多功能直流电子负载装置
PLZ-5W/5WZ系列目录

P L Z - 5 W / 5 W Z

S E R I E S

DC ELECTRONIC LOAD

多功能直流电子负载装置
PLZ-5W/5WZ 系列动作电压 ：0.25V ～ 150V
高速速率 ：60A/μs
任意 IV 特性 ：内置 ARB 模式載并联运行功能 ：连接助推器以实现 Max 10.8kW（2160A）
搭载彩色液晶显示器以提高清晰度
通信功能 ：LAN（支持 LXI）, USB, RS232C, GPIB（选购件）, 外部模拟控制
提高了时序功能（Max 10000 步骤）增加阻抗测量功能

https://cn.kikusui.co.jp/

旗舰机型诞生。
继承并加强。新型电子负载的标准机型
高速响应・大功率・小型化
PLZ-5W 系列产品（以下称 PLZ-5W）继承了本公司传统产品（PLZ-4W 系列产品）的极佳操作性，更采用了清晰度高
的彩色液晶显示器（LCD）。Max 动作电压 150V, Min 动作电压 0.25V。
本系列产品是除了具有恒流 , 恒阻 ,恒压 , 恒功率 , 恒流＋恒压 , 恒阻＋恒压的 6 种动作模式之外 , 还新加
了对于输入电压可随意设置电流的
任意 IV 特性（ARB）模式的高性能
考虑操作性将输入端子
配置在上部直流电子负载装置。
它除了具有 Max 速率 60A/μs（PLZ1205W）的高速响应和
10μA 的 Min 设置分辨率（PLZ205W L 量程）之外 , 还具备了软启动功能 , 可改变速率 , 切换响应（CV/CR 模式）,
开关功能 , ABC 预设存储器 , 20 个设置存储器 , 时序功能等多样的功能。由于实现了高速响应 , 可灵活对应需要高
速电流变化的电源试验和电流传感器试验等。而且 , 外部电压输入也做成了大范围 , 可以支持各种应用。除此之外 , 通过连接助推器（PLZ2405WB）可以节省空间实现Max10.8kW/2160A（与本公司以往产品比较 , 参照 P6）。
作为通信接口的 LAN（LXI）/USB/RS232C 也被列为标准配备 , 可轻易嵌入到各种检查系统中。

EV, HEV 用转换器的评估试验
用 途太阳能发电 , 燃料电池 , 二次电池等的评估试验
器件评估试验实物尺寸
D C▲上：PLZ1205W
下：PLZ2405WB

E L E C T R O N I C

L O A D

多功能直流电子负载装置

P L Z - 5 W 系列
■系列产品阵容

机型名称▲上：PLZ205W、下：PLZ1205W［功能概要］

2

PLZ205W
PLZ405W
PLZ1205W
PLZ2405WB

动作电压

电流

功率

0.25V〜150V

40A
80A
240A
480A

200W
400W
1200W
2400W

●并联运行功能 ●通信功能 ●电流显示器输出 ●可改变速率 ●开关动作 ●软启动 ●显示经过时间 ●自动停止加载计时 ●远程控制感应●外部加载和停止加载控制输入 ●外部量程切换输入 ●外部触发输入 ●外部警报输入 ●警报状态输出 ●加载状态输出 ●量程状态输出 ●短路信号●外部电压控制（CC, CR, CV, CP模式）●过电压保护（OVP） ●过电流保护（OCP） ●过功率保护（OPP） ●过热保护（OTP） ●低电压检测（UVP） ●反向连接检测（REV）

the

Flagship
PLZ-5W series

采用了彩色液晶显示器（LCD）, 焕然一新！
彩色显示器可显示高清晰度，
随时会显示测量值（电压, 电流, 功率）。

配置了10KEY, 提高操作性
加上旋钮开关, 新配备了10KEY。可直接输入设定值。

Max速率 60A/μs
电流达到额定值为止的上升时间为4μs。
支持增加电源评估重要性的高速过渡响应试验。

240A

60A
μs

0A

电压跟踪特性的高速化
因为高速化做着CR模式的电压跟踪特性，进行电源的启动试验等适合。

电压

100μs
div

电流

通信接口为标准配备应用软件标准配备了LAN（LXI）/USB/RS232C接口 ※GPIB（选购件）时序创建软件

SD023-PLZ-5W“SD023-PLZ-5W（Wavy for PLZ-5W）”是菊水公司为了支持RS232C电源设备时序创建和执行而制作的软件。Wavy for PLZ-5W
是以即使不懂程序语言的人员也可以轻松使用为目标所开发
出来的 , 它可利用电脑将所需要的时序类型靠直觉和视觉制

LAN

作出来。
可直觉性地用遥控USB

不只是时序创建与执行，可直觉地用遥控操作电源的
“直接控制”功能也很方便！

操作电源 , 进行电
后面板

压 , 电流的监控和记录等。

打开电脑, 智能手机, 平板电脑的WEB浏览器, 登入
到PLZ-5W系列产品的WEB服务器, 就可进行监控。
［推荐浏览器］
Internet Explorer 9.0 以上 ,Firefox 8.0 以上 , Safari/Mobile Safari 5.1 以上 ,Chrome 15.0 以上 , Opera 11.0 以上

对应 LAN！
可以从浏览器控制※使用智能手机或平板电脑等装置需在Wi-Fi环境下连接（无线LAN路由器等）。

【参照 P15】时序创建和执行界面

直接控制界面※ 图像只供参考。详细内容请参考本公司网页。

3

功

能

设置动作模式

任意IV特性（ARB）模式

PLZ-5W具备了如下动作模式, 在恒流模式以及恒阻模式下,可进一步追加恒压模式（+CV）的动作。

在任意IV特性（ARB）模式下, 登记多个IV特性上任意点（电压与电流值组合）就可以设置任意的IV特性。任意点可登记3点～100点。可用于LED负载的模拟等。【参照P8】

恒电流（CC）模式

指定电流值, 即使电压变化也可保持恒定电流。

恒电阻（CR）模式

指定电导值, 根据电压的变化调整电流值。

恒电压（CV）模式

指定电压, 保持负载端带耐压不变，调整电流值。

[A]

设定值的例子0.8

电压 [V]

0.6

0

0

3.2

0.02

4.0

0.1

4.3

0.3

4.5

0.8

157.5

0.8

0.4

恒功率（CP）模式

指定功率值, 保持消费功率不变，调整电流值。

任意IV特性（ARB）模式

指定多个I-V特性中任意的电压和电流值, 就可任意设置负载特性。

0.2
0

3.0
4.0
IV特性的例子

0

5.0

[V]

设置速率

短路功能

可设置改变电流时的变化速度。如果设置速率,
在以下情况下速率会发生作用。
●更改设定值改变电流值时（包括开关功能）。
●用恒流（CC）模式的外部控制改变了电流值时。
●因加载电流值而发生变化时。

如果运行短路功能, 在恒流（CC）模式下会设置为Max电流值,在恒阻（CR）模式下会设置为Min电阻值, 且EXT CONT连接器
的继电器（DC30V/1A）接点会关闭。可驱动外部的大电流用继电器等使负载输入端子短路。

CC Mode / High range / 0-80A Switching

20A/μs

5A/μs

2A /μs

1A /μs

Ch4 load current 20A/div Horizontal 10us/div

速率是指单位时间的电流变化量。根据不同的电流量程来分别设定。并
且，上升时间与下
降时间设定为相同
的值。在CC模式或ARB模式时，不管是处于Load ON或Load OFF，均可以设定。

▲速率可变的电流波形的推移

高精度·高分辨率PLZ-5W系列
被测设备后面板
EXT CONT连接器继电器大电流继电器驱动回路

开关功能在恒流模式和恒阻模式中, 可以Max100kHz进行开关操作。
即使在加载中也可更改等级, 频率, 占空比等设置参数。

FREQ
Th

SET[A] (100 %)内置了3个量程, 同时实现了较宽的动态量程和高精度。
LEVEL[A] (%)●PLZ205W的动作范围·设定分辨率
动作范围

设定分辨率

恒流模式

H量程
M量程
L量程

0A〜40A
0A〜4A
0A〜0.4A

1mA
0.1mA
0.01mA

恒阻模式＊

H量程
M量程
L量程

40S〜0.002S
4S〜0.0002S
400mS〜0.02mS

1mS
0.1mS
0.01mS

恒压模式

H量程
L量程

0.25V〜150V
0.25V〜15V

5mV
0.5mV

恒功率模式

H量程
M量程
L量程

20W〜200W
2W〜20W
0.2W〜2W

0.005W
0.0005W
0.00005W

0[A] (0 %)【设定参数】■ 动作模式：CC及CR■ 频率设定范围：1Hz〜100kHz■ 频率设定分辨率
1Hz〜10Hz
11Hz〜100Hz
110Hz〜1kHz
1.1kHz〜10kHz
10kHz〜100kHz

0.1Hz
1Hz
10Hz
0.1kHz
20kHz, 50kHz, 100kHz＊电导[S]= 输入电流[A]/ 输入电压[V] = 1/ 电阻值[Ω]■ 频率设定精确度：±（0.5％ of set）
■ 占空比设定、步骤加载和停止加载动作可按照系统灵活对应。
加载和停止加载动作除了一般操作之外, 还可选择如下操作。

1Hz～10Hz
11Hz～100Hz
110Hz～1000Hz
1.1kHz～10.0kHz
10kHz～100kHz

5.0%～95.0%, 0.1%步骤
5%～95%, 1%步骤10%～90%, 10%步骤

※占空比设定的Min时间幅度为5μs。

●电源开通时以加载状态启动●显示加载时间
●过一定时间之后停止加载●继电器等外部信号引起加载或停止加载4电流 [A]

功

能

软启动功能

远程感应功能软启动为限制负载电流上升时间的功能。
软启动功能只有在满足以下全部条件时才会运行。
●设置了软启动的启动时间。
●在恒流（CC）模式下的加载状态。
●在没有从负载输入端子输入的状态下，却有Min动作条件以上的输入时。

运行远程感应是指, 可将电压测量点从负载输入端子更改到任
意感应点。通过将感应点设置到被测试物体端部, 可减少负载
用的电线电阻引起电压下降等影响，稳定CR／CV／CP模式下的动作。使用远程感应时, 将感应线连接到PLZ-5W的感应端子和被测试物体端部, 使远程感应功能处于有效状态。
●可补偿远程感应的电压：往返7V

负载电流急速上升而造成被测试物体的输出不稳定, 或是由于电
源的过电流保护电路运行只好延迟启动时的电流变化等情况。

自动停止加载计时
从被测试物体开始放电, 经指定时间后, 会自动停止加载。
停止加载结束之后的累计功率, 累计电流也会被测量下来。
用于电池的放电试验等极为方便。

输入电压或输入电流■恰当地设定软启动的时候输入电压或输入电流■软启动无效的时候

电压

时间
Load
On

时间

PLZ-5W上升开始（Min 工作条件以上）

Load
On

电流波形的 PLZ- 5W

V2：停止加载时的闭合电路电压Cut off time：自动停止加载计时设定的时间

PLZ-5W上升开始（Min 工作条件以上）

电压波形的被测设备V2启动时间可设为:OFF/100μs/200μs/500μs/1m s/2m s/
5m s/10m s/20m s。

Cut off time

时间

时序功能

同步运行功能时序是连续地执行预先设置动作的功能。时序以程序和步骤组成。程序为步骤的集合体而步骤是从第1步开始按升序一步步
地被执行的。直到后的步骤结束, 该程序便完成了一次执行。

只需用通信电缆将PLZ-5W相互连接，就可进行同步运行。
（用市售的LAN电缆简单设置）●将多台机器的加载和停止加载进行同步。
●同步进行测量（远程控制）。
●将多台的时序开始时间和暂停解除时间进行同步。
可将PLZ-5W的各种机型混合连接。
（例子：PLZ205W和PLZ1205W等）
即使在并联运行的状态下也可同步运行。

Max10000个步骤数
输入电流

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

程

步骤5

步骤6

步骤7

时间

设置存储器

序

程序数Max30个，可按每个动作模式设置
设置项目

内容

负载设定值

电流值 , 电导值 , 电压值 , 功率值。
根据目前的动作模式可设定的值亦不同。

步骤执行时间時間

按每个步骤可设定 0.000025s ～ 3600000s。

电流值过渡方法

阶梯状或是斜坡状。

程序的循环次数1 次～ 100000 次 , 甚至是无限次。

时序编辑／执行／停止方法

使用前面板操作 , 或是用 RS232C ／ LAN ／ USB 的远程操作。

其他加载或停止加载控制 , 通过速率 , CC 或者 CR 模式时追加 CV 模式 ,触发源设置 , 执行步骤时触发信号输出开关 , 保护功能（OCP, OPP,
UVP）动作时的动作●TALink
用TALink（Transient Acquire Link）触发, 可与时序的步骤同
步, 将数据记录在PLZ-5W上。记录下来的数据可通过与PLZ-5W
的通信取得。
输入电流

设置存储器可存储20个下列设定值。
●动作模式（CC／CR／CV／CP, +CV的有无）●存储时的电流值／电阻值／电压值／功率值
●量程设置
●通过速率值
●开关频率／占空比／等级／时间●保护设定●ABC预设存储器的内容

ABC预设存储器
每个模式的每个量程各有A, B, C 3个存储器, 可以存储设定值。
保存的设定值, 即使在加载过程中也可自由调阅和进行存储。
在恒流＋恒压, 恒阻＋恒压模式下, 恒流和恒压, 恒阻和恒压双
方的存储器都能进行调阅和存储。

测量保护功能 及 其他时间步骤 1 步骤 2 步骤 3 步骤 4 步骤 5 步骤 6 步骤 7 步骤 8 步骤 9支持过电流保护（OCP）, 过功率保护（OPP）,
过电压保护（OVP）, 低电压保护（UVP）, 过热保护（OTP）,
逆连接检测（REV）, 外部警报输入检测, 配置设置, USB键盘
5

功

能

助推器（PLZ2405WB）※PLZ1205W专用。不能用于别的型号。

用2U尺寸实现2400W
PLZ1205W 连接 Max 4 台另行购买的助推器 PLZ2405WB, 就可以作为 Max 10.8kW ／ 2160A 的电子负载装置使用。且按照连接时连接机台的数量 , 需要选购并联运行电缆（PC01-PLZ-5W）。

■助推器 PLZ2405WB【组合例子】●并联助推器的台数与功率（Max电流与Max功率）
从机

PLZ2405WB

1台

2台

3台

4台

720A
3600W

1200A
6000W

1680A
8400W

2160A
10800W▲由 PLZ1205W（上）
和助推器 PLZ2405WB（下）
组成的 3.6kW 系统例子●并联4台助推器时的性能比较（与本公司现行型号比较）
大功率机种 SR【Smart rack】系列比较

现行型

2U

体积小

35％

约

小巧

& 单位体积的
功率密度

1.8倍

约

9kW

实物尺寸
外形尺寸（Max尺寸）：430（440）W×86（105）H×450（505）Dmm

10.8 kW

PLZ9004W SR

PLZ10005W SR

PLZ1004W＋PLZ2004WB×4台

PLZ1205W＋PLZ2405WB×4台●10.8kW以上的大功率，也能用大功率机种SR【Smart rack】
系列来对应。
【P10参考】

重量：约15kg

并联运行
相同机型的并联运行Max5台●连接概念图

此外 , 不使用助推器的并联运行中 , 包括主机可并联连接 Max
5 台相同机种（Max 6kW ／ 1200A）。连接为单一控制 , 主从运行 , 用主机的面板可控制及显示全部系统。且按照连接时连
接机台的数量 , 需要选购并联运行电缆（PC01-PLZ-5W）。
※PLZ2405WB（助推器）附带一个PC01-PLZ-5W。
●并联连接台数与功率（Max电流与Max功率）［并联运行］

主机（PLZ1205W）

主机（PLZ1205W）

助推器（PLZ2405WB）

子机（PLZ1205W）

助推器（PLZ2405WB）

从机

1台

2台

3台

4台

PLZ205W

80A
400W

120A
600W

160A
800W

200A
1000W

PLZ405W

160A
800W

240A
1200W

320A
1600W

400A
2000W

PLZ1205W

480A
2400W

720A
3600W

960A
4800W

1200A
6000W

※恒流模式下的设置准确度及电流测量准确度, 通过并联运行下进行
校正, 就可得到与单机相同的准确度。
6［助推器运行］

子机（PLZ1205W）
助推器（PLZ2405WB）
子机（PLZ1205W）
助推器（PLZ2405WB）
子机（PLZ1205W）
ー并联连接电缆
（PC01-PLZ-5W）

功

能阻抗测量功能（工厂选购件）
有助于大型电池的生产及维护工作。
■ 只通过阻抗测量用 PLZ-5WZ 系列和专用应用软件即可简单地系统结构（示意图）测量阻抗专用应用软件■ 由于一边放电一边进行阻抗测量，可取得 DUT 的实时阻抗值Imp. Meas. for PLZ-5WZ■ 除了 Z 以外，还可测量 R、jX、θ
■ 亦可随意设置测量交流电频率 100 Hz 〜 10 kHz（7 个固定点）、信号等级电压传感线（推荐屏蔽电缆）■ 如果是电池，会附带电压倾斜补偿功能使电压倾斜的影响减
LAN 或 USB

为 Min
■ 通过零点调整功能可提高测量微小阻抗时的精确度■ 应用软件的测量结果或图表可直接复制到 EXCEL 等软件中

PLZ-5WZ系列

电流线系列产品阵容被测样品阻抗测量系统

机型名称

PLZ-5WZ 系列

PLZ205WZ（SPEC21192）
PLZ405WZ（SPEC21192）
PLZ1205WZ（SPEC21192）（SPEC21192）※ 亦可支持订制大功率机型

应用软件 Imp. Meas. for PLZ-5WZ（配件）■ 测量功能项目
测量交流电频率

内容条件、备注

100Hz、200Hz、500Hz、
1kHz、2kHz、5kHz、10kHz 固定7点

测量交流电流（Meas Curr.）直流负载电流（Load Curr.）
的0.1%〜10%

以%设定

测量时间

50ms〜5sec

根据测量交流频率而变化测量项目

R、X、｜Z｜、θ

通过R、X计算θ平均测量值

平均1〜16次的测量值

使用应用程序时的功能零点调整（0 ADJ）

被测样品电压传感端的零点调整

使用应用程序时的功能V Slope Cancel

清除放电引起的被测样品的电压倾斜对于测量的影响

如果倾斜为非直线，
则无法清除

测量方法

2相位锁相放大器方式

通过数字计算工作环境

Windows7/Windows10（32bit/64bit）●亦可测量各个电池单元的阻抗●测量条件说明图

Load Curr.(A) x Meas Curr.(%)

rms
电压传感线

Load Curr.(A)测量交流电流■ 测量精确度
［条件］ ■周围温度 ：18℃〜 28℃ ■被测样品 ：基准阻抗 ■偏压电源 ：12V 54Ah 铅电池■测量交流电流 ：根据被测样品的阻抗而变化（参照下表）● 电压范围

L 范围（15V）时

对于 ± Z 读数的 %测量交流电频率

被测样品阻抗测量交流电流100Hz、200Hz、500Hz

1kHz、2kHz

5kHz、10kHz

1.0 mΩ 〜 9.9 mΩ

500mArms 以上±（5% of reading+0.5mΩ）±（5% of reading+0.5mΩ）

ー

10.0 mΩ 〜 99.9 mΩ

250mArms 以上±（5% of reading+0.5mΩ）±（5% of reading+0.5mΩ）

ー

100.0 mΩ 〜 1000.0 mΩ

150mArms 以上±（2% of reading+0.5mΩ）±（3% of reading+0.5mΩ）

ー● 电压范围

H 范围（150V）时

对于 ± Z 读数的 %测量交流电频率

被测样品阻抗测量交流电流100Hz、200Hz、500Hz

1kHz、2kHz

5kHz、10kHz

1.0 mΩ 〜 9.9 mΩ

2Arms 以上±（5% of reading+0.5mΩ）±（5% of reading+0.5mΩ）

ー

10.0 mΩ 〜 99.9 mΩ

500mArms 以上±（5% of reading+0.5mΩ）±（5% of reading+0.5mΩ）

ー

100.0 mΩ 〜 1000.0 mΩ

250mArms 以上±（3% of reading+0.5mΩ）±（4% of reading+0.5mΩ）

ー＊不保证超出测量范围的部分、电流 L 范围、

部分的精确度。＊应用软件根据 R、X 计算 θ。＊除上述以外的内容遵照 PLZ-5W Series 产品规格7

アプリケーション应 用支持广范围的电流传感器评估（例子）
通过与直流电源组合形成高精度的恒流电源，亦可支持电流传感器的评测等。
此外，具备 3 阶段的范围设定，可根据要设定的电流值选择电流设定分辨率。
0-

V

CV

ー

＋

CC

直流稳恒电源PAT-T 系列

电流传感器
直流电子负载装置
PLZ-5W 系列

LED负载模拟（例子）●内置任意IV特性模式（ARB)通过登记多个I-V特性上的任意点（电压值, 电流值的组合）, 就可设置非直线的负载特性。任意点可登记3点〜100点。可用于LED负载的模拟等情况。由于输入电压可任意设置电流, 因此它实现了以前做不到的应用, 比如只能靠外加电压工作的开关等。
■照明用LED灯 …… 24V, 48V, 150V

具有模拟二极管
特性的电子负载装置■ 激 光 二 极 管 …… 4V, 35V, 60V
LED 二极管等
LED 驱动器
恒流

直流电子负载装置
PLZ-5W 系列

调光器电源的简易阻抗测量（例子）【 PLZ-5W的情况 】
将信号发生器和数字电压表组合而成的简易阻抗测试系统等, 可灵活支持各种应用。
标准交流信号源直流电源
DUT
函数任意波形发生器FGA5050直流电子负载装置
PLZ-5W 系列

Z
（阻抗）

万用表
DME1600

控制 PC
f（频率）

万用表
DME1600【 PLZ-5WZ的情况 】
不需要函数任意波形发生器专用应用软件Imp. Meas. for PLZ-5WZ电压传感线（推荐屏蔽电缆）LAN 或 USB
PLZ-5WZ系列

电流线

8

被测样品

应

用

保险丝熔断试验（例子）
在保险丝熔断试验中，直流电源的恒定电流工作需要高速电流控制。只靠直流电源很难实现高速电流控制，但只要与新产品的电子负载装置 PLZ-5W 组合使用，即可实现高速电流控制。
保险丝熔断试验要求 JASO D612 标准。可进行标准要求的各种试验（电压下降试验／瞬变电流遮断试验／熔断时间试验／分步通电试验／遮断功率试验）。
数据收集开关单元
多功能模块

20ch通道多路转换器

通用频率计数器
起动触发器

测量阻抗器的电流
0.5mA

应用软件

电压检测电路监测PAT的两端电压（检测保险丝断开）测量保险丝的两端电压

＋

＋

0-

V

USB

保险丝（被测设备）

CC
控制用PC

－

直流电子负载装置6kW系列
PLZ1205W×1,PLZ2405WB×2－

CV
大功率开关电源
PAT20-400T with USB

负载线

USB

USB
USB

电池评测试验（例子）
只用大功率开关电源 PAT-T 系列不能进行高速工作，通过串联和并联连接电子负载装置 PLZ-5W 系列，可形成高速响应的单极电源。
由此便可在高速工作时实现对电池的图案化充电电流、放电电流的同步，并使电流流动。如果进一步在电池评测试验中使用 PLZ5WZ，即可在评测过程中无缝地测量电池的阻抗。

控制用PC
高效率直流电子负载装置 A
PLZ-5WZ系列

电流++充电电流（拉电流）

+

+

0-

V

电池

大功率开关电源
PAT-T系列-

高效率直流电子负载装置B
PLZ-5WZ系列--

9

大功率机柜型

PLZ-5W SR（Smart Rack）系列

大电流

将PLZ1205W和助推器PLZ2405WB组装在机柜上的SR（紧凑型机柜）组成了大功率系列产品。输入功率为6kW,
10.8kW, 15.6kW, 20.4kW。Max输入电流为2160A（PLZ6005W SR则是1200A）。

2160A

Max

6kW〜20.4kW■ 功率为6kW〜20.4kW, 共4个机型
■ 采用特制零件实现了佳设计。并且是以组装和校正全部完成的状态交货, 到货当天即可使用■ 作为多功能高响应类型的电子负载是业界小尺寸级别的！
■ AC电源为90V〜250V自动切换。不需要特殊的配线工作。
■ 以小功率输入也可以满足规格（试验数据规格看附件）■ 标准配备了LAN／USB／RS232C。GPIB（选购件）■ 可用时序创建, 控制软件“Wavy”进行控制■ 大限度考虑了安全（防止触电）性的负载输入端子部■ 准备了支持大电流的负载电缆

PLZ6005W SR

PLZ10005W SR

PLZ15005W SR

PLZ20005W SR

6 kW

10.8 kW15.6 kW20.4 kW全机种输入端子部
都配备有保证安全
的箱式结构。
对应大电流的为了保证安全（触电的危险），负载输入端口部进行了
大限度的安全保证设计。

输入端子部■ 安全又使用方便的，处处体现技术窍门的智能支架支持大电流的输入端子部

10

SR系列用途（例子）●大功率二次电池的放电●转换器评价

●EV车载充电器的评价●发电机的评价

●线束通电时发热的评价●燃料电池堆的评价●电容的寿命试验●太阳能面板的评价●产业用大功率DC电源设备的评价大功率机柜型

■PLZ-5W SR 系列规格
规格

额定

机型名称

PLZ6005W SR
PLZ10005W SR
PLZ15005W SR
PLZ20005W SR

恒流模式（CC）

恒压模式（CV）

动作电压

电流

功率

V

A

W

H量程(A)

M量程(A)

L量程(A)

mArms ※

H量程(V)

L量程(V)

H量程(mV)

L量程(mV)

1200

6000
10800
15600
20400

0〜12600〜22680〜32760〜42840〜1260〜226.8
0〜327.6
0〜428.4

0〜12.6
0〜22.68
0〜32.76
0〜42.84

120
216
312
408

0〜157.50

0〜15.750

5

0.5

1〜150

2160

规格
机型名称

PLZ6005W SR
PLZ10005W SR
PLZ15005W SR
PLZ20005W SR

设定范围

脉动

设定范围

分解能

恒阻模式（CR）

恒功率模式（CP）

质量

消耗功率

设定范围

设定范围

（约）

（约）

H量程(S)

M量程(S)

L量程(S)

H量程(W)

M量程(W)

L量程(W)

kg

VA

1260〜02268〜03276〜04284〜0126〜0226.8〜0327.6〜0428.4〜012.6〜022.68〜032.76〜042.84〜0

0〜63000〜113400〜163800〜214200〜630
0〜11340〜16380〜21420〜63.00〜113.4
0〜163.80〜214.2

82
120
160
200

275
465
655
855

※测量频率带宽∶10Hz〜1MHz、测量电流∶100A时

■大电流负载用电线（带有两端环扣端子）
机型

DC14-2P3M-M12M8

DC38-2P3M-M12M8

DC80-2P3M-M12M8

DC80-2P3M-M12M12 DC150-2P3M-M12M12 DC150-4P3M-M12M12 DC600-2P3M-M12M12

650V
50A
100A
200A
200A
300A
500A
端子
M12/M8
M12/M8
M12/M8
M12/M12M12/M12M12/M12222222
公称断面面积 14mm （相当 AWG5） 38mm （相当 AWG1） 80mm （相当 AWG3/0）80mm （相当 AWG3/0）150mm （相当 AWG6/0）150mm （AWG6/0 相当）
Max使用电压

Max使用电流

全长/质量※

约3m /约0.5kg

约3m /约1.4kg

约3m /约2.8kg

约3m /约2.8kg

约3m /约5kg

约3m /约5kg

150V
1000A
M12/M12600mm2
约3m /约20kg

外形※每一个全长质量

外形寸法图
■外形寸法 (Max 寸）
PLZ6005W SR

432.6（445）
W×385.6（490）
H×640（815）
Dmm

PLZ15005W SR

432.6（445）W×748.4（850）
H×640（815）
Dmm

PLZ10005W SR

432.6（445）
W×567（670）
H×640（815）
Dmm

PLZ20005W SR

432.6（445）W×929.8（1025）
H×640（815）
Dmm● PLZ10005W SR

171.6

40

240
40
640
MAX815

432.6
MAX445

MAX15

171.6

40

240
40
640
MAX81547 40
112

8-M10螺丝孔(包括对面)8-M10螺丝孔(包括对面)(螺丝插入MAX深度 20mm)

单位 : mm

单位：mm(螺丝插入MAX深度 20mm)● PLZ20005W SR

171.6

40

240
40
640
MAX81547 40
112
8-M10螺丝孔(包括对面)(螺丝插入MAX深度20mm)
单位 : mm

231
361.6

432.6
MAX445

MAX95

MAX15

20

20
MAX95

432.6

100

15 40

929.8

MAX1025

100

231

90

8-ø14(包括对面)

361.6

40
15

748.4

MAX8508-ø14(包括对面)90● PLZ15005W SR

MAX445

231

100

20

180.2

40

567

MAX670

100

47 40
112

MAX95

MAX15

231
141.6

15 40

90

20

385.6

MAX490

MAX95

432.6
MAX44590

8-ø 14(包括对面)8- ø14(包括对面)15● PLZ6005W SR

MAX15

171.6

40

240
40
640
MAX81547 40
112
8-M10螺丝孔(包括对面)(螺丝插入MAX深度20mm)
单位 : mm11规格■ PLZ205W／PLZ405W／PLZ1205W 规格额定

恒功率（CP）模式
机型名称
动作电压
电流 *2
功率

PLZ205W
40A
200W

Min动作电压
卸载时的输入电阻负载输入端子 对接地电压

PLZ405W
PLZ1205W
0.25V〜150V *1
80A
240A *3
400W
1200W
0.05V（在后面输入端子测量）约660kΩ *4±500V*1 在开关模式下, 当设置通过速率每1A/μs, Min工作电压（包括配线阻抗因素引起的电压下降部分）在PLZ205W中上升约150mV, 在PLZ405W中上升约125mV，在PLZ1205W中上升约75mV*2 输入电压为 1V 或更低时，电流每 0.1V 减少 10%。
*3 前部负载输入端子为80A。PLZ-5W的规格由后部负载输入端子所规定, 有可能在前部负载输入
端子中不符合规格。
*4 相同机种并联运行时, 约660/机台数 kΩ

机型名称
H量程
动作范围

M量程
L量程

可设置的
范围

H量程
M量程
L量程
H量程

分辨率

M量程
L量程
H量程

设置精度

M量程

恒电流（CC）模式
机型名称
H量程
动作范围

M量程
L量程

可设置的
范围

H量程
M量程
L量程
H量程

分辨率

M量程
L量程
H量程

设置精度

M量程
L量程

并联
运行

H量程
M量程
L量程

输入电压波动 *1
rms *2脉动电流
p-p *3

PLZ205W
PLZ405W
PLZ1205W
0A〜40A
0A〜80A
0A〜240A
0A〜4A
0A〜8A
0A〜24A
0A〜0.4A
0A〜0.8A
0A〜2.4A
0A〜42A
0A〜84A
0A〜252A
0A〜4.2A
0A〜8.4A
0A〜25.2A
0A〜0.42A
0A〜0.84A
0A〜2.52A
1mA
2mA
5mA
0.1mA
0.2mA
0.5mA
0.01mA
0.02mA
0.05mA±（0.2％ of set + 0.1％ of range）±（0.2％ of set + 0.3％ of range）±（0.2％ of set + 1％ of range）±（0.4％ of set + 0.8％ of range）±（0.4％ of set + 0.8％ of range）±（0.4％ of set + 5％ of range）
4mA
8mA
24mA
4mA
8mA
24mA
40mA
80mA
200mA

*1 额定功率/150V的电流中将输入电压更改为1V〜150V为止时*2 测量频率带宽∶10Hz～1MHz *3 测量频率带宽∶10Hz～20MHz
恒电阻（CR）模式
机型名称
H量程
动作范围
*1

M量程
L量程
H量程

可设置的
范围

M量程
L量程
H量程

分辨率

M量程
L量程

设置精度
*2

H量程
M量程
L量程

并联
运行

H量程
M量程
L量程

PLZ205W

PLZ405W

PLZ1205W

40S〜0.002S

80S〜0.004S

240S〜0.012S（0.025Ω〜500Ω）（0.0125Ω〜250Ω） （0.0042Ω〜83.333Ω）

4S〜0.0002S

8S〜0.0004S

24S〜0.0012S（0.25Ω〜5000Ω）（0.125Ω〜2500Ω）（0.042Ω〜833.33Ω）

400mS〜0.02mS

800mS〜0.04mS

2400mS〜0.12mS（2.5Ω〜50000Ω）（1.25Ω〜25000Ω）（0.42Ω〜8333.3Ω）

动作范围
可设置的
范围
分辨率
设置精度
*1

L量程
H量程
L量程
H量程
L量程
并联运行

输入电流波动 *2

H量程
M量程
L量程

*1 Vin∶后部负载输入端子电压, 或者为感应端子电压。
任意IV 特性（ARB）模式
机型名称

PLZ1205W动作范围对于输入电压Min为50μs

电压计
机型名称
H量程

显示

L量程
精度

并联运行（TYP）

PLZ205W

PLZ405W
PLZ1205W
0.00V〜150.00V
0.000V〜15.000V±（0.1％ of reading + 0.1％ of range）±（0.1％ of reading + 0.1％ of range）

电流计

PLZ205W
PLZ405W
PLZ1205W
0.000A〜40.000A 0.000A〜80.000A
0.00A〜240.00A显示
M量程 0.0000A〜4.0000A 0.0000A〜8.0000A 0.000A〜24.000A
L量程
0.00mA〜400.00mA 0.00mA〜800.00mA 0.0000A〜2.4000A
H,M量程±（0.2％ of reading + 0.3％ of range）
精度
L量程±（0.2％ of reading + 1％ of range）±（0.4％ of reading + 0.8％ of range）
并联运行 H,M量程（TYP） L量程±（0.4％ of reading + 5％ of range）
机型名称

H量程

功率计
机型名称

PLZ205W

显示

PLZ405W

PLZ1205W

表示电压示值与电流示值之积

转换模式

84S〜0S

252S〜0S（0.00397Ω〜Open）

机型名称

4.2S〜0S

8.4S〜0S

25.2S〜0S

动作模式（0.238Ω〜Open）（0.119Ω〜Open）（0.0397Ω〜Open）

频率设置范围

420mS〜0S

840mS〜0S

2520mS〜0S（2.38Ω〜Open）（1.19Ω〜Open）（0.397Ω〜Open）
频率设置分辨率

频率设置精度占空比设置范围、步
*1

PLZ205W

PLZ405W
PLZ1205W
CC、CR
1.0Hz〜100.0kHz
1Hz〜10Hz...............................0.1Hz
11Hz〜100Hz.........................1Hz
110Hz〜1000Hz....................10Hz
1.1kHz〜10.0kHz...................0.1kHz
10kHz〜100kHz....................20kHz, 50kHz, 100kHz±（0.5％ of set）
1Hz〜10Hz...............................5.0％〜95.0％ 0.1％Step
11Hz〜100Hz.........................5.0％〜95.0％ 0.1％Step
110Hz〜1000Hz....................5.0％〜95.0％ 0.1％Step
1.1kHz〜10.0kHz...................5％〜95％ 1％Step
10kHz〜100kHz....................10％〜90％ 10％Step*1 Min时间间距为5μs。Min占空比由Min时间间隔所限制。
转换速度

PLZ405W
PLZ1205W
CC
H量程
0.01A〜10A/μs
0.02A〜20A/μs
0.06A〜60A/μs
设置范围
M量程0.001A〜1A/μs
0.002A〜2A/μs
0.006A〜6A/μs
L量程
0.1mA〜100mA/μs 0.2mA〜200mA/μs 0.6mA〜600mA/μs
H量程0.01A/μs
0.02A/μs
0.06A/μs
分辨率
M量程0.001A/μs
0.002A/μs
0.006A/μs
L量程0.1mA/μs
0.2mA/μs
0.6mA/μs
H,M量程±（10％ of set + 1.25μs）
设置精度*1
L量程±（12％ of set + 5μs）
机型名称

PLZ205W

动作模式

PLZ205W

PLZ405W
PLZ1205W
0.25V〜150V
0.25V〜15V
0V〜157.5V
0V〜15.75V
5mV
0.5mV±（0.1％ of set + 0.1％ of range）±（0.2％ of set + 0.2％ of range）
12mV*1 输入电压为动作范围内, 用远程感应时的感应端部*2 对于输入电压为5V且电流变化为额定值的10％〜100％（远程感应时）*1 额定电流的0％～100％电流变化中, 达到10％～90％的时间
软起动
机型名称
动作模式
时间设置范围
时间设置精度12

PLZ405W

响应速度（0.0119Ω〜Open）

1mS
2mS
5mS
0.1mS
0.2mS
0.5mS
0.01mS
0.02mS
0.05mS±（0.5％ of set + 0.5％ of range）±（0.5％ of set + 0.5％ of range）±（0.5％ of set + 1.5％ of range）±（0.5％ of set + 1.5％ of range）±（0.5％ of set + 1.5％ of range）±（0.5％ of set + 5％ of range）

PLZ205W

对于输入电压可设置3点～100点的电流值。
（设定点之间用直线插补）

42S〜0S

恒电压（CV）模式
H量程

并联
运行

（0.0238Ω〜Open）*1 电导率［S］＝ 输入电流［A］/输入电压［V］＝ 1/电阻值［Ω］*2 输入电流换算值。用感应端部

机型名称

L量程

PLZ205W
PLZ405W
PLZ1205W
20W〜200W
40W〜400W
120W〜1200W
2W〜20W
4W〜40W
12W〜120W
0.2W〜2W
0.4W〜4W
1.2W〜12W
0W〜210W
0W〜420W
0W〜1260W
0W〜21W
0W〜42W
0W〜126W
0W〜2.1W
0W〜4.2W
0W〜12.6W
0.005W
0.01W
0.05W
0.0005W
0.001W
0.005W
0.00005W
0.0001W
0.0005W±（0.5％ of range ±（0.5％ of range ±（0.5％ of range+ 0.08A×Vin*1）+ 0.24A×Vin*1）+ 0.04A×Vin*1）±（0.5％ of range ±（0.5％ of range ±（0.5％ of range+ 0.008A×Vin*1） + 0.016A×Vin*1） + 0.048A×Vin*1）±（1％ of range±（1％ of range±（1％ of range+ 0.004A×Vin*1） + 0.008A×Vin*1） + 0.024A×Vin*1）±（2％ of range + 0.4％ current range × Vin*1）±（2％ of range + 0.4％ current range × Vin*1）±（2％ of range + 2.5％ current range × Vin*1）

PLZ205W

PLZ405W
PLZ1205W
CC
OFF, 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms±（30％ of set +10μs）

规格■ PLZ205W／PLZ405W／PLZ1205W 规格远程传感检测

时序功能

PLZ205W

机型名称
可保证电压

PLZ405W

PLZ1205W

PLZ205W

机型名称

約约7V（输入端子和传感测端子间的电位差的合计）动作模式Max程序数保护功能

PLZ205W
0.0A〜44.0A
10mA

机型名称
设置范围

过电流保护
（OCP）

分辨率
保护动作
分辨率

低电压保护
（UVP）
WatchDog保护
（WDP）

Max步数

PLZ1205W
0.0A〜264.0A
10mA

步执行时间
时间分辨率

可选择卸载或者限制

0W〜220W
0.1W

设置范围

过功率保护
（OPP）

PLZ405W
0.0A〜88.0A
10mA

0W〜1320W
0.1W

可选择卸载或者限制设置范围

PLZ1205W

PLZ405W

PLZ1205W

其他

0W〜440W
0.1W

保护动作

PLZ405W
CC、CR、CV、CP30
10000
25μs〜1000h
25μs

PLZ205W

机型名称
经过时间显示显示加载至卸载的时间

1s～999h59min59s

范围

分辨率

Off, 0.00V〜150.00V
0.01V

保护动作

卸载

设置范围

Off, 1s〜3600s

保护动作

卸载

累计电流计

显示加载至卸载的累计电流累计功率计显示加载至卸载的累计功率

自动卸载时间

经过设置的时间后，自动卸载1s～3599999s 或者 Off可设置的范围

外部控制连接器

PLZ205W

机型名称
加载或停止加载控制输入

PLZ405W

PLZ1205W

可以切换逻辑等级。 上拉到10kΩ, 5V。 临界值为HIGH：3.5V〜5V, LOW：0V〜1.5V

量程控制输入可以用2bit信号切换量程L／M／H。 上拉到10kΩ, 5V。 临界值为HIGH：3.5V～5V, LOW：0V～1.5V

警报输入警报通过0V～1.5V之间的电压激活。 上拉到10kΩ, 5V。 临界值为HIGH：3.5V～5V, LOW：0V～1.5V

警报解除输入警报发生后，先解除警报的原因，然后将EXT CONT连接件的５号PIN输入端的电平由LOW电平变到HIGH电平，这时的上升沿就会将警报信号解除。
上拉到10kΩ, 5V。 临界值为HIGH：3.5V〜5V, LOW：0V〜1.5V

触发输入

当接收到0V～0.8V之电压时，恢复暂停的时序动作。 上拉到10kΩ, 5V。 临界值为 HIGH：2V～5V, LOW：0V～0.8V

外部电压控制输入（CC/CR/CP 模式）

用外部电压输入控制CC／CR／CP任一的负载设定值。 输入阻抗为约10kΩ。
CC模式 : 以0V〜10V控制额定电流的0％〜100％。
CR模式 : 以0V〜10V控制电导设定值的0％〜100％。 CP模式 : 以0V〜10V控制额定功率的0％〜100％。

设定精度±（1％ of range）（CC模式，H量程TYP值）

外部电压控制输入（CV模式）

用外部电压输入控制CV模式负载设定值。 以0V〜10V控制额定电压的0％〜100％。 输入阻抗为约10kΩ。

设定精度外部电压控制输入（CC叠加）±（1％ of range）（TYP值）
用外部电压输入将电流值加上到CC模式的负载设定值来执行控制。以-10V〜10V的范围内加上额定电流的-100％〜100％电流值。输入阻抗为约10kΩ。

设定精度±（1％ of range）（H量程TYP值）加载时打开。 用光电耦合器的集电极开路输出。 *1

加载或停止加载 状态输出用2bit输出电流量程L／M／H的状态。 用光电耦合器的集电极开路输出。 *1

量程状态输出ALARM1输出

ALARM2输出过电压检测, 逆连接检测, 过热检测, 警报输入检测, 前部负载输入端子过电流检测, 并联运行异常检出时打开。 用光电耦合器的集电极开路输出。 *1
过电流保护, 过功率保护, 低电压保护, Watch Dog工作时ON。

Digital 0输出／Digital 1 输出

序列步骤中的逻辑信号输出。 输出电阻为约330Ω。 输出电压为约3.3VEMF

Digital 2 输入输出

可切换输入输出。 设置输出时：序列步骤中的逻辑信号输出。 输出阻抗为约330Ω
设置输入时：序列和测量功能触发输入。 临界值为HIGH：2V～5V, LOW：0V～0.8V

电流显示器输出

以各量程的额定电流0〜100％输出0〜10V

精度±（1％ of range）（H量程TYP值）

短接接点输出短路功能打开时，继电器接点打开。
（30Vdc/1A）*1 光电耦合器的Max外加电压为30V, Max电流为4mA
前部BNC端子PLZ205W

机型名称
触发输出

PLZ405W

PLZ1205W

用序列设置触发输出时, 步骤执行时输出10μs的脉冲。 开关动作时输出1us的脉冲。

电流显示器输出

以量程额定电流的0％〜100％输出0V〜2V

精度±（1％ of range）（H量程TYP值）

对接地电压

±30V

通信功能
LAN

IEEE 802,3 100Base-Tx／10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45 连接器

RS232CD-SUB 9-pin connector. Baud rate: 9600, 19200, 38400, 115200 bps. Data length: 8 bits, Stop bits: 1 bit, Parity bit: None Flow control: No, CTS-RTS

USB

符合 USB 2.0 规格, 通讯速度：480 Mbps（High Speed）, 符合 USBTMC-USB488 设备等级一般规格输入电压／频率范围耗电量

AC100V～240V（AC90V～250V）单相 连续／47Hz～63Hz
50VAmax

50VAmax

冲击电流
环境条件

85VAmax

45A Peak Max

动作温度／湿度范围

0℃～40℃／20％RH～85％RH（无结露现象）

保存温度／湿度范围

-20℃～70℃／90％RH以下（无结露现象）

接地位置

室内使用, 2000m以下, 过电压类别Ⅱ

一次⇔输入端子
绝缘电阻

一次⇔底盘

500Vdc30MΩ以上（环境湿度小于等于70％RH）

输入端子⇔底盘耐压一次⇔输入端子AC1500V

一次⇔底盘AC1500V

1分钟无异常输入端子⇔底盘AC750V

1分钟无异常外形尺寸（Max尺寸）
重量
附件

电磁兼容性

安全性

1分钟无异常429.5（455）W×128（145）H×400（480）Dmm

214.5W×124（155）H×400（480）Dmm
约7kg

约7.5kg约14kg电源电缆 1个／前部负载输入端子盖 1个／后部负载输入端子盖 1组／外部控制用连接器组装套件 1组
负载输入端子用螺丝套件 2组／前部负载输入端子旋钮套件 1组／CD-R 1张／快速参考指南（日语, 英语）1张／安全手册 1本
EMC指令

符合以下指令及标准的要求事项
2014/30/EU *1,*2、 EN62326-1（Class A*3）、 EN55011（Class A*3、Group1*4）、 EN61000-3-2、 EN61000-3-3
适用条件：与本产品连接时所使用的电缆及电线均在3m以下
低电压指令

2014/35/EU*2 EN61010-1(ClassⅠ*5、Pollution degree 2*6)

*1 不适用于特别订制产品, 改造产品。
*2 只适用于面板上有CE/UKCA标志标识的机型。
*3 本产品为Class A机器。是为在工业环境中使用而设计的。如果在住宅区使用本产品有可能会引起造成干涉的原因。
若发生此种情况时, 为防止干涉收音机或电视机播放接收信号, 有时需要采取特别措施以减少用户产生的电磁辐射。
*4 本产品为Group 1机器。本产品为了材料处理或者检查分析, 利用了电磁辐射, 感应和／或静电结合的方式, 并非有意地产生／使用无线频率能量。
*5 本产品为Class I机器。请务必保证本产品的保护导体端子接地。如果没有正确地接地, 就不能保证其安全性。
*6 污染是附着异物（固体, 液体, 或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度2则是指只有非导电性的污染, 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。

13

规

格

■ PLZ2405WB规格
额定

一般规格

PLZ2405WB
0.25V〜150V
480A
2400W

机型名称
动作电压（DC）
电流
功率

机型名称
输入电压范围
输入频率范围耗电量

恒电流（CC）模式

冲击电流

0A〜480A
0A〜48A
0A〜4.8A±（0.4％ of set + 0.8％ of range）±（0.4％ of set + 0.8％ of range）±（0.4％ of set + 5％ of range）

H量程
动作范围

M量程
L量程
H量程

设置精度

M量程
L量程

动作温度范围
动作湿度范围
保存温度范围
保存湿度范围
接地位置
接地电压
一次⇔输入端子恒电阻（CR）、恒电压（CV）、恒功率（CP）模式的设置精度

L量程±（0.5％ of set + 1.5％ of range）±（0.5％ of set + 1.5％ of range）±（0.5％ of set + 5％ of range）±（0.2％ of set + 0.2％ of range）±（2％ of range + 0.4％ × Vin *1）±（2％ of range + 0.4％ × Vin *1）±（2％ of range + 2.5％ × Vin *1）

H,M,L量程±（0.1％ of reading + 0.1％ of range）

H量程±（0.4％ of reading + 0.8％ of range）±（0.4％ of reading + 0.8％ of range）±（0.4％ of reading + 5％ of range）

H量程
CR模式

M量程

CV模式

H,M,L量程

CP模式

M量程

L量程
H量程

绝缘电阻

一次⇔底盘
一次⇔输入端子耐压

一次⇔底盘输入端子⇔底盘

外形尺寸（Max尺寸）
重量
附件

电流计
精度

M量程
L量程

保护功能
过热检测（OTP）

散热片温度达到 100℃ 时卸载*1 Vin∶后部负载输入端子电压, 或者为感应端子电压。

外形尺寸图
● PLZ205W, PLZ405W
MAX480
400

MAX35

124
MAX155

214.5

单位：mm
MAX20

● PLZ1205W
MAX455
429.5

MAX35

23

MAX480
400
367

70
27.9

128
MAX145

30.1

MAX10

包括8-M4螺丝孔端面（8mm的Max螺纹插入深度）

单位：mm● PLZ2405WB
MAX505450

MAX44048
18

86
MAX105

14

407.5

20

32.5

430

500Vdc, 30MΩ以上（环境湿度小于等于70％RH）

输入端子⇔底盘电压计
精度

PLZ2405WB
AC100V～240V（AC90V～250V）单相 连续
47Hz～63Hz
95VAmax
45A Peak Max
0℃～40℃
20％RH～85％RH（无结露现象）-20℃～70℃
90％RH以下（无结露现象）
室内使用、2000m以下、过电压类别Ⅱ±500V

包括8-M4螺丝孔端面（8mm的Max螺纹插入深度）

单位：mm

AC1500V 1分钟无异常AC1500V 1分钟无异常AC750V 1分钟无异常430（440）W × 86（105）H × 450（505）Dmm
约15kg电源电缆 1个／负载输入端子盖 1个個
负载输入端子用螺丝套件 2组組
使用说明书 1册／并联运行电缆 1个

Wavy Series时序创建控制软件SD023-PLZ-5W (Wavy for PLZ-5W)
使菊水的电源、电子负载更加智能化！
开拓工程师构思的时序创建控制软件“Wavy”■时序创建控制软件
SD023-PLZ-5W（Wavy for PLZ-5W）【工作环境】Windows 7／ 10

SD023-PLZ-5W（Wavy for PLZ-5W）是本公司产品直流电子负载装置 PLZ-5W 系列的时序创建、执行软件。即使不懂编程知识，也可轻松
地控制电源和电子负载的时序。就像是在画画或计算表格似的，可轻松制作时序。

● 可用鼠标轻松创建或编辑时序功能● 时序执行中以视觉显示执行位置● 可监控电压或电流，存为文档● 通过监控图表显示实时的监控数据

这里有

Wavy

试用版！

不限制功能可试用 3 周
https://cn.kikusui.co.jp/
downloads/!
Download

用图形窗鼠标器绘制图表以设定步骤

输入时序窗数值或
条件设定步骤

【设置图表】
在设置图表上光标显示执行情况

【监控图表】
可在图表中实时确认时序中的电流值／电压值／功率值。将鼠标指针移动到在图表上，即会显示监控值。

【任意 IV 特性（ARB）模式】
在任意 IV 特性（ARB）模式中，可通过登记多个 IV 特性
上的任意点
（电压值、
电流值的组合），设定任意的 IV 特性。

【直接控制窗】
就像是在使用遥控器似的，直接控制 PLZ-5W。此外，也可对输
出进行监控、记录

15

选购件

GPIB转换器（PIA5100）

并联运行信号电缆套件

将 PLZ-5W 的 RS232C 或者 USB 转换为 GPIB, 可以用 GPIB 连接
远程控制用机器。［附带了电源电缆 , 磁铁板］

并联运行 PLZ-5W 时 , 需要根据连接机台数准备。

PC01-PLZ-5W
电缆长度 ：约 30cm
※PLZ2405WB（助推器）里附带了一个。

PC02-PLZ-5W
电缆长度 ：约 1m【连接示例】
远程控制用机器

RS232C或USB

PIA5100

PLZ-5W
DC OUT（5V）

GPIB

机柜适配器／支架是机柜组合用的选购件。
机柜适配器

品名
KRA3

KRA150

机柜适配器※机型
KRA3
KRA150
KRB3-TOS

单位：mm

托架

托架

KRB150-TOS

KRB3-TOSKRB150-TOS
KRB2-TOSKRB100-TOS

适应机型

备注

PLZ205W
PLZ405W

英制尺寸用 (EIA)

PLZ1205W

PLZ2405WB

公制尺寸用 (JIS)
英制尺寸用 (EIA)
公制尺寸用 (JIS)
英制尺寸用 (EIA)
公制尺寸用 (JIS)※ 使用机柜适配器用备用面板时, 请使用KBP3-2（1／2宽）KRB2-TOSKRB100-TOS

单位：mm●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

KIKUSUI AMERICA, INC.
3625 Del Amo Blvd., Suite 160 Torrance, CA90503
Phone: 310-214-0000, Facsimile: 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

KIKUSUI ELECTRONICS EUROPE GmbH
Grossenbaumer Weg 8, 40472 Duesseldorf, Germany
Phone: +49(211)54257600, E-mail: support@kikusui-europe.com■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。
■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以
谅解。

2024年9月发行

202409PDFCC71