（1）

電

力

量

メ

ー

ＸＷ－９６
仕

様

２０１７ 年

ＴＫ－２１７３０改訂６

書

７月２６日

タ

（2）

改
日

付

2015/08/04

2015/08/09

2015/08/26

2015/08/28

改訂者

訂

履

歴

改

訂

内

容

松本淳 初版
改訂 1【特徴】 売電の表記を削除【2】入力定格を変更
110V・220V・440V → 480V
110/√3・220V√3・440V√3 →277V【2】-(2) 入力仕様の電流・電圧・周波数の小数点以下を削除
入力定格変更に合わせて入力範囲変更【3】-(5) ｽｲｯﾁ機能を修正
松本淳[+]+[-]長押しでバージョン表示追加【3】-(6) 通信速度 1200bps、2400bps・4800bps 削除
終端抵抗に付属品であることを記載【3】-(11) 適用規格を参考規格へ変更【3】-(15) 使用環境に IP コード追加（フロント IP50、リア IP30）【3】-(17-2) 項目の誤記修正【5】-(4) 材質を UL94-HB→V0 へ変更【6】-(2) 三相 3 線の接続図変更
改訂２【3】-(15) ﾌﾟﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 修正
松本淳【4】保証内容の説明文変更【7】-(2) VT 比､CT 比の設定範囲追加
改訂３【3】-(12) ｲﾝﾊﾟﾙｽ試験 回数 10→5 回 修正
ﾊﾟﾙｽ間隔 削除【3】-(13) 振動衝撃試験
衝撃試験 ﾊﾟﾙｽ幅 10ms→3ms
最大加速度 30gn(300m/s)→50gn(500ms/s2)修正振動試験 振動周波数 10Hz～150Hz→10Hz～55Hz 修正
松本淳
振動周波数→掃引振動数範囲 修正
掃引ｻｲｸﾙ 10 回→5 回 修正
振幅 0.075mm→0.15mm 修正
加速度 削除(修正)【5】-1 端子番号追記【5】-(3)質量 追記【5】-(5)銘板 → 端子番号 修正

ＴＫ－２１７３０改訂６

（3）

日

付

2015/10/21

2017/5/30

2017/7/26

改訂者

改

訂

内

容

改訂 4
【特長】計量ランプ→INT ランプ 変更【2】入力定格を変更
480V → 110V・220V・440V
277V → 110/√3・220V√3・440V√3【3】-(1) 適用規格→参考規格 修正
見出し追加【3】-(2) 入力仕様 変更【3】-(3) 計測項目と許容限度の表記を統合【3】-(4) –(4-1) パネルイメージ変更、誤記修正、仕様変更【3】-(4) –(4-2) 誤記修正、変更【3】-(5) 誤記修正、変更【3】-(6) 終端抵抗の(付属品) 削除
通信仕様追加【3】-(7) 売電の表記 削除【3】-(10) 電圧試験の試験条件
AC2210V 5 秒間 → AC2000V 1 分間 修正【3】-(11) ｲﾝﾊﾟﾙｽ試験 適用規格 削除松本淳【3】-(13) 適用規格→参考規格 修正
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾝﾏ試験 削除
衝撃試験 ﾊﾟﾙｽ幅 削除
作用時間 11ms 追加
振動試験 掃引ｻｲｸﾙ数 5→10 修正【3】-(14) 適用規格→参考規格 修正【3】-(15) 標高 2000m→1000m 変更
その他の「御使用の場合は弊社に御相談下さい。」【3】-(16) 実際の電力を反映【3】-(17) ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ初期値 0000→1111 変更【5】-(1) 奥行寸法 71→80 へ変更【5】-(2) 取付寸法追加【5】-(3) 取付方法追加【6】 端子番号 修正
接続図変更【7】 計量範囲 0000.0000-99999999 kWh・MWh→0000.0000kWh-9999999.9MWh 変更
改訂 5【2】単相 2 線追加
松本淳 【3】単相 2 線追加【5】-(7) 端子銘板追加【6】-(3) 単相 2 線追加
改訂 6青木
単相２線の場合、VT 二次側定格値を 110V/220V に修正。

承認

ＴＫ－２１７３０改訂６

確認

作成

削除

（4）

―

目次

―

【 概 要 】 .............................................................................................................................................................5【 特 長 】 .............................................................................................................................................................5【１】品 名 ...........................................................................................................................................................5【２】形 名 ...........................................................................................................................................................5【３】仕 様 ...........................................................................................................................................................6(1)参考規格 .........................................................................................................................................................6(2)入力仕様 .........................................................................................................................................................6(3)計測項目及び許容限度 ...................................................................................................................................6(4)表示仕様 .........................................................................................................................................................7(5)スイッチ機能 ..................................................................................................................................................7(6)MODBUS 通信仕様 .............................................................................................................................................8(7)停電補償 .......................................................................................................................................................10(8)補助電源 .......................................................................................................................................................10(9)絶縁試験 .......................................................................................................................................................10(10)電圧試験 .....................................................................................................................................................10(11)EMC イミュニティ試験.................................................................................................................................10(12)インパルス電圧試験 ................................................................................................................................... 11(13)振動衝撃試験 .............................................................................................................................................. 11(14)過電流の影響試験 ....................................................................................................................................... 11(15)使用環境 ..................................................................................................................................................... 11(16)消費電力 ..................................................................................................................................................... 11(17)設定機能 .....................................................................................................................................................12【４】保 証 .........................................................................................................................................................12【５】外形・取付方法 ...........................................................................................................................................13(1)外形寸法図....................................................................................................................................................13(2)取付寸法(パネルカット寸法).......................................................................................................................14(3)取付方法 .......................................................................................................................................................14(3)端子ネジ､推奨圧着端子、推奨締付トルク ...................................................................................................15(4)質量 ..............................................................................................................................................................15(5)ケース材質･色 ..............................................................................................................................................15(6)端子番号 .......................................................................................................................................................15【６】接続図 .........................................................................................................................................................16【７】資料 .............................................................................................................................................................17(1)計測範囲について .........................................................................................................................................17(2)VT 比・CT 比設定範囲 ...................................................................................................................................17

ＴＫ－２１７３０改訂６（5）【 概 要 】
本器は、電力量計測に特化した計測器になります。

【 特 長 】
・計測項目は電力量(受電)で、計量中は INT ランプが点滅します。

【１】品 名電力量メータ【２】形 名ＸＷ - ９６ - ① ② ③ - ④
入力
①②
相線式
99

単相 2 線
三相 3 線・三相 4 線

単相２線
三相３線
三相４線

電圧入力定格110V･220V
110V･220V･440V
110/√3V･220/√3V･440/√3V

上記仕様コードを選定のうえ、御発注お願いします。
オプション
④
00
M0

オプション
オプション無し
Modbus 通信

ＴＫ－２１７３０改訂６③電流入力定格55A

（6）【３】仕 様(1)参考規格IEC62053-21
IEC61000-4-4
IEC61010-1

参考規格

IEC60529
IEC61000-4-5
IEC62052-11

IEC61000-4-2
IEC61000-4-11(2)入力仕様
項目
相線式
電流

入力範囲
単相 2 線､三相 3 線､三相 4 線
定格 5A
0-6 A
6A
120A
定格 110V
10V-150V
定格 220V
10V-300V
定格 110V
10V-150V
定格 220V
10V-300V
定格 440V
10V-500V
定格 110/√3V
10V-150/√3V
定格 220/√3V
10V-300/√3V
定格 440/√3V
10V-500/√3VO(capacitive)～100～0(inductive)
45-65Hz定格 110V
600W
定格 220V
1200W
定格 110V
1200W
定格 220V
2400W
定格 440V
4800W
定格 110/√3V
1200W
定格 220/√3V
2400W
定格 440/√3V
4800W

過電流
線間電圧
（単相 2 線）
線間電圧
(三相 3 線)
相電圧
(三相 4 線)力率
周波数
電力
（単相 2 線）
電力
(三相 3 線)
電力
(三相 4 線)

備考
設定切替
連続入力可
0.5 秒間（入力間隔 1 時間以上）

最大入力を超える電力が入力された
場合、電力量は最大入力値で計量最大入力を超える電力が入力された
場合、電力量は最大入力値で計量最大入力を超える電力が入力された
場合、電力量は最大入力値で計量(3)計測項目及び許容限度
計測項目 CLASS

力率
1.0

電力量

O.5(inductive)

1

0.8(capacitive)

ＴＫ－２１７３０改訂６

負荷条件
2-5％
5-120%
5-10%
10-120%
5-10%
10-120%

許容限度
±1.5%
±1.0%
±1.5%
±1.0%
±1.5%
±1.0%

備考

IEC62053-21

（7）(4)表示仕様(4-1)表示仕様

項目
電力量表示
単位表示
計量ﾗﾝﾌﾟ
通信ﾗﾝﾌﾟ
更新時間(表示)

ﾗﾝﾌﾟ名－
kWh・MWh
INT
SD・RD
－

仕様
ｾｸﾞﾒﾝﾄ表示
赤色
緑色
緑色
約 0.5 秒備考
8 桁(整数部 7 桁、小数点以下 1 桁を表示)
現在選択中の単位が点灯
電力量計量中に点滅
Modbus 送信時に SD が点滅、Modbus 受信時に RD が点滅(4-2)計測表示仕様
･表示方式
計測項目

桁数
8 桁(小数点以下表示中は小数点以下 4 桁表示)
8 桁(小数点以下表示中は小数点以下 7 桁表示)

電力量(受電)

単位
kWh
MWh

小数点以下は通常 1 桁、[SET]ボタン押下中に小数点以下表示中に切り換ります。
※ 最大定格入力で 1500 時間電力量がオーバーフローしません。
※ 電力量がオーバーフローした時は 0 から再計量します。

※(5)スイッチ機能

計測画面
名

称

[SET]押下中[＋][－][DISPLAY][SET]＋[+]長押し[SET]＋[-]長押し[+]＋[-] 押下中

機
能単位が kWh の場合
電力量の整数部 4 桁、小数点以下 4 桁を表示
単位が MWh の場合
電力量の整数部 1 桁、小数点以下 7 桁を表示
無効
無効
電力量の表示単位 kWh／MWh 切替
基本設定ﾓｰﾄﾞへ移動
拡張設定ﾓｰﾄﾞへ移動
ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示

設定画面
名
称
[SET]
[＋]
[－]
[DISPLAY]

ＴＫ－２１７３０改訂６

機
能
設定ﾓｰﾄﾞの選択及び設定値の桁移動、設定値の決定
次の画面へ移動、設定値の変更
前の画面へ移動、設定値の変更
上の画面へ戻る、設定値のｷｬﾝｾﾙ

（8）(6)MODBUS 通信仕様
(6-1)仕様項目
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
通信ｱﾄﾞﾚｽ※
通信速度
同期方式
通信制御方式使用ｺｰﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ形式
終端抵抗仕様
RS-485 準拠
1-247
9600・19200bps 選択設定
調歩同期方式（非同期式）
ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ方式（半二重ﾓｰﾄﾞ）
RTU
ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ
1 ﾋﾞｯﾄ
ﾃﾞｰﾀ
8 ﾋﾞｯﾄﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ
無・偶数・奇数ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
1･2 ﾋﾞｯﾄ
100Ω（端子部で挿入）※最大接続台数 32 台(RS485 変換器を含む)(6-2)電文構成①クエリー(マスター→スレーブ)
ﾃﾞｰﾀ
ｱﾄﾞﾚｽ

ﾃﾞｰﾀ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ

開始ｱﾄﾞﾚｽ
上位
下位

CRC
ﾚｼﾞｽﾀ数
上位
下位

下位

上位

【データアドレス】
要求するスレーブのアドレス(1～247)をセットしてください。
【ファンクション】
ファンクションコード(0x04)をセットして下さい。
【開始アドレス】
計測項目の先頭データアドレスをセットして下さい。
【レジスタ数】
取得する計測項目数をセットしてください。
【CRC】
データアドレス～データ間の 16 ビット CRC・・・・・X 16＋X 15＋X 2＋１②リプライ(スレーブ→マスター)
ﾃﾞｰﾀ
ｱﾄﾞﾚｽ

ﾃﾞｰﾀ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ

ﾃﾞｰﾀ 1

ﾊﾞｲﾄ数
上位

下位

CRC
下位

2 ﾊﾞｲﾄ【データアドレス】
送信するスレーブのアドレス(1～247)をセットします。
【ファンクション】
送信するファンクションコード(0X04)をｾｯﾄします。
【バイト数】
送信するバイト数ををセットします。
【データ】
送信するデータをセットします。
【CRC】
データアドレス～データ間の 16 ビット CRC・・・・・X16＋X 15＋X 2＋１

ＴＫ－２１７３０改訂６

上位

（9）

(6-3)ファンクション
ファンクションは、スレーブに要求する動作を指定するコードです。
本器で利用できるファンクションコードは以下の通りです。
ｺｰﾄﾞ
04H

要求内容
Read input registers

内容
計測値ﾃﾞｰﾀの読み出し(6-4)CRC チェックサム
アドレス～データ間の 16 ビット CRC・・・・・X 16＋X 15＋X 2＋1
RTU モードのメッセージには CRC 方式に基づいたエラーチェックが含まれます。
CRC チェックの場合、メッセージ全体の内容をチェックします。
CRC 計算はまず、全て 1 の 16 ビットのレジスタをプレロードします。
次に、メッセージの中の連続した 8 ビットのバイトを、現在のレジスタの中身に適用していきます。
CRC を生成するときには、各キャラクタのうち 8 ビットだけを使用します。
スタート・ストップ・パリティビットは CRC には適用されません。
CRC を生成する途中、各 8 ビットキャラクタはレジスタの中身とエクスクルーシブ OR されます。
さらにその結果を最下位の方向にシフトし、最上位桁には 0 を入れます。最下位桁を取り出して検査します。
もし、最下位が 1 の場合はさらに、レジスタは既設の固定値（0xA001）でエクスクルーシブ OR されます。
もし、最下位が 0 の場合、エクスクルーシブ OR は起こりません。
この過程を 8 回シフトするまで繰り返します。最後（8 回目）のシフトの後、次の 8 ビットのバイトについて、レジスタの現在値でエクスクルーシブ OR します。そして前述のように、この過程をさらに 8 回繰り返します。
メッセージ全てのバイトについて適用した後、レジスタの最後の中身が CRC 値となります。
メッセージに CRC を付加するときには、下位バイトが先に付加され、その後に上位バイトが続きます。
(6-5)レジスタ一覧
ﾚｼﾞｽﾀ(ｱﾄﾞﾚｽ)
4043(4042)
4044(4043)
4045(4044)
4046(4045)

内容

単位

ｽｹｰﾙ

範囲

Wh

×0.1

0～99999999999999

電力量(最上位)
電力量
電力量
電力量(最下位)

ＴＫ－２１７３０改訂６

（10）(7)停電補償
停電(補助電源 OFF)時、電力量及び設定値は内部の不揮発性メモリに記憶します。
(8)補助電源
定格AC100/200V
DC110V

入力範囲
AC85～264V(50/60Hz 共用)
DC85～143V(9)絶縁試験
電流入力端子一括
電圧入力端子一括
補助電源端子一括
電気回路一括MODBUS 通信端子一括
※

測定回路
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

他回路端子一括
他回路端子一括
他回路端子一括ｹｰｽ※
他回路端子一括

試験条件
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて 100MΩ以上

ケースを導電性の薄膜(薄膜はアースに接続)で包んで試験(10)電圧試験
電流入力端子一括
電圧入力端子一括
補助電源端子一括
電気回路一括MODBUS 通信端子一括
※

印加回路
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

他回路端子一括
他回路端子一括
他回路端子一括ｹｰｽ※
他回路端子一括

AC2000V
AC2000V
AC2000V
AC2000V
AC2000V

ケースを導電性の薄膜(薄膜はアースに接続)で包んで試験(11)EMC イミュニティ試験
試験項目
静電気放電ｲﾐｭﾆﾃｨ試験
電気的ﾌｧｰｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄﾊﾞｰｽﾄ･ｲﾐｭﾃｨ試験
ｻｰｼﾞｲﾐｭﾆﾃｨ試験
電圧ﾃﾞｨｯﾌﾟ､瞬停及び電圧変動のｲﾐｭﾃｨ試験

ＴＫ－２１７３０改訂６

参考規格
IEC61000-4-2
IEC61000-4-4
IEC61000-4-5
IEC61000-4-11

ﾚﾍﾞﾙ
3
3
3
3

試験条件
50/60Hz 1 分間
50/60Hz 1 分間
50/60Hz 1 分間
50/60Hz 1 分間
50/60Hz 1 分間

（11）(12)インパルス電圧試験
電圧
6000V

備考
電気回路一括⇔ｹｰｽ間
波形：1.2/50us
出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：2Ω
回数：各極 5 回

(13)振動衝撃試験
試験項目
衝撃試験

参考規格
IEC62052-11(IEC60068-2-27)
IEC62052-11(IEC60068-2-6)

振動試験

備考
最大加速度：50gn（500m/s2）
作用時間：11ms
掃引振動数範囲：10Hz～55Hz
掃引ｻｲｸﾙ数：10
振幅：0.15mm(14)過電流の影響試験
過電流で破損しない
計器
変流器による接続

参考規格
IEC62053-21

電流(A)
120

時間(s)
0.5

(15)使用環境
使用条件
材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ
設置ｶﾃｺﾞﾘｰ
感電保護ｸﾗｽ
汚染度
使用温度
使用湿度
標高
IP ｺｰﾄﾞ（IEC60529）
設置
その他

条 件
Ⅲ
Ⅲ
1
2
-10 - 55℃
（保存温度-25 - 75℃）
30 - 85％RH（結露無きこと）（保存湿度 30 - 85％RH）
1000ｍ以下
IP50（ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ）、IP30（ｹｰｽ）
直射日光のあたらない場所に設置して下さい。
塵埃の少ない場所に設置して下さい。
腐食性ガスのある場所では使用しないで下さい。

(16)消費電力
回路
補助電源
電圧入力
回路
電流入力
回路

定格
AC100V
AC200V
DC110V
AC110V
AC220V
AC440V

4VA(max.)
4VA(max.)
2W(max.)
0.8VA(max.)
0.8VA(max.)
0.8VA(max.)

AC5A

1VA(max.)

ＴＫ－２１７３０改訂６

消費電力

（12）

(17)設定機能(17-1)基本設定モード項目
相線式
CT 二次側定格
CT 一次側定格
VT 二次側定格

内容
相線式の設定CT 二次側定格値の設定
CT 一二次側定格値の設定
VT 二次側定格値の設定

設定値
1P2W／3P3W／3P4W
5A
5A～8000A
110V／220V／440V（単相２線の場合、110V／220V）
110V～77kV
50Hz／60Hz
1～247

初期値
3P4W
－
5A
440V

内容
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定
受電電力量のﾘｾｯﾄ

設定値
0000～9999
－

初期値
1111
－

受電電力量のﾌﾟﾘｾｯﾄ

－－

VT 一次側定格
VT 一次側定格値の設定
440V
50Hz
使用周波数
計測する電源周波数の設定※
Modbus
ｱﾄﾞﾚｽの設定
1
ｱﾄﾞﾚｽ
Modbus
通信速度の設定
9600bps／19200bps
19200bps
通信速度
Modbusﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄの設定
None／Even／Odd
Even
ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ
Modobus
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄの設定
1, 2
1ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ※ 計測入力の波形歪が大きい(周波数測定できない)場合､この設定値でサンプリングします(17-2)拡張設定モード
項目
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
受電電力量
ﾘｾｯﾄ
受電電力量
ﾌﾟﾘｾｯﾄ【４】保 証
本製品は海外向けに開発した電力量メータで、納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で交換致しますが、修理や不具合の調査は実施いたしません。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。
但し、下記のような場合には、保証期間中であっても補償対象外とさせていただきます。
(1)誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
(2)不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
(3)お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
(4)地震、火災、風水害、公害その他の天災地変、異常電圧によって生じた故障や損傷。
【注意事項】
本製品は一般的な計測装置であり、特別な品質･信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途(航空･宇宙用･海底中継器･原子力制御システム･
交通機器･医療機器･安全装置等)にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

ＴＫ－２１７３０改訂６

（13）【５】外形・取付方法(1)外形寸法図

80

前面

側面

96

96

裏面

ＴＫ－２１７３０改訂６

（14）(2)取付寸法(パネルカット寸法)

90.5±0.3

90.5±0.3

パネルの板厚は 1.6mm 以上、3.2mm 以下
としてください。

パネルカット(3)取付方法

XW-96 と 4 個の取付具でパネルを挟み込むようにして固定する。
4 隅の取付具をﾊﾟﾈﾙに密接するように奥まで差し込む
XW-96

ﾊﾟﾈﾙ

取付具(XW-96 付属品､4 個)

ＴＫ－２１７３０改訂６（15）(4)端子ネジ､推奨圧着端子、推奨締付トルク
補助電源，電圧入力端子：0.5N・m
電流入力端子：0.4N・m

(5)質量
約４００ｇ

(6)ケース材質･色
ABS 樹脂UL94-V0黒色(7)端子番号

1

2

3

P

N

V1

85-264V～
50Hz/60Hz

RS-485+ - SL

4

5

6

V2

V3

VN

VOLTAGE INPUTS
440V～ 50Hz/60Hz
CURRENT INPUTS
5A NOM./6A MAX.

1S 1L 2S 2L 3S 3L
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ＴＫ－２１７３０改訂６（16）【６】接続図(1) 三相 4 線
電源側
1

2

(2) 三相 3 線
電源側

3 N

1

2 3

V1

V1

V2

V2

V3

V3

VN
補助電源
- +
N P

補助電源
- +
N P

1S

1S

1L

1L

2S

3S

2L

3L

3S

負荷側

3L
負荷側

(3) 単相 2 線
電源側
1 2
V1
V2

補助電源
- +
N P

1S
1L

負荷側

ＴＫ－２１７３０改訂６

（17）(4) RS-485

ｼｰﾙﾄﾞ付 2 芯ｹｰﾌﾞﾙ(より線)
+
SL

【７】資料
(1)計測範囲について
項目
電力量

始動電流
負荷 0.2%以上で計量開始(力率 1)(2)VT 比・CT 比設定範囲
設定項目
VT 比
CT 比

設定可能範囲110～77000V
5～8000A

ＴＫ－２１７３０改訂６

計量範囲0000.0000kW-9999999.9999999MWh