双向大功率直流电源
PXB 系列产品目录

P

X

B

S

E

R

I

E

Bi-directional DC Power Supply

双向大功率直流电源

PXB 系列高功率密度 ：3U 尺寸 20kW
一台设备支持动力、再生双方向额定输出电压 50 Ｖ／ 250 Ｖ／ 500 Ｖ／ 1000 Ｖ／ 1500 Ｖ输入电压可从 AC200V（三相）或 400V（三相）中选择
可在环境温度 50℃下以额定功率连续运行（一部分型号除外）
Max 可 10 台（200kW）并联运行
搭载触摸屏显示器
标配 LAN、USB、RS232C、外部模拟控制（绝缘型）
再生功能（实验室内）
外部控制输入输出标准支持 NPN ／ PNP 两种类型的 PLC

https://global.kikusui.co.jp/

S

NEWFor the Progressive

X electric applications“”

电气、电子化不断发展的世界需要更好的电源测试环境。
期待创造出新的双向电源以灵活应对与先进技术相关的各种要求“X”！

双方向

双向大容量直流电源 PXB 系列在
3U 尺寸的机箱中实现了 20kW

的大功率输出。不仅支持 1500V
的高电压，1 台设备还可应对动力、再生双方向。

为高功率化的电气和电子设备提

供新的电源测试环境。另外，还搭载了丰富的模拟、数字、通信
接口，可在研究、开发、制造等
各种场景下进行应用！

双向大功率直流电源是支撑先进技术进步的新一代双PXB 系列向直流电源。

特点

NEW● 高功率密度 ：３U 尺寸 20kW

● 一台设备可应对动力、再生双方向

20kW Max 电压● 额定输出电压 50V ／ 250V ／ 500V ／ 1000V ／ 1500V● 输入电压可从 AC200V（三相）或 400V（三相）中选择

1500V● 可在环境温度 50℃下以额定功率连续运行（一部分型号除外）● Max 可 10 台 (200kW) 并联运行

3U

● 搭载触摸屏显示器● 标配 LAN、USB、RS232C、外部模拟控制（绝缘型）约 128mm● 再生功能（实验室内）● 外部控制输入输出标准支持 NPN ／ PNP 两种类型的 PLC

产品阵容／主要参数
型号

CC*

PXB20K-50

0V 〜 50V-800A 〜 +800A

PXB20K-500

0V 〜 500V-120A 〜 +120A

PXB20K-250
PXB20K-1000

PXB20K-1500
型号

PXB20K-50

PXB20K-250
PXB20K-500

PXB20K-1000
PXB20K-1500

2

输出

CV

0V 〜 250V
0V 〜 1000V

0V 〜 1500V

上升沿时间

CV

下降沿时间

10ms

额定功率

-200A 〜 +200A

20kW-60A 〜 +60A

-30A 〜 +30A

上升沿／下降沿时间脉动噪声CV(rms)
30mV

125mV

±10mV

* 对于 PXB20K-50，实现 Max 灌电流的 Min 电压为额定电压的 6%，对于其他型号为额定电压的 2%。

±250mV±240mA±500mV

±60mA

输入电流

±750mVAC 200V（三相 3 线）／ 400V（三相 3 线）
※ 购买时选择任一类型。不可切换。

80A ／ 40A

CC

±1600mA±120mA±240mA

负荷变动

±40mV

±200mV±300mV

5ms±1600mA

CV±125mV

750mV下降沿时间（短路）(TYP)

CC±400mA±100mV

500mV

电源变动

±50mV

250mV

CC

上升沿时间（短路）(TYP)

CV±400mA±120mA±60mA

重量
约 41kg约 39kg约 38kg约 37kg约 37kg

性能、功能●输出功率范围

2 ～ 3 倍的功率型动作

动作区域大、能够组合电压／电流设定的功率型电源。
如果连接的 DUT 的电压低于 PXB 系列的电压设定值，电流将从 PXB 系列流向 DUT。
如果连接的 DUT 的电压高于 PXB 系列的电压设定值，电流将从 DUT 流向 PXB 系列。
【动作区域概念图】
PXB20K-50-900 A -600A -300 A

灌电流

60 V

PXB20K-250

PXB20K-500

300 V

PXB20K-1000

600 V

PXB20K-1500

1200 V

1800 V

50 V

250 V

500 V

1000 V

1600 V

40 V

200 V

400 V

800 V

1200 V

30 V

150 V

300 V

600 V

20 V

100 V

200 V

400 V

10 V

50 V

100 V

200 V

0V

0V

0V

0V

300 A 600 A 900 A -300 A -200 A -100 A

0A

拉电流

0A

灌电流

100 A

200 A 300 A -150 A -100 A -50 A

拉电流

灌电流

0A

50 A

拉电流

实现了 10ms 的上升沿／下降沿时间，速度相当于传统开关电源的数十倍。因此，可以进行一般直流电源无法应对的高速电源变动试验。

800 V
600 V
400 V
200 V
0V
20 A 40 A 60 A 80 A -40 A -30 A -20 A -10 A 0 A

灌电流

拉电流

10 A 20 A 30 A 40 A拉电流

即使在连接了包含大容量成分的负载的情况下，也不会发生振荡和过冲，可高度稳定地工作。
而且，根据所连接负载的特性，可以改变无振荡及过冲
通过速率和响应，因此可以抑制振荡和过冲。

上升沿时间
2.0ms (TYP)CV 动作 ：无负载时灌电流1000 V●对容量性负载具有很高的动作稳定性●上升沿／下降沿时间实现高速上升沿时间
3.2ms (TYP)

100 A 150 A -80 A -60 A -40 A -20 A 0 A

1400 VCC 动作 ：短路时连接了 400μF 电容器的输出电压波形●应用逆变器、电机的评价试验
动力
再生

DC/AC
INVERTER

动力

MOTOR

再生

逆变器

电机

双向 DC ／ DC 转换器的老化试验
动力
再生

DC/DC

CONVERTER

动力
再生

DC ／ DC 转换器●可根据目的、用途优化、选择的响应速度

根据测试条件和负载规格的不同，电源设备所需的响应速度也不同。
PXB 系列可以根据用途任意改变电源的响应速度。

● Max 可 10 台 ､200kW 并联运行 ※仅正面和背面进行吸排气，可紧密安装

包括主机在内，Max 可以并联连接 10
台 (200kW)。连接为单控并联运行，主机的面板可以控制和显示整个系统。因为具有自动识别功能，所以没有繁琐的设定，可以构建大容量系统。
※ 输入额定电压不同的机型之间也可以并联运行。
★希望 10 台以上并联运行的客户请咨询我们。

从机
PARALLELOUT IN响应通过速率

FAST ／ SLOW
5 档可选※ 详情参照 P6 的规格

机柜组装示意图连接概念图从机PARALLELOUT IN从机
PARALLELOUT IN

主机
PARALLELOUT IN并联运行连接电缆PC01-PXB

3

性能、功能●优先动作模式输出开启时，可以设定以恒压 (CV)、恒流 (CC)、恒功率 (CP) 的任意
一种动作模式输出。在连接电池和电源等的情况下，设为 CC 模式优
先可以防止过冲。

●时序功能可以连续执行预先设定的动作。
程序共有 30 个，步数全部程序合计 Max 可以制作 10，000 个。
另外，主机存储器中保存的程序可以从前面板写入到 USB 存储器中。
可连接程序
程序 2

程序 1

●脉冲功能／信号功能可以设定反复执行 2 值设定的“脉冲”动作，以及使电流呈正弦波状变化的“正弦”动作。

程序

总共可制作30个程序。
步数全部程序合计 Max 可制作10000个。
例）程序1的循环次数为2时
电压

电压设定值

Freq [Hz]输出

Duty [%]

程序 1

High：CV模式为电压值、CC模式为电流值Low ：CV模式为电压值、CC模式为电流值High [V], [A]步1步2

Freq：频率
Low [V], [A]Duty：占空比时间0Amplitude[V], [A]

Amplitude: 振幅（peak-to-peak值）Offset: 波形补偿值
Frequency: 频率

0

步1

步2

步3

步4

循环2次

● SEAM 模式

Frequency [Hz]输出
Offset[V], [A]步4

循环1次High侧的动作时间
Freq的倒数

时间

程序 1
步3

时间

●回馈功能（实验室内）可为碳中和做出贡献

当逆变器或电池等向主机再生电力时，将其负载电力转换为可再利用
的电力，并再生为 AC LINE。
因此，可以抑制散热量，为节能做出贡献。
* 回馈效率可达 90% 以上（额定负载时）搭载了不变更电压值即可使电流双向流动的 SEAM 模式。
适于对蓄电池进行充电和放电。能够抑制在充放电转变后切换动作模式时容易发生的电流的过冲和下冲。
无下冲

20A
0A

-20A

DC SEAM 模式的动作示例●电源输入可选择无论输入电压如何，都可以以额定功率完全输出。可以选择三相 3 线
200 V 机型或 400 V 机型。任何一种输入电压都没有输出限制。

输入※ PXB 系列是以实验室内再生为前提设计的。
请在实验室内电力大于再生电力的环境下使用。

100%

AC 200V或AC 400V

完全输出输出●搭载触摸屏显示器通过用手指点击或滑动显示屏，
可以选择画面上显示的项目，也可以设定数值。
因为显示器是压敏式的，所以即使戴着手套也可以操作。

点击／长按

滑动

●高温下也放心、可靠的坚韧性能动作温度为 0℃～ 50℃的坚韧性能。由于装置的组装等，即使在环境
温度严苛的环境下也能充分发挥性能。（一部分型号除外）
50℃

50℃
可按额定功率连续运行●放心的保护功能

4• OVP（过电压保护）• UVP（低电压保护）• WDOG（通信异常保护）【注意】PXB20K-50 和

PXB20K-250 的动作温度为 0℃～ +40℃。

• OPP（过功率保护）• OCP（过电流保护）• EXT LOW（外部输入报警检测）

性能、功能●外部控制功能通过后面板的 EXT CONT 连接器，可以从外部设备控制 PXB 系列。通用数字输入端子和通用数字输出端子可以分配任意的功能，因此很容易构建与其他测量设备组合的系统。
数字输入输出标准支持 NPN ／ PNP 两种类型的 PLC。因为模拟输入
输出标准与输出端子绝缘，所以通过 PLC 安全地进行模拟控制。
EXT CONT
端子号

后面板

13

1

25

14

在恒压动作状态下，以设定的电阻值为基准，使输出电压值随输出电
流值而变化的功能。可以简易地模拟二次电池、连接线束等的内部电阻。

端子号

方式

I/O

名称

1

数字

O

OUT Ch.1

通用输出端子2

数字O

OUT Ch.2

通用输出端子3

数字O

OUT Ch.3

通用输出端子4－－

DO COM

数字输出的COM

5－－

DI COM

数字输入的COM

6

数字I

IN Ch.1

通用输入端子

内容

7

数字

I

IN Ch.2

通用输入端子8

数字

I

IN Ch.3

通用输入端子

9－O+12V OUT

可用于数字输入的12 V基准电压

10

－

－

－

未使用

11

－

－

A COM

模拟信号的COM

12

模拟

O

VMON

电压监控

13

模拟

O

IMON

电流监控

14

数字

O

OUT Ch.4

通用输出端子15

数字O

OUT Ch.5

通用输出端子16

数字O

OUT Ch.6

通用输出端子17－－

DO COM

数字输出的COM

18－－

DI COM

数字输入的COM

19

数字

I

IN Ch.4

通用输入端子20

数字

I

IN Ch.5

通用输入端子21

数字

I

H ALARMIN发生HIGH报警的EXT HIGH

22

－

－

12 V COM

12 V基准电压的COM

23

－

－

A COM

模拟信号的COM

24

模拟

I

EXT CV恒压模式时的电压控制

25

模拟

I

EXT CC/CP恒流／恒功率模式时的电流控制

模拟输入

方式

模拟输出
通用绝缘数字输入(ch.1 ～ ch.5)* 光电耦合器绝缘输入（同时支持灌电流／拉电流）

数字输入 (Ch.6)

通用绝缘数字输出(ch.1 ～ ch.6)* 半导体继电器输出●内部电阻可变功能电压值、电流值的设定

PXB20K-500mΩ ～ 63mΩPXB20K-5000mΩ ～ 5250mΩ

PXB20K-250

设定范围0mΩ ～ 1575mΩ

PXB20K-10000mΩ ～ 21000mΩ

PXB20K-15000mΩ ～ 63000mΩ

● I-V 特性功能

功能通过登录多个 I-V 特性上的任意点， 可以为 CC、CV 的每个动作模式
设定任意的 I-V 特性。
任意点可以登录 3 点～ 100 点，因此可以模拟二次电池等的 I-V 特性。

电压值、电流值的监控• 通过 DC OUTPUT 端子进行输出 ON ／ OFF• LOW 报警的发生／解除• 累计测量的开始／停止• 累计值的复位• 测量触发的输入• 预设存储器的调用BATTERYPV

FC

HIGH 报警的发生（固定）• DC OUTPUT 端子的输出状态监控• 电源 ON 监控• 报警监控• 动作模式监控• 预设存储器监控通用绝缘数字输入端子为 Ch.1 ～ Ch.5。
可以从右边的项目中选择任意的设定值。

▶︎ OFF▶ OUTPUT ON▶ OUTPUT OFF▶ OUTPUT CTRL
▶ L ALARM IN▶ ALARM CLR▶ SEQ RUN
▶ SEQ PAUSE▶ INTEG CTRL
▶ INTEG RESET▶ ACQUIRE TRIG
▶ SEQ TRIG IN▶ MEM1 RECALL▶ MEM2 RECALL※Ch.6 固定为“H Alarm IN”。

通用绝缘数字输出端子为 Ch.1 ～ Ch.6。
可以从右边的项目中选择任意的设定值。

▶ OFF▶ OUTPUT ON▶ POWER ON▶ H ALARM OUT▶ L ALARM OUT▶ CC STATUS▶ CV STATUS▶ SEQ TRIG OUT▶ SEQ STATUSPXB20K-1000 CC模式的设定例
点数

电压［V］

电流［A］

1

0

20.0002

300

20.0003

360

18.0004400

16.0005500

10.000

6

600

0.000

7

1050

0.000

[A]
▶ EXT DIN BUSY
▶ MEM1 ACT TIME
▶ MEM2 ACT TIME
▶ RELAY DRIVE

I-V 曲线

25.00020.00015.00010.000
5.000
0.000

0

100

200

300

400

500 600

[V]
1050

5

规格

除非特别指定，规格应符合以下设定和条件。
•预热时间设为 30 分钟。
用语的定义如下所示。
•TYP 值 ：环境温度 23℃的代表值。并不保证性能。•setting ：表示设定值。•reading ：表示读取值。•rating ：表示额定值。
•Open ：表示与开放 DC OUTPUT 端子的状态等价。•＋ , − ：＋号表示拉电流、−号表示灌电流。•Vout ：表示输出电压。

●输出额定值项目

PXB20K-50

PXB20K-250

PXB20K-500

PXB20K-1000

PXB20K-1500

额定电压（拉电流）*1

0V ～ 50V

0V ～ 250V

0V ～ 500V

0V ～ 1000V

0V ～ 1500V

额定功率±20000W动作电压（灌电流）*2
额定电流 *1●输出电压项目Max 可设定电压设定分辨率

20V ～ 1000V

30V ～ 1500V

PXB20K-50

PXB20K-250

PXB20K-500

PXB20K-1000

PXB20K-1500

±10mV

±200A

262.5V
0.02V

±40mV

±125mV内部电阻设定上限值

63mΩ

1575mΩ

内部电阻设定分辨率

1mΩ

响应切换

仅拉电流 *4

脉动噪声 *6

上升沿时间 *9下降沿时间 *11

p-p*7

rms*8

全负载 *10±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating)

1mΩ

0.05V

±100mV

1050V
0.1V±200mV

±30A

1575V
0.1V

±300mV±250mV±500mV±750mV

5250mΩ

21000mΩ

63000mΩ

10% of rating
1mΩ

FAST、SLOW

2mΩ

5mΩ

62.5V/ms 以上 *3

125V/ms 以上 *3

250V/ms 以上 *3

375V/ms 以上 *3

1.25V/ms

6.25V/ms

12.5V/ms

25.0V/ms

37.5V/ms

0.125V/ms过渡响应 *5

525V

±60A

12.5V/ms 以上 *3
12.5V/ms

通过速率切换 (TYP)

±120A

±50mV

负荷变动 *2

遥控感测 Max 补偿电压（往复）±20000W

10V ～ 500V

0.005V电源变动 *1±20000W

15V ～ 250V

52.5V

设定精度

±20000W

3V ～ 50V±800A*1. 受 Max 输出功率限制。
*2. 可流通额定电流的动作电压±20000W

62.5V/ms

0.625V/ms

125V/ms

1.25V/ms

250V/ms

2.50V/ms375V/ms

3.75V/ms

0.0125V/ms

0.0625V/ms

0.125V/ms

0.250V/ms

0.375V/ms

250mV

375mV

1000mV

1500mV

2500mV8ms 以下30mV

8ms 以下125mV

无负载8ms 以下250mV
10ms

10ms 以下
500mV

10ms 以下
750mV

10ms

全负载 *10

10ms

无负载

10ms

*1. 200Vac 输入时为 180Vac ～ 252Vac、400Vac 输入时为 342Vac ～ 504 Vac。一定负载下。
*2. 额定输出电压下使负载从无负载变化到全负载（额定输出功率／额定输出电压）时的变化量。在感测点进行测量。
*3. 显示屏将显示 MAX。
*4. CV 模式的响应设置为“FAST”时。
*5. 输出电压恢复至额定输出电压 ±(0.1%+10mV) 以内的时间。负载电流的变动值为设定的输出电压下 Max 电流的 50% ～ 100%。
*6. 额定输出电流时。使用 JEITA RC-9131C 探测器，使用 100 ：1 探测器测得的值。
*7. 测试频率范围 10Hz ～ 20MHz*8. 测试频率范围 10Hz ～ 1MHz
*9. 适用于从额定输出电压的 10% 到 90% 的变化。
*10. 使用纯电阻时
*11. 适用于从额定输出电压的 90% 到 10% 的变化。

●输出电流
项目

可设定的 Max 拉电流 *1
可设定的 Max 灌电流 *1
无缝设定电流范围 *1

设定精度

设定分辨率
电源变动
负荷变动

上升沿时间（短路）(TYP) *2

PXB20K-50

PXB20K-250

PXB20K-500

PXB20K-1000

-840A

-210A

-126A

-63A

+840A

+210A

-840A ～ +840A-210A ～ +210A

0.1A

0.02A

±1600mA±1600mA±400mA±400mA下降沿时间（短路）(TYP) *3

通过速率切换 (TYP) *1

0.01A±240mA±240mA5ms

0.005A+31.5A-31.5A-31.5A ～ +31.5A
0.002A±120mA±60mA±120mA±60mA

FAST, SLOW

200A/ms 以上 *4

50A/ms 以上 *4

30A/ms 以上 *4

15A/ms 以上 *4

7.5A/ms 以上 *4

20A/ms

5A/ms

3A/ms

1.5A/ms

0.75A/ms

200A/ms
2A/ms*1. 在并联运行期间，这将是该值乘以配置中的单元数量。
*2. CC 模式的响应设置为 FAST 时。适用于从额定输出电流的 10% 到 90% 的变化。
*3. CC 模式的响应设置为 FAST 时。适用于从额定输出电流的 90% 到 10% 的变化。
*4. 显示屏将显示 MAX。

●输出功率
项目

可设定的 Max 拉电流功率 *1
可设定的 Max 灌电流功率 *1
无缝设定功率范围 *1
设定精度 *26±(0.75 % of rating)-63A ～ +63A

PXB20K-1500

10ms

0.2A/ms设定分辨率-126A ～ +126A

+63A

5ms

充放电切换时间 (TYP)
响应切换

+126A

*1. 在并联运行期间，这将是该值乘以配置中的单元数量。
*2. 从额定功率的 5% 以上开始保证。额定功率的 5% 以下作为 TYP 值保证。

50A/ms

0.5A/ms

0.05A/ms

30A/ms0.3A/ms

0.03A/ms

15A/ms

0.15A/ms

0.015A/ms

全部机型通用+21000W-21000W-21000W ～ +21000W±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vout)
2W

7.5A/ms

0.075A/ms

0.0075A/ms规格●200V三相3线输入项目

全部机型通用标称输入额定值

200Vac ～ 240Vac, 50Hz ～ 60Hz

输入频率范围

47Hz ～ 63Hz

输入电压范围

180Vac ～ 252Vac

输入电流（Max 值）*1

80A(180V)

输入功率（Max 值）*1

24kVA

冲击电流 (TYP) *2

90A

功率因数 (TYP) *1

0.96

输出保持时间

10ms 以上*1. 额定输出电流下额定输出功率时。
*2. POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。（输入滤波器的电容中的浪涌电流除外）●400V三相3线输入项目

全部机型通用标称输入额定值

380Vac ～ 480Vac, 50Hz ～ 60Hz

输入频率范围

47Hz ～ 63Hz

输入电压范围

342Vac ～ 504Vac

输入电流（Max 值）*1

40A(342V)

输入功率（Max 值）*1

24kVA

冲击电流 (TYP) *2

70A

功率因数 (TYP) *1

0.96

输出保持时间

10ms 以上*1. 额定输出电流下额定输出功率时。
*2. POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。（输入滤波器的电容中的浪涌电流除外）

●显示
项目

电压计
电流计

功率计

Max 显示显示精度Max 显示电流显示精度

PXB20K-50±60.000V±1120.000A

PXB20K-250±300.000V±336.000A

Max 显示功率 *1

PXB20K-1000

PXB20K-1500±84.000A±42.000A±1200.00V±(0.1% of reading + 0.2% of rating)±168.000A±(0.75 % of rating)输出 ON ／ OFF

前面板上的 OUTPUT LED 亮绿色灯
显示器左上部显示以下内容
CV 模式时 ：CV 图标

CC 模式时 ：CC 图标

CP 模式时 ：CP 图标

显示器左上部显示以下内容
未连接 ：红色 LAN 图标远程 (LAN)正在准备连接 ：橙色 LAN 图标已连接 ：绿色 LAN 图标报警在显示器上显示已启动保护功能的内容
在显示器上显示当前发生的错误

POWER OFF显示残留电荷警告、显示器熄灭后重新启动感测感测有效时，在显示器右上方显示感测图标

按键锁定

按键锁定状态显示在显示器的右上方

并联运行时在从机上显示从机的状态。

外部控制*1. 小于 10kW 时，单位为 W。

●保护功能 LOW报警项目OVP（过电压保护）

PXB20K-50

PXB20K-250

设定范围

5V ～ 55V

25V ～ 275V

设定分辨率

0.005V

0.02V

设定精度
保护动作

OCP（过电流保护）设定范围（拉电流）*1

设定范围（灌电流）*1

设定精度

设定分辨率

保护动作
OPP（过功率保护）

数字输入输出有效时，在显示器右上方显示 EXT 图标

解除报警不需要重新启动的报警。
保护动作

80A ～ 880A

External Alarm LOW Level（外部输入报警检测）

PXB20K-1000

PXB20K-1500

50V ～ 550V

100V ～ 1100V

150V ～ 1650V

0.05V

0.1V

0.1V

±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating)输出 OFF、显示器上显示“OCP”。从机上显示“SLV OCP”。

20A ～ 220A

-20A ～ -220A

0.1A

0.02A

设定范围（拉电流）*1

PXB20K-500

输出 OFF、显示器上显示“OVP”。从机上显示“SLV OVP”。

-80A ～ -880A

12A ～ 132A

6A ～ 66A-6A ～ -66A

-3A ～ -33A

0.01A

0.005A

0.002A±(0.75 % of rating)输出 OFF、显示器上显示“OPP”。从机上显示“SLV OPP”。
-2kW ～ -24kW

设定精度±(1.0% of power rating +1.0% of current rating × Vout)保护动作输出 OFF、显示器上显示“UVP”。从机上显示“SLV UVP”。

设定范围

可选择

设定精度

设定分辨率

保护动作

设定范围
可选择

保护动作

*1. 在并联运行期间，这将是该值乘以配置中的单元数量。

3A ～ 33A-12A ～ -132A

2kW ～ 24kW

设定范围（灌电流）*1
设定分辨率

UVP（低电压保护）±1800.00V显示电压计和电流计的累计值

SCPI 错误

Watchdog Alarm（通信异常保护）±600.00V±24.000kW

显示精度

动作模式

动作显示

PXB20K-500

2W

0V ～ 50V

0V ～ 250V

0.005V

0.02V

0V ～ 500V

Enable ／ Disable±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating)
0.05V输出 OFF、显示器上显示“WDOG”

0V ～ 1000V

0V ～ 1500V

0.1V

0.1V

1s ～ 3600s

Enable ／ Disable输出 OFF、显示器上显示“EXT LOW”

7规格●保护功能 HIGH报警项目

解除报警不需要重新启动的报警。

Reverse Alarm（反接检测保护）保护动作

OHP（过热保护）保护动作

Line OVP（系统过电压保护）保护动作

输出 OFF、显示器上显示“LUVP”。从机上显示“SLV LUVP”。

保护动作输出 OFF、显示器上显示“FREQ”。从机上显示“SLV FREQ”。

保护动作输出 OFF、显示器上显示“EXT HIGH”

检测值External Alarm HIGH Level（外部输入报警检测）保护动作

SENS Alarm（感测误连接检测）设定值输入电压额定 200Vac 机型 ：200V ～ 258V
输入电压额定 400Vac 机型 ：380V ～ 516V
输入电压额定 200Vac 机型 ：175V 以下
输入电压额定 400Vac 机型 ：333V 以下
42Hz ／ 68Hz

输出 OFF、显示器上显示“SENS”
Enable ／ Disable

Parallel Communication Error（并联运行通信异常检测）保护动作输出 OFF、显示器上显示“PARA COM”

Incorrect Slave Alarm（连接非对象设备）保护动作输出 OFF、显示器上显示“SLV OTHR”

保护动作输出 OFF、显示器上显示“SLV INC”

保护动作输出 OFF、显示器上显示“TOO MANY”

保护动作输出 OFF、显示器上显示“ERRH”。从机上显示“SLV ERRH”。

保护动作输出 OFF、显示器上显示“ERRS”。从机上显示“SLV ERRS”。

Para Other Slave Alarm（并联运行 发生 Slave 异常）
Too many connections（并联连接过剩）Hardware ERR *1（硬件错误）
Software ERR *2（软件错误）*1. 检测到与硬件相关的异常，在内部单元紧急停止的情况下发生。
*2. 检测到与软件相关的异常，在内部单元紧急停止的情况下发生。

●外部模拟输入输出
项目

输入部

输入点数

外部输出电压控制
(CV)
外部电流控制 (CC)
外部功率控制 (CP) *1
输出点数

输出部

电压监控 (VMON)
电流监控 (IMON)

全部机型通用设定范围输入电压范围
精度设定范围输入电压范围

精度监控范围

●外部数字输入
项目

固定输入点数
固定功能±(1% of rating)额定电流、额定功率的 -100% ～ +100%-5V ～ +5V 或 -10V ～ +10V（可选择）±(1% of rating)
2点额定输出电压的 0% ～ +100%

0V ～ +5V 或 0V ～ +10V（可选择）监控范围额定输出电流的 -100% ～ +100%输出电压范围

精度

1% of rating-5V ～ +5V 或 -10V ～ +10V（可选择）±(1% of rating)

全部机型通用5 点（可切换极性）

ALARM INOFFOUTPUT ON

OUTPUT OFF

OUTPUT CTRL选择功能

0V ～ +5V 或 0V ～ +10V（可选择）

1 点（可切换极性）选择输入点数输入形式

2点额定输出电压的 0% ～ +100%输出电压范围

精度*1. 可选择电流控制、功率控制的任意一个

光电耦合器绝缘输入（同时支持灌电流／拉电流）
HIGH 报警的发生
不使用端子
使输出 ON使输出 OFF使输出 ON/OFF

L ALARM IN

LOW 报警的发生

SEQ RUN时序开始／结束

ALARM CLR
SEQ PAUSE

解除 LOW 报警

时序停止／重新开始

INTEG CTRL

累计测量的开始／停止

ACQUIRE TRIG

输入测量用触发INTEG RESETSEQ TRIG IN

MEM1 RECALL
MEM2 RECALL

外部电路电源范围

8

输出 OFF、显示器上显示“OHP”。从机上显示“SLV OHP”。

输出 OFF、显示器上显示“LOVP”。从机上显示“SLV LOVP”。

设定范围Line Frequency Error（系统频率异常保护）输出 OFF、显示器上显示“REVE”。

保护动作

设定范围

Line UVP（系统低电压保护）全部机型通用复位累计测量数据
输入时序用触发调用预设存储器 1调用预设存储器 2

12V ～ 24Vdc(±10%)

规格●外部数字输出
项目

全部机型通用输出点数

6 点（可切换极性）输出形式半导体继电器输出

OFF

不使用端子

OUTPUT ON

输出 ON 时输出信号

POWER ON电源 ON 时可输出时输出信号

H ALARM OUT

发生 HIGH 报警时输出信号

L ALARM OUT

发生 LOW 报警时输出信号

CC STATUS

以 CC 模式动作时输出信号

CV STATUS选择功能以 CV 模式动作时输出信号

SEQ TRIG OUT

输出时序用触发SEQ STATUS

执行时序时输出信号

EXT DIN BUSY

数字输入为 BUSY 状态时输出信号

MEM1 ACT TIME

预设存储器 1 设定完成后输出信号

MEM2 ACT TIME

预设存储器 2 设定完成后输出信号

RELAY DRIVE

与 DC OUTPUT 端子的输出 ON/OFF 联动，输出时间差约 100 ms 的信号。只能设置为 Ch.6。

●通信接口
项目

通用规格
RS232C

全部机型通用软件协议IEEE std. 488.2-1992

指令语言

符合 SCPI Specification 1999.0 规格

D-SUB 9 针连接器
波特率 ：1200 ／ 2400 ／ 4800 ／ 9600 ／ 19200 ／ 38400 ／ 57600 ／ 115200 bps
数据长度 ：8bit、停止位 ：1bit、奇偶校验位 ：无
流量控制 ：无／ CTS-RTS

硬件
程序消息终止符

USB
（设备）
USB
（主机）
LAN

接收时 LF、发送时 LF

标准 B 型插座
符合 USB2.0，通信速度 480 Mbps (High Speed)

硬件

程序消息终止符接收时 ：LF or EOM、发送时 ：LF + EOM

设备等级

符合 USBTMC-USB488 设备等级规格标准 A 型插座
符合 USB2.0，通信速度 480 Mbps (High Speed)

硬件

硬件

IEEE 802.3 100BASE-TX ／ 10BASE-T Ethernet

通信协议

SCPI-RAW、SCPI-Telnet、HiSLIP、VXI-11

SCPI-RAW ：接收时 LF 、发送时 LF
HiSLIP: 接收时为 LF 或 END、发送时为 LF + END

程序消息终止符适用标准LXI Version 1.5 Specifications 2016

面板说明触摸屏显示器显示各种设定值、测量值等信息。
可通过触摸屏操作。

POWER 开关OUTPUT 键

USB（保存／读取用）

SENSING 连接器※ 非控制用。

遥控感测用

EXT CONT 连接器

外部控制用

RS232C
LAN

远程控制用

USB

AC INPUT 端子台

PARALLEL 连接器

用于连接电源线

并联运行用

EXT SYNC 连接器同步运行用DC OUTPUT 端子

用于 DUT 与本产品的连接

9

规格

●各种功能
项目

同步功能
（时钟同步）

时序功能

全部机型通用使用 EXT SYNC 连接器与其他 PXB 系列连接后，
当建立内部时钟同步时，显示器上显示 SYNC 图标。

概要

时序同步

使程序开始和步开始同步测量同步

使测量开始同步输出同步使输出 ON/OFF 同步

动作模式

CV 模式、CC 模式、CP 模式

Max 步数10000

Max 程序数30

步执行时间

1ms ～ 3600000s

循环次数

1 ～ 100000、或无限动作模式

频率设定范围 *1

信号功能

频率设定
分辨率
CV
CC

动作模式

频率设定范围 *1
脉冲功能

频率设定
分辨率
CV
CC

占空比

CV 模式、CC 模式测量触发测量延迟时间
测量间隔测试时间I-V 特性功能
预设
存储器

设置
存储器

按键锁定
并联运行台数

动作模式

0.2Hz

12Hz ～ 100Hz

2Hz

120Hz ～ 1000Hz

20Hz

Max 设定值Max 可设定为额定电压的 105%

Max 偏移设定Max 可设定为额定电压的 105%Max 设定值Max 可设定为额定电流的 210%

Max 偏移设定Max 可设定为额定电流的 ±105%
CV 模式、CC 模式
1Hz ～ 1000Hz

1Hz ～ 10Hz

0.01Hz12Hz ～ 100Hz

0.1Hz

120Hz ～ 1000Hz

1HzHigh 电平额定电流

Max 可设定为额定电压的 105%High 电平额定电流

Max 可设定为额定电流的 105%

Low 电平额定电流

Max 可设定为额定电压的 105%

Low 电平额定电流

测量开始条件（触发源）测量次数

1Hz ～ 1000Hz

1Hz ～ 10Hz

Max 可设定为额定电流的 105%
2.5% ～ 97.5%

可选择测量开始条件（从显示器输入时、通过远程控制输入指令时、通过外部控制输入信号时、同步操作时）1 ～ 65536

设定范围

0s ～ 100s

设定分辨率

0.1ms

设定范围

0.1ms ～ 3600s

设定范围

0.1ms ～ 1s

设定分辨率

0.1ms

设定分辨率

0.1ms

CV 模式、CC 模式

设定项目数

3 点～ 100 点（点与点之间通过直线进行插补）保存项目

CV、CC、CP 各模式下的设定值、保护功能设定值、IR 设定值

保存项目记录累计值的条件、复位累计值的条件、调用预设存储器时的确认动作
DC OUTPUT 端子的输出 ON/OFF、每次测量的记录时间、测量值的记录次数
优先动作模式、输出 OFF 时的阻抗设定、负载设定值（电压值／电流值／功率值／电阻值）
输出模式、I-V 特性、保护功能（过电流保护／过电压保护／低电压保护／过功率保护／系统过电压保护）
脉冲功能设定值、信号功能的设定值、响应、通过速率测量触发应用的延迟时间、测量间隔、测量的触发源

存储器数
存储器数

Level1

20

Level2
Level3*1. 根据 PXB 系列的输出增益特性，将 Frequency 设定为 100Hz 以上时输出会衰减。

1021

可调用输出 ON/OFF 和预设存储器
可进行输出 ON/OFF
可进行输出 OFFMax 10 台

规格

●一般规格
项目

PXB20K-50

重量

PXB20K-250

约 41kg

尺寸

运行环境

动作温度

约 37kg0℃～ +50℃-25℃～ +60℃
上限 2000m

风扇强制空冷附件
输入－ GND 间

INPUT 端子盖、外部控制用连接器套件（1 组）、底盘连接线、OUTPUT 端子盖、DC OUTPUT 端子用螺丝（1 组）、
EXT SYNC 连接器盖、SENSING 端子盖、SENSING 连接器（2 个）、并联运行电缆套件、安全注意事项（1 本）、
China RoHS 表（1 张）、CD-ROM（1 张）、安装手册（1 本）、快速参考手册（日文 1 张、英文 1 张）、重物警告标贴（1 张）输入－输出间

输出－ GND 间

500Vdc、1 分钟

1000Vdc、1 分钟

输入－输出间

30MΩ、500Vdc

30MΩ、600Vdc

输入－ GND 间

接地电压

PXB20K-1500

90%rh 以下（无结露）

高度

绝缘电阻

约 37kg20 %rh ～ 85 %rh（无结露）

保存温度

耐压

PXB20K-1000

约 38kg

室内使用、过电压类别Ⅱ

保存湿度

冷却方式

PXB20K-500
详情参考外形尺寸图。

0℃～ +40℃

动作湿度

环境条件

约 39kg

±250V

±600V

2200Vac、1 分钟

1800Vdc、1 分钟

1800Vdc、1 分钟

30MΩ、500Vdc

30MΩ、1000Vdc±1000V

符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1(Class A *3)

电磁兼容性 (EMC) *1 *2±1000V

3000Vdc、1 分钟
+2000V ／ -1000V

符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *2
EN 61010-1（Class I *4, 过电压类别Ⅱ , 污染度 2 *5）

安全性 *1*1. 不适用于定制产品、改装品。
*2. 仅限主机带 CE 标志／ UKCA 标志的机型。
*3. 本产品为 Class A 设备。本产品设计用于工业环境。在住宅区使用本产品可能会造成干扰。
在这种情况下，为了防止干扰收音机或电视机的信号接收，用户需要采取减少电磁辐射的特别措施。
*4. 本产品为 Class I 设备。请务必将本产品的保护导体端子接地。接地不正确将无法保证安全性。
*5. 污染是指容易引起绝缘耐力或表面电阻率下降的异物（固体、液体、或气体）附着的状态。
污染度 2 是指，只存在非导电性污染，偶尔可能因结露而发生暂时性导电的状态。
※Max 尺寸包含突起物及附件的盖罩。

5-M4螺丝孔
（螺丝插入MAX深度6mm）

45

40

181

350

169

40

PXB20K-50

60

310

300

31
MAX45

27

70

128

MAX165430
MAX455

MAX30

MAX15

50

8-M4螺丝孔（包括对面）（螺丝插入MAX深度6mm）

22.5

688.5
720
MAX890
MAX9805-M4螺丝孔
（螺丝插入MAX深度6mm）

45

181

350

169

40

PXB20K-250
PXB20K-500
PXB20K-1000
PXB20K-1500

40

60

310

300

50

8-M4螺丝孔（包括对面）（螺丝插入MAX深度6mm）

MAX15

27 70 31

单位 ：mm128
MAX160●外形尺寸图

22.5

430
MAX455

*

MAX45

688.5
720
MAX845
MAX980* 母线的孔数因型号而异。

11

订购信息

● 100kW 系统构成示例 (1500V)
品名

双向大功率直流电源并联运行电缆
机柜装配支架

型号

数量

型号

数量

PXB20K-1500
PC01-PXB
KRB3-TOS● 200kW 系统构成示例 (1500V)
品名

双向大功率直流电源并联运行电缆
机柜装配支架545PXB20K-1500
PC01-PXB
KRB3-TOS10910※ PXB 主机搭载用机柜、三相输入用电源电缆、负载电缆请另外准备。
※ 本公司可进行机柜升级，为客户提供专用系统。（另行收费）

PXB 系列选件●并联运行电缆
PC01-PXB●机柜装配支架KRB3-TOS（英制规格 EIA 标准）
KRB150-TOS（公制规格 JIS 标准）
●负载电缆

型号
DC200-4P3M-M12M12
DC80-2P3M-M10M10
HV22-2P3M-M12M8●三相输入电源线

型号
AC22-4P3M-M6C-4S

长度
3m

长度
3m

Max 允许电流
800A
200A
80A

端子规格
M12/M12
M10 ／ M10
M12 ／ M8

标称截面积
22mm2

端子规格
M6

适用机型
PXB20K-50
PXB20K-250、PXB20K-500
PXB20K-1000、PXB20K-1500

适用机型
所有机型

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

KIKUSUI AMERICA, INC.
3625 Del Amo Blvd., Suite 160 Torrance, CA90503
Phone: 310-214-0000, Facsimile: 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

KIKUSUI ELECTRONICS EUROPE GmbH
Grossenbaumer Weg 8, 40472 Duesseldorf, Germany
Phone: +49(211)54257600, E-mail: support@kikusui-europe.com■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。
■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业
知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的
情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我
公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2024年5月发行

202405PDFCC51