ロボット介護機器開発・導⼊促進事業
平成28年度 成果発表会

予測型⾒守りシステムの導⼊効果と課題

ノーリツプレシジョン株式会社
ノーリツプレシジョン株式会社

⽬次
1. コンセプト〜いきいきと⽣活する社会の実現〜
2. 特徴〜ステージ１（今を⾒守る）〜
3. 特徴〜ステージ２（これからを⾒守る）〜
4. 特徴〜センサーユニット〜
5. ネットワーク構成とセキュリティポリシー
6. 有⽤性〜実証試験 導⼊実績と今期⾒込み〜
7. 有⽤性〜課題とソリューション〜
8. 有⽤性〜ソリューション①、②、③、④、⑤〜
9. ⾒守り機器の⽐較
10.⾒守り機器の導⼊課題
11.導⼊課題へのソリューション
12.まとめノーリツプレシジョン株式会社

11. コンセプト〜いきいきと⽣活する社会の実現〜
いきいきとした⽣活ができない

いきいきとした⽣活ができる
⾼齢者の介護度が進まない

⽣活⽀援ロボット

乳幼児モニタリング
2017年研究開始
2018年実⽤化 .

乳幼児の⾒守り躁うつ病

重⼤疾患

病気の予兆センシング
2016年研究開始
2018年実⽤化 .

⼦供の⾒守り家族の⾒守り

家族の介護負担が少なくなる

乳幼児突然死症候群(SIDS)

⽣活不活発病

転倒・転落事故

認知症進⾏機器ビジネス
転倒・転落防⽌／⽣活動作モニタリング
2015年発売開始

⾼齢者の⾒守り⾼齢者の⾒守り家族の⾒守り⾼齢化
ノーリツプレシジョン株式会社

22. 特徴〜ステージ１（今を⾒守る）〜ロボット（センサー）が危険動作の予兆を検知して、通知された画像から介護者が危険度を判断することにより、適切な訪室を実現できます。また、介護者はいつでも⼊居者の状態を把握することができ、夜勤等のさまざまな場⾯で活⽤して頂けます。

（検知通知画⾯）（検知履歴画像）ノーリツプレシジョン株式会社

33. 特徴〜ステージ２（これからを⾒守る）〜
⽣活不活発病の早期発⾒、⾼齢健常者の⽣活状態の把握、施設内統合管理あるいは介護スキルと意識の向上に、ネオスケアをご活⽤いただけます。
●⽣活不活発病の早期発⾒●介護スキルと意識の向上●施設内統合管理を実現●⽣体情報（呼吸、動体）の検知（オプション）

ノーリツプレシジョン株式会社

44. 特徴〜センサーユニット〜■軽量・コンパクト化
外観：190(H)×190(W)×110(D)mm
重量：1.2Kg■設置性
⾼さ160cm以上の天井・壁に設置可能
ベッド移動時は、上下左右への移動機構有■安全性
PoE（Power Over Ethernet）の採⽤により、電源供給が不要。（ケーブルレス）■静粛性
モーター・ファンレスにより無⾳■拡張性
USB3.0/2.0ポートにより、他のデバイスを装着することが可能■オプション
⽣体情報センサー（電波ドップラー）
無線アダプタノーリツプレシジョン株式会社

55. ネットワーク構成とセキュリティポリシー
センサー⽤とモバイル⽤のネットワークに分離しています。これにより、モバイル端末へは⼊居者様の個⼈情報（お名前、シルエット画像等）が残らないように、セキュリティを⾼めています。
また、MACアドレス認証により、外部モバイル端末からのアクセスを防いでいます。
※ WiFiを既にご利⽤されている場合は、共⽤させていただきます。

センサー⽤有線LANネットワーク
WiFi⽤有線LANネットワーク※インターネット接続不要

他の階へ他の階へセンサー⽤ネットワーク

モバイル⽤ネットワーク

居室

廊下
EPS

ネオスケア

・危険動作検知・通知・ベッド位置設定

サーバーPC(RedHat7.2）
・検知動画再⽣・全部屋同時モニタリング

モニターPC(IE11）

・検知動画再⽣・全部屋同時モニタリング

詰所

モニタ端末

・検知動画再⽣・リアルタイム検知の受信

PoEハブ

センサー⽤とWiFi⽤を分けてご利⽤下さい

アクセスポイント（AP）

スタッフが移動されるエリアを電波到達範囲に含めてください

ノーリツプレシジョン株式会社

66. 有⽤性〜実証試験 概要と結果〜
実証試験（106名、22施設）にて転倒事故防⽌と介護負担軽減における効果を検証しました。

ノーリツプレシジョン株式会社

7

6. 有⽤性〜導⼊実績と今期⾒込み〜
2014年度のロボット介護機器導⼊実証事業補助⾦事業にて旧モデルを限定販売。2015年度はネオスケアを10⽉にリリースして直販体制にて販売。2016度からは全国販売を実現するため販社（代理店）体制にて販売を継続中。尚、ネオスケアの派⽣機であるA.I.Senseは⾒守り機能以外の新機能（ナースコール連動、防犯システム連動）を搭載し販売することになります。
販売実績

介護施設市場⽐ 1,784,554（床）：1099台（0.0006%）

2014年度 139台 ネオスケア（旧モデル）
2015年度 160台 ネオスケア（新モデル）
2016年度
上期 43台 ネオスケア（新モデル）
192台 A.I.Sense
計 235台
累積台数 534台（実績）2016年度下期の販売⾒込み465台 ネオスケア（新モデル）
100台 A.I.Sense
計 565台
累計台数 1099台（⾒込み）

600
500
400
Neos+Care
A.I.Sense

300
200
10002014

ノーリツプレシジョン株式会社

2015

2016
87. 有⽤性〜課題とソリューション〜
課題ソリューション

効果

転倒・転落事故

危険動作の予兆通知（動画）

適切な介助（駆け付け）による事前回避

作業負荷（⽇勤）

危険動作の予兆通知（動画）
居室の状況閲覧（画像）

無駄な駆け付け回避による作業効率ＵＰ

作業負荷（夜勤）

危険動作の予兆通知（動画）
居室の状況閲覧（動画）⽣体異常検知（呼吸）遠隔での巡回（居室状況と⽣体情報の確認）による作業効率ＵＰ

介護離職

作業負荷低減（⽇勤・夜勤）
⾒える化によるストレス軽減

夜勤勤務の回数低減による離職要因低減

看取り居室の状況閲覧（動画）
⽣体異常検知（呼吸）看取りタイミングの把握と家族への通知

虐待・暴⾏

居室の状況閲覧（動画）
訪室履歴記録（動画）

訪室履歴データによる虐待・暴⾏の早期発⾒と事故抑制効果

⽣活不活発病⽣活動作の検知履歴（検知種別、動画）

⽣活動作検知履歴の経時変化率にて判断（専⾨家による判断基準に従う）

介護教育（育成）

訪室検知履歴（動画）

訪室履歴の動画分析により介護⽅法の確認が可能

介護サービスの不均⼀化遠隔によるデータ管理（クラウド）

複数の系列介護施設の統計情報を活⽤することでサービスレベルを均⼀化

ノーリツプレシジョン株式会社

98. 有⽤性〜ソリューション①〜■危険動作の予兆通知
被介護者の転倒・転落の予兆動作を検知することで、早いタイミングでの介助ができるように駆け付けます。（但し、常に間に合う保証はありません）■居室の状況閲覧
24時間昼夜を問わずに何処からでも被介護者の居室の状況（リアルタイム画像）を把握することができます。尚、画像はプライバシー保護されます。

ノーリツプレシジョン株式会社

10

8. 有⽤性〜ソリューション②〜■⽣体（呼吸）異常検知
被介護者の⽣体情報を常時取得することで、夜勤時の訪室による蘇⽣対応（呼吸確認）の⽀援ができます。また、⽣体情報をモニタリングすることにより、緊急事態（看取り等）を早期に検知することもできます。

ノーリツプレシジョン株式会社

11

8. 有⽤性〜ソリューション③〜■訪室履歴記録（防犯システムとの連動）
居室への⼊退出を検知できることから、居室に⼊室するタイミングで撮影を⾏います。被介護者と介護者を区別することなく、⼊室時には⾃動で数20秒程度の履歴（タイムスタンプと動画）が保存されます。

ノーリツプレシジョン株式会社

12

8. 有⽤性〜ソリューション④〜■⽣活動作の検知履歴
被介護者の⽣活動作（起き上がり、端座位、離床、柵越え、ずり落ち等）を検知・記録することで、活動量や社会参加度合いを定量的に把握できます。
数ヵ⽉毎に⽣活動作状況を⽐較対象することで、⽣活不活発病の進⾏度合いを把握することができます。

〇〇さん、1⽉に⽐べて起き上がりが10回から5回へ半減しています。離床回数も減っているのでケアプランを⾒直しましょう。
（ﾃﾞｰﾀによる根拠）

ノーリツプレシジョン株式会社

13

8. 有⽤性〜ソリューション⑤〜■遠隔によるデータ管理（クラウド）※クラウド化の時期未定
施設毎に介護サービスのレベルが異なっており、全施設を統合管理できることにより、⼈員の最適配置や⾒守り代⾏サービスも受けることができます。

ノーリツプレシジョン株式会社

149. ⾒守りロボット介護機器の⽐較
会社名

ノーリツプレシジョン㈱キング通信⼯業㈱㈱イデアクエスト

コニカミノルタジャパン㈱

製品名

ネオスケア

シルエット⾒守りセンサーOWLSIGHT

ケアサポートソリューション

本体定価

33.7万円（設置・保守5年込）※10床ｼｽﾃﾑ込み400万（⼯事費別）

約30万

約35万〜50万※ スマートフォン、設置費⽤を除く約30万〜※ 50床システム込、約2,000万

本体画像

サイズ

190mm(W)×190mm(H)×110mm(D)217mm（W)×116mm（H)×126mm（D）

1,000mm（W)×70mm（H)×100mm（D）

重量

1.17kg（コードは含みません）

約800ｇ（ACアダプタ含まず）

約2.7kgKg

電源コードなし（PoE）

あり

あり

なし

無線環境

無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ

サーバ接続

有線

無線

有線

有線

OS

Linux

Windows

Windows

Windows

カメラ

なし

なし

ＣＣＤカメラ

暗視カメラ

センサー

⾚外線距離センサー

⾮接触⾚外光センサー

近⾚外線レーザー クラス１

⾚外線

他センサー

マイクロ波
※ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ：呼吸動体異常、⼊退出なし

マイクロ波 ※呼吸⼼拍マイクロ波 ※呼吸・動体

設置⾯

壁⾯/天井
※ベッドの端から1,000mm程離し、⾼さ2,000mm付近へ設置

壁⾯/ポール利⽤

壁⾯/天井※枕元上⽅1,800〜2,500mm取付

天井

スマホOS

Android ※iOS開発中

Android/iOSAndroid/iOS

Android/iOS

ノーリツプレシジョン株式会社

15

10. ⾒守り機器の導⼊課題■ロボット介護機器のコストが⾼い
ICT技術や⾼額なセンサーを採⽤しているため、既存の⾒守り機器（離床マットセンサ等）に⽐べると⾮常に⾼額な価格設定となっており、導⼊が進まない要因の１つである。
■ネットワーク⼯事が必要
ICT技術の採⽤とセキュリティを確保するため、有線LANおよび無線LAN（WiFi）の⼯事が必要となり、既存施設への導⼊が進まない要因の１つである。
■費⽤対効果（ROI）のエビデンスがない
機器導⼊による効果についてはエビデンスがなく、費⽤対効果（ROI）を⾒極めた上での導⼊判断ができないことが導⼊が進まない要因の１つである。
■ロボット介護機器の広報不⾜
介護⼈材不⾜による介護破綻を回避するためにはロボット介護機器の導⼊は必要であることの認識とロボット介護機器に関する情報の不⾜が導⼊が進まない要因の１つである。

ノーリツプレシジョン株式会社

16

11. 導⼊課題（機器コスト）へのソリューション
■⾼性能・低価格のデプスセンサー採⽤垂直画⾓：45度 → 70度、⽔平画⾓：58度 → 90度
測定可能距離：4m→7m
コストダウン：１.5万円■⾼性能・低価格のCPUボード採⽤
コンパクト・軽量化：
外観 190(H)×190(W)×110(D)mm → 100(H)×100(W)×50(D)mm
重量 1.2kg → 0.7kg
コストダウン：1万円■シンプル筺体設計
デザイン性（シンプル形状）を確保した上で⾦型部品件数を削減する
コストダウン：0.1万円■サーバーレス仕様の追加
動画録画機能を削除したサーバーレス仕様を追加する。（検知機能は同等）（施設様毎の使⽤⽤途に合わせた多様化が必要）
コストダウン：30万円
合計：32.6万円のコストダウン
ノーリツプレシジョン株式会社

1711. 導⼊課題（ネットワーク⼯事）へのソリューション
■既存PHSナースコールシステムとの連動
スマートフォンへのリアルタイム映像配信ではなく、PHSへの⽂字情報（起き上がり、端座位、離床、柵越え、ずり落ち）配信とすることにより、無線LAN（WiFi）⼯事を削減することができる。※無線LAN⼯事を⾏えばスマートフォンでのリアルタイム映像配信を使⽤可
他の階へ

他の階へ

センサー⽤有線LANネットワーク

センサー⽤ネットワーク

モバイル⽤ネットワーク

居室廊下
EPS

PHS

ネオスケア

・危険動作検知・通知・ベッド位置設定

サーバーPC(RedHat7.2）
・検知動画再⽣・全部屋同時モニタリング

モニターPC(IE11）

・検知動画再⽣・全部屋同時モニタリング

詰所

モニタ端末

・検知動画再⽣・リアルタイム検知の受信

PoEハブ

センサー⽤とWiFi⽤を分けてご利⽤下さい

アクセスポイント（AP）

スタッフが移動されるエリアを合計：100〜500万円のコストダウン 電波到達範囲に含めてください
ノーリツプレシジョン株式会社

18

11. 導⼊課題（費⽤対効果：ROI）へのソリューション
⾒守りシステムに期待される効果（転倒・転落事故低減、介護作業負荷軽減等）を⾃社施設にてご確認いただくため、モニターキャンペーンをご⽤意いたしました。費⽤対効果があるかどうかを実感していただけます。
モニターキャンペーン：
ネオスケア⼀式（10居室⽤）を２カ⽉間無料でお貸出しいたします。
効果をご確認の上、正式なご導⼊をご判断いただければ結構です。
■モニター期間：２カ⽉間■対象居室数： 10室（1フロア）■お貸出し機器：10居室⽤基本セット（定価ベース機器費⽤総額約500万円のセット）
・ネオスケア本体（※１） 10台
・サーバーPC（※２）
1式・ソフトウェア
1式・モバイル端末
4台※モニター期間の保守・サービスは弊社担当者にて対応いたします。
※モニターを⾏う施設の下⾒、機器の設置、導⼊講習等ご利⽤頂くまでに必要な準備を弊社契約の施⼯業者が⾏います。
※モニターに必要な有線／無線LANのネットワークインフラは別途ご⽤意ください。
ノーリツプレシジョン株式会社

19

12. 今後の展開（介護施設、在宅）（介護施設向け）

ビックデータビジネス
IoTビジネス
経済産業省ロボット介護機器開発
導⼊促進事業における 「⾒守り⽀援機器(介護施設型)」の「優秀機器認定」

バイタルデータ
実証試験完了2014年（在宅介護向け）

⽣活動作データ

製品発売・バージョンアップ
2015年

2016年

2017年

在宅介護で必要とされている⾒守りについては実証試験（している活動）を通じた検証が必要

2018年2019年

在宅介護機器●100名以上の被験者宅でのデータ取得●検知対象動作の抽出と対応●検知アルゴリズムの改善●検知・通知後の駆けつけスキームの検討●屋外での徘徊捜索システムの検討

実証試験は継続が必要
ノーリツプレシジョン株式会社

製品発売
20

ご静聴ありがとうございました
ノーリツプレシジョン株式会社
ロボット事業プロジェクト 安川 徹
E-mail: toru.yasukawa@noritsu.com
TEL: (03)5638-1220 FAX: (03)5600-8087
携帯:080-4809-6928〒130-0021 東京都墨⽥区緑1-14-4 両国TYビル7F
http://www.noritsu-precision.com/neoscare/

ノーリツプレシジョン株式会社

21