高效大功率开关电源
PAT-T系列产品目录

P

A

T

-

T

S

E

R

I

E

S

功率因数 0.95
搭载功率因数改善电路单相交流输入可得到Max３ｋＷ的输出

8Max 输出kW（４ｋＷ 类型）（８kW 类型）D C

P O W E R

S U P P LY

高效大功率开关电源
PAT-T 系列
8kW类型（13种机型*）与4kW类型（4种机型）共17种机型
PAT-T系列smart rack system 200V／400V输入类型 全部164种机型
在环境温度50℃时也能满负载连续运转（smart rack Max 40℃）
Max可以5台（40kW）并联运转搭载功率因素改善电路
高抗噪性标准装备RS232C接口
USB、GPIB、LAN接口（选购件），对应
* PAT1000-8T、PAT1500-5.3Thttps://global.kikusui.co.jp/

功 率 大 ， 体 积 小 ， 结 实环 保 节 能 型 大 功 率 电 源

50℃

在环境温度

50℃

时也能满负载
连续运转

高效大功率开关电源【规格保证温度】

PAT-Tseries※smart rack Max 40℃

8

Max 输出550（620）mm

kW（８kW 类型）129.2（155）mm

质量 ：25kg（PAT40-200T）※（）指 Max 尺寸
430（440）mm

额定功率８kW 与４kW 两种类型。共１７种机型
概要
PAT-T 系列是恒压／恒流自动切换型直流开关电源。

产品阵容
额定功率

采用软开关方式，在努力改善效率，实现低噪声化的同时，

型 号

额定电压

额定电流

PAT20-400T

0V 〜 20V

0A 〜 400A

PAT30-266T

0V 〜 30V

0A 〜 266A

PAT40-200T

0V 〜 40V

0A 〜 200A

源环境的改善（抑制高次谐波电流）一起，使配电设备的PAT60-133T

0V 〜 60V

0A 〜 133A

简便／小型化，从而降低消耗功率 , 在“节能”方面也作出

PAT80-100T

0V 〜 80V

0A 〜 100A

了重大贡献。此外，PAT-T 系列采用佳放热设计，实现周

PAT160-50T

0V 〜 160V

0A 〜 50A

利用高密度安装技术，实现了大幅度的小型轻量化。在如
此大功率量级的电源里，搭载“功率因素改善电路”，与电围温度为 50℃的工作环境保证。能够对应即使在高温下全PAT250-32T

0V 〜 250V

0A 〜 32A

负载连续运行的严酷使用环境。

PAT350-22.8T

0V 〜 350V

0A 〜 22.8A

操作和显示面板考虑了易辨识，易使用，采用简单直观的

PAT500-16T

0V 〜 500V

0A 〜 16A

造型，而且考虑 PLC 控制，除了外部模拟控制，监控输出，

PAT650-12.3T

0V 〜 650V

0A 〜 12.3A

状态输出外，还标准装备 RS232C 接口。选购件也支持

PAT850-9.4T

0V 〜 850V

0A 〜 9.4A

USB、GPIB、LAN（LXI）接口。除独立使用外，也可嵌

PAT1000-8T(SPEC21163)

0V 〜 1000V

0A 〜 8A

入试验系统使用。

PAT1500-5.3T(SPEC21164)

0V 〜 1500V

0A 〜 5.3A

PAT20-200T

0V 〜 20V

0A 〜 200A

PAT40-100T

0V 〜 40V

0A〜100A

PAT60-67T

0V 〜 60V

0A 〜 67A

PAT160-25T

0V 〜 160V

0A 〜 25A

8kW ★

4kW

★8kW 类型也备有输入电压为 400V/460V 的型号。

2

丰 富 的 通 讯 接 口
R S 2 3 2 C （ 标 准 装 备 ）， U S B / G P I B / L A N （ L X I ） 选 购 件
通信接口命令系统采用 IEEE 488.2, 同时对应 SCPI。
而 且， 通 过 计 测 仪 器 驱 动 软 件（ 可 以 在
KIKUSUI 的网页上免费下载）可以用 Excel
VBA 和 LabVIEW 来控制，也可以用时序控制
软件 [Wavy for PAT-T] 进行时序控制。
而且，通过 LAN 接口可以从网络浏览器对电源
控制和监视。

〔 RS232C ／ GPIB ／ USB 〕

对应 LXI！

0-可以从浏览器对电源进行控制，监视！

V〔 LAN（以太网络）〕
0-

V

USB
GPIB
LAN

RS232C*USB, GPIB, LAN 接口是工厂选项。
只能选装其中的一个。

选购件时序控制软件Wavy series■时序控制软件 Wavy
Wavy for PAT-T【工作环境】Windows Vista ／ Windows 7 ／ Windows 8 ／ Windows 10※ 详细情况请参考 KIKUSUI 产品综合样本或 KIKUSUI 网页。

直流电源的控制时序的做成，执行和支援的软件。
使用电脑鼠标象画画或制表的感觉一样就可以做成和编辑控制时序。
● 使用时序控制可简单方便的做成必要的试验条件数据的编辑。
● 利用试验条件数据文件的保存功能，容易对定型试验的条件进行管理。
● 实行时序的过程可以在“实行图”上看到设定值或者用鼠标表示出来。
● 实行中的监视值可以在“监视图”上直观的观测到实际的输出值。
● 得到的监视数据，可以作为试验结果来保存。
● 新增了波形图像窗口。可轻松掌握交流信号（AC）的波形。
● 可轻松新建和编辑任意波形。可马上写入创建的任意波形，然后输出。
● 支持时序的步项目的选择 / 未选择。可根据需要选择暂停功能，触发功能，AC 波形等。

▲屏幕样本Download !
从本公司的WEB体验版
可以下载!!（英语）https://global.kikusui.co.jp/downloads/

3

Tough & Eco
大功率・小体积
省面积，方便使用 !

可纵向放置使用 !（选购件）【尺寸比较示例】

可放在试验桌的侧面使用。

本公司以往产品（7kW）与PAT-T(8kW)的比较

本公司以往产品

PAD35-200L

移动起来也轻松。

(串联调节器方式)

对应 PAT-T 系列全部型号 ,由带轮子的底座与提手组成的套件

体积比

约1

6

重量比

约1

选购件

7

■纵向放置架VS01※不包含PAT-T系列本机

PAT40-200T

约188Kg约26Kg

小型化・高效率・节能！
软开关方式

搭载功率因素改善电路

在功率器件的开或关时，巧妙利用共振现象，在电压或电流的零点状态

功率因素（ＰＦ）是关于交流电路效率的值，即视在功率中有功功率所时进行开关切换的电源电路方式。其原理是，电压电流不发生瞬态交叉，

占有的比例。功率因素越接近于１，表示电设备的电能利用效率越高。

使开关在切换时无损耗成为可能。一般将在电压零点进行开关切换的

将功率因素改善电路嵌入电源电路的输入端，补偿交流电压和电流的相

称为 ZVS (Zero Voltage Switching)，在电流零点时进行开关切换的称为位差（波形的相位差＝产生无功功率的原因），提高电能的利用效率。具ZCS (Zero Current Switching)。以往一般的电路曾经存在功率开关器件高体的好处如下。

速动作时会增加功率损耗从而降低效率的问题，通过软开关方式减少电●促进节能源产生的热损耗而使电路高效率化，从而使小型化成为可能。而且不只●用电设备小型化

是小型化本身，同时还具有显著减少电源噪声的特点。

●改善电源环境
●降低送电损耗
●减少噪声━ 电压波形 ━ 电流波形
Ａ＝冲击电压

Ｂ＝冲击电流Ｃ＝尾电流

Ｄ＝开关损耗

削减

A【输入功率（视在功率）的比较】

A
B
D

D

B

功率因素
0.6

15.7kVA

一般（硬）开关波形（例子）

功率因素
0.95

9.9kVA

软开关波形（例子）
上述数值是 40V200A 效率为 80％的直流电源在满负荷运行时的值。

若把0.6的功率因素改善为0.95，则输入电能减少约４成！
即功率因素良好，则“节能”!

4

削减约

40％的
输入电能

C
C

CO2

通过并联运行扩大功率 Max 40kW，2000A
Max 支持 5 台（同一型号）并联运行 !

Max 5 台（同一型号）并联运行

包 括 主 机 在 内，Max 5 台（PAT850-9.4T、PAT1000-8T、PAT15005.3T 支持 2 台）并联运行。采用单一控制的并联运行连接，用主机
的面板控制和显示整个系统（Max 输出电流 ：单体额定输出电流 ×并联数量）。只有在按下本体面板的 STORE 开关时，从机才能够显示

进排气只在前面，背面，可密封安装

主机
0-

V

0-

V

PC01-PAT

从机

0-

V

0-

V

电流值 ※。此外，根据选购件的并联运行电缆，PC01-PAT 进行连接。

0-V

PC01-PAT从机
0-※8kW 类型的 400V 输入（20V 系列、40V 系列、60V 系列、160V 系列）与 4kW 类型暂不支持（从机电流显示）。

0-

V

V

PC01-PAT

从机

0-

V

0-

V

Max 允许 2 台同一机型的串联运行
8kW 型号（PAT20-400T/PAT30-266T/PAT40-200T/PAT60-133T/

从机

PC01-PAT

0-

V

PAT80-100T/PAT160-50T）以及 4kW 型号 Max 串联连接 2 台。
但是，不能进行单一控制运行。向负载供给 2 台输出电压之和。

rack 嵌入示例（英寸用 rack）

并联运行电缆
PC01-PAT

更加方便，更加好用，更加安全。
4kW 型号也可输入单相 200V 电压

外部模拟控制功能电流限定为额定电流的约 75%。因此，功率也限定为 3kW。

以 0V ～约 10V 的外部电压（Vext）或 0kΩ ～约 10kΩ 的外部电阻（Rext）
控制输出电压。此外，如果选择 FAST 模式 ※，可不通过 CPU 直接使用

[ 例如 ] PAT40-100T 的输出电流
三相
200V

电流限定
为额定电流的Max.100A

外部控制，相对控制电压和输出电压的变化无延迟时间。

75％

约
单相
200V

其他功能

Max.75A■ 标准配置 RS232C 接口■ 对应 USB/GPIB/LAN 接口（工厂配置选购件）■ 时序动作时放心的输出 ON/OFF 就绪功能CV，CC 优先启动功能 ※■ 存储功能（3 组电压 / 电流）在输出 ON 时，可设定以恒定电压（CV）电源启动也可设定以恒定电流

■ 电压和电流监控输出（CC）电源启动。恒定电压动作时使用 CV 优先模式，恒定电流动作动

■ 状态信号输出

时使用 CC 优先模式，实现无过冲的顺畅启动。

■ 远程传感检测功能■ 保护功能[ 利用恒定电流动作建立输出电流时的波形比较（示例）]过电压保护 / 过电流保护 / 过热保护 / 输入缺相保护 / 风扇异常保护 /传感检测保护 / 泄漏电路过热保护 / 关机■ 抗噪声性强（汽车用电子设备相关试验时令人放心）■ 具有易于更换风扇等高维护性能※8kW 类型的 400V 输入（20V 系列、
40V 系列、60V 系列、160V 系列）
与 4kW 类型暂不支持。

▲ CV 优先模式设置时

▲ CC 优先模式设置时

5

APPLICATION
用途・应用案例
产品阵容 ：输出电压 20V ～ 1500V。可作为各种各样评价・试验用电源使用。
输出电压
半导体
（SiC，GaN等）

1500V
1000V

电容器

太阳光
发电

850V

PAT1500-5.3T
PAT1000-8T
PAT850-9.4T

650V

PAT650-12.3T

500V

车载电子
相关用途

PAT500-16T

350V

PAT350-22.8T

250V
水处理
电镀等

PAT250-32T

160V

PAT160-25T

PAT160-50T

铁道·电力

80V
通信·服务器

PAT80-100T

60V

PAT60-67T

40V
车载电子
相关用途

PAT60-133T
PAT40-200T

PAT40-100T

30V

PAT30-266T

20V

PAT20-200T
5.3A

不同电压的用途案例

12.3A

20A

50A

100A

PAT20-400T

200A

PAT-T系列类型分布图

300A

8kW类型

400A

输出电流

4kW类型

车载电子相关用途电池空调●前车灯等的寿命试验

( 电动车用 ) 轮毂电机

EPS

●大用量空调或电动机使用的逆变器的性能试验，耐久性试验
● EPS 或者 MG 等使用的无刷电动机的性能试验，耐久性试验

继电器・保险丝

● IPM・IGBT 等功能组件的性能试验
前车灯●启动电机的性能试验

IPM・IGBT● EV・HEV（电动车 / 混合动力车）的车载电器的性能试验
线束启动电机，MG

ABS・ESC

DC-DC 变换器●用于简易电源波动试验●用于吸收电机的浪涌电流并联连接直流电子负荷装置和高电压直流电源，可作模拟蓄电池中速电源波动。
可用时序程序编辑软件Wavy编写和执行波动波形。

在评价无刷电机的性能时，吸收无刷电机产生的再生电流，保护电源和ECU。
I（电流）

恒电压
恒电流

恒电压
恒电压
t（时间）

用于吸收电机的浪涌电流
V

ECU

DC-DC
变换器
V

PAT-T系列
PAT-T系列

直流电子负荷装置
PLZ系列※电流双向流动

V（电压）

恒电压
控制用PC

Wavy for PLZ※ 系统升级时需要相关产品，调节费用等。请与我们协商。
t（时间）

恒电流
直流电子负荷装置
PLZ系列※吸收再生电流

6M无刷电机

用途・应用案例
太阳光发电相关的应用案●用于功率调节器简易评价
在同一时间轴上按时序控制太阳能电池板、住宅内负载、AC线路，模拟长时间的变化情况。

配电线路
太阳能电池板

模拟电池

直流电

电度表

V

交流电

PAT-T系列分电盘

电源调节器
例如：住宅内交流负载

电视

空调

冰箱

交流电子负荷装置
PCZ1000A

模拟
再生功率
回收负载

模拟负载
交流电子负荷装置
PCZ1000A
太阳能电池板[系统概念图]PAT-T系列

U
V

电源调节器

W
再生功率回收负载※ 系统升级时需要相关产品，调节费用等。

住宅内交流负载
（例如：电视、冰箱、空调、照明等）

控制 PC

PCZ1000A
交流电子负载装置（AC）

交流电子负载装置
PCZ1000A

交流电子负载装置
PCZ1000A

适用于燃料电池发电、不间断电源、
太阳能等各种变频器及变压器的负载试验■峰值系数功能搭载了可便于实施峰值电流和高次谐波电流负载试验的峰值系数功能。
峰值系数值可在 1.4 〜 4.0 的范围内予以设定。

选购件■并联运行功能
一台为主机，可并列连接 4 台从机。（Max 5kW，50Arms）■搭载跟踪运转功能

尺寸（Max尺寸）／质量
约430（455）W×128（150）H×400（460）Dmm／约22kg从机的设定值和主机相同。可方便作为单相 3 线式，三相 3 线式交流电源负载。
※ 有关 PCZ1000A 的详细情况，请另行参照单件产品目录或者浏览本公司主页。

7

APPLICATION
V2H/L EV 模拟器（例子）
在使用 EV 车来开发快速充电桩，V2H/L 机器（功率变换器）时，由于有损坏 EV 的风险与各种充电规范（CHAdeMO、Combo、GB 等）未对应的课题。所以推荐使用 EV 模拟器，这样并非使用 EV（实车），就可以对各种冲电规格的充电以，及对 V2H 指针的充电，供电装置予以评价。

On-board charger
功率调节器

＋

EV

放电

CHAdeMO
inlet

大功率开关电源
PAT-T 系列−

直流电子负载装置
PLZ-5W 系列

充电

快速充电器

DC-DC 变换器评价系统（例子）
本系统是由直流电一台与电子负载二台组成，使用专用的控制软件，就可以容易的对车载电器的动力电源 DC-DC 变换器进行性能评价。

作为 ECU 的
模拟

断路器面板

宽范围
直流稳压电源PWR401L

EMERGENCY STOP

应用软件

恒电压
作为高压电池的模拟
大功率
开关电源PAT500-16T×2台

DC-DC
转换器

操作面板

直流电力

控制端子

DC13.5V
0-

V

高电压

直流电力

DC500V

输入端子

0-

V

输出端子
①

作为 12V 电装品的模拟工作电压：DC1.5V～DC500V

电子负载装置PLZ1205W+
PLZ2405WB

工作电压：DC1.5V～DC500V

输出端子②

作为 12V 电池的模拟电子负载装置PLZ1205W+
PLZ2405WB

控制用PC

动力型半导体评价试验系统（例子）
半导体的热瞬态试验等，会需要高速启动电流后对半导体的温度变化等进行测定。通常情况下会需要以数 ms 的速度启动数百 A 〜千数百 A 的大电流。
单独使用大功率开关电源 PAT-T 系列，可以以数十 ms* 的速度启动电流。而与电子负载装置 PLZ-5W 系列并用时，则可以更加快速的启动电流。
* 如进行定制的情况，可以将速度加快至数 ms。如有相应需求，请与我们的销售联系。
直流电子负载装置
PLZ-5W系列

0-00000000000

V

00000000000

00000000000
CH 00

000000温度检测
00000000000

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00

00 0000

DUT（半导体）
大功率开关电源
PAT-T系列

8数据记录仪电池评测试验（例子）
只用大功率开关电源 PAT-T 系列不能进行高速工作，通过串联和并联连接电子负载装置 PLZ-5W 系列，可形成高速响应的单极电源。
由此便可在高速工作时实现对电池的图案化充电电流，放电电流的同步，并使电流流动。
控制用PC
直流电子负载装置
PLZ-5W系列

A电流

充电电流（拉电流）

+

+

0-

V

大功率开关电源
PAT-T系列-

直流电子负载装置
PLZ-5W系列

B

放电电流（灌电流）

+

+
电池

-

保险丝熔断试验（例子）
在保险丝熔断试验中，直流电源的恒定电流工作需要高速电流控制。只靠直流电源很难实现高速电流控制，但只要与电子负载装置 PLZ-5W 组合使用，即可实现高速电流控制。保险丝熔断试验要求 JASO D612 标准。可进行标准要求的各种试验（电压下降试验／瞬变电流遮断试验／熔断时间试验／分步通电试验／遮断容量试验）。
数据收集开关单元
多功能模块

20ch通道多路转换器

通用频率计数器
起动触发器

测量阻抗器的电流
0.5mA

停止触发器

应用软件
测量保险丝的两端电压＋＋电压检测电路监测PAT的两端电压（检测保险丝断开）

0-

V

USB

保险丝（被测设备）－控制用PC

电子负载装置6kW系列
PLZ1205W×1，PLZ2405WB×2－

大功率开关电源
PAT20-400T with USB

负载线
USB

USB
USB

广范围的电流传感器评估（例子）
通过与直流电源组合形成高精度的恒流电源，亦可支持电流传感器的评测等。
此外，具备 3 阶段的范围设定，可根据要设定的电流值选择电流设定分辨率。
直流电子负载装置
PLZ-5W 系列

ー

＋

0-

V

电流传感器

大功率开关电源
PAT-T 系列

9

PERFORMANCE
大电流型（灵活的机架系统）Max 可支持 40kW，2000A!
通过专用rack部件可装配多台PAT-T系列的大电流机型。
●容量16kW～40kW，4种类型
●内置功率因数改善电路，高频电流控制和节能！

带总开关的型号●带有总开关（型号名称末尾为“X”的型号）●输入电源有使用三相200V和三相400V的两种等级。
●标准装备RS232C，选购件还支持USB、GPIB、LAN (LXI)。

无总开关的型号●产品阵容：全部164种机型（下表82种为输入电源三相200V的规格和三相400V规格。)

容量和外观

20V 系

30V 系

40V 系

60V 系

80V 系

160V 系

250V 系

350V 系

500V 系

650V 系

850V 系

PAT20-800TM

PAT20-1200TM

PAT20-1600TM

PAT20-2000TM

PAT20-800TMX

PAT20-1200TMX

PAT20-1600TMX

PAT20-2000TMXPAT30-532TM

PAT30-798TM

PAT30-1064TM

PAT30-1330TM

PAT30-532TMX

PAT30-798TMX

PAT30-1064TMXPAT30-1330TMX

PAT40-400TM

PAT40-600TM

PAT40-800TM

PAT40-1000TM

PAT40-400TMXPAT40-600TMXPAT40-800TMXPAT40-1000TMX

PAT60-266TM

PAT60-399TM

PAT60-532TM

PAT60-665TM

PAT60-266TMX

PAT60-399TMX

PAT60-532TMX

PAT60-665TMX

PAT80-200TM

PAT80-300TM

PAT80-400TM

PAT80-500TM

PAT80-200TMX

PAT80-300TMX

PAT80-400TMX

PAT80-500TMXPAT160-100TM

PAT160-150TM

PAT160-200TM

PAT160-250TM

PAT160-100TMXPAT160-150TMX

PAT160-200TMXPAT160-250TMX

PAT250-64TM

PAT250-96TM

PAT250-128TM

PAT250-160TM

PAT250-64TMXPAT250-96TMX

PAT250-128TMX

PAT250-160TMX

PAT350-45.6TM

PAT350-68.4TM

PAT350-91.2TM

PAT350-114TM

PAT350-45.6TMX

PAT350-68.4TMX

PAT350-91.2TMX

PAT350-114TMX

PAT500-32TM

PAT500-48TM

PAT500-64TM

PAT500-80TM

PAT500-32TMX

PAT500-48TMX

PAT500-64TMXPAT500-80TMX

PAT650-24.6TM

PAT650-36.9TM

PAT650-49.2TM

PAT650-61.5TM

PAT650-24.6TMX

PAT650-36.9TMX

PAT650-49.2TMX

PAT650-61.5TMX

PAT850-18.8TM
PAT850-18.8TMX●阅读型号名称的方法：前端数字为额定电压，后端为额定电流。末尾为“X”的型号带有总开关。
（例：PAT20-2000TM

10

0～20V，0～2000A）

外形尺寸图（Max尺寸）／质量
■ PAT-TM系列 16kW系统

■ PAT-TM系列 24kW系统

433（445）W×337（425）H×765（945）Dmm／约80kg（无断路器）■ PAT-TM系列 32kW系统

433（445）W×470（555）H×765（945）Dmm／约120kg（无断路器）■ PAT-TM系列 40kW系统

433（445）W×602（705）H×765（945）Dmm／约150kg（无断路器）■ PAT-TMX系列 16kW系统

433（445）W×735（835）H ×765（945）Dmm／约180kg（无断路器）■ PAT-TMX系列 24kW系统

433（445）W×487（575）H×765（945）Dmm／约90kg（有断路器）■ PAT-TMX系列 32kW系统

433（445）W×620（705）H×765（945）Dmm／约130kg（有断路器）■ PAT-TMX系列 40kW系统

433（445）W×752（855）H×765（945）Dmm／约160kg（有断路器）

433（445）W×975（1075）H×765（945）Dmm／约200kg（有断路器）

后面板（24kW 的例子）

付属品

※ 为拍照拆掉了保护盖板

使用说明书、保护盖板、连接螺钉类无总开关的型号带总开关的型号11

８kW 类型规格项目

PAT20-400T

PAT30-266T

公称输入额定电压

PAT40-200T

PAT60-133T

3 相 AC200V 〜 AC240V

输入电压范围・输入频率范围

PAT250-32T

85％（min）［输入电压 AC200V，额定负载时］

输
功率因数
入
输入电流

0.95（typ）［输入电压 AC200V，额定负载时］
32A（max）［额定负载时］

突入电流

100A peak（max）

输入功率

10kVA（max）
额定输出功率8kW

额定输出电压

20.00V

30.00V

40.00V

60.00V

80.00V

160.0V

250.0V额定输出电流400.0A

266.0A

200.0A

133.0A

100.0A

50.0A

32.0A

350mVp-p

450mVp-p

30mVrms

50mVrms

200mArms

200mArms

设定精准度±（0.2％ of rating ＋ 50mV）

设定可能 Max 电压105％ of rating电源变动±（0.05％ of rating ＋ 5mV）负载变动±（0.1％ of rating ＋ 5mV）过渡响应

5ms（负载电流 50％〜 100％的急剧变化时，在输出端取检测点时）
100mVp-p

恒电压脉动噪音300mVp-p

300mVp-p

350mVp-p

350mVp-p

測测定频率带宽为 10Hz 〜 20MHz 时
10mVrms

20mVrms

30mVrms输出

30mVrms

30mVrms

测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时
上升时间

100ms（额定负载）／ 100ms（无负载）下降时间

100ms（额定负载）／ 2000ms（无负载）

温度系数100ppm ／℃（max）［外部模拟控制时］

设定精准度±（0.5％ of rating ＋ 50mA）

设定可能 Max 电流105％ of rating

电源变动
恒电流
※

±（0.1％ of rating ＋ 30mA）

负载变动
脉动噪音

±（0.2％ of rating ＋ 30mA）
500mArms

400mArms

400mArms

温度系数

电压显示
电流显示

300mArms

200ppm ／℃（typ）［外部模拟控制时］
OFF，0.1s 〜 10.0s（分辨率 0.1s）

Max 显示99.99

精准度±（0.2％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内Max 显示

999.9
999.9

精准度

99.99

±（0.5％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内过电压保护 (OVP)/ 过电流保护 (OCP)/ 过热保护 (OHP)/ 输入缺相保护 (PHASE)/
风扇异常保护 (FAN)/ 感测误连接保护 (SENSE)/ 分压电路的过热保护 (BOHP)/ 关闭 (SD)保护功能
OUTPUT ON/OFF
控制以外

外部模拟控制350mArms

测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时，输出电压在额定输出电压的 10％～ 100％范围内时

OUTPUT ON/OFF 延迟OUTPUT ON/OFF、SHUTDOWN

恒电压
外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100%恒电压
外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％

恒电流外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100%恒电流
外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％额定电压输出时 10.00V±0.25V输出电压监控器

0V 输出时 0.00V±0.25V监控器输出

额定电流输出时 10.00V±0.25V

输出电流监控器

0A 输出时 0.00V±0.25V

状态输出

OUT ON、CV、CC、ALARM、POWER ON、POWER OFF、绝缘集电极开路

远程控制标准配备 RS232C

动作温度・湿度范围

Max 38400bps SCPI 指令

0℃〜 50℃，20％〜 85％ rh

保存温度・湿度范围

-25℃〜 70℃，90％ rh 以下（无凝水）

外形尺寸（Max 尺寸）

430（440）W×129.2（155）H×550（620）D mm

重量约 26kg约 27kg约 25kg约 24kg※ 在额定电流下工作时（将额定输出电流的输出电压设定为额定输出电压或更高。）
额定负载 ：接通额定输出电流时，额定负载为产生电压降的电阻负载。该电阻负载为额定输出电流的 Max 输出电压的 95% 〜 100%。
该产品的输出电压（包括负载电缆中的电压降）切勿超过额定输出电流的 Max 输出电压。
无负载 ：接通额定输出电流时，无负载为产生电压降的电阻负载。该电阻负载为额定输出电流的 Max 输出电压的 10% 或 1V，以偏高者为准。

12

PAT160-50T

180V 〜 250V ・47Hz 〜 63Hz

效率额定

PAT80-100T

50Hz 〜 60Hz

约 23kg８kW 类型规格项目

PAT350-22.8T

PAT500-16T

PAT650-12.3T

公称输入额定电压输入电压范围・输入频率范围

PAT1500-5.3T

85％（min）［输入电压 AC200V，额定负载时］

输
功率因数
入
输入电流

0.95（typ）［输入电压 AC200V，额定负载时］
32A（max）［额定负载时］

突入电流

100A peak（max）

输入功率

10kVA（max）
额定输出功率8kW

额定输出电压

350.0V

500.0V

650.0V

850.0V

1000.0V

1500.0V额定输出电流

22.8A

16.0A

12.3A

9.4A

8.0A

5.3A

设定精准度

±（0.2％ of rating ＋ 50mV）

设定可能 Max 电压105％ of rating电源变动±（0.05％ of rating ＋ 5mV）负载变动±（0.1％ of rating ＋ 5mV）过渡响应

5ms（负载电流 50％〜 100％的急剧变化时，在输出端取检测点时）
450mVp-p

600mVp-p

600mVp-p

恒电压
脉动噪音
输
出

PAT1000-8T

50Hz 〜 60Hz

180V 〜 250V ・47Hz 〜 63Hz

效率额定

PAT850-9.4T

3 相 AC200V 〜 AC240V

600mVp-p

800mVp-p

1200mVp-p

150mVrms

200mVrms

200ms（额定负载）/
5000ms（无负载）200ms（额定负载）/
6000ms（无负载）测定频率带宽为 10Hz 〜 20MHz 时
50mVrms

100mVrms

100mVrms

100mVrms

测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时
上升时间

100ms（额定负载）／ 100ms（无负载）下降时间

200ms（额定负载）/ 4000ms（无负载）

温度系数
设定精准度

100ppm ／℃（max）［外部模拟控制时］±（0.5％ of rating ＋ 50mA）±（1％ of rating ＋ 100mA）

设定可能 Max 电流恒电流※

105％ of rating电源变动±（0.1％ of rating ＋ 30mA）

负载变动±（0.2％ of rating ＋ 30mA）

脉动噪音

200mArms

200mArms

150mArms

温度系数200ppm ／℃（typ）［外部模拟控制时］

OUTPUT ON/OFF 延迟
电压显示
电流显示

OFF，0.1s 〜 10.0s（分辨率 0.1s）

Max 显示

999.9

精准度

9999

±（0.2％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内Max 显示99.99

精准度±（0.5％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内过电压保护 (OVP)/ 过电流保护 (OCP)/ 过热保护 (OHP)/ 输入缺相保护 (PHASE)/
风扇异常保护 (FAN)/ 感测误连接保护 (SENSE)/ 分压电路的过热保护 (BOHP)/ 关闭 (SD)保护功能
OUTPUT ON/OFF
控制以外

外部模拟控制120mArms

测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时，输出电压在额定输出电压的 10％～ 100％范围内时

OUTPUT ON/OFF、SHUTDOWN

恒电压
外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100%恒电压
外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％

恒电流外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100%恒电流
外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％额定电压输出时 10.00V±0.25V输出电压监控器

0V 输出时 0.00V±0.25V监控器输出

额定电流输出时 10.00V±0.25V

输出电流监控器

0A 输出时 0.00V±0.25V

状态输出

OUT ON、CV、CC、ALARM、POWER ON、POWER OFF、绝缘集电极开路

远程控制标准配备 RS232C

动作温度・湿度范围

Max 38400bps SCPI 指令

0℃〜 50℃，20％〜 85％ rh

保存温度・湿度范围

-25℃〜 70℃，90％ rh 以下（无凝水）

外形尺寸（Max 尺寸）

430（440）W×129.2（155）H×550（620）D mm●后面板（8kW 类型，PAT-40-200T 后面板的例图）约 23kg约 22kg约 23kg●外形尺寸图（各机种共通）

430
129.2
MAX 155

重量

MAX 440

MAX
20

550
MAX 620

13

４kW 类型规格

PAT20-200T项目公称输入额定电压

PAT40-100T输入电压范围・输入频率范围

PAT160-25T

50Hz 〜 60Hz

180V 〜 250V ・47Hz 〜 63Hz

效率输
入PAT60-67T

单相／3 相 AC200V 〜 AC240V
84％（min）

85％（min）［输入电压 AC200V，额定负载时］

但是 , 输出电流
约为额定电流的 75％

功率因数0.95（typ）［输入电压 AC200V，额定负载时］

输入电流

单相 22A（max）［3kW 负载时］／3 相 17A（max）［额定负载时］

突入电流

50A peak（max）

输入功率

单相 4kVA（max）［3kW 负载时］／3 相 5kVA（max）［额定负载时］
额定输出功率额定4kW［3 相输入方式的时候］／3kW［单相输入方式的时候］

额定输出电压

20.00V

40.00V

60.00V

160.0V额定输出电流200.0A

100.0A

67.00A

25.00A设定精准度±（0.2％ of rating ＋ 50mV）

设定可能 Max 电压105％ of rating电源变动±（0.05％ of rating ＋ 5mV）负载变动±（0.1％ of rating ＋ 5mV）过渡响应

5ms（负载电流 50％〜 100％的急剧变化时）
100mVp-p

恒电压

300mVp-p

350mVp-p

350mVp-p

测定频率带宽为 10Hz 〜 20MHz 时脉动噪音

10mVrms

30mVrms输出

30mVrms

30mVrms

测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时
上升时间

100ms（额定负载）／ 100ms（无负载）下降时间

100ms（额定负载）／ 2000ms（无负载）

温度系数100ppm ／℃（max）［外部模拟控制时］

设定精准度±（0.5％ of rating ＋ 50mA）

设定可能 Max 电流恒电流※

105％ of rating×75％（单相输入时）／ 105％ of rating（３相输入时）电源变动

±（0.1％ of rating ＋ 30mA）

负载变动±（0.2％ of rating ＋ 30mA）
400mArms

脉动噪音300mArms

温度系数200ppm ／℃（typ）［外部模拟控制时］
OFF，0.1s 〜 10.0s（分辨率 0.1s）

Max 显示

99.99

精准度

999.9

±（0.2％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内Max 显示电流显示

200mArms

測测定频率带宽为 5Hz 〜 1MHz 时，输出电压在额定输出电压的 10％～ 100％范围内时

OUTPUT ON/OFF 延迟电压显示

250mArms

999.9

精准度

99.99

±（0.5％ of reading ＋ 5digits）23℃ ±5℃范围内过电压保护 (OVP)/ 过电流保护 (OCP)/ 过热保护 (OHP)/ 输入缺相保护 (PHASE)/
风扇异常保护 (FAN)/ 感测误连接保护 (SENSE)/ 分压电路的过热保护 (BOHP)/ 关闭 (SD)保护功能
OUTPUT ON/OFF 控制以外
外部模拟控制OUTPUT ON/OFF、SHUTDOWN

恒电流

外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100%恒电流

外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电压的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％

恒电流外部电压控制0V 〜 10V 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100%恒电流

外部电阻控制0Ω 〜 10kΩ 时，控制额定输出电流的 0% 〜 100% 或者 100％〜 0％额定电压输出时 10.00V±0.25V输出电压监控器

0V 输出时 0.00V±0.25V监控器输出

额定电流输出时 10.00V±0.25V

输出电流监控器

0A 输出时 0.00V±0.25V

状态输出

OUT ON、CV、CC、ALARM、POWER ON、POWER OFF、绝缘集电极开路

远程控制标准装备 RS232C

动作温度・湿度范围

Max 38400bps SCPI 指令

0℃〜 50℃，20％〜 85％ rh

保存温度・湿度范围

-25℃〜 70℃，90％ rh 以下（无凝水）

外形尺寸（Max 尺寸）

430（440）W×129.2（155）H×550（620）D mm

重量约 20kg约 19kg约 18kg※ 在额定电流下工作时（将额定输出电流的输出电压设定为额定输出电压或更高。）
额定负载 ：接通额定输出电流时，额定负载为产生电压降的电阻负载。该电阻负载为额定输出电流的 Max 输出电压的 95% 〜 100%。
该产品的输出电压（包括负载电缆中的电压降）切勿超过额定输出电流的 Max 输出电压。
无负载 ：接通额定输出电流时，无负载为产生电压降的电阻负载。该电阻负载为额定输出电流的 Max 输出电压的 10% 或 1V，以偏高者为准。
通信接口
RS232C依据 EIA232D 规格 D-SUB9- 引脚连接器
波特率 ：1200、2400、4800、9600、19200、38400bps
数据长 7Bit 或者 8Bit，停止位 1Bit 或者 2Bit，无校验位，流量控制

GPIB※

依据 IEEE Std 488.1-1987 规格
SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1

USB※

依据 USB2.0 规格 通信速度 12 Mbps(FullSpeed)
依据 USBTMC-USB488 设备种类规格LAN※

适用 VXI-11 通信协议 IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet
IPv4, RJ-45 连接件

通用信息传送协议
依据 IEEE Std 488.2-1992，SCPI Specification 1999.0 规格※ 安装选购件时。只能选择 GPIB、USB、LAN 中的其中的一个。

144kW 类型用
单相 200V 输入
也可以工作【请注意】PAT-T 系列产品不附带电源输入电缆线。请用户自备。
也可以另外购买本公司的选购件电源输入电缆线（AC8-4P4M-M6C）。

smart rack 型号规格 ※※ 下述规格表记载了代表性的型号。其他型号请查阅本公司主页。

若无特别指定，规格依照以下设置及条件。■以纯电阻为负载。■暖机时间为 30 分钟（在流过电流的状态下）。■暖机完成后，需要在 23℃ ±5℃的环境中，遵照使用说明书记载的步骤，正确校对。
■ typ 值或标准值并非保证性能的数值。■ ※※％ of rating 表示额定输出电压或额定输出电流的 ※※％。■ ※※％ of reading 表示输出电压或输出电流示值的 ※※％显示值。

规格
型号名称 ※1

输出CV
V

PAT20-800TM（X）
PAT20-1200TM（X）
PAT20-1600TM（X）

0 〜 20输入CCA电压 / 频率

电流

冲击电流

电功率

功率因数

效率

typ.

％ (min.)质量 ※ ２A (max.)A (max.)VA (max.)

0 〜 800

62

200

20000

kg（约）

0 〜 1200

96

300

30000

120（130）

0 〜 1600

128

400

40000

150（160）
180（200）80（90）

PAT20-2000TM（X）

0 〜 2000

160

500

50000

PAT40-400TM（X）

0 〜 400

62

200

20000

80（90）

PAT40-600TM（X）

0 〜 600

96

300

30000

120（130）

128

400

40000

150（160）

160

500

50000

180（200）

62

200

20000

96

300

30000

PAT40-800TM（X）

0 〜 400 〜 800

PAT40-1000TM（X）

0 〜 1000

PAT60-266TM（X）

0 〜 266

PAT60-399TM（X）

0 〜 399

PAT60-532TM（X）

0 〜 60（AC180V 〜 AC250V）
50Hz 〜 60Hz
（47Hz 〜 63Hz）

0.950

85

80（90）
120（130）

128

400

40000

150（160）

PAT60-655TM（X）

0 〜 665

160

500

50000

180（200）

PAT160-100TM（X）

0 〜 100

62

200

20000

80（90）

PAT160-150TM（X）

0 〜 150

96

300

30000

120（130）

PAT160-200TM（X）

0 〜 160

0 〜 532

三相AC200V 〜 AC240V

0 〜 200

128

400

40000

150（160）

PAT160-250TM（X）

0 〜 250

160

500

50000

180（200）※1 ：带有总开关的型号在型号名称末尾附有“X”。

※2 ：（）内表示带有总开关型号的情形

通用规格和一般规格电压显示 ����������������������������������Max 显示：99.99（额定 100V 以下的型号）：999.9（额定 100V 以上的型号 )显示误差：±（0.2% of reading+5 digits）
电流显示 ����������������������������������Max 显示：999.9（额定 1000A 以下的型号）：9999（额定 1000A 以上的型号 )显示误差：16kW 型号 ：±（0.6% of reading+5 digits）：24kW，32kW 型号 ：±（0.6% of reading+10 digits）：40kW 型号 ：±（0.6% of reading+15 digits）
监控信号输出 �������������������������VMON（电压） ：额定电压输出时 :10.00V±0.25V：0V 输出时 ：0.00V±0.25V
IMON（电流） ：额定电压输出时 ：10.00V±0.25V：0A 输出时 ：0.00V±0.25V
数字控制 ����������������������������������RS232C：遵照 EIA232D 规格GPIB（选购件） ：遵照 IEEE STD.488.1-1978 规格USB（选购件） ：遵照 USB2.0 规格
外部模拟控制�������������������������OUTPUT ON/OFF, SHUTDOWN
定电压 外部电压控制 ：在 0 Ｖ～ 10 Ｖ范围内，额定输出电压的 0％～ 100％
定电压 外部电阻控制 ：在 0Ω ～ 10kΩ 范围内，额定输出电压的 0％～ 100％或 100％～ 0％
定电流 外部电压控制 ：在 0 Ｖ～ 10 Ｖ范围内，额定输出电流 0％～ 100％
定电流 外部电阻控制 ：在 0Ω ～ 10kΩ 范围内，额定输出电流的 0％～ 100％或 100％～ 0％
环境规格 ����������������������������������动作环境温度 ：0℃〜＋ 40℃
动作环境湿度 ：20% 〜 85%rh 但无结露现象。
保存环境温度 ：－ 25℃〜＋ 70℃
保存环境湿度 ：90%rh 以下。但无结露现象。
冷却方式：利用风扇强制风冷
接地極性：负接地或正接地均可
接地电压
：±250Vmax（100V 以下的型号）：±500Vmax（100V 以上 500V 以下的型号）

外形尺寸（mm）����������������������无总开关的型号
16kW 型号 ：W433（445）×H337（425）×D765（945）24kW 型号 ：W433（445）×H470（555）×D765（945）32kW 型号 ：W433（445）×H602（705）×D765（945）40kW 型号 ：W433（445）×H735（835）×D765（945）带总开关的型号
16kW 型号 ：W433（445）×H487（575）×D765（945）24kW 型号 ：W433（445）×H620（705）×D765（945）32kW 型号 ：W433（445）×H752（855）×D765（945）40kW 型号 ：W433（445）×H975（1075）×D765（945）（）内为包括突起部的 Max 值
付属品 ���������������������������������������使用说明书、保护盖板、连接螺钉类后面板（２４KW 的例子） ※ 为拍照拆掉了保护盖板无总开关的型号带总开关的型号15选购件■纵向放置架■输入电源电缆

■机柜安装托架● VS01● AC8-4P4M-M6C		

● PC01-PAT		

（4

（4

58
）
9.4

57

132

37.5

KRB3-TOS（英寸）

100
149

47

47

24.5

58
）
9.4

■并联运行电缆

（三相 4 芯 8mm2 4m M6）（扁平电缆 250mm）■电源开关保护罩● OP01-PAT		※不包含PAT-T系列本体

（4

（4

58
）
9.4

132

57
37.5

100
149

47

24.5

58
）
9.4

47

KRB150-TOS（毫米）●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

Printed in Japan■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的
情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年11月发行

202211PDFCC91