2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ 高周波信号のパルス化と位相調整、各測定ができる多機能励振器
クライストロン前段高周波増幅器に入力する高周波信号の制御とモニタ、クライストロン保護のインターロック等【主な機能】（１）RFレベルと位相の調整（２）RFパルス変調（３）SLEDを用いたパルス圧縮のための出力位相反転（４）RFモニタ（方向性結合器）による電力、位相のモニタ（５）VSWRモニタによる進行波電力と反射波電力、位相のモニタ

Model： KEX-S400A＊ＫＥＫ殿の御指導により製作（６）VSWR異常発生時は、インターロック信号を出力（７）励振器の基準信号入力レベル、出力レベルのモニタ（８）カラーLCDディスプレイによる測定波形、詳細情報の表示

使用例▶ 機器内の構成
１．ＩＱ変調器／検出器およびＲＦコンポーネント
ＲＦ信号を直交変調／検波するＩＱ変調器／検出器、ＲＦ電力を検波するＲＦログ検出器、ＲＦ信号をパルス変調するＲＦスイッチ等で構成されます。

PfPr2856MHz
小型励振器
高周波増幅器

高周波源

クライストロン方向性結合器

S-band Smart
LLRF システム＊ 高周波増幅器等も含めLLRFシステムとして販売いたします。
1017.2015.08

２．高速ＡＤＣボード
高速ＤＡ変換器によりベースバンド信号（デジタル）からアナログ信号へ変換しIQ変調器を駆動します。また高速ＡＤ変換器によりＩＱ検出器出力ベースバンド信号、ＲＦログ検出器出力信号（アナログ）をサンプリングし、デジタル信号に変換します。

３．ＦＰＧＡボード
ベースバンド信号と振幅／位相の変換、ＩＱ検出器やＲＦログ検出器の非直線性の補正、デジタル・フィルタ等のデジタル信号処理を行います。

４．タッチパネル付きディスプレイおよびＣＰＵボード
6.5インチタッチパネル液晶およびＣＰＵコアにＡＲＭ９を搭載しＯＳ ＬｉｎｕｘがインストールされたＣＰＵボードで構成され、本器のコントロール設定や測定波形、詳細情報を表示します。

Accelerator Engineering with Wave Technology

NIHON KOSHUHA Co., Ltd.

2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ 従来のアナログ機器との比較
従来の励振器

小型励振器

各機能ごとに複数のモジュール

各機能を１つのモジュールに集積RF SW

IφA

2856MHz
小型励振器

パルス変調器

高周波増幅器

高周波源

方向性結合器、VSWRメータ等モニタ系

クライストロン

高周波源

高周波増幅器

クライストロン◆ 将来、内部ソフトの書換による機能追加や性能改善等の改造も可能です。

19インチラック
４Ｕ幅＊写真はKEK殿からのご提供によるものです。
1017.2015.08

Accelerator Engineering with Wave Technology
2NIHON KOSHUHA Co., Ltd.

2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ 高性能で豊富な機能
基

本

仕様

RF周波数

2856MHｚ±10MHz

最大RF出力+ 10dBmTyp.

RF繰り返し、パルス幅繰り返し100Hz、パルス幅5μsec以内

使用電源

単相 AC100V、 50Hz/60Hz 5A

RF基準信号入力レベル

0dBm±1.5dBm （CW）

外形寸法

EIA規格 19インチラックマウント、4Uサイズ

機 能 と 性 能①振幅設定

設定範囲0～100％、分解能0.1％、直線性誤差0.3%rms以下かつ最大±0.5%以下②位相設定

設定範囲0～400deg、分解能0.1deg、直線性誤差0.3%rms以下かつ最大±0.5%以下③位相反転

外部位相反転信号（+5ＶTTL互換）により設定位相+180degへ位相反転、反転時間10% to 90%位相反転において50～1000nsec④パルス変調パルス変調信号+5VTTL互換、最大繰り返し100Hz、RF出力立上り時間10→90％RF出力において50ｎｓ以下、
RF出力遅延時間90%パルス変調信号入力から90%RF出力において100ns以下、最大減衰量50dB以上（RF OFF時）⑤ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ入力電力・位相モニタ⑥ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ出力／反射電力、VSWRモニタ

電力測定範囲0.1～10mW、表示オフセット設定範囲0～90dB、位相測定範囲-180～+180deg、
タイムゲートにおけるアベレージ／ピークを測定、２つのタイムゲートが設定可能
伝送／反射電力測定範囲0～100mW、表示オフセット設定範囲0～90dB、VSWR測定範囲1.00～10.00⑦基準信号入力／出力電力モニタ

タイムゲートにおけるアベレージを測定、測定範囲-10～+10dBm⑧アナログ出力⑤⑥⑦の平均電力に比例した電圧0～+10Vで出力しますので、レコーダ等に記録が出来ます。

⑨ビデオ出力⑤⑥⑦の検波波形を出力しますので、オシロスコープでモニタが出来ます。

⑩ギガ・ビットイーサネット

ギガビット・イーサネット（1000BASE-T）を通して、補足した波形データを外部に送信します。

⑪イベント・レシーバ

イベント・システムより送信されたイベント・データおよび位相情報を受信し、位相情報から指定された位相アドレスにおける設定位相を読み出し、出力位相を制御します。
VNC ( Virtual Network Computing ) サーバにより、ネットワーク上の離れたコンピュータにフロント・パネルを表示します。
⑫リモート・フロント・パネル

リモート・フロント・パネルを使用して遠隔制御が出来ます。
＊注記： フロント・パネルを表示するコンピュータにクライアント・アプリケーションがインストールされている必要があります。

⑬その他
1017.2015.08

各測定データについてトレンドを表示、内部メモリまたはＵＳＢメモリを使用してセットアップデータの保存と呼び出しが可能

Accelerator Engineering with Wave Technology
3

NIHON KOSHUHA Co., Ltd.

2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ トップ・パネル画面の表示
ＲＦシステム全体の状況を一目で確認③ 基準信号入力電力、小型励振器出力電力表示
基準信号入力電力（REFERENCE）および小型励振器出力電（OUTPUT）とその詳細情報が表示されます。基準信号下限リミット（LT）をタップすると設定ポップアップが表示されます。
励振器出力電力(2ND)

励振器出力電力(1ST)

基準信号入力電力①②
TD:トリガ遅延時間
MK1:マーカー1
BW:帯域制限フィルタ

LT:基準下限リミット③④ RFモニタ表示

MK2:マーカー2

RFモニタに入力されたRFモニタ信号の電力、位相とその詳細が表示されます。
④

RF モニタ位相(1ST)

RF モニタ位相(2ND)

RF モニタ電力(2ND)

RF モニタ電力(1ST)⑤⑥① クロック表示

クロック・ソースを表示します。

BW:帯域制限フィルタ
MK1:マーカー1

OFS:オフセット
RNG:測定レンジ⑤ VSWRメータ表示 進行波電力（PFWD）、反射波電力（PBCK）およびVSWRとその詳細情報が表示されます。VSWR上限リミット（LT）をタップすると設定ポップアップが表示されます。

INT:内部クロック（100MHz）/EXT:外部クロック(114MHz）② 小型励振器出力設定

MK2:マーカー2

TD:トリガ遅延時間

PFWD:入射波電力

PBCK:反射波電力

MK1:マーカー1

小型励振器の設定に関する詳細情報が表示されます。

VSWR

MK3:マーカー3
MK2:マーカー2

MK4:マーカー4

値をタップすると設定ポップアップが表示されます。
RF 出力レベル設定

RF 出力位相設定

RF 出力オン／オフ

LT:VSWR 上限リミット

TD:トリガ遅延時間

帯域制限フィルタ

RNG2:PBCK 測定レンジ

Pf 測定レンジ(RNG1)

PHASE 電圧有効／無効
TS:スタートアップ時間
ADRS:位相アドレス
TE:位相反転時間
AMPL.電圧有効／無効
アナログ／デジタル選択
TD:位相反転遅延時間

1017.2015.08⑥ RFモニタ表示

OFS2:PBCK オフセット

OFS1:PFWD オフセット

最新の警告などのログが表示されます。

Accelerator Engineering with Wave Technology
4NIHON KOSHUHA Co., Ltd.

2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ 詳細表示例 VSWRメータ・トレース画面の場合「 ＶＳＷＲ Ｍｅｔｅｒ 」 をタップすると詳細が表示されます。
7892015161711821213111019146354Setup をタップすると設定入力画面が表示され、詳細設定が出来ます。

1

セットアップボタン

6ゲート選択ボタン

11 ストップ・ボタン

16 マーカー２

2トレース表示領域

7

ＦＷＭトップ＆ボトム・ボタン

12 ＦＷＤ（進行波電力 ＰＦＷＤ）トレース

17 マーカー３

3

マーカー１または３測定値

8

ＢＣＫトップ＆ボトム・ボタン

13 ＢＣＫ（反射波電力 ＰＢＣＫ）トレース

18 マーカー４

4

マーカー２または４測定値

9ＶＳＷＲトップ＆ボトム・ボタン

14 ＶＳＷＲトレース

19 ＶＳＷＲ上限値

5

ゲート測定値

10 スタート・ボタン

15 マーカー１

20 ＦＷＤパルス幅計測値および偏差1017.2015.08

Accelerator Engineering with Wave Technology
5NIHON KOSHUHA Co., Ltd.

2856MHz小型励振器 新型 KEX-S400A■ パネル面のスイッチとコネクタ等
16234

519N.P.
678143911011171218151316245フロントパネル

リアパネル■ フロントパネル
1電源スイッチとＬＥＤ

4

ＶＩＤＥＯ コネクタ

2

ＲＥＭＯＴＥ／ＬＯＣＡＬスイッチ

5

ＲＦ ＭＯＮＩＴＯＲ コネクタ

3

ディスプレイ

6ＵＳＢフラッシュ・メモリ・ポート Ｔｙｐｅ－Ａコネクタ■ リアパネル

小型励振器 設置図
1017.2015.08

1ＲＦ ＩＮ コネクタ

11 ＳＦＰ コネクタ

2

ＲＦ ＯＵＴ コネクタ

12 ＳＦＰ ＲＥＦ ＣＬＫ ＩＮ コネクタ

3

ＲＦ ＭＯＮＩ ＩＮ コネクタ

13 ＥＸＴ ＣＬＫ ＩＮ コネクタ

4Ｐｆ ＩＮ コネクタ

14 ＣＯＮＴ ＩＮ コネクタ

5Ｐｂ ＩＮ コネクタ

15 ＭＯＮＩ ＯＵＴ コネクタ

6ＣＯＮＴＲＯＬ コネクタ

16 ＭＯＤ ＩＮ コネクタ

7ＡＮＡＬＯＧ コネクタ

17 電源ヒューズ

8ＩＮＴＥＲＬＯＣＫ コネクタ

18 ＡＣ電源入力コネクタ

9ＥＴＨＥＲＮＥＴ コネクタ

19 冷却ファン

10 ＲＳ－２３２ コネクタ

Accelerator Engineering with Wave Technology
6NIHON KOSHUHA Co., Ltd.