多機能直流電子負荷装置
PLZ-4WH シリーズカタログ

P L Z - 4 W H

S E R I E S

DC E L E C T RON IC LOA D

PLZ-4WHシリーズ

多機能直流電子負荷装置
最大動作電圧 650V に対応
165W・330W・1000W の 3 タイプ
ブースタ（1000W タイプ専用）接続で最大 9kW/450A を実現
定電流・定抵抗・定電圧・定電力・定電流＋定電圧・定抵抗＋定電圧モードに対応
シーケンス機能（最大 1024step）
高電圧観測用電圧モニタ端子
USB2.0、GPIB、RS-232C 標準装備

高電圧負荷650V

スタイル一新 , グレードアップで新登場！
EV・HEVの高電圧コンバータに。
ブースタで大容量をローコストで実現！
近年、EV・HEV などの自動車電装品市場、太陽光
発電、燃料電池、二次電池等の新エネルギー市場、
これらを構成する各種デバイスの高電圧、大容量化が進み、評価機器となる電子負荷にもその対応要求が高まっています。PLZ-4WH シリーズは、従来機（PLZ-4W シリーズ）の優れた操作性を継承しつつ、最大動作電圧を 650V に拡張。さらに、ブースタ（PLZ2004WHB）を接続することにより最大 9kW/450A を省スペースかつローコストで実現出来ます。インターフェースも USB/GPIB/RS232C の 3 種を標準装備し、自動試験にも対応い
たします。

用 途

EV、HEV 用高電圧コンバータの評価試験
太陽光発電、燃料電池、二次電池等の評価試験
高電圧デバイス評価試験

原寸大
D C

E L E C T R O N I C

L O A D

多機能直流電子負荷装置

PLZ-4WH シリーズ
4モデル

■ラインアップ
電流

電力

標準価格 ( 税抜 )PLZ164WH

形名

8.25A

165W

¥265,000

PLZ334WH

16.5A

330W

¥325,000

50A

1000W

¥595,000

100A

2000W

¥745,000

PLZ1004WH
PLZ2004WHB［機能一覧］
2

動作電圧

5V 〜 650V●並列運転機能 ●通信機能 ●電圧モニタ出力 ●電流モニタ出力 ●スルーレート可変 ●スイッチング動作 ●ソフトスタート ●経過時間表示 ●自動ロー
ドオフタイマ ●リモートセンシング ●外部ロードオンオフ制御入力 ●外部レンジ切り替え入力 ●外部トリガ入力 ●外部アラーム入力●アラームステー
タス出力 ●ロードオンステータス出力 ●レンジステータス出力 ●ショート信号 ●外部電圧制御（CC,CR,CV,CP モード）●外部抵抗制御（CC,CR,CV,CPモード）●過電圧保護（OVP）●過電流保護（OCP）●過電力保護（OPP）●過熱保護（OHP）●低電圧検出（UVP）●逆接保護（REV）

洗練された利便性
Accessibility

使いやすさが確実な試験をサポート
前面パネルは、当社多機能直流電子負荷装置 PLZ-4W 全シリーズ共通となっています。操作性を統一することで、試験の設定が簡単
かつスピーディーに行うことが出来ます。

最大 650V まで対応
最 大 入 力 電 圧 650V ま で に 対 応 し、EV、HEV 用 車 載 充 電 器、
DC/DC コンバータ、電池の評価、高電圧直流給電システム用電源
評価、欧州など三相 400V 系入力電源の PFC 試験、さらにこれらに関連した高電圧部品の評価・試験が可能です。尚、高電圧のみならず動作領域をさらに拡大しました。
（下図参照）5V から動作可能となり、0.5V ～ 5V では電流を低減して使用することが出来ます。

●当社従来品 PLZ-3WH（PLZ1003WH）との比較
PLZ1004WHの動作領域（H レンジ）
4WH

650

3WH

500

従来品 PLZ1003WH

1

100

kW

仕様保証動作領域

入力電圧 [V]
10
5

3WH

1.0

4WH

0.5
0.1
0.1

電圧・電流測定が簡単に

実動作領域
50A

1.54
1
10
入力電流[A]

50

100

通信機能をフル装備

絶縁型の電流モニタ端子に加え、USB ／ GPIB ／ RS-232C を 標

絶縁型電圧モニタ端子を前面パ準装備していますので、各種検査

ネルに装備しました。高額な高システムへの組み込みが容易に行

電圧プローブを使用せずに、安えます。

心してオシロスコープ等で簡易
電圧・電流測定が可能です。
650V レンジ設定時

100:1

65V レンジ設定時

10:1

3

大容量に対応
Performance

最大 9kW/450A を省スペース＆ローコストで実現
PLZ1004WH に 別 売 の ブ ー ス タ PLZ2004WHB を 最 大 4 台 接●最大 9kW システムを構築した際の比較

続することにより、最大 9kW ／ 450A の電子負荷装置として使用可能です。同一機種の並列運転より最大約 25% のコストダウン、
30% のサイズダウン（省スペース化）になります。なお、接続にはオプションの並列運転ケーブル PC01-PLZ-4W と PC02-PLZ-4W
が接続台数に応じて必要となります。

約30％

サイズダウン&
約25％

コストダウン●組合わせ例■ブースタ PLZ2004WHB●標準価格（税抜) ￥745,000

PLZ1004WH（上）とブースタ PLZ2004WHB（下）による
3kW システム例＊PLZ1004WH専用です。
他のモデルと接続して使用することはできません。

PLZ2004WHB

PLZ-4WH シリーズ
PLZ1004WH ＋ PLZ2004WHB × 4 台¥4,790,000（税抜）¥3,575,000（税抜）＊上記金額には接続ケーブル、ラック等のオプション品は含まれておりません。

●ブースタによる並列運転台数と容量（最大電流と最大電力）
スレーブ機

従来品：PLZ-3WH シリーズ
PLZ1003WH × 9 台

1台

2台

3台

4台

150A
3000W

250A
5000W

350A
7000W

450A
9000W

同一機種の並列運転が最大 5 台まで可能●接続概念図［ブースタ運転］［並列運転］

マスタ（PLZ1004WH）

マスタ（PLZ1004WH）

ブースタ（PLZ2004WHB）

スレーブ（PLZ1004WH）

また、ブースタを使用しない並列運転では、マスタ機を含めて同一機種を最大 5 台まで並列接続できます（最大 5kW ／ 250A）。接続はワンコントロール・マスタスレーブ運転となり、マスタ機のパネルでシステム全体の制御及び表示が可能になります。なお、接続にはオプションの並列運転ケーブル PC01-PLZ-4W が接続台数に応じて必ブースタ（PLZ2004WHB）

要となります。
●並列運転台数と容量（最大電流と最大電力）

スレーブ（PLZ1004WH）

スレーブ（PLZ1004WH）

スレーブ機

1台

2台

3台

4台

PLZ164WH

16.5A
330W

24.75A
495W

33A
660W

41.25A
825W

PLZ334WH

33A
660W

49.5A
990W

66A
1320W

82.5A
1650W

PLZ1004WH

100A
2000W

150A
3000W

200A
4000W

250A
5000W

ブースタ（PLZ2004WHB）

スレーブ（PLZ1004WH）
ブースタ（PLZ2004WHB）※定電流モードの設定確度および電流の測定確度は、並列運転で校正を行うことにより、単体と同等の確度にすることができます。

ー並列ケーブル PC02-PLZ-4W

ー並列ケーブル PC01-PLZ-4W（本体とブースタの接続用）★ 9kW 以上の大容量システムやラックシステム等も対応いたします。当社営業までご相談下さい。
4

信頼の基本性能
Performance

ローレンジ（1/100）を装備
CC、CR、CP の各モードは、H、M、L の 3 レンジを持っています。L レンジは 1/100 となっていて一台で小電力から大電力までカバーできます。

●電流設定分解能
PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

H

300μA

1mA

2mA

M

30μA

100μA

200μA

L
3μA
●定電流モード
（CC）

10μA

20μA

I

電圧
V

V1

電圧が変化しても電流値は一定定電圧電源

広範囲な応答速度（Response）の切換可能
V

PLZ-4WHシリーズ

本機は入力電流や電圧を検出し、その値を負帰還制御することで動作しています。被試験物の応答特性や負荷配線の長さやループの大きさによって起きる動作不安定等に対して、この負帰還制御の応答速度（Response）を下記の様に設定し、最適な応答速度を選択することで安定な動作を確保することができます。

0

I
CC設定値

CC、CR
モード（4 段階）
●定抵抗モード（CR）
1/1： 通常の応答速度I
1/2： 通常の 2 倍遅くなります
1/5： 通常の 5 倍遅くなりますV1
定電圧電源
1/10： 通常の 10 倍遅くなりますV

CV モード（5 段階）

0

通常の応答速度

I1

I2

電流 I

電圧
V

I

通常の 10 倍速くなります

1/10： 通常の 10V 1倍遅くなります
V2
R= =
V1
I1 倍遅くなりますI2
1/100： 通常の 100●定電圧モード（CV）
R1

電圧と電流が変化しても通常の 100 倍速くなります
抵抗値（R）は一定

100：
電圧
10：
V
V 1/1:
2

PLZ-4WHシリーズ

6つの動作モードに対応

電流

電流が変化しても電圧値は一定

V1

定電流モード、定抵抗モード、定電圧モード、定電力モード、定電流＋定電圧モード、
定抵抗＋定電圧モードの 6 つの動作モードを備えています。
定電圧電源
V

各モードの等価回路と動作●定電流モード（CC）
I

0

電流

I

●定電力モード（CP）
I

電圧
V

V1

PLZ-4WHシリーズ

電圧が変化しても電流値は一定定電圧電源
V

電流、電圧が変化しても電力値（P）は一定

電圧
V

V1

P = V 1 I1 = V 2

V1

定電圧電源
V

I2

V2

PLZ-4WHシリーズ

0電流

PLZ-4WHシリーズ

I

0

CC設定値

●定抵抗モード（CR）
I●定電流＋定電圧モード（CC＋CV）

電圧と電流が変化しても抵抗値（R）は一定

電圧
V

R1

V2

V1
定電圧電源
V
PLZ-4WHシリーズ

0

電圧
V

I

I1

V1
= VI22
I1

PLZ-4WHシリーズ

電流が変化しても電圧値は一定

R1
VM
電池

V
0

CV動作
電流が変化しても電圧値は一定0電流

I CC設定値●定抵抗＋定電圧モード（CR＋CV）

V1
定電圧電源

PLZ-4WHシリーズ

CC動作
電圧が変化しても電流値は一定

CV
設定値

V

I2

電流 I

●定電圧モード（CV）
R1

R=

V1

定格最大電流値

I

電圧
V

I

VM
電池

I2

I1

電流

電流

I

電圧
V
CV
設定値

V
PLZ-4WHシリーズ

I

CR動作
電圧、
電流が変化しても抵抗値は一定CV動作
電流が変化しても電圧値は一定0電流

I●定電力モード（CP）
I

電流、電圧が変化しても電力値（P）は一定

電圧
V

V1

P = V 1 I1 = V 2

V1

定電圧電源
V

I2

V2

PLZ-4WHシリーズ

0

I1

電流

I

I2

定格最大電流値5より確実に、より便利に
Function

ロードオン・オフ動作

ソフトスタート機能▶システムに応じて柔軟に対応するロードオンオフ機能▶急峻な電圧印加にも安心

ロードオン・オフ動作は通常操作のほかに下記を選択可能です。

定電流モードにおいて、「電流設定がされていて、かつ LOAD ＯＮ● 電源投入時にロードオンの状態で起動状態」で、DUT より電圧が急峻に加えられても過電流※ の発生を

● ロードオンの経過時間を表示防ぐことができます。たと● 一定時間経過時間後にロードオフ

えば電池の放電試験におい● リレー等の外部信号によってロードオン・オフて、何かの原因で急に放電

ON
入力電圧
入力電流

PLZ-4WHシリーズ

用の電子負荷に電圧が印加0されても過電流の発生を抑リモートセンシング機能

時間

ONえることができます。
※ 電子負荷入力端子間には静電容量があります。この容量への充電放電電流は流れます。

▶配線による電圧ドロップを補償
DUT へセンシング端子を接続するにより、定抵抗モードでは配線▶ CC モードで電源の立上げが可能の抵抗値まで含めた合成抵抗値をパネルより設定できます。また定定電圧電源の試験において多くの場合、起動時の立上り時間計測に電力モード、定電圧モードではセンシングを接続した点を一定電力、は定抵抗モード、負荷変動試験では定電流モードで試験されます。

一定電圧に設定することができます。またこれらの定電圧、定電力

しかし、ソフトスタート時間

および定抵抗モードでは過渡特性が改善されるため、動作の安定にを定電圧電源の立上り時間相もつながります。（補償可能電圧：片道 2V）

当に設定しておくと、立上り
時間計測、負荷変動試験とも動作モードを変えず、定電流

スイッチング機能

モードで行うことができます。
（ソフトスタート時間：1、2、▶過渡応答試験の試験条件も自在にその場で可変

5、10、20、50、100、

定電流モードおよび定抵抗モードにて、内蔵発振器で最高 4kHz

200 ms より選択可）

でのスイッチング動作が可能です。
またレベル、周波数、デューティ比などの設定パラメータはロード
オン中でも変更することができます。

SET[A] (100 %)

FREQ
Th
TL

ショート機能▶ワンアクションで、電流制限評価の効率アップ

TRIG OUT 端子
からパルスが出力されるエッジ

直流電源の「電流制限特性のフの字特性試験」などで、ワンアクションでに最大電流値（定電流モード時）または最小抵抗値（定抵抗モード時）に設定でき、作業効率を上げることができます。同時

LEVEL[A] (%)
0[A] (0 %)【設定パラメータ】■ 動作モード：CCおよびCR■ デューティ比設定：5%〜95%、0.1%ステップ■ 周波数設定範囲：1Hz〜4kHz■ 周波数設定分解能：
1Hz〜10Hzにて0.1Hz
10Hz〜100Hzにて1Hz
100Hz〜1kHzにて10Hz
1kHz〜4kHzにて100Hz■ 周波数設定確度：±（0.5% of set）
※デューティ比設定の最小時間幅は50μsです。

6に EXT CONT コネクタに接点信号が出力されますので、外部のリレー等を駆動して被試験器の出力をショートすることにより、さらにインピーダンスの低いショートを実現できます。

EUT

＋

＋

−

−

大電流リレー

後面パネル
PLZ-4WH EXT CONTコネクタ
シリーズ

駆動
回路

より確実に、より便利に
Function

シーケンス機能

経過時間表示と自動ロードオフタイマ▶電流波形などを内部にプログラムして実負荷シミュレーション
任意に設定したシーケンスパターンを内蔵メモリに保存実行できま▶ちょっと便利な電池放電機能す。シーケンスプログラムはノーマルシーケンスが 10 個、ファー

経過時間表示、UVP（低ストシーケンスが 1 個保存できます。シーケンスの編集実行はパ

電圧保護）、ロードオフ電ネルよりおこなうことができますが、また別売のシーケンス作成ソ

圧 表 示、 自 動 ロ ー ド オ フ※

フト「Wavy」 により簡単に編集実行が可能です。

タイマの 4 つの機能を組※ パソコンは、USB,RS232C,GPIB のいずれかのインターフェースが必要です。

み 合 わ せ る こ と に よ り、■ノーマルシーケンス

電池の放電試験に便利な

各ステップごとに実行時間、Load ON/OFF を設定できます。レ

「放電の開始から終止電圧

ベルはステップ状にを変化させるばかりでなく、ランプ状に変化さまでの時間測定」およびせることができます。また PAUSE による一時停止や、外部のト「放電開始から一定時間経過後の閉路電圧測定」の 2 つの試験をおリガ入力による一時停止の解除、トリガ出力など外部機器との同期

こなうことができます。

▲ロードオフ電圧表示の例

が可能です。

入
力
電
流

7A

ステップ1

ステップ2

ステップ3

バッテリ
評価に
便利！！
100秒
150秒
80秒
ランプ
ステップ
ランプ
(RAMP ON) (RAMP OFF) (RAMP ON)
7A
7A
0.5A

自動ロードオフタイマ（Tcutoff）
を設定し、設定時間経過後の電圧（V2）
を表示

電圧

時間

V2

UVP検出電圧（V1）
を設定し、
その電圧に
なるまでの経過時間（Tcount）
を表示

V1

0

Tcutoff■ファーストシーケンス

Tcount 時間

各ステップを高速に実行します。時間分解能が高いため、高速のシミュレーションが可能です。実行時間、レベル、トリガ出力の設定が可能です。

実行（RUN）

TIME BASE （実行間隔）

ABC プリセットメモリ▶瞬時に設定値呼び出し
各モードの各レンジごとに A、B、C の 3 つのメモリがあり、設定

入力電流

トリガ出力

値を保存することができます。保存された設定値は、ロードオン中
でも自由に呼び出し、保存ができます。定電流＋定電圧、定抵抗＋10A

定電圧モードでは、定電流および定電圧、定抵抗および定電圧の両5A方のメモリの呼び出し、保存ができます。

STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

保護機能・その他●シーケンス設定パラメータ
ノーマルシーケンス

ファーストシーケンス

CC、CR、CV、CP

CC、CR

最大ステップ数

256

1024

ステップ実行時間

1ms〜999h59min

100μs〜100ms

動作モード

過電流保護（OCP）、過電力保護（OPP）、過電圧検出（OVP）、
低電圧保護（UVP）、過熱保護（OHP）、逆接続検出（REV）、外部アラーム入力検出、コンフィグレーション設定、セットアップメ
モリ（100 個）。

1ms（1ms〜1min）
時間分解能（設定範囲）

100ms（1min〜1h）
1s（1h〜10h）

100μs

10s（10h〜100h）
1min（100h〜999h59min）

7

使用事例
Application

EV・HEVの内部充電器、DC/DCコンバータの評価試験に●内蔵充電器の特性試験、バッテリをシミュレート●高速定電流電源として

直流電子負荷装置と高電圧直流電源を並列接続しEV車載充電器用疑似バッテリとして使用します。電子負荷のCVモードで起動試験、負荷変動試験を行います。

Aでプラス電流、Bでマイナス電流を高速に制御することで、高速定電流電源として使用します。
双方向形コンバータに対するブラシレスモータの回生電流シミュレーションを行います。
直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

A

内蔵充電器

定電流

ー

＋

電流

0-

V

ソース

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源
PWRシリーズ Hタイプ

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

直流安定化電源
PATシリーズ

DC-DC
コンバータ

B
シンク

＋
ー

I(電流)
制御用PC
Wavy for PLZ 3ch

A0

家庭充電用プラグ

t(時間)

内蔵充電器
B
高電圧
バッテリー(Li-ion)

新ECU

急速充電用プラグ

EPS

ECU

DC/3相コンバータ(ECU)

DC-DC
コンバータ

サブバッテリ

リア
駆動モータ

フロント
駆動モータ

▲EV内部概要●簡易的な電源変動試験に●モーターのサージ吸収対策に

直流電子負荷装置と高電圧直流電源を並列接続して疑似バッテリとして中速の電源変動をシミュレートします。
変動波形はシーケンス作成ソフトWavyで作成実行することができます。

ブラシレスモータの性能評価時、ブラシレスモータからの回生電流を吸収し、電源およびECUを保護します。
I（電流）

定電圧

t（時間）

モータからの回生電流0-V

薄型可変スイッチング電源
PAGシリーズ

ECU

DC-DC
コンバータ
直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

直流安定化電源
PATシリーズ※電流は双方向M
ブラシレスモータ

V（電圧）

t（時間）

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ※回生電流を吸収

制御用PC
Wavy for PLZ★使用用途に合わせて PLZ-4W、4WL、4WA シリーズをお選び下さい。巻末のシリーズラインナップをご参照下さい。
8

使用事例
Application

部品の評価試験に●寿命性能加速度試験に●高精度な定電流電源として温度上昇試験、長期耐久試験、パルス遮断特性試験など高精度な定電流はもとより、パルス電流での評価も行えます。

定電圧電源と直流電子負荷装置を直列接続して直流電子負荷装置の定電流精度で定電流を実現します。
直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

DUT
ヒューズ等
I（電流）
I（電流）

V

V

パルス電流

ー

＋

V（電圧）

直流安定化電源
PATシリーズ

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

直流安定化電源
PATシリーズ

T（時間）

電流センサ

二次電池の評価試験に●電池の充放電試験に●電池・キャパシタ

通常の定電流はもとより、実負荷に相当するパルス電流で放電し、インピーダンスの評価や残容量を評価します。
波形パターンはWavy for PLZでも作成できます。

二次電池の性能評価には、電池の定格に応じた容量試験が必要です。
電子負荷装置の＋CV機能を使用し規定電圧になったらCV放電させることにより容量評価を行います。

I（電流）

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

＋

二次電池
＋

＋
CC動作

薄型可変スイッチング電源
PAGシリーズ

V（電圧）

V(電圧)
CC設定値

ー

ー

I（電流）
パルス放電電圧電流

電池・
キャパシタ

CV動作

＋CV設定値

V（電圧）

I（電流）

CC設定値

直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

CV設定値で電流を遮断

Optionシーケンス作成・制御ソフトウェア「ウェーヴィー」 ■シーケンス作成ソフトウェア

Wavy series

Wavy for PLZ-4W ● 標準価格（税抜）：60,000 円【動作環境】Windows Vista ／ Windows 7＊詳細は当社ホームページをご覧ください。

PLZ-4WH シリーズの波形生成・シーケンス機能をさらに強力にするソフトウェア。
マウスを使ってお絵描き感覚＆表計算感覚で作成・編集ができます。
● シーケンス動作に必要な試験条件データの作成・編集作業が容易となります。
● 試験条件データファイルの保存機能により、定型試験の条件管理が容易となります。
● 実行シーケンスの経過を「実行グラフ」上に設定値とカーソルで表示します。
● 実行中のモニタ値をプロットする「モニタグラフ」により直感的な実出力の観測が可能です。
● 取得したモニタデータは、試験結果として保存が可能です。
● 新たに「波形イメージ」ウインドウを追加しました。交流信号 (AC) の波形を簡単に把握できます。
● 任意波形の新規作成や編集が簡単に行えます。作成した任意波形をすぐに書き込んで出力できます。
● シーケンスのステップ項目の選択 / 未選択をサポート。ポーズ機能やトリガ機能、AC 波形等、必要に応じて選択できます。

Download !
Wavy 体験版あります！
▲ 画 面サ ン プ ル

機能制限なしで、3 週間お試しいただけます
http://www.kikusui.co.jp/download/index_j.html

9■ PLZ164WH ／ PLZ334WH ／ PLZ1004WH 仕様
定格

定電圧（CV）モード
形名

PLZ164WH

PLZ334WH

動作電圧

PLZ1004WH

5V〜650V

電流

8.25A

16.5A

50A

電力

165W

330W

1000W

最小動作電圧※1

0.5V

ロードオフ時の入力抵抗2.21［MΩ］※2※1 本器に電流が流れ始める最小電圧。負荷入力端子にて。
※2 同機種による並列運転の場合、2.21/台数［MΩ］。PLZ2004WHBによる並列運転の場合、2.21［MΩ］。

形名
動作範囲
設定可能
範囲
分解能

Hレンジ
動作範囲

設定可能範囲

分解能

PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

0 〜 8.25A

0 〜 16.5A

0 〜 50A

5V 〜 65V
0V 〜 682.5V

Lレンジ

0V 〜 68.25V

Hレンジ

20mV

Lレンジ

2mV
±（0.2 % of set + 0.2 % of f.s）

入力電流変動※265mV※1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシング端にて。並列運転時も同様。
※2 入力電圧5Vで定格電圧の10%～100%の電流の変化に対して（リモートセンシング時）

0 〜 825mA

0 〜 1.65A

0 〜 5ALレンジ

0 〜 82.5mA

0 〜 165mA

0 〜 500mA

定電力（CP）モード

Hレンジ

0 〜 8.6625A

0 〜 17.325A

0 〜 52.5A

形名

Mレンジ

0 〜 866.25mA

0 〜 1.7325A

0 〜 5.25A

Hレンジ

PLZ334WH

PLZ1004WH

33W 〜 330W

100W 〜 1000W
10W 〜 100W

Lレンジ

0 〜 86.625mA

0 〜 173.25mA

0 〜 525mA

Mレンジ

1.65W 〜 16.5W

3.3W 〜 33W

300μA

1mA

2mA

Lレンジ

0.165W 〜 1.65W

0.33W 〜 3.3W

1W 〜 10W

Mレンジ

30μA

100μA

200μA

0W 〜 173.25W

0W 〜 346.5W

0W 〜 1050W

Lレンジ

3μA

10μA

設定可能
範囲

Hレンジ
Mレンジ

0W 〜 17.325W

0W 〜 34.65W

0W 〜 105W

Lレンジ

0W 〜 1.7325W

0W 〜 3.465W

0W 〜 10.5W

Hレンジ

10mW

20mW

100mW

分解能

Mレンジ

1mW

2mW

10mW

0.1mW

0.2mW

1mW

20μA
※1

±（0.2 % of set + 0.1 % of f.s ）300μA以上±（0.2 % of set + 0.1 % of f.s）

300μA未満±（0.2 % of set + 0.1 % of f.s）+ Vin※2/2.21［MΩ］

動作範囲

PLZ164WH
16.5W 〜 165W

Hレンジ

Lレンジ

入力電圧変動*3

並列運転±（1.2 % of set + 1.1 % of f.s※1）

Lレンジ

H,Mレンジ

20mA

H,Mレンジ

Lレンジ

並列運転
（TYP）

2mA

rms※4

2mA

4mA

12mA

p-p※5

20mA

40mA

120mA

rms※4

同機種での並列運転では単体仕様×台数

p-p※5

PLZ2004WHBによる並列運転ではPLZ1004WH単体仕様×（合計電力容量/1kW）※ 1 レンジのフルスケール、ただし M レンジは H レンジのフルスケール※ 2 Vin：後面負荷入力端子電圧、またはセンシング端子電圧※ 3 定格電力 /650V の電流にて入力電圧を 5V から 650V まで変動させたとき※ 4 測定周波数帯域：10Hz ～ 1MHz
※ 5 測定周波数帯域：10Hz ～ 20MHz

設定確度

Lレンジ

±（3 % of f.s※1）

0.25W以上±（3 % of f.s）

0.25W未満±（3 % of f.s + Vin※2/2.21［MΩ］）（at 23℃±5℃）±（5 % of f.s※1）

並列運転（TYP）※1 MレンジではHレンジのフルスケール※2 Vin：後面負荷入力端子電圧、またはセンシング端子電圧
電圧計
形名
表示

PLZ164WH

定抵抗（CR）モード

0.00V 〜 650..00V

Lレンジ

0.000V 〜 65.000V

Hレンジ
動作範囲
※1

Mレンジ

Hレンジ

範囲

Mレンジ
Lレンジ

分解能

設定確度
※2

PLZ1004WH

1.65S 〜 30μS

3.3S 〜 60μS

10S 〜 200μS

電流計
形名（606.06mΩ 〜 33.333kΩ）（303.03mΩ 〜 16.666kΩ） （100mΩ 〜 5kΩ）

Lレンジ

設定可能

PLZ334WH

165mS 〜 3μS

330mS 〜 6μS

表示

1S 〜 20μS（6.06Ω 〜 333.333kΩ） （3.03Ω 〜 166.666kΩ）（1Ω 〜 49.999kΩ）

16.5mS 〜 0.3μS

33mS 〜 0.6μS

100mS 〜 2μS（60.606Ω - 3.333MΩ）（30.303Ω - 1.666MΩ）（10Ω - 500kΩ）

1.7325S 〜 0 S

3.465S 〜 0 S

10.5S 〜 0 S（577.2mΩ 〜 OPEN）（288.6mS 〜 OPEN）（95.23mΩ 〜 OPEN）

173.25mS 〜 0 S

346.5mS 〜 0 S

1.05S 〜 0 S（5.772Ω 〜 OPEN）（2.886Ω 〜 OPEN）（952.3mΩ 〜 OPEN）

17.325mS 〜 0 S

34.65mS 〜 0 S

105mS 〜 0 S

確度

PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

H,Mレンジ

0.0000A 〜 8.2500A

0.000A 〜 16.500A

0.00A 〜 50.000A

Lレンジ

0.000mA 〜 82.500mA 0.00mA 〜 165.00mA 0.00 mA 〜 500.00mA

H,M,Lレンジ±（0.2 % of rdng + 0.3 % of f.s※1）

並列運転±（1.2 % of rdng + 1.1 % of f.s※1）※1 MレンジではHレンジのフルスケール
電力計
形名

PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

0.00W 〜 165.00W

0.00W 〜 330.00W

0.0W 〜 1000.0W

CPモード以外 0.000W 〜 53.625W

0.00W 〜 107.25W

0.0W 〜 325.00W

H,Mレンジ
表示※1

Lレンジ

CPモード時（57.72Ω 〜 OPEN）（28.86Ω 〜 OPEN）（9.523Ω 〜 OPEN）

Hレンジ

30μS

60μS

200μS

Mレンジ

3μS

6μS

20μS

形名

Lレンジ

0.3μS

0.6μS

2μS

動作モード

0.0000W 〜 1.6500W 0.0000W 〜 3.3000W 0.000W 〜 10.000W※1 電圧表示値と電流表示値の積を表示
スイッチングモード

H,Mレンジ±（0.5 % of set※3 + 0.5 % of f.s※4）

デューティ比設定

Lレンジ±（0.5 % of set※3 +0.5 % of f.s）+ Vin※5/2.21［MΩ］

周波数設定範囲

並列運転（TYP）±（1.2 % of set +1.1 % of f.s※4）※ 1 コンダクタンス［S］＝入力電流［A］/入力電圧［V］＝1/抵抗値［Ω］※ 2 入力電流での換算値。センシング端にて※ 3 set＝Vin/Rset※ 4 Mレンジ時は、Hレンジのフルスケール※ 5 Vin：後面負荷入力端子電圧、またはセンシング端子電圧

PLZ1004WH±（0.1 % of rdng + 0.1 % of f.s）

並列運転（TYP）
PLZ164WH

PLZ334WH

Hレンジ

確度
形名

PLZ1004WH±（0.2 % of set + 0.2 % of f.s）

Mレンジ

H,Mレンジ

リップル

Lレンジ
Hレンジ

並列運転（TYP）
形名

PLZ334WH
5V 〜 650V

設定確度※1定電流（CC）モード

設定確度

PLZ164WH

Hレンジ

周波数
設定
分解能

1Hz 〜 10Hz

PLZ164WH

PLZ334WH
5 % 〜 95 %※1

0.1 % ステップ

1Hz 〜 4kHz
0.1Hz

10Hz 〜 100Hz

1Hz

100Hz 〜 1kHz

10Hz

1kHz 〜 4kHz

周波数設定確度

PLZ1004WH

CCおよびCR

100Hz±（0.5 % of set）

※1 最小時間幅は50μsです。1kHz～4kHzでは最大デューティ比はそれによって制限されます。
スルーレート形名
設定範囲※1

PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

Hレンジ

0.132mA/μs ～ 0.132A/μs

0.264mA/μs ～ 0.264A/μs

0.8mA/μs ～ 0.8A/μs

Mレンジ

13.2μA/μs ～ 13.2mA/μs

26.4μA/μs ～ 26.4mA/μs

80μA/μs ～ 80mA/μs

Lレンジ

1.32μA/μs ～ 1.32mA/μs

2.64μA/μs ～ 2.64mA/μs

8μA/μs ～ 8mA/μs

50μA（13.2～132［mA/μs］）

100μA（26.4～264［mA/μs］）

300μA（80～800［mA/μs］）
30μA（8～80［mA/μs］）

Hレンジ

分解能
（設定範囲）Mレンジ

Lレンジ

5μA（1.32～13.2［mA/μs］）

10μA（2.64～26.4［mA/μs］）

0.5μA（0.132～1.32［mA/μs］）

1μA（0.264～2.64［mA/μs］）

3μA（0.8～8［mA/μs］）

5μA（1.32～13.2［mA/μs］）

10μA（2.64～26.4［mA/μs］）

30μA（8～80［mA/μs］）

0.5μA（0.132～1.32［mA/μs］）

1μA（0.264～2.64［mA/μs］）

3μA（0.8～8［mA/μs］）

0.05μA（13.2～132［μA/μs］）

0.1μA（26.4～264［μA/μs］）

0.3μA（80～800［μA/μs］）

0.5μA（0.132～1.32［mA/μs］）

1μA（0.264～2.64［mA/μs］）

3μA（0.8～8［mA/μs］）

0.05μA（13.2～132［μA/μs］）

0.1μA（26.4～264［μA/μs］）

0.3μA（80～800［μA/μs］）

0.005μA（1.32～13.2［μA/μs］）

0.01μA（2.64～26.4［μA/μs］）

0.03μA（8～80［μA/μs］）

設定確度※2※1 定電流モードにて。定抵抗モードでは、各レンジの最大スルーレートは1/10となります。
※2 定格電流の2%～100%（Mレンジは20%～100%）の電流変化に対にて10%～90%に達するまでの時間。

10±（10 % of set + 25μs）

■ PLZ164WH ／ PLZ334WH ／ PLZ1004WH 仕様
ソフトスタート
形名

PLZ164WH

PLZ334WH

PLZ1004WH

動作モード

CCモード

時間設定範囲※1

1,2,5,10,20,50,100,200ms

時間設定確度±（30 % of set + 100μs）※1 入力電流が10％〜90％に達する時間

レスポンス
応答速度

CC/CRモード

4段階に切替可能（1/1、1/2、1/5、1/10）

CVモード

5段階に切替可能（100、10、1、1/10、
1/100）

片道

2V

リモートセンシング
保証可能電圧
保護機能
過電圧保護（OVP）

レンジの定格電圧の 110%

過電流保護（OCP）

0.01A 定格電流の 110% または各レンジの最大電流の 110%

過電力保護（OPP）

定格電力の 0.1% から 110% または各レンジの最大電力の 110%

過熱保護（OHP）

ロードオフまたは制限の選択可
ロードオフまたは制限の選択可

ヒートシンクの温度が 90℃に達したときロードオフ

低電圧検出（UVP）

Off、5V 〜 650V に設定可

逆接保護（REV）

ヒューズによる。ALM 発生でロードオフ

シーケンス機能
動作モード

CC,CR,CV,CP

最大ステップ数

256

ステップ実行時間

1ms - 999h59min

時間分解能（設定範囲）

1ms（1ms 〜 1min）、100ms（1min 〜 1h）、1s（1h 〜 10h）、10s（10h 〜 100h）、1min（100h 〜 999h59min）

動作モード

CC,CR

ノーマル
シーケンス

ファースト
シーケンス

最大ステップ数

1024

ステップ実行時間

100μs 〜 100ms

時間分解能

100μs

その他
経過時間表示ロードオンからロードオフまでの時間を計測、On/Off可能

自動ロードオフタイマ

1s 〜 999h59min59s

設定時間経過後、自動的にロードオフ1s 〜 999h59min59sまたはOffに設定可

アナログ外部制御（EXT CONTコネクタ）
ロードオンオフ制御入力

論理レベル切替可能、10kΩで5Vにプルアップ（CMOSレベル信号）

外部レンジ切換え入力※1

2ビット、10kΩで5Vにプルアップ（CMOSレベル信号）

トリガ入力

Hを10μs以上入力した時ポーズ解除（5V系CMOSレベルの信号）100kΩでプルダウン

外部アラーム入力

Lでアラーム動作 10kΩで5Vにプルアップ（CMOSレベル信号）

アラームステータス出力※2
アラーム（OVP,OCP,OPP,OHP,REV）動作時および外部アラーム入力時にオン、オープンコレクタ（フォトカプラ）

ロードオンステータス出力※2
ロードオン時にオン、オープンコレクタ（フォトカプラ）

レンジステータス出力

2ビット、オープンコレクタ（フォトカプラ）※2

ショート信号リレー接点出力（30Vdc/1A）

外部電圧制御入力（CC,CR,CV,CPモード）※3

CC,CR,CV,CPの各モードで可能

0〜10Vで定格電流、定格電圧、定格電力の0〜100%（CC,CV,CP） 0〜10Vで最大抵抗値〜最小抵抗値（CR）

外部抵抗制御入力（CC,CR,CV,CPモード）※3

0〜10kΩで定格電流、定格電圧、定格電力の0〜100%または100〜0%（CC,CV,CP） 0〜10kΩで最大抵抗値〜最小抵抗値または最小抵抗値〜最大抵抗値（CR）

電流モニタ出力

10V f.s.
（H/Lレンジ）、1V f.s.（Mレンジ） 出力インピーダンス1kΩ

電圧モニタ出力各レンジのf.s.あたり10V

出力インピーダンス1kΩ

前面BNC端子トリガ出力

シーケンス動作、スイッチング動作、GPIBのGETコマンド入力時にパルスを出力

電流モニタ出力

フルスケールあたり10V（H/Lレンジ）、フルスケールあたり1V（Mレンジ）

電圧モニタ出力各レンジのフルスケールあたり6.5V

通信機能
GPIB

IEEE std. 488.1-1987

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0,E1

SCPIおよびIEEE std. 488.2-1992仕様のコマンドセットに対応

D-SUB 9pin（EIA-232-D） ボーレート 2400/4800/9600/19200bps データビット8, ストップビット 1/2, パリティなし, フロー制御 Xon/Xoff
SCPIおよびIEEE std. 488.2-1992仕様のコマンドセットに対応

RS232CUSB

USB 2.0 12Mbps。
USBTMC-USB488デバイスクラスに準拠※1 フロントパネル設定がHレンジのときのみ有効※2 フォトカプラの最大印加電圧は30V 最大電流は8mA※3 CP、CVモードでは外部CV電圧制御入力は使用できません。

一般仕様
形名

PLZ164WH

入力電圧範囲／入力周波数範囲
消費電力

PLZ334WH

PLZ1004WH

100Vac 〜 240Vac（90Vac 〜 250Vac）単相
80VAmax

連続 ／ 47Hz 〜 63Hz

90VAmax

突入電流※1

160VAmax

140Amax

保護導体電流（100V、50Hz時

代表値）

600μA

動作温度範囲／動作湿度範囲

0℃ 〜 40℃／20%rh ～ 85%rh（結露なきこと）

保存温度範囲／保存湿度範囲-20℃ 〜 70℃／90%rh以下（結露なきこと）

対接地電圧±750Vdc

一次⇔入力端子1000Vdc,30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

一次⇔シャシ

1000Vdc,30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

入力端子⇔シャシ

1000Vdc,30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

絶縁抵抗

一次⇔入力端子1500V Vac

1分間異常なし

一次⇔シャシ

1500V Vac

1分間異常なし

入力端子⇔シャシ

1000V Vdc

1分間異常なし

耐電圧
外形寸法（最大寸）mm

214.5W × 124（155）H × 400（470）
Dmm

質量

約7kg

バッテリバックアップ
付属品
電磁適合性※3
安全性※4

429.5（455）W × 128（150）H × 400（470）Dmm
約8kg

約16kg

設定情報をバックアップ

電源コード1本（SVT3 18AWG 3Pプラグ付、線長2.4m）、負荷入力端子カバー1個、負荷入力端子カバー用ロックプレート2個、負荷入力端子用ねじセット2組、CD-R※21枚
セットアップガイド（和・英）1冊、クイックリファレンス（和）1冊、クイックリファレンス（英）1冊以下の規格に適合

Immunity IEC61326-1:2006 Class A

Emission IEC61326-1:2006 Class A

以下の規格に適合

低電圧指令 2006/95/EC

IEC61000-3-2:2006+A1:2009+A1:2009

IEC61000-3-3:2008

EN61010-1：2001※1 100Vac入力時は約70A ※2 CD-Rにアプリケーション＆サンプル、ユーザーズマニュアル、通信インターフェースマニュアル,VISAライブラリ（KI-VISA）を収録※3 パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。特注品、改造品には適用されません。
※4 本製品はClassⅠ機器です。
本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全は保証されません。

11

■ PLZ2004WHB 仕様
定格

一般仕様
形名

PLZ2004WHB

形名

動作電圧

5V～650V

入力電圧範囲PLZ2004WHB

電流

100A

入力周波数範囲

47Hz 〜 63Hz
200VAmax

100Vac 〜 240Vac（90Vac - 250Vac）単相

電力

2000W

消費電力

最小動作電圧※1

0.5V

突入電流※1

120Amax

ロードオフ時の入力抵抗※22.21［MΩ］

保護導体電流600μA（100V,50Hz代表値）※1 本器に電流が流れ始める最小電圧。負荷入力端子にて※2 マスタ機（PLZ1004WH）を接続した状態にて定電流（CC）モード
動作範囲設定可能範囲

分解能※1

保存温度範囲-20℃ 〜 70℃

保存湿度範囲

90%rh以下（結露なきこと）

Mレンジ

0 ～ 10A

対接地電圧

Lレンジ

0 ～ 1A±750Vdc

一次⇔入力端子1000Vdc, 30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

Hレンジ

0 ～ 105A

一次⇔シャシ

1000Vdc, 30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

Mレンジ

0 ～ 10.5A

入力端子⇔シャシ

1000Vdc, 30MΩ以上（周囲温度70%rh以下）

Lレンジ

0 ～ 1.05A

一次⇔入力端子1500V Vac

1分間異常なし

Hレンジ

10mA

一次⇔シャシ

1500V Vac

1分間異常なし

Mレンジ

1mA

入力端子⇔シャシ

1000V Vdc

1分間異常なし

Lレンジ

0.1mA

絶縁抵抗

耐電圧

外形寸法（MAX）／質量

H,M,Lレンジ±（1.2 % of set + 1.1 % of f.s※3）

H,M,Lレンジ

PLZ1004WH単体仕様×（合計電力容量/1kW）（TYP）※1 PLZ2004WHB を 1 台接続したとき。
※2 マスタ機に接続した状態※3 レンジのフルスケール、ただし M レンジは H レンジのフルスケール。

付属品

電磁適合性※2

定抵抗（CR）、定電圧（CV）、定電力（CP）
モードの設定確度（TYP）±（1.2 % of set + 1.1 % of f.s※1）

CR モード

H,M,Lレンジ

CV モード

H,Lレンジ±（0.2 % of set + 0.2 % of f.s）
（TYP）

CP モード

H,M,Lレンジ±（5 % of f.s※1）23℃±5℃にて（TYP）

計測機能
確度

20%rh 〜 85%rh（結露なきこと）

0 ～ 100A

設定確度※2

電流計

0℃ 〜 40℃

動作湿度範囲Hレンジ

リップル※2

電圧計

動作温度範囲連続

H,Lレンジ±（0.1 % of rdng + 0.1 % of f.s）
（TYP）

H,M,Lレンジ（TYP）±（1.2 % of rdng + 1.1 % of f.s※1）

電力計

430W × 173（190）H × 550（590）Dmm／約24kg

電源コード1本（SVT3 18AWG 3Pプラグ付、
線長2.4m）
負荷入力端子カバー1個、負荷入力端子カバー用ロックプレート2個、負荷入力端子用ねじセット2組、取扱説明書1冊
以下の規格に適合
Immunity IEC61326-1:2006 Class A
Emission IEC61326-1:2006 Class A IEC61000-3-2:2006+A1:2009+A1:2009
IEC61000-3-3:2008

安全性※3

以下の規格に適合

低電圧指令 2006/95/EC

EN61010-1：2001※1 100Vac入力時は約60A※2 パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。特注品、改造品には適用されません。
※3 本製品はClassⅠ機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。
正しく接地されていない場合、安全は保証されません。

電圧計表示値と電流計表示値の積を表示※1 M レンジは H レンジのフルスケール。
保護機能 ※1
過熱保護（OHP）

ヒートシンクの温度が 90℃に達したときロードオフ。
検出時ロードオフ

逆接保護（REV）

ヒューズによる保護。

※1 その他の保護機能はPLZ1004WHで検出し動作します。

■ 外形寸法図（単位：mm）■ シリーズラインナップ●PLZ164WH, PLZ334WH（タイプ I）
214.5

電圧

MAX470

MAX
30

400

124
MAX155

500V

高電圧

MAX
20

中・低電圧

MAX
30 23

MAX470
400
367

60V
30V

70

128
MAX15030.1

MAX455
429.5

27.9

0V

●PLZ2004WHB

150V

150V

150V

●PLZ1004WH（タイプ II）
MAX
10

650V

650V

低電圧

PLZ-4WH

5V

PLZ-4W
1.5V

PLZ-4WA0V

PLZ-4WL

30V

0.3V

MAX590550

173

MAX190430【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■価格には消費税等が含まれておりません。別途申し受けます。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。
あらかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

菊水電子工業株式会社
本社 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4 階 TEL.（045）482-6912

創 発 セ ン タ ー 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-0200

首 都 圏 営 業 所 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4 階 TEL.（045）482-6458
東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1リシュルーブル ST

TEL.（022）374-3441

北 関 東 営 業 所 〒 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-49-8 G・M 大宮ビル 5F TEL.（048）644-0601
東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143

TEL.（052）774-8600

関 西 営 業 所 〒 564-0063 吹田市江坂町 1-12-38 江坂ソリトンビル 2F

TEL.（06）6339-2203

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19 NR ビル

TEL.（092）263-3680● 2020 年 1 月発行● 202001PDF31