(1)電子式マルチメータ
ＸＳ□２－１１０シリーズ

仕様書

２０２３年９月２０日

TK-18880 改訂 9

(2)

改日 付

改訂者

2012/12/21

青木2012/01/22

青木2013/05/14

安東

2014/09/05

安東

2015/01/07

安東

2016/10/01

安東

2020/06/26

石阪

2021/05/07

梶原

2022/07/11

石阪

2023/09/20

福西

訂 履

歴改訂

内

初版
改訂１
誤記修正
改訂２
端子図追記
改訂３
XSD2-110V を追加
改訂４
誤記修正
公共建設工事標準仕様書→公共建築工事標準仕様書
公共建築工事標準仕様書 対応年修正
TPS-16 に関する注記追記
改訂５
社名変更
改訂６
公共建築工事標準仕様書 対応年修正
一部表現を「公共建設工事標準仕様書」に合わせた
改訂７
外形図変更
改訂８
P.23 公共建設工事標準仕様書 対応年修正
改訂９
誤記修正、その他見直し

承認
開発課' 2 3 . 09 . 2 2石阪TK-18880 改訂 9

容確認作成

(3)

目次
１．概要 ...................................................................................................................................................... 4２．特長 ...................................................................................................................................................... 4３．形名 ...................................................................................................................................................... 4４．仕 様 .................................................................................................................................................. 7（１）入力定格 ...................................................................................................................................... 7（２）固有誤差・許容限度 .................................................................................................................... 8（３）応答時間 ...................................................................................................................................... 8（４）表示 ............................................................................................................................................. 8（５）スイッチ機能............................................................................................................................... 9（６）オプション .................................................................................................................................. 9（７）停電補償 ...................................................................................................................................... 9（８）補助電源 ...................................................................................................................................... 9（９）絶縁試験 .................................................................................................................................... 10（１０）電圧試験 ................................................................................................................................ 10（１１）雷インパルス耐電圧試験 ....................................................................................................... 10（１２）使用条件 ................................................................................................................................ 10（１３）消費電力 ................................................................................................................................ 10（１４）設定パラメータ ..................................................................................................................... 11（１５）保 証 .................................................................................................................................... 11（１６）注意事項 ................................................................................................................................ 11５．外形・取付方法.................................................................................................................................. 12（１）外形図........................................................................................................................................ 12（２）質量 ........................................................................................................................................... 12（３）パネルカット寸法 ..................................................................................................................... 12（４）端子図........................................................................................................................................ 13６．接続図 ................................................................................................................................................ 17（１）ＸＳＡ２－１１０・ＸＳＤ２－１１０Ａの場合 ...................................................................... 17（２）ＸＳＶ２－１１０・ＸＳＤ２－１１０Ｖの場合 ...................................................................... 18（３）オプション無し（コード０００） ............................................................................................ 19（４）外部リセット×１（コード０７０） ........................................................................................ 19（５）警報出力×１、外部リセット入力×１（コード０８０） ....................................................... 19７．ワンタッチ設定パラメータ書込み機能 ............................................................................................. 20（３）計測範囲について ..................................................................................................................... 21（４）演算について............................................................................................................................. 21１０．付表 ................................................................................................................................................ 22（１）CT・VT一次側定格値 .................................................................................................................. 22TK-18880 改訂 9(4)１．概要
本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大４要素（バーグラフ×１、ディジタル×３）表示できる 110mm 角丸胴ディジタル計器です。
オプション機能として警報出力、外部リセット入力があります。
液晶パネルは STN 方式を採用し、従来品と比べ、高コントラスト、広視野角を実現できました。
２．特長（標準搭載機能）・４計測項目を同時表示
・専用ＰＣ設定ソフトウェアにより、ワンタッチで表示画面、ＶＴ比、ＣＴ比等の全パラメータ設定が可能(設定ソフト・ケーブルは別料金になります)
・奥行寸法を 35mm コンパクト化（従来比）
・表示項目は任意に設定可能
・電流の計測値、最大値、最小値を同時に表示します。
（ＸＳＡ２－１１０の場合）
・電圧の計測値、最大値、最小値を同時に表示します。
（ＸＳＶ２－１１０の場合）
・電流の計測値、デマンド電流計測値・最大値を同時に表示します。
（ＸＳＤ２－１１０Ａの場合）・電圧の計測値、デマンド電圧計測値・最大値を同時に表示します。
（ＸＳＤ２－１１０Ｖの場合）
・バックライト自動消灯可能(設定により、常時点灯及び常時消灯も選択可能)。
・バックライト輝度調整可能。
（オプション機能）・外部リセット入力×１点が搭載可能。
・警報出力×１点と外部リセット入力×１点が搭載可能。
３．形名
３－１．品

名

３－２．形

名

電子式マルチメータ

ＸＳＡ２-１１０- ① ② ③ － ④ ⑤ ⑥ － ⑦ ⑧ ⑨
入力

9①相線式
単相２線・単相３線・三相３線共通

0②電圧入力定格
入力無③電流入力定格
55Ａ

オプション
④⑤⑥
オプション
000070080なし
外部リセット入力×1
警報出力×1＋外部リセット入力×1

その他
⑦12

補助電源
AC85～264V 又は DC85～143V
DC20～30V（開発中）

TK-18880 改訂 9⑧1234

バックライトアンバー（標準）
橙緑白

⑨無I

パネル枠
黒アイボリー

(5)ＸＳＶ２-１１０- ① ② ③ － ④ ⑤ ⑥ － ⑦ ⑧ ⑨入力

9①相線式
単相２線・単相３線・三相３線共通

9②電圧入力定格
110V・220V 共通③電流入力定格0入力無オプション
④⑤⑥
オプション
000070080なし
外部リセット入力×1
警報出力×1＋外部リセット入力×1

その他⑦⑧補助電源AC85～264V 又は DC85～143V
DC20～30V（開発中）

121234

バックライトアンバー（標準）
橙緑
白

⑨無I

パネル枠
黒
アイボリー

ＸＳＤ２-１１０Ａ- ① ② ③ － ④ ⑤ ⑥ － ⑦ ⑧ ⑨入力

9①相線式
単相２線・単相３線・三相３線共通

0②電圧入力定格
入力無③電流入力定格
55Ａ

オプション
④⑤⑥
オプション
000070080

なし
外部リセット入力×1
警報出力×1＋外部リセット入力×1

その他⑦12補助電源AC85～264V 又は DC85～143VDC20～30V（開発中）

TK-18880 改訂 9⑧1234バックライト
アンバー（標準）
橙緑
白⑨無I

パネル枠
黒アイボリー(6)ＸＳＤ２-１１０Ｖ- ① ② ③ － ④ ⑤ ⑥ － ⑦ ⑧ ⑨
入力

9①相線式
単相２線・単相３線・三相３線共通

9②電圧入力定格
110V・220V 共通③電流入力定格
0入力無オプション④⑤⑥
オプション
000070080

なし
外部リセット入力×1
警報出力×1＋外部リセット入力×1

その他
⑦12

補助電源
AC85～264V 又は DC85～143V
DC20～30V（開発中）

TK-18880 改訂 9⑧1234バックライト
アンバー（標準）
橙緑
白⑨無I

パネル枠
黒アイボリー

(7)４．仕様
準拠規格：ＪＩＳＣ１１０２（１～９）（１）入力定格
単相２線式
入力定格電流
電圧
周波数

備

考

AC5A
AC110V（最大電圧 AC150V）
AC220V（最大電圧 AC300V）
50、60Hz 共用

単相３線式
電流
線間電圧
周波数

入力定格
AC5A
AC110-220V（最大電圧 AC150-300V）
50、60Hz 共用

備

考

入力定格
AC5A
AC110V（最大電圧 AC150V）
AC220V（最大電圧 AC300V）
50、60Hz 共用

備

考

三相３線式
電流
線間電圧
周波数

TK-18880 改訂 9(8)（２）固有誤差・許容限度
固有誤差
ディジタル表示計測項目

アナログ出力

階級（級）

固有誤差

階級（級）

固有誤差

0.5
0.5
0.5
0.5

±0.5％
±0.5％
±0.5％
±0.5％

0.5
0.5
0.5
0.5

±0.5％
±0.5％
±0.5％
±0.5％

電流
電圧
デマンド電流デマンド電圧備考
入力定格に対する固有誤差
最大定格値に対する固有誤差
入力定格に対する固有誤差
最大定格値に対する固有誤差（３）応答時間項目

応答時間

表示４秒以下

備考
最終指示値の±1%に達するまでの時間

（４）表示
表示仕様
項目
表示器
バーグラフ
ディジタル上段
ディジタル中段
ディジタル下段
バックライト
更新時間

仕様
ＬＣＤ
３１セグメント
4桁
4桁
6桁
ＬＥＤ式
0.5 秒

備

－表示付
－表示付
－表示付
自動消灯機能付
出力は 0.25 秒

ＬＣＤ視野角

75°

75°

70°

（横から見た図）TK-18880 改訂 970°

（上から見た図）考(9)ディジタル表示
表示項目
電流
電圧

表示桁数
３、４桁
３、４桁

デマンド電流３、４桁

デマンド電圧

３、４桁

備
考
表示単位 A・kA 切換え
表示単位 V・kV 切換え
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分選択設定
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分選択設定

バーグラフ表示表示項目
電流
電圧
デマンド電流デマンド電圧備

考機

能表示パターン
型名

バーグラフ

XSA2
XSV2
XSD2-AXSD2-V

A
V
DA
DV

ディジタル表示
上段
中段
下段
Max-A
A
Min-A
Max-V
V
Min-V
Max-DADA
A
Max-DVDV
V（５）スイッチ機能
名

称

SET+
RESET+MAX/MIN
MAX/MINDISPLAY

一次側定格値の表示
詳細表示切替状態表示切替
各最大値・最小値の一括リセット
最大値・最小値の表示切換
表示内容の切替（６）オプション
項目(種類)
外部リセット入力（最大値・最小値リセット）
警報出力

定格制御電源と同じ（0.3 秒以上通電で動作。連続通電可）
最大入力電流は 6mA 以下
接点電圧の最大値：AC250V(DC220V)
接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)
接触抵抗 50mΩ以下
無電圧１a 接点（７）停電補償
補助電源が停電した場合、各データ・各設定値は内部の不揮発メモリに記憶されます。

（８）補助電源
定格AC100/200V
DC110V
DC24V

TK-18880 改訂 9

入力範囲
AC85～264V(50/60Hz 共用)
DC85～143V
DC20～30V（開発中）(10)（９）絶縁試験
絶縁試験
電気回路端子一括
ＣＴ入力端子一括
ＶＴ入力端子一括
補助電源端子一括
警報出力・外部リセット入力端子一括

⇔⇔
⇔
⇔
⇔

ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子

DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上（１０）電圧試験
電圧試験
電気回路端子一括
ＣＴ入力端子一括
ＶＴ入力端子一括補助電源端子一括
警報出力・外部リセット入力端子一括⇔⇔⇔⇔⇔

ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子
他回路端子一括･ｱｰｽ端子

AC2210V
AC2210V
AC2210V
AC2210V
AC2210V

50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz

5 秒間
5 秒間
5 秒間
5 秒間
5 秒間

（１１）雷インパルス耐電圧試験
雷インパルス耐電圧試験
電気回路端子一括

⇔

ｱｰｽ端子

6kV

1.2/50μｓ（１２）使用条件
使用条件

条 件

使用グループ
測定カテゴリー
汚染度
使用温度
使用湿度
標高

ⅡⅢ
２－10～55℃（保存温度－20～70℃）
30～85％RH（結露無きこと）（保存湿度 30～85％RH）
2000ｍ以下
直射日光のあたらない場所に設置して下さい。
塵埃の少ない場所に設置して下さい。
腐食性ガスのある場所では使用しないで下さい。
ご使用の場合は弊社にご相談下さい。

設置その他（１３）消費電力
補助電源

VT 回路
CT 回路

TK-18880 改訂 9

AC100V
AC200V
DC110V

3VA 以下4VA 以下2VA 以下AC110V､AC110/220V

0.1VA 以下

AC220V
AC5A

0.25VA 以下
0.3VA 以下

(11)（１４）設定パラメータ
設定項目
表示更新周期表示

バックライト

入力

点滅機能
相線式
電圧入力定格
一次側電圧
一次側電流
周波数
デマンド電流時限
デマンド電圧時限
警報出力項目
警報出力設定値
警報出力上下限
警報出力ディレイ
警報出力復帰方法

警報出力（１５）保内容表示の更新周期を設定します。
バックライトの点灯方法（常時点灯／自動消灯／常時消灯）を設定します。
バックライトの輝度調整 (輝度１～５の５段階) を設定します。
各計測項目の点灯（上下限）を設定します。
相線式を設定します。
電圧入力定格（110V または 220V）を設定します。
ＶＴの一次側電圧を設定します。
ＣＴの一次側電圧を設定します。
計測する周波数（50／60Hz）を設定します。
計測周波数が異常時、この設定で動作します。
時限を設定します。
時限を設定します。
項目を設定します。
警報値を設定します。
警報の動作を設定します。
警報の遅延時間を設定します。
警報の復帰方法（自動／手動）を設定します。

証

納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で修理致します。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。
（１６）注意事項
本製品は、一般的な計測装置であり、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器・原子力制御システム・交通機器・医療機器・安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

TK-18880 改訂 9(12)５．外形・取付方法（１）外形図16.511080110XSA2-110
XSD2-110A

XSV2-110

端子カバー

標準付属

端子台内のり寸法Ｍ４ネジ

9±0.5mm

Ｍ３ネジ

6.4±0.5mm

締め付けトルク

Ｍ４ネジ

Ｍ３ネジ

（２）質量：約５００ｇ（３）パネルカット寸法（前面視）90±0.5１０２Φ孔
90±0.5

２－６Φ孔

TK-18880 改訂 9Ｍ４ネジ

1.2(N･m)Ｍ３ネジ0.5(N･m)

(13)（４）端子図①ＸＳＡ２－１１０タイプ
ｵﾌﾟｼｮﾝ部※記載内容は形名による入力部

電源部※オプション部の端子名

形名：ＸＳＡ２－１１０－９０５－④⑤０－⑦⑧⑨
④⑤A

B

C

DEF

GH

ALM+

ALM-

RES+
RES+

RESRES-000708※上表で空白部に印字はありません。ＮＣ端子となりますので、何も接続しないで下さい。
接続方法は、６.接続図を参照ください。

TK-18880 改訂 9(14)②ＸＳＶ２－１１０タイプ
ｵﾌﾟｼｮﾝ部※記載内容は形名による入力部

電源部※オプション部の端子名

形名：ＸＳＶ２－１１０－９９０－④⑤０－⑦⑧⑨
④⑤A

B

C

D

E

F

G

H

ALM+

ALM-

RES+
RES+

RESRES-000708※上表で空白部に印字はありません。ＮＣ端子となりますので、何も接続しないで下さい。
接続方法は、６.接続図を参照ください。

TK-18880 改訂 9

(15)③ＸＳＤ２－１１０Ａタイプ
ｵﾌﾟｼｮﾝ部※記載内容は形名による

入力部

電源部

※オプション部の端子名

形名：ＸＳＤ２－１１０Ａ－９０５－④⑤０－⑦⑧⑨
④⑤A

B

C

D

E

F

G

H

ALM+

ALM-

RES+
RES+

RESRES-00
0708※上表で空白部に印字はありません。ＮＣ端子となりますので、何も接続しないで下さい。
接続方法は、６.接続図を参照ください。

TK-18880 改訂 9(16)
④ＸＳＤ２－１１０Ｖタイプ
ｵﾌﾟｼｮﾝ部※記載内容は形名による入力部

電源部※オプション部の端子名

形名：ＸＳＤ２－１１０Ｖ－９９０－④⑤０－⑦⑧⑨
④⑤A

B

C

DE

F

G

H

ALM+

ALM-

RES+
RES+

RESRES-00
0708※上表で空白部に印字はありません。ＮＣ端子となりますので、何も接続しないで下さい。
接続方法は、６.接続図を参照ください。

TK-18880 改訂 9

(17)
６．接続図
（１）ＸＳＡ２－１１０・ＸＳＤ２－１１０Ａの場合①単相２線式の場合
電源側
12P
N
1S

E

1L+(P)

-(N)

補助電源

負荷側

低圧回路(600V 以下)ではＣＴの接地は不要です。

②単相３線式の場合
電源側
1N

2PN
1SE

1L+(P)

2S

-(N)

補助電源

2L

負荷側

③三相３線式の場合
電源側
123PN
1S
1L
3S

E+(P) -(N)
補助電源

3L

負荷側

低圧回路(600V 以下)ではＣＴの接地は不要です。

TK-18880 改訂 9

(18)（２）ＸＳＶ２－１１０・ＸＳＤ２－１１０Ｖの場合①単相２線式の場合
電源側
12V1V2PN
E+(P) -(N)
補助電源

負荷側

電圧ダイレクト入力の場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路(600V 以下)ではＶＴの接地は不要です。

②単相３線式の場合
電源側
1N

2V1VN
V2PN
E+(P) -(N)
補助電源

負荷側

③三相３線式の場合
電源側
123V1V2V3P
N
E+(P) -(N)
補助電源

負荷側

電圧ダイレクト入力の場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路(600V 以下)ではＶＴの接地は不要です。

TK-18880 改訂 9(19)（３）オプション無し（コード０００）
端子台はありません。

（４）外部リセット×１（コード０７０）

外部リセット入力

RES+
RES-

（５）警報出力×１、外部リセット入力×１（コード０８０）

警報出力
外部リセット入力

TK-18880 改訂 9

ALM+
ALMRES+RES-

(20)
７．ワンタッチ設定パラメータ書込み機能
・接続例①ＸＳ□２－１１０フロントパネル下部にあるコネク
タに専用ケーブルを差し込む②ＰＣにＤ－ＳＵＢ９ピンコネクタを接続する専用ケーブル(別売り)
D-SUB ９ピンコネクタ

約１．９ｍ
・専用ソフト TPS-16(別売り)

書込みボタンクリックで全パラメータ書込み可能
設定値は保存・読出し可能なため、何回もパラメータ設定する手間が不要です※TPS-16 を 2014 年 10 月 1 日に ver2 にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしております。ver1 をご使用の方は弊社窓口及び HP より最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟして下さい。

TK-18880 改訂 9(21)（３）計測範囲について項目電流
電圧

電圧定格－110V
220V

入力範囲
0.000A～6.000A
0.0V～157.5V
0.0V～315.0V（４）演算について
演算方式
サンプリング周期
演算周期

TK-18880 改訂 9

実効値演算60Hz の場合：260.4us
50Hz の場合：312.5us
250ｍｓ平均

備考
入力電流が定格の 1%(0.050A)未満の時、０表示します。
入力電圧が定格の 5%(5.5V)未満の時、０表示します。
入力電圧が定格の 5%(11.0V)未満の時、０表示します。

(22)
１０．付表
（１）CT・VT 一次側定格値
CT・VT 一次側定格値は、次の表より設定して下さい。
表に記載されている以外の定格値は設定できません。
CT 一次側定格電流
5A
10A
15A
20A
25A
30A
40A
50A
60A
75A
80A
100A
120A
150A
200A
250A
300A
400A
500A
600A
750A800A
1000A
1200A
1500A
2000A
2500A
3000A
4000A
4500A
5000A
6000A
7500A
8000A

TK-18880 改訂 9

小数点位置5.00[A]
5.000[A]10.0[A]
10.00[A]15.0[A]
15.00[A]20.0[A]
20.00[A]25.0[A]
25.00[A]30.0[A]
30.00[A]40.0[A]
40.00[A]50.0[A]
50.00[A]60.0[A]
60.00[A]75.0[A]
75.00[A]80.0[A]
80.00[A]100[A]
100.0[A]
120[A]
120.0[A]
150[A]
150.0[A]
200[A]
200.0[A]
250[A]
250.0[A]
300[A]
300.0[A]
400[A]
400.0[A]
500[A]
500.0[A]
600[A]
600.0[A]
750[A]
750.0[A]800[A]
800.0[A]
1.00[kA]
1000[A]
1.20[kA]
1200[A]
1.50[kA]
1500[A]
2.00[kA]
2000[A]
2.50[kA]
2500[A]
3.00[kA]
3000[A]
4.00[kA]
4000[A]
4.50[kA]
4500[A]
5.00[kA]
5000[A]
6.00[kA]
6000[A]
7.50[kA]
7500[A]
8.00[kA]
8000[A]

VT 一次側定格電圧
110V
220V
440V
3300V
6600V
11kV
22kV
33kV
66kV
77kV

小数点位置
110[V]
110.0[V]
220[V]
220.0[V]
440[V]
440.0[V]3.30[kV]
3300[V]
6.60[kV]
6600[V]
11.0[kV]
11.00[kV]
22.0[kV]
22.00[kV]
33.0[kV]
33.00[kV]
66.0[kV]
66.00[kV]
77.0[kV]
77.00[kV](23)電子式マルチメータ（XSA2-110,XSV2-110,XSD2-110A）は、国土交通省「公共建築工事仕様書」（令和４年版）に適合した電子式指示計器です＝「公共建築工事標準仕様書」掲載の電子式計器の概要＝（機械・電気設備工事標準仕様）（東京都機械設備工事標準仕様）◆電子式（デジタル式を含む）指示計器・マルチ指示計
電子式は、次によるほか、JISC1102-1～8,1103 の「直動式指示電気計器」に示す規格による。
（イ）周波数計の階級は、1.0 級以上とする。
（ロ）力率計の階級は、5.0 級とする。
（ハ）上記（イ）(ロ)以外の指示計器の階級は 1.5 級以上とする。
（ニ）複数の計器を兼用し、1 台で複数の項目の表示が可能なものとすることができる。
ただし、兼用する場合は、1 台で一つの単位回路までとする。

◆電子式（デジタル式を含む）最大需要電流計（警報接点付）＜デマンドメータリレー＞（イ）需要指針値、最大需要指針値が表示でき、警報用指示値または指標値を任意に設定・表示が可能。
（ロ）瞬時電流値表示が可能。
（ハ）需要指針値および瞬時電流値は 1.5 級。
（ニ）時限（95%指示時間）は、製造者の標準による範囲内で任意に設定できるものとする。

本製品は日本製です。

TK-18880 改訂 9