□□MΩ

1000MΩ≦R≦5000MΩ
□□□□MΩ

R=测量绝缘电阻值

100 nA < i ≦ 200 nA±(10 % of reading)

精度

200 nA < i ≦ 1 μA±(5 % of reading)

1 μA < i ≦ 1 mA±(2 % of reading)［湿度20％rh～70％rh（不得凝水）、不得有测试引线晃动等外部干扰］
i=测量电流／电阻测量值范围选择

可选择电流测量量程为AUTO或FIX
根据测量电阻值的大小，可随时自动更改电流测量量程根据输出电压设定值和LOWER设定值，可固定电流测量量程（在UPPER OFF时）在PASS期间保持试验结束时的测量电阻值

AUTO
FIX
保持功能
判定功能

判定方式／判定动作

判定

判定方式

UPPER FAIL

检查出超过上限基准值的电阻时切断输出，判定为UPPER FAIL

LOWER FAILPASS检测到低于下限基准值的电阻值时切断输出，判定为LOWER
FAIL，但是从试验开始后的判定等待时间内（WAIT TIME）
不进
行判定经过了设定时间，如果没有异常，切断输出，判定为PASS显示FAIL LED点亮
UPPER LED点亮

蜂鸣器

SIGNAL I/OON输出U FAIL信号

FAIL LED点亮
LOWER LED点亮ON输出L FAIL信号PASS LED点亮ON输出PASS信号・PASS信号大约输出200ms，
但是在PASS HOLD设定为“HOLD”时连续输出，直到有STOP信号输入为止・UPPER FAIL、
LOWER FAIL信号连续输出，直到有STOP信号输入为止・FAIL或者PASS的蜂鸣器音量可调，
但是由于采用共用设定，不能单独调整
上限基准值（UPPER）设定范围
下限基准值（LOWER）设定范围

0.01 MΩ～5000 MΩ
（但是要在低于Max额定电流的范围内）
0.01 MΩ～5000 MΩ
（但是要在低于Max额定电流的范围内）

UPPER, LOWER

判定精度
UPPER／LOWER公用

0.01MΩ ≦ R < 10.0MΩ
10.0MΩ≦ R < 50.0MΩ
50.0MΩ≦ R < 100MΩ
100MΩ ≦ R < 200MΩ
200MΩ ≦ R < 500MΩ
500MΩ ≦ R < 1000MΩ
1000MΩ ≦ R < 2000MΩ
2000 MΩ ≦ R ≦ 5000 MΩ

100nA < i ≦ 200nA－－－±(10% of setting +5 digits)±(10% of setting +5 digits)±(10% of setting +5 digits)±(10% of setting +50 digits)±(10 % of setting +100 digits)i =试验电压/（UPPER, LOWER）
200nA < i ≦ 1μA－±(5% of setting +5 digits)±(5% of setting +5 digits)±(5% of setting +5 digits)±(5% of setting +5 digits)±(5% of setting +5 digits)±(5% of setting +50 digits)±(5 % of setting +50 digits)

1μA < i ≦ 1mA±(2% of setting +3 digits)±(2% of setting +3 digits)±(2% of setting +3 digits)±(2% of setting +3 digits)±(2% of setting +3 digits)±(2% of setting +3 digits)－－

・湿度20％rh～70％rh（不得凝水），不得有测试引线晃动等外部干扰・判定等待时间结束后，需要0.5s以上的试验时间才能判定LOWER。此外，低于200nA的LOWER判定需要1.0s以上的判定等待时间。
时间试验时间设定范围（TEST TIME）
判定等待时间设定范围（WAIT TIME）
精度

40

0.5 s～999 s（有TIMER OFF功能）
0.3 s～10 （s TEST TIME ＞ WAIT TIME）±(100 ppm +20 ms)

■接口与其它功能■一般规格

REMOTE环境

前面板 6 引脚 Mini DIN 连接器连接属于选购件的遥控器 RC01-TOS 或者 RC02-TOS，遥控开始／停止（但是，需要变换适配器）

设置场所

屋内

规格保证范围

温度 ：5 ℃〜 35 ℃

湿度 ：20％ rh 〜 80％ rh（但不得凝水）

SIGNAL I/O动作范围

温度 ：0 ℃〜 40 ℃

湿度 ：20％ rh 〜 80％ rh（但不得凝水）

后面板 D SUB25P 连接器

保存范围

温度 ：－ 20 ℃〜 70 ℃

No.

信号名称

I/O

信号内容

海拔高度低于 2000m

湿度 ：90％ rh 以下（但不得凝水）

电源

1

PM0

I

LSB ※

2

PM1

I

※

3

PM2

I

※

许可频率范围

47 Hz ～ 63 Hz

4

PM3

I

MSB ※

绝缘电阻

30 MΩ 以上（500 Vdc）［AC LINE －底盘之间］

5

N.C

耐电压

1390 Vac2 秒钟，10 mA 以下［AC LINE －底盘之间］

6

N.C

接地连续性

25 Aac/0.1 Ω 以下

7N.C

安全性 ※1

8

N.C

9

STB

10

N.C

215（215）W×66（85 ＊）H×230（260）Dmm ／约 2kg

11

N.C

附属品

12

N.C

13

COM

14

HV ON

公称电压范围（许可电压范围）100 Vac ～ 240 Vac（85 Vac ～ 250 Vac）
【SIGNAL I/O 连接器引脚排列图】

面板存储器的选通信号输入端子

在试验中以及输出端子间有电压残留期间为 ON

TEST

O

试验中为 ONO

判定为 PASS 时，接通约 0.2 秒钟为 ON。PASS HOLD 时连续为 ON

17

U FAILO检测出高过上限基准值的电流，判定为 FAIL 时连续接通为 ON

18

L FAILO

检测出低于下限基准值的电流，判定为 FAIL 时连续接通为 ON

19

READY

O

待机状态中为 ON

20

N.C

21

START

I

启动信号输入端子

22

STOP

I

停止信号输入端子I远程控制可能信号输入端子

ENABLE

25

COM

EN 61010-1（Class I ※2、污染度 ※3）＊使用支撑架时 ：120

电源线 ：1，高压测试引线 TL08-TOS（1.5m）：1，设置指南 ：1，快速参考 ：和文 1, 英文 1，
安全手册 ：1，CD-ROM ：1

电路公共端（底盘电位）
O

PASS

N.C

Max 30VA

外形尺寸 / 质量

15

23

额定负载时

符合以下指令以及标准的要求事项
I

16

24

耗电量

※1 ：不适用于特殊订购产品或经过改造的产品。
※2 ：本产品属于 Class I 级设备。请必须将本产品的保护导体端子接地。如果接地不正确，不能保证安全性。
※3 ：污染是指，附着有可能引起绝缘耐力或者表面电阻率的低下的异物（固体、液体或者气体）的状态。
污染度 2 是指，只存在非导电性的污染，时有因结露引起的一时导电性的状态。

电路公共端（底盘电位）※ ：1digit BCD 低电平有效输入，面板存储器的选择信号输入端子
高电平输入电压
输入输出

11 V ～ 15 V

低电平输入电压

0V～4V

低电平输入电流

Max -5 mA

输入信号全部为低电平有效控制。输入端子凭借电阻提升＋ 12 V。
输入端子的开路等价于输入高电平。

输入时间宽度

Min 5 ms

输出方式开集极输出（DC4.5 V 〜 30 V）

输出耐电压

30 Vdc输出饱和电压

约 0.7 V（25℃）

Max 输出电流

400 mA（TOTAL）

ANALOG OUT
将符合测量电阻值的电压对数压缩后输出+Vo ＝ log（1 ＋ Rx ／ 1MΩ）
Rx ：测量电阻值Rx ：（1 MΩ ：0.30 V，10 MΩ ：1.04 V，100 MΩ ：2.00 V，1000 MΩ ：3.00 V，10000 MΩ 以上 : 4.00 V) 输出阻抗 1kΩ

COM模拟输出电路共用端

精度±（2% of full scale)

RS232C
后面板 D SUB9P 连接器（遵照 EIA-232-D）
除了 POWER 开关，KEYLOC 以外，其它所有功能都能够远程控制
波特率9600/19200/38400 bps（数据：8bit，奇偶检验：无，停止位：2bit 固定）显示
7 段 LED，电压／绝缘电阻值显示 4 位数，时间显示 3 位数存储器功能
Max 能够存储 10 种试验条件
备用电池寿命3 年以上（25℃时）TEST MODE
MOMENTARY

只有在按下 START 开关期间才能进行试验

FAIL MODE

依据遥控器的停止信号使 FAIL 解除无效DOUBLE ACTION

只有在按下STOP开关并离开后的大约0.5秒以内按下 START开关，才能开始试验

PASS HOLD

能够保持 PASS 判定的时间为 0.2s，或者设定为 HOLDKEYLOCK转为除 START ／ STOP 键以外的键不可操作状态

─外形尺寸图─MAX 260
230

0

MAX 12

MAX 85
66

MAX 5

215

单位：mm

41

TOS7210S
PID INSULATION TESTER对 太阳 能 电池模 块 的※现 象 进行评 估

PID

PID绝缘测试仪

TOS7210S［SPEC80776］
为准确而有效地对太阳能电池模块的 PID 现象进行评估而设计的测试仪
PID 绝 缘 测 试 仪（TOS7210S） 是 为 准 确 有 效 地 对 太 阳 能 电 池 模 块 的 PID(Potential
Induced Degradation) 现象进行评估，以绝缘电阻测试仪（TOS7200）为基础设计而成的测试仪。附有极性切换功能，输出电压可达 2000V, 同时装载了 nA 级分辨率的电流表，
因此不只可以进行 PID 评估，还可以用于要求进行高敏感度测试的绝缘体评估测试。标准
安装了可从外部调用的面板存储器及 RS232C 接口，因此也可以灵活对应自动化系统。

● 可任意设定输出电压● 配备极性切换功能● 建立输出端的浮地●模拟输出端子● 标准配置 RS232C 接口［什么是 PID 现象］
PID 现象是指太阳能电池与边框长期被施以高电压，电池发电量显著降低的现象。目前认为所施加的电压越高，※Potential Induced Degradation

42

越是在高温、高湿的环境下劣化现象越严重。

TOS7210S
PID INSULATION TESTER

■基本性能
输出
输出电压范围
分辨率设定精度Max 额定输出Max 额定电流
输出形式
输出端子
脉动

接地电压
2000V 无负载Max 额定负载电压变动比率
短路电流
上升时间
放电功能
电压表
测量范围
分辨率
精度
电阻表

50 V 〜 2000 V
1V±（1.5％ of setting ＋ 2 Ｖ）
2W (2000V/1mA)
1mA
浮地式±1000Vdc（极性被设定为正极的端子）+1000Vdc 及 -3000Vdc（极性被设定为负极的端子）
20Vp-p 以下
20Vp-p 以下
1% 以下 (Max 额定负载→无负载）
2mA 以下 ( 瞬间 200mA 以下 )60ms 以下 (10% 〜 90%，无负载 )试验结束时强制放电（放电电阻 20kΩ）
0V 〜 2400V
1V±(1% of reading ＋ 1V)

测量范围

显示

精度 ※1
测量量程
AUTO
FIX
保持功能
电流表
测量范围

显示

精度 ※2

测量量程
AUTO
FIX

0.01 MΩ 〜 5000 MΩ
( 超过 100nA 以上时在 Max 额定电流 1mA 以下的范围内）□ . □□ MΩ [R ＜ 10.0MΩ]□□ . □ MΩ [10.0MΩ ≦ R ＜ 100.0MΩ]□□□ MΩ [100.0MΩ ≦ R ＜ 1000MΩ]□□□□ MΩ [1000MΩ ≦ R ≦ 5000MΩ](R= 绝缘测量电阻值 )±(10% of reading) [100nA ＜ i ≦ 200nA]±(5% of reading) [200nA ＜ i ≦ 1μA]±(2% of reading) [1μA ＜ i ≦ 1mA]
(i= 输出电压测量值／电阻测量值 )可选择电流测量量程为 AUTO 或 FIX
根据电阻测量用电流值的大小，可随时自动更改电流测量量程根据输出电压设定值和 LOWER 设定值，可固定电流测量量程（在 W COMP OFF 时）
在 PASS 期间保持试验结束时的测量电阻值
0.000μA 〜 1900μA□ . □□□ μA [i ＜ 10.00μA]□□ . □□ μA [10.00μA ≦ i ＜ 100.0μA]□□□ . □ μA [100.0μA ≦ i ＜ 1000μA]□□□□ μA [1000μA ≦ i](i= 电流测量值 )±(4% of reading +0.005μA) [i ＜ 10.00μA]±(4% of reading +0.005μA) [10.00μA ≦ i ＜ 100.0μA]±(2% of reading ＋ 0.005μA) [100.0μA ≦ i ＜ 1000μA]±(2% of reading) [1000μA ≦ i](i= 电流测量值 )可选择电流测量量程为 AUTO 或 FIX
根据电流测量值的大小，可随时自动更改电流测量量程根据输出电压设定值和 LOWER 设定值，可固定电流测量量程（在 W COMP OFF 时）

判定功能
判定方式／
判定动作
时间
试验时间设定范围
判定等待时间设定范围
精度

LOWER FAIL 判定
UPPER FAIL 判定

检测到低于下限基准值的电阻值时切断输出，判定为 LOWER FAIL
检测到高于上限参考值的电阻值时切断输出，判定为 UPPER FAIL。
0.5s 〜 999s（设定 TEST TIME OFF 后可连续运转）
0.3s 〜 10s (TEST TIME ＞ WAIT TIME)±(100 ppm ＋ 20ms)*1. 湿度 20 %rh 〜 70 %rh（无凝露）、测试导线不存在摇晃等。
*2. 湿度 20 %rh 〜 80 %rh（无凝露）、测试导线不存在摇晃等。
A 端子或 B 端子处于接地状态时，湿度 20% 〜 70%rh（无凝露）、测试导线不存在摇晃等。

43

TOS7210S
PID INSULATION TESTER■接口与其它功能
SIGNAL I/O
后面板 D SUB25P 连接器
输入规格高电平输入电压
11V 〜 15V
输入信号全部为低电平有效控制。
低电平输入电压
0V 〜 4V
输入端子凭借电阻提升＋ 12 V。
低电平输入电流
Max -5 mA
输入端子的开路等价于输入高电平。
输入时间宽度
Min 最小 5 ms
输出规格
输出方式
开集极输出 (4.5 Vdc 〜 30 Vdc)输出耐压
30 Vdc输出饱和电压
约 1.1 V(25℃ )Max 输出电流
400mA (TOTAL)ANALOG OUT
电阻测量值，电流测量值及电压，电流量程信息直流电压输出。
Vo ＝ log（1 ＋ Rx ／ 1MΩ）
Rx ：测量电阻值电阻测量值
Rx ：(1MΩ ：0.3V，10MΩ ：1.04V，100MΩ ：2.00V，1000MΩ ：3.00V，10000MΩ 以上 ：4.00V)
输出阻抗 1kΩ
Range1 ：Vo[V] = 测量值 [μA] / 512
Range2 ：Vo[V] = 测量值 [μA] / 64
电流测量值
Range3 ：Vo[V] = 测量值 [μA] /8
Range4 ：Vo[V] = 测量值 [μA]COM
模拟输出电路共用端
精度±（2% of full scale)
RS232C
后面板 D SUB9P 连接器 ( 遵照 EIA-232-D)
除了 POWER 开关，KEYLOC 以外，其它所有功能都能够
9600/19200/38400 bps
波特率( 数据 ：8bit，奇偶检验 ：无，停止位 ：2bit 固定）
REMOTE
前面板 6 引脚 Mini DIN 连接器连接属于选购件的遥控器 RC01-TOS 或者 RC02-TOS，遥控开始／停止（但是，需要变换适配器）
显示
7 段 LED，电压显示 4 位数，绝缘电阻值显示 4 位数，电流值显示 4 位数，时间显示 3 位数存储器功能
Max 能够存储 10 种试验条件
TEST MODE
MOMENTARY
只有在按下 START 开关期间才能进行试验
FAIL MODE
依据遥控器的停止信号使 FAIL 解除无效DOUBLE ACTION
只有在按下 STOP 开关并离开后的大约 0.5 秒以内按下 START 开关，才能开始试验
PASS HOLD
能够保持 PASS 判定的时间为 0.2s，或者设定为 HOLDKEYLOCK转为除 START ／ STOP 键以外的键不可操作状态

■一般规格
环境
设置场所
规格保证范围
动作范围
保存范围

温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度

室内 海拔高度低于 2000m
15℃〜 30℃
20％ rh 〜 80％ rh（但不得凝水）
0℃〜 40℃
20％ rh 〜 80％ rh（但不得凝水）-20℃〜 70℃
90％ rh 以下（但不得凝水）电源公称电压范围
100Vac 〜 240Vac（许可电压范围）（85Vac 〜 250Vac）
耗电量
定格负荷时
Max 30VA
许可频率范围
47Hz 〜 63Hz
绝缘电阻
30MΩ 以上（500Vdc）［AC LINE ─底盘之间］
耐压
1500Vac，1 分钟 10 mA 以下［AC LINE ─底盘之间］
3000Vac，1 分钟［A，B 端子─底盘之间］
接地连续性
25Aac / 0.1Ω 以下
外形尺寸 (Max) ／质量
214W × 81 (115)H × 340 (385)Dmm / 约 2kg
附属品
电源线 ：1，高压测试引线 T L51-TOS（1.5m）：1，设置指南 ：1，快速参考 ：和文 1, 英文 1，安全手册 ：1，高电压危险标签 ：1，CD-ROM ：1

44

TOS6210
EARTH CONTINUITY TESTER

满足
M
a
x

60

标准试验的接地导通测试仪A接地导通测试仪

TOS6210
能够进行至60A的试验！
TOS6210 是一款不只能符合 IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS、电气用品安全法等传统安
全标准的要求，而且还可适用信息处理设备（ITE）安全标准 UL60950-1 的大电流类型接地导通测试仪。其沿用了传统产品（TOS6200）的基本性能和各类功能，例如采用恒电流
驱动方式获得失真小的电流波形，测量精度高等，并将 Max 试验电流从 30A 扩大到该标
准要求的 60A。同时，还可对标准要求的电压降做出判定。
预先在主机面板存储器内保存信息处理设备、家电、医疗设备、测量器具等 20 种安全标准的试验条件，通过简单的调用操作能够设定以 UL60950-1 为代表的，包括 IEC、JIS 等
规定的保护接地（Protective earthing）、保护连接（Protective bonding）的导通试验。
此外，还配备有满足现场细微需求的功能，例如偏置取消功能、输入校正年月日和制造编
号等从 GPIB ／ RS-232C 读出记录的功能等。

● 试验电流值 ：AC6A 〜 60A，电阻值 ：0.001Ω 〜 0.600Ω
● 能够判定电阻值和电压降● 配备偏置取消功能● 保存 100 种试验条件● 能够使试验条件程序化● 配备接触校检功能● 标准配置 GPIB，RS232C● 标准配备测试引线（TL12-TOS）

45

TOS6210
EARTH CONTINUITY TESTER

■基本性能
输出部
电流设定范围 *1, *4

6.0 Aac～62.0 Aac（在Max额定输出以下，且输出端子电压在5.4V以下的电阻）
0.1 A±（1 % of setting + 0.4 A）
220 VA（通过输出端子输出）2 %以下（20A以上的0.1Ω纯电阻负荷）50/60 Hz正弦波（可选）±200 ppm
6 Vrms以下
PWM开关方式

分辨率
精度Max额定输出
失真率
频率
精度

输出电流表
测量范围
分辨率
精度
响应
保持功能
输出电压表
测量范围
分辨率
偏置取消功能精度响应
保持功能电阻表 *2
测量范围分辨率
偏置取消功能精度
保持功能
合格与否判定功能 *3根据电阻值判定

0.0 Aac～66.0 Aac
0.1 A±（1 % of reading + 0.4 A）
响应平均值／有效值显示（响应时间200ms）
在PASS，FAIL期间保持试验结束时的测量电流值
0.00 Vac～6.00 Vac
0.01 V
0.00 V～5.40 V（有OFF功能）±（1 % of reading + 0.02 V）
响应平均值／有效值显示（响应时间200ms）
在PASS、FAIL期间保持试验结束时的测量电压值
0.001 Ω～0.600 Ω
0.001 Ω0.000 Ω～0.600 Ω（有OFF功能）±（2 % of reading + 0.003 Ω）
在PASS期间保持试验结束时的测量电阻值视窗识别方式检测出超过上限基准值的电阻值时，判定为FAIL
检测出低于下限基准值的电阻值时，判定为FAIL
判定为FAIL时，切断输出，发出FAIL信号
经过设定时间后如无异常，发出PASS信号
上限基准值（UPPER）设定范围
0.001 Ω～0.600 Ω
下限基准值（LOWER）设定范围
0.001 Ω～0.600 Ω分辨率
0.001 Ω判定精度±（2 % of UPPER + 0.003 Ω）
根据采样电压值判定视窗识别方式检测出超过上限基准值的电压值时，判定为FAIL
检测低于下限基准值的电压值时，判定为FAIL
判定为FAIL时切断输出，发出FAIL信号
经过设定时间后如无异常，发出PASS信号
上限基准值（UPPER）设定范围 *4 0.01 V～5.40 V
下限基准值（LOWER）设定范围
0.01 V～5.40 V
分辨率
0.01 V
判定精度±（2 % of setting + 0.05 V）
校正使用纯电阻负载用正弦波的有效值校正
LEDPASS
判定为PASS时大约点亮0.2秒钟
设定为PASS HOLD时连续点亮
UPPER FAIL检测出高过上限基准值的电阻值或电压值，判定为FAIL时点亮
LOWER FAIL
检测出低于下限基准值的电阻值或者电压值，判定为FAIL时点亮
蜂鸣器
判定为PASS 时，在设定的PASS HOLD时间内蜂鸣器为ON（报警）在以下状态是蜂鸣器连续为ON（报警）设定为PASS HOLD时PASS的判定
UPPER／LOWER FAIL的判定		
FAIL或者PASS的蜂鸣器音量可调
但是，由于采用共用设定，不可单独调节时间
时间
测试
设定范围
0.3 s～999 s 有TIMER OFF功能时间
精度±（100 ppm of setting + 20 ms）*1: 关于对输出的时间限制考虑到大小、质量、成本等因素，本机输出部的散热能力设定为额定输出的1/3。
因此请在以下所示的限制内使用。
如果超出限制使用，有时输出部的温度会升得过高，使内部保护电路动作。

*4: 受最大额定输出及输出端电压限制。测试仪可在下图所示的范围内使用。
测试电流值和上限参考值的决策容许范围
0.8输出时间限制在 t ≦ 40℃范围内测试电流 I（A）

停止时间

Max 测试时间

40 ＜ I ≦ 60

等同或超过测试时间10分钟以下20 ＜ I ≦ 40

等同或超过测试时间30分钟以下I ≦ 20不需要

可连续使用*2: 关于电阻计的响应时间电阻值是依据电压测量值和电流测量值瞬时计算出的。
电阻计的响应时间以电压表和电流表的响应时间为准。
*3: 不能根据电阻值和电压值同时判定。

0.6

上限参考值Ω

环境温度 t（℃）

0.4

（9A）

5.4V
（40.7A, 0.132Ω）

0.2

220VA

（60A, 0.061Ω）

0

20

40
测试电流 A46

60

■一般规格环境动作环境规格保证范围
动作范围
保存范围

户内使用，过电压类别 II
5 ℃～ 35 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无凝水）0 ℃～ 40 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无凝水）-20 ℃～ 70 ℃
90 %rh 以下（无凝水）2000 m 以下

温度
湿度
温度
湿度
温度
湿度

海拔高度

电源
输入电压范围
耗电量无负载时（READY）
额定负载时

85 Vac ～ 250 Vac
60 VA 以下
Max 420 VA
47 Hz ～ 63 Hz
30 MΩ 以上（500 Vdc）―AC LINE ─底盘之间
1 390 Vac（2 秒钟）―AC LINE ─底盘之间
25 Aac/0.1 Ω 以下

输入频率范围
绝缘电阻
耐电压
接地连续性
安全性 *5符合以下指令以及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU
EN 61010-1（Class I 、汚染度 2）电磁兼容（EMC）*5, *6符合以下指令以及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1（Class A ），EN 55011（Class A，Group 1），EN 61000-3-2，EN 61000-3-3
符合条件 1. 使用随机附带的测试引线（TL12-TOS）
2. 使用 SIGNAL I/O 时，使用 3m 以下的屏蔽电缆
外形尺寸（Max 部位）/ 质量
430（455）W×88（140）H×270（350）Dmm / 约 11 kg
附属品
电源线
1根
测试引线 TL12-TOS
1组
短路棒
2 根（连接在 OUTPUT 端子和 SAMPLING 端子之间）电源保险丝
2 个（包括保险丝座里面的备件 2 个）
设置指南
1册
快速参考
和文 ：1 册，英文 ：1 册
安全手册1册CD-ROM1张*5: 不适应于特殊订购产品或经过改造的产品。
*6: 只限于面板上标有CE/UKCA标识的型号。

─外形尺寸图─
PM7
PM6
PM5
PM4
PM3
PM2
PM1
PM0

STB
N.C
N.C
N.C
COM

270

MAX350【SIGNAL I/O 连接器引脚配置图】

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1MAX40

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

MAX140MAX455430

TEST ONTESTPASSU FAILL FAIL
READY

88

MAX10

COM
+24V
ENABLESTOPSTARTPROTECTION

MAX15

单位：mm

47

TOS6200A
EARTH CONTINUITY TESTER

满足
M
a
x

30

标准试验的接地导通测试仪的首选机型。

A接地导通测试仪

TOS6200A
采用满足自动试验系统要求的恒电流方式
适合要求缩短节拍时间的生产线
TOS6200A 满足 IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS、电气用品管制法等安全标准，是实施级别Ⅰ设备要求的接地导通试验所需的测试仪。该测试仪通过新开发的高效率电源，实现了
150VA 的大输出，并且体积只有原来产品的大约 1 ／ 2，并且质量轻（与本公司产品对比）。
采用恒电流方式，即使被测试件的电阻值发生变化也不必重新设定测试电流。测试时间可以从 0.3s 起进行设定，适合要求缩短节拍时间的生产线的测试。我们彻底追求方便好用，如在操作方面，以大型清晰的显示器为代表，存储器功能能够存储 100 种试验条件，如果将其进一步程序化还可以自动执行等等。此外，还标准配备有 GPIB 以及 RS232C 接口，能够从外部控制测试电流、判定电阻值和测试时间等测试条件，并能够回读测量值和测试结果。还标准随机附带了测试引线。它是 1 台性价比高且魅力无穷的测试仪。

● 测试电流值 ：AC3A 〜 30A，电阻值 ：0.001Ω 〜 1.200Ω
● 配备偏置取消功能● 保存 100 种试验条件● 能够使试验条件程序化● 配备接触校检功能● 标准配置 GPIB，RS232C● 标准配备测试引（TL11-TOS）

48

TOS6200A
EARTH CONTINUITY TESTER

■基本性能
输出部
电流设定范围 *1
分辨率
精度
Max 额定输出
失真率
频率
精度

输出电流表
测量范围
分辨率
精度
响应
保持功能
输出电压表
测量范围
分辨率
偏置取消功能精度响应
保持功能电阻表 *2
测量范围分辨率
偏置取消功能精度
保持功能
合格与否判定功能 *3根据电阻值判定■一般规格
3.0 Aac ～ 31.0 Aac（在 Max 额定输出以下，且输出端子电压在 5.4V 以下的电阻）
0.1 A±（1 % of setting + 0.2 A）
150 VA（通过输出端子输出）2 % 以下（10 A 以上的 0.1Ω 纯电阻负荷）50/60 Hz 正弦波（可选）±200 ppm
6 Vrms 以下
PWM 开关方式
0.0 Aac ～ 33.0 Aac
0.1 A±（1 % of reading + 0.2 A）
响应平均值／有效值显示（响应时间 200ms）
在 PASS，FAIL 期间保持试验结束时的测量电流值
0.00 Vac ～ 6.00 Vac
0.01 V
0.00 V ～ 5.40 V（有 OFF 功能）±（1 % of reading + 0.02 V）
响应平均值／有效值显示（响应时间 200ms）
在 PASS、FAIL 期间保持试验结束时的测量电压值
0.001 Ω ～ 1.200 Ω
0.001 Ω0.000 Ω ～ 1.200 Ω（有 OFF 功能）±（2 % of reading + 0.003 Ω）
在 PASS 期间保持试验结束时的测量电阻值视窗识别方式检测出超过上限基准值的电阻值时，判定为 FAIL
检测出低于下限基准值的电阻值时，判定为 FAIL
判定为 FAIL 时，切断输出，发出 FAIL 信号
经过设定时间后如无异常，发出 PASS 信号

上限基准值0.001 Ω ～ 1.200 Ω（UPPER）
设定范围
下限基准值
0.001 Ω ～ 1.200 Ω（LOWER）设定范围分辨率
0.001 Ω判定精度±（2 % of UPPER + 0.003 Ω）
根据采样电压值判定视窗识别方式检测出超过上限基准值的电压值时，判定为 FAIL
检测低于下限基准值的电压值时，判定为 FAIL
判定为 FAIL 时切断输出，发出 FAIL 信号
经过设定时间后如无异常，发出 PASS 信号
上限基准值0.01 V ～ 5.40 V（UPPER）
设定范围
下限基准值
0.01 V ～ 5.40 V（LOWER）设定范围分辨率
0.01 V
判定精度±（2 % of setting + 0.05 V）
校正使用纯电阻负载用正弦波的有效值校正
LEDPASS
判定为 PASS 时大约点亮 0.2 秒钟
设定为 PASS HOLD 时连续点亮
UPPER FAIL检测出高过上限基准值的电阻值或电压值，判定为 FAIL 时点亮
LOWER FAIL
检测出低于下限基准值的电阻值或者电压值，判定为FAIL时点亮
蜂鸣器
判定为 PASS 时，在设定的 PASS HOLD 时间内蜂鸣器为 ON（报警）在以下状态是蜂鸣器连续为 ON（报警）设定为 PASS HOLD 时 PASS 的判定
UPPER ／ LOWER FAIL 的判定		
FAIL 或者 PASS 的蜂鸣器音量可调
但是，由于采用共用设定，不可单独调节时间时间测试 设定范围
0.3 s ～ 999 s 有 TIMER OFF 功能时间 精度±（100 ppm of setting + 20 ms）

环境动作环境规格保证范围 温度
湿度
动作范围
温度
湿度
保存范围
温度
湿度
海拔高度

户内使用，过电压类别 II
5 ℃～ 35 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无凝水）0 ℃～ 40 ℃
20 %rh ～ 80 %rh（无凝水）-20 ℃～ 70 ℃
90 %rh 以下（无凝水）2000 m 以下

电源输入电压范围
85 Vac ～ 250 Vac耗电量无负载时
60 VA 以下
（READY）
额定负载时 Max 420 VA
输入频率范围
47 Hz ～ 63 Hz绝缘电阻
30 MΩ 以上（500 Vdc）―AC LINE ─底盘之间耐电压
1 390 Vac（2 秒钟）―AC LINE ─底盘之间接地连续性
25 Aac/0.1 Ω 以下
安全性 *4符合以下指令以及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *5，EN 61010-1（Class I *6 、汚染度 2 *7）
电磁兼容（EMC）*4，*5
符合以下指令以及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *8），EN 55011（Class A *8，Group 1 *9），
EN 61000-3-2，EN 61000-3-3
符合条件 1. 使用随机附带的测试引线（TL12-TOS）
2. 使用 SIGNAL I/O 时，使用 3m 以下的屏蔽电缆
外形尺寸（Max 部位）/ 质量
430（455）W×88（140）H×270（350）Dmm / 约 9 kg
附属品
电源线
1根
测试引线 TL11-TOS
1组
短路棒
2 根（连接在 OUTPUT 端子和 SAMPLING 端子之间）电源保险丝
2 个（包括保险丝座里面的备件 2 个）
设置指南
1册
快速参考
和文 ：1 册，英文 ：1 册
安全手册1册CD-ROM1张*1: 关于对输出的时间限制考虑到大小、质量、成本等因素，本机输出部的散热能力设定为额定输出的1/3。
因此请在以下所示的限制内使用。
如果超出限制使用，有时输出部的温度会升得过高，使内部保护电路动作。
输出时间限制环境温度 t（℃）
在 t ≦ 40℃范围内测试电流 I（A）

停止时间

Max 测试时间

40 ＜ I ≦ 60

等同或超过测试时间10分钟以下20 ＜ I ≦ 40

等同或超过测试时间30分钟以下I ≦ 20不需要

可连续使用*2: 关于电阻计的响应时间电阻值是依据电压测量值和电流测量值瞬时计算出的。
电阻计的响应时间以电压表和电流表的响应时间为准。
*3: 不能根据电阻值和电压值同时判定。
*4: 不适应于特殊订购产品或经过改造的产品。
*5: 只限于面板上标有CE/UKCA标识的型号。
*6: 本产品属于 Class I 级设备。请必须将本产品的保护导体端子接地。如果接地不正确，不能保证安全性。
*7: 污染是指，附着有可能引起绝缘耐力或者表面电阻率的低下的异物（固体、液体或者气
体）的状态。污染度 2 是指，只存在非导电性的污染，时有因结露引起的一时导电性的状态。
*8: 本产品属于 Class A 级设备。以工业环境使用为前提。在住宅区使用本产品会引起干扰。
在此种情况下，为了防止无线广播和电视播放的信号接受收到干扰，用户需要采取特殊
措施减少电磁辐射与感应干扰。
*9: 本产品属于 Group 1 类设备。本产品在用于材料处理或者检查 / 分析上时，不会有意产生 / 使用以电磁辐射，感应和 / 或静电耦合的形式的射频能量。

【SIGNAL I/O 连接器引脚配置图】
STB
N.C
N.C
N.C
COM

─外形尺寸图─

PM7
PM6
PM5
PM4
PM3
PM2
PM1
PM0

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 125 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

单位 ：mmCOM+24V
ENABLESTOPSTARTPROTECTIONTEST ONTESTPASSU FAILL FAILREADY

49

TOS3200LEAKAGE CURRENT TESTER满足接触电流以及保 护导 体 电流的 各 种测试。

泄漏电流测试仪TOS3200
在 TOS 系列添加了泄漏电流测试仪…
遵照国际标准 IEC60990（『接触电流以及保护导体电流的测量』）
泄漏电流测试仪 TOS3200 是一款可适用于实施除医用电气设备仪器以外的常规电气设备仪器漏电流（接触电流、保护导体电流）试验的测试仪。可实施符合 IEC、UL、JIS、电气
产品安全法等标准要求的试验。主机内置存储器中存储了 51 种涉及信息技术、家电、AV、
照明、电动工具、测量和控制设备仪器有关的 IEC /JIS 标准、以及电气产品安全法中规定
的试验条件，从而能够通过简单的面板操作，实施符合标准要求的试验。

● 采用３种工作模式测量泄漏电流● 内置８种测量电路网
● RMS 测量 Max 30mA
● 简单明了的操作性● 可连续执行试验● 能够保存试验结果● 已设好 51 种标准试验条件● 管理校正期限● 标准配备 USB

50

TOS3200LEAKAGE CURRENT TESTER

以３种工作模式测量泄漏电流● TC（接触电流）工作模式

内置８种测量电路网※为测量普通电气设备的接触电流，内置有８种测量电路网。

可通过使用人体模拟电路，测试在包括被测试电气设备仪器（EUT）

ࣼ൛JFD71::1༐4‫و‬V2Ռฎ

٫ಹդ౹ѠഩۨĂٌٌ

ࣼ൛JFD71::1༐5‫و‬V3Ռฎ

٫ಹդ౹ѠഩۨĂٌٌ的外壳（可触部分）和接地线在内的电源线路之间流过的接触电流。人体模拟电路中标准装备有符合标准要求的 8种测试电路网
（NTWK）。并且可利用测试仪内部的继电器，自动设定与 EUT连
接的电源线路的极性转换、以及单一故障条件。
POL

EUT
AC LINE IN

L

REVS

AC LINE OUT
EUT

L

NORM
COND
FLTNEUN

N
NORM

JFD7213:Ăٌٌ

C2 ࣼ൛JFD71::1༐5‫و‬V2Ռฎ

EUT

FLTPE
G

PE

A

NORM

ENCLIVENCNEU

B

ENCPE

NTWK

ENCENC

B

A

A

CS
0.22μF

RS
1.5kΩ

R1

Rb
500Ω

U1 10kΩC1
0.022μFB

PROBE

JFD71856Ăٌٌࣼ൛JFD71::1༐6‫و‬V4Ռฎ

TOS3200【TC（接触电流）的测试方框图】● PCC（保护导体电流）工作模式 ※将 100V系列电气设备仪器的电源插头（与 NEMA5-15相当）插接于
前面板的插座上，即可测试流过保护导体（接地线）的电流。在选购※ U，U1：测量电路网的参考点之间的测量电压。

件中备有符合世界各国插头规格要求的多功能电源插座（另外销售）。

● METER（仪表）工作模式
与普通的多功能测试仪一样，使用前面板上的测试端子 A和 B，能够保存测试结果

即可测试电压和电流。电压测试中设有 SELV（安全超低压）检测

除了能够保存测试结果外，单独试验能够保存 50 个测试验日期、

功能，电流测试中设有使用测试电路网（NTWK）的测试功能。

测试条件，自动试验能够保存 Max 50 个试验日期、试验条件。

※TC=Touch Current

能够使用 USB 等接口将测试结果转入到外部保存。

PCC=Protective Conductor Current

简单明了的操作性

已设好 51 种标准测试条件

利用直观明了的试验条件菜单画面和功能键／旋转把手，能够简

以 IEC60990 为 代 表， 能 标准编号

单地操作。
1/2
ENCPE
POL
NORM
COND NORM

READY

TC

PROBE

LOWER
UPPER

PROBE

OFF

UPPER ON

30.0 mA
LOWER

TIMER

TIMER

UPPER

OFF

10 s

TIME/WAIT

TC

2/2

NTWK AA
B

Rs
Cs

MODE RMS

RANGE AUTO

Rs: 1.5 kΩ Cs: 0.22 µF
Rb: 0.5 kΩ
RANGE

Rb

NTWK

MODE

【TC（接触电流）测量的设定画面】

IEC60950
够在本机内的存储器中存 IEC60335
储 51 种普通电气设备的 IEC60065
IEC60745测试条件。只需将其调出 IEC60598
IEC61010

即可设定标准测试条件。

适应电气设备
信息技术设备
家庭及其类似用途的电气设备
音响、摄像机以及类似的电子设备
手持式电动工具
照明器具
测量、控制以及试验所使用的电气设备电气用品安全法 电气用品

IEC61029

可移动式电动工具

【存储器内存储的标准】

可连续执行试验
将 TC试验和 PCC试验的试验条件作为 100种单独试验（步），能够将其作为 1个顺序程序自动开展试验。顺序程序 Max限度为 500步，
Max能够设定 100种。
自动试验是指，不需要切断 EUT的电源，就可以转换测试点（通过探头的设置）来实现试验的自动化。
AUTO 1 / 2

EDIT

PRG 00:--UNTITLED--

NTWK:A MODE:RMS

ABORT:OFF

LOWER : 30µA
UPPER : 30.0mA
WAIT
: OFF
TIMER :
1s

00 TC•E NC P E ––P NRM •NORM––– 1s
01 TC•E NC P E ––P NRM •NORM––– 1s–––END

INS

LOWER

UPPER

WAIT

TIMER

AUTO 2 / 2
NTWK B

A
B

Rs
Cs
TITLE

PRG 01:TEST-1

MODE RMS

RANGE AUTO

R1
Rb

EDIT

在主机内设定校正期限的日期，超过期限后能够发出报警信息或者限制使用。这是测试仪自身进行校正管理的新功能。

标准配备 USB
除了 SIGNAL I/O、GPIB、RS232C 之外，还标准配备有 USB 接口。

ABORT OFFRs: 1.5 kΩ Cs: 0.22 µF
Rb: 0.5 kΩ C1 : 0.022 µF
R1 : 10 kΩ
MODE
RANGE
ABORT

C1
NTWK

能够管理校正期限【自动试验的设定画面】

其它丰富多彩的功能
・	 保存测量电流 Max 值的「MAX 功能」
・	 依据设定电源电压换算测量电流值的「CONV 功能」

RMS测量 Max 30mA
DC/RMS测量为 30μA〜 30mA，PEAK测量为 50μA〜 90mA，
能够设定 3个量程。量程切换有 2种，一种是固定量程（FIX），另

・	 超过仪表测量模式设定的 SELV（安全超低电压）时使 DANGER
指示灯点亮的「SELV 功能」
・	 自行诊断测量电路网的「CHECK 功能」

一种是符合判定电流的自动量程功能（AUTO）。
RMS测量实现“真正的有效值”。
51

TOS3200LEAKAGE CURRENT TESTER

测量项目、测量模式

其它功能

测量项目
测量方法

TC（接触电流测量）、PCC（保护导体电流测量）、METER 共3种
TC

利用测量电路网（NTWK）测量基准电阻的电压降后再计算PCC测量与保护接地线相连接的基准电阻的电压降后再计算METER使用测量端子测量电压、电流测量模式依据预先设定的电源电压将测量电流值换算为电压值设定范围：80.0V～300.0V、
有OFF功能从以下动作中选择测量值

MEASURE MODE

DC/RMS/PEAK（RMS为真正的有效值）

NORM：显示测量期间的测量值MAX：显示测量期间的测量Max值网络A

基本测量元件：（1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω电源正反相选择（POL）

NORM：正相连接、REVS：
反相连接

网络B/B1

基本测量元件：（1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω//（10kΩ＋0.022μF）

单一故障选择（COND）

NORM：正常、FLTNEU：
中性侧断线、FLTPE ：保护接地线断线

基本测量元件：（1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω//（10kΩ＋（20kΩ＋6.2nF）//9.1nF）

接地检查

TC（EncLiv,EncNeu）试验时，外壳接地后发出CONTACTFAIL信号

基本测量元件：1kΩ

MEASURE

基本测量元件：1kΩ//（10kΩ＋11.225nF＋579Ω）

电源电压测量（EUT）

测量范围：80.0V〜250.0V、
分辨率：0.1V、精度：±（3% of reading ＋ 1V）

网络F

基本测量元件：1.5ｋΩ//0.15μF

电源电流测量（EUT）

测量范围：0.1A〜15.00A、分辨率：0.01A、精度：±（5% of reading ＋ 30mA）

网络G

基本测量元件：2kΩ

网络C
测量电路网
网络D
（NTWK）
网络E

网络参数容许误差

CHECK

功率测量（有效功率）电阻：±0.1%、电容器0.15μF：±2%、其它：±1%

电流测量部
测量范围

测量值换算（CONV）

量程1

DC/RMS：
30μA～600μA、PEAK：50μA～850μA

量程2

DC/RMS：
125μA～6.00mA、PEAK：175μA～8.50mA *1

*1

量程3

系统
时钟

记录

检查测量端子A、B之间的测量功能，如有异常转为PROTECTION状态测量范围：10W～1500W
精度（电源电压80V以上，负载功率因数1）：±（5% of reading ＋ 8W）
项目：校正日期、试验实施日期、可用期限：截止到2099年

校正期限管理 能够设定校正期限，超过期限后接通电源时发出提示警报
（CAL PROTECT） ON：转入PROTECTION状态（不可使用本机）、OFF：警报显示

DC/RMS：
1.25mA～30.0mA、PEAK：
1.75mA～90.0mA *1

保护动作

量程切换

AUTO/FIX

接口

测量电流（i）显示／分辨率

i<1mA：□□□μA/1μA, 1mA≦i<10mA：□.□□mA/0.01mA
10mA≦i<100mA：□□,□mA/0.1mA

RS232CD-Sub 9引脚连接器（遵照EIA-232D）、波特率：9600/19200/38400bps（与个人电脑连接时，使用“9引脚母端—母端交叉”电缆）±（5.0% of rdng ＋ 20μA）

GPIB

遵照IEEE Std.488-1978（SH1，
AH1，T6，TE0，L4，LE0，
SR1，PP0，DC1，DT0，
C0，E1）

15Hz≦f≦10kHz：±（2.0% of reading ＋ 8μA）

USB

USB Specification2.0

10kHz＜f≦1MHz：±（5.0% of reading ＋ 10μA）

REMOTE

6引脚MINIDIN连接器（HP21-TOS专用（另外销售的选购件））PEAK

15Hz≦f≦10kHz：±（5.0% of reading ＋ 10μA）

SIGNAL I/O

25引脚D-Sub连接器DC±（5.0% of reading ＋ 50μA）

一般

DC
量程１

测量精度
*2

量程2

RMS

RMS
PEAK
DC

量程3

RMS
PEAK

15Hz≦f≦10kHz：±（2.0% of reading ＋ 20μA）

额定电压/电流 Ａ—Ｂ端子之间：250Ｖ、端子—底盘之间：250Ｖ、100mA

10kHz＜f≦1MHz：±（5.0% of reading ＋ 20μA）

测量类别

CATⅡ

15Hz≦f≦1kHz：±（2.0% of reading ＋ 50μA）

有效端子显示以LED指示灯的形式显示测量中有效的端子

1kHz＜f≦10kHz：±（5.0% of reading ＋ 50μA）

规格保证范围

测量端子

温度：5℃〜35℃、湿度：20％ rh〜80％ rh（无凝水）动作范围

温度：0℃〜40℃、湿度：20％ rh〜80％ rh（无凝水）保存范围

温度：－20℃〜70℃、湿度：90％ rh以下（无凝水）10kHz＜f≦1MHz：±（5.0% of reading ＋ 0.2mA）设置场所户内、海拔高度低于2000m

15Hz≦f≦1kHz：±（2.0% of reading ＋ 0.5mA）

主机电源

公称输入额定参数：100Vac〜240Vac、50/60Hz、耗电量：Max70VA±（5.0% of reading ＋ 0.5mA）

环境15Hz≦f≦10kHz：±（2.0% of reading ＋ 0.2mA）

1kHz＜f≦10kHz：±（5.0% of reading ＋ 0.5mA）

输入电阻、输入电容1MΩ±1%、＜200pF

公共模式去除比f≦10kHz：60dB以上、10kH＜f≦1MHz：
40ｄB以上

电源

判定功能
判定方法

采用视窗识别方式通过上下限电流设定判定PASS/FAIL

判定

超过设定的上限判定为U-FAIL，低于设定的下限判定为L-FAIL

显示等U-FAIL/L-FAIL/PASS显示、蜂鸣器鸣响

PASS保持设定范围

能够设定保持PASS判定的时间为0.2s〜10.0s，
或者设定为HOLD
量程1

DC/RMS：
30μA～600μA、PEAK：50μA～850μA

量程2

DC/RMS：
151μA～6.00mA、PEAK：213μA～8.50mA *3

量程3

DC/RMS：1.51mA～30.0mA、PEAK：
2.13mA～90.0mA *3

判定精度

继电器动作异常、过负载、过量程、测量功能检查、内置电池耗尽等

EUT用电源公称输入额定参数：100Vac〜240Vac、50/60H额定输出容量：500VA、Max电流：
15A、冲击电流：Max70Apeak（20ms以内）

绝缘电阻

30MΩ以上（500Vdc）（AC LINE─底盘之间、测量端子─底盘之间）耐压

1390Vac、2秒钟/20mA以下 （AC LINE─底盘之间）接地连续性

25Aac/0.1Ω以下

安全性 *4符合以下指令以及标准的要求事项
IEC 61010-1（Class I *5 、汚染度 2 *6）

外形尺寸、质量

320（345）W×88（105）H×270（330）Dmm、约5kg

附属品

测试引线 1组（TL21-TOS：红色和黑色、各1根、带鳄鱼夹）平探针 1个（FP01-TOS）、保险丝 1个（15A、EUT电源用）
CD-ROM 1张、
快速参考（和文：1册，英文：1册）、设置指南 1册、安全手册 1册、
电路原理图标签 1张、电源线 2根（主机用、EUT AC线路输入用）・预热时间 30 分钟以上。

・EUT 表示被测试仪器。

*3

遵照测量精度（请将reading换算为setting）

AB间电压测量
测量范围

DC/RMS：
10.000V～300.0V、PEAK：
15.000V～430.0V

精度±（3% of reading ＋ 2V）、测量量程固定为AUTO

输入阻抗

约40MΩ

SELV检测

设定SELV，超过该值后DANGE指示灯点亮

SELV设定范围

10V〜99V、1V梯级、有OFF功能计时器、测试执行功能、存储器计时器测试等待时间

设定范围：0ｓ～999ｓ、精度：±（100ppm of setting ＋ 20ms）测试时间设定范围：1ｓ～999ｓ/OFF功能、精度：±（100ppm of setting ＋ 20ms）*1: 表示 Max 范围，因测量电路网（网络）不同范围有所差异。
*2: 依据本机内置的电压表精度，对网络 A、B、C 以及 PCC 测量进行了电流换算的数值。
*3: 表示 Max 范围，因测量电路网（网络）不同范围有所差异。
此外，还记录有 FIX 量程时 UPPER 设定范围与各量程的对应关系。
*4: 不适用于特殊订购产品或经过改造的产品。
*5: 本产品属于 Class I 级设备。请必须将本产品的保护导体端子接地。如果接地不正确，不能保证安全性。
*6: 污染是指，附着有可能引起绝缘耐力或者表面电阻率的低下的异物（固体、液体或者气体）的状态。
污染度 2 是指，只存在非导电性的污染，时有因结露引起的一时导电性的状态。

自动测试（AUTO）：自动执行Max100步的测试条件
单独测试（MANUAL）：单独执行TC、
PCC、METER各个测量

测试执行
测试条件

AUTO：Max100步的试验条件Max可保存100种（总步数500步以下）
MANUAL：存储Max100种测试条件

测试结果可选择测试结束后输出判定结果的过程中是否保存
AUTO：Max可保存50个程序的测试结果
MANUAL：Max可存储50个测试的结果存储器

─外形尺寸图─

MAX330270

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 125 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

MAX20

52

PM7
PM6
PM5
PM4
PM3
PM2
PM1
PM0

STB
MANU/AUTO
STEP̲ENDCYCLE̲END
COM

MAX345
320

88

MAX105MAX10【SIGNAL I/O 连接器引脚配置图】

COM
+24V
ENABLESTOPSTARTPROTECTION

单位：mm

TEST ONTESTPASSU FAILL FAILREADY

Others
UL1492用负载电阻器

高压数字电压表

■ RL01-TOS■ 149-10A

我们还准备有高精度类型（另行销售）。详细情况请咨询。

●测量 10kV Max 的高电压（AC ／ DC） ● 4 1/2 位的大型 LED 显示 ●高测量精度与高输入电阻 ●质量轻3kg ●不占用场地的小型紧凑设计 ●优越的维护性

如同UL1492第125节2-1B1项所述，本机是依照可变形负载电阻器，用于检查生产线耐压试验所用的“耐压测试仪”的输出电压。
（UL1270、UL1409、UL1410等）

规格

规格

方式

二重积分方式（采样周期：3次/秒）

电阻器

直流电压

测量范围：0.500kV〜10.000kV
精度：±（0.5％ of reading ＋量程0.03％）
输入电阻：1000MΩ±2％120kΩ／279kΩ／648kΩ／1,500kΩ
159kΩ／369kΩ／858kΩ／1,989kΩ
210kΩ／489kΩ／1,137kΩ／2,148kΩ

电阻值精度设定为120kΩ时公称值＋1％、－0％设定为其它值时，公称值±1％

Max使用电压

1300V（连续额定）交流电压测量范围：0.500kV〜10.000kV
精度：±（1％ of reading ＋量程0.05％）
频率特性：50Hz〜60Hz（响应平均值正弦波有效值指示）
输入电阻：1000M Ω± 2％

电源100V ± 10％

约10VA

尺寸(Max部位)

134（140）W×164（190）H×270（350）Dmm

质量

约3kg

随附件

TL05-TOS 高压测试引线×1
HTL-2.5DH 高压同轴电缆×1

Max过负载电压 1400V／5秒钟
（但是，不得在1分钟之内反复）尺寸(Max部位)

200（210）W×100（120）H×260（295）Dmm

质量约2.6kg

随附件

TL04-TOS
TL05-TOS绝缘电阻计用校正电阻器
■ 929-1M (1MΩ)■ 929-10M (10MΩ)■ 929-100M (100MΩ)929系列是校正本公司生产的绝缘电阻计的标准电阻器。
规格电阻值

1MΩ（929-1M）/10MΩ
（929-10M）		
100MΩ（929-100M）

电阻值精度

1％（25℃±10℃环境下）

温度系数100ppm／℃以下

电压系数

1ppm／V以下

Max使用电压

1.2kV

尺寸(Max部位)

64W×24H×30Dmm

高压测试引线×2
高压测试引线×1

机柜装配架
型号名称

JIS 标准EIA 标准支架的型号名称

支架的型号名称

TOS9300

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9301

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9301PD

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9302

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9303

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9303LC

KRB150-TOS

KRB3-TOS

TOS9320

KRB100-TOS

KRB2-TOSTOS5302

KRA200-TOS

KRA4-TOSTOS5301

KRA200-TOS

KRA4-TOSTOS5300

KRA200-TOS

KRA4-TOSTOS5200

KRA200-TOS

KRA4-TOS

TOS6200A

KRB100-TOS

KRB2-TOS

TOS6210

KRB100-TOS

KRB2-TOSTOS3200

KRA150-TOS

KRA3-TOS※对TOS系列主体不能直接进行安装。请使用测试引线。

53

Option测试探针测试引线■ TL01-TOS（Max.AC5kV/1.5m）■ TL12-TOS（Max.60A/1.5m） TOS6210 用■ HP01A-TOS*（Max.AC4kV・DC5kV/1.8m）■ HP02A-TOS*（Max.AC4kV・DC5kV/3.5m）■ TL02-TOS（Max.AC5kV/3m）■ TL13-TOS（Max.40A/1.6m）TOS9302/9303/9303LC 用* 需要有遥控用转换电缆“DD-5P/9P”■ HP11-TOS（Max.DC1kV・100mA/1.8m）■ TL03-TOS（Max.AC10kV/1.5m）■ TL21-TOS 带线夹 TOS3200 用■ TL04-TOS（Max.AC5kV/1.5m）■ TL22-TOS（Max 额定 1000V. 10A/1.7m）TOS9303LC 用■ TL05-TOS（Max.AC5kV ／ 1.5m）■ TL31-TOS（Max.AC5kV ／ 1.5m）■ HP21-TOS（Max.250V・rms・100mA/1.8m）■ LP01-TOS（Max.AC30A/2m）■ TL06-TOS（Max.AC5kV/0.5m）■ TL32-TOS（Max.AC5kV/3m）■ TL07-TOS■ TL33-TOS■ TL08-TOS（Max.AC1kV/1.5m）TOS7200 用■ TL51-TOS TOS7210S 用（89-01-0180）■ LP02-TOS（Max.AC60A/2m）（Max.AC5kV ／ 1.5m）（Max.AC5kV/0.5m）TOS9320 用■ FP01-TOS■ TL11-TOS（Max.30A/1.5m）TOS6200/6200A 用

54■ HTL-2.5DH（Max.AC10kV）平探针TOS3200 用

Option警报单元

DIN 连接器电缆■ DD-3 5P■ PL01-TOS（AC100V 用）

多功能电源插座
■ OT01-TOS

遥控器加长电缆（3 m）

TOS3200 用■ PL02A-TOS（DC24V 用）遥控转换适配器

远程遥控箱■ DD-5P/6P

变换适配器（DIN - MIni DIN）

■ DD-5P/9P

变换适配器（DIN - MIni DIN）

终端接口
■ TU01-TOS（TOS5300/TOS5200 系列用）

■ RC01-TOS*（单手操作用 /1.5m）
DIN 转换电缆 DD-5P/9P 是 DIN（5 针→ 9 针）转换电
缆，用于将以下选件产品连接到 TOS9300/TOS5300/
TOS5200 系列。
• 远程遥控箱（RC01-TOS/RC02-TOS）• 高电压测试探针（HP01A-TOS/HP02A-TOS）• 接触电流测试的测试探针（HP21-TOS）■ RC02-TOS*（双手操作用 /1.5m）

TOS5300/5301/5302/5200 的 25 针 SIGNAL I/
O 接 口， 与 TOS5050A/5051A 的 14 针 SIGNAL I/
O 接口是可以互换的终端接口。使用本产品介绍的连 接 方 式 可 以 使 TOS5050A/5051A 的 外 部 控 制 和
TOS5300/5301/5302/5200 的外部控制同时进行操
作和使用。

* 需要有遥控用转换电缆“DD-5P/9P”

选购件一览表
遥控器
型号名称

RC01/
02-TOS

DD3 5P

警告灯，蜂鸣器，终端组件

测试探针

测试引线

PL01- PL02A- TU01- HP01A/ HP11- HP21- LP01- LP02- FP01- TL01/02/ TL04- TL05- TL06- TL07- TL08- TL11/12- TL13- TL21- TL22- TL31/ TL33TOS
TOS
TOS 02A-TOS TOS
TOS
TOS
TOS
TOS 03-TOS TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS
TOS 32-TOS TOSTOS9300

○

○

○

○

○

TOS9301

○

○

○

○

○

TOS9301PD

○

○

○

○

○

TOS9302

○

○

○

○

○

○

TOS9303

○

○

○

○

○

○

TOS9303LC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

TOS9320○○

TOS9213AS

○

○

○

○

○

TOS5101○○

TOS5302

○

○

○

○

○

TOS5301

○

○

○

○

○

TOS5300

○

○

○

○

○

TOS5200

○

○

○

○

TOS6200A○○TOS6210○○

TOS7200○○

TOS7210S

○

○

○

○

TL51 HTL2.5-TOS
DH

○

○

TOS3200

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○
○

○

○

149-10A○

RL01-TOS■ ：需要有变换适配器 DD-5P/6P○■ ：能够在电缆额定参数内使用○○○■ ：需要有变换适配器 DD-5P/9P
55

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

KIKUSUI AMERICA, INC.
3625 Del Amo Blvd., Suite 160 Torrance, CA90503
Phone: 310-214-0000, Facsimile: 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

KIKUSUI ELECTRONICS EUROPE GmbH
Grossenbaumer Weg 8, 40472 Duesseldorf, Germany
Phone: +49(211)54257600, E-mail: support@kikusui-europe.com■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的
情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2024年7月发行

202407PDFCC131