函数 / 任意波形发生器FGA5050 产品目录

50MHz 任意波形发生器对应 LXI，更便于客户组装到系统中
F u n c t i o n

G e n e r a t o r函数/任意波形发生器FGA5050
FGA5050 是搭载有任意波形机能的函数
信号生器。带有正弦波、方形波、斜线波、三角波、脉冲波等丰富的任意波形生器，
还带有 50MHz 的宽领域和 1μHz 的高分
辨率，可实现高精准度的任意波形。可对应汽车电装品的电源变动测试，ECU
模拟信号源，二次电池充放电测试，模拟电池充放电测试，脉动重叠测试，各种测试系统的触发信号源等，在多领域市场被使用。并且带有 LAN/USB/GPIB※
3 种外部通信连接口，对应自动测试要
求的客户。

［使用例］
针对汽车电装品的电源变动测试
根据 FGA5050 和双极电源的组合可达到 ISO规格和各汽车厂商的【汽车电装品电源变动测试】的要求，作为信号源来使用。

电源输出阻抗的测试
FGA5050，电子负载和数字万用表的组合，当做【电源输出阻抗测试】用的标准交流信号
源来使用。

● FGA5050● FGA5050GC（GPIB标配）■ 宽领域的频率范围
正弦波 ：1μHz ～ 50 MHz、方形波 ：1μHz ～ 25 MHz■ 正弦波、方形波、斜线波、三角波、脉冲波、噪音波、DC、任意波形输出■ 编辑任意波形的软件 WAVEPATT 标配■ 各种调频机能AM、FM、PM、FSK、PWM、频率扫描、脉冲群、外部调频输入■ 16 bit ／ 50 MHz 模式输出■ 14 bit ／ 256K 点、125M 采样 /s■ 10 MHz Clock 输出 / 输入■ 触发输出 / 输入 (TTL 互换 )■ LAN ／ USB ／ GPIB ※ 标准配置 ※ 只有 FGA5050GC

■规格
波形的特性波形

变频的种类
标准波形

正弦波、方形波、斜线波、三角波、脉冲波、噪音波、DC变频

AM、FM、PM、FSK、PWM、Sweep、Burst

任意波形

指数函数上升波、指数函数下降波、逆斜线波、Sin（x）/x 波、心电图波搬运波正弦波、方形波、斜线波、任意波形

频率

1 μHz ～ 50 MHz

变频信号

内部、外部

内部变频信号

正弦波、方形波、斜线波、三角波、噪音波、任意波形

振幅平坦度 *1 *2（1 kHz 基准）

100 kHz 未满

0.1 dB

5 MHz 未满

0.15 dB

内部变频信号频率范围 2 mHz ～ 20 kHz

20 MHz 未满

0.3 dB变频度

0.0 % ～ 120.0 %50 MHz 未满

0.5 dB搬运波

正弦波、方形波、斜线波、任意波形

变频信号

内部、外部

内部变频信号

正弦波、方形波、斜线波、三角波、噪音波、任意波形

DC ～ 20 kHz
20 kHz ～ 100 kHz
正弦波

100 kHz ～ 1 MHz谐波失真 *2 *3

1 MHz ～ 20 MHz
20 MHz ～ 50 MHz

斜线波、三角波噪音波

任意波形

1 Vpp 未满

-70 dBc

1 Vpp 以上-70 dBc

1 Vpp 未满

-65 dBc

内部变频信号频率范围 2 mHz ～ 20 kHz

1 Vpp 以上

-60 dBc

偏移DC ～ 25 MHz

1 Vpp 未满

-50 dBc搬运波

正弦波、方形波、斜线波、任意波形

1 Vpp 以上

-45 dBc

变频信号

内部、外部

1 Vpp 未满

-40 dBc

内部变频信号

正弦波、方形波、斜线波、三角波、噪音波、任意波形

1 Vpp 以上

-35 dBc

内部变频信号频率范围 2 mHz ～ 20 kHz

1 Vpp 未满

-35 dBc

偏移0.0°～ 360°

1 Vpp 以上

-30 dBc搬运波脉冲波

0.5 Vpp 未满

0.06 % 以下

变频信号

内部、外部

内部变频信号

正弦波、方形波、斜线波、三角波、噪音波、任意波形

DC ～ 20 kHz

旁生 *2 *4（非高次谐波）DC ～ 1 MHz-70 dBc

1 MHz ～ 50 MHz-70 dBc +6 db（Octave）

频率

1μHz ～ 25 MHz

上升沿、下降沿时间10 ns 未满

Overshoot

2 % 未满

可变Duty比

0.1 Vpp 以上

FM（调频）

PM（调相）

PWM（脉宽调制）-115 dBc/Hz（Typ）

FSK 调制10 MHz 未满

20 % ～ 80 %25 MHz 未满

40 % ～ 60 %Duty比50 %周期的1 % +5 ns

主输出内部频率基准外部频率标准输入频率标准输出相位的offset

正弦波、方形波、斜线波、任意波形

变频信号

内部、外部

内部变频信号

50 % duty比的方形波

抖动（实效值）0.1 Vpp 以上
1 MHz 以上

200 ps频率

1μHz ～ 200 kHz

直线型

峰值输出的0.1 % 未满

可变对称性

0.0 % ～ 100.0 %频率±5 V 满量程
8.7 kΩ（Typ）

频宽DC ～ 20 kHz

波形

正弦波、方形波、斜线波、任意波形

方式

线性、对数

方向

增加、减少

扫描时间

1 ms ～ 500 s

500μHz ～ 10 MHz

触发信号

内部、外部、手动Min 20 ns游标

同步信号的下降缘（可编程序频率）分辨率（周期10 s以下） 10 ns

波形*7

正弦波、方形波、斜线波、三角波、噪音波、任意波形

边缘可变时间

10 ns 未满 ～ 100 ns

方式

内部、外部

Overshoot

2 % 未满

开始、终止相位-360°～ +360°

抖动（实效值）0.1 Vpp 以上
50 kHz 以上

内部周期

1μs ～ 500 s

门控信号

外部

宽量程

20 MHz（Typ）

触发信号

内部、外部、手动频率

1μHz ～ 10 MHz

输入级别TTL 互换波形长

2 K ～ 256 K 点

斜度

可选上升沿、下降沿分辨率

14 bit（含符号）脉宽

100 ns 以上

采样率

125 M 采样/s

阻抗10 kΩ 以上（DC 耦合）

Min 上升、下降时间

30 ns（Typ）

等待时间

500 ns 未满直线型峰值输出的0.1 % 未满输出级别TTL 互换（1 kΩ 以上的负载）

整定时间

最终值的0.5 % 为止脉宽

400 ns 以上

抖动（实效值）6 ns+300 ppm

阻抗50Ω（Typ）

非易失性内存Duty比50 %Max 速度1 MHz

驱动能力

本产品4台以下

Clock Max 速度50 MHz

输出级别

TTL 互换（2 kΩ 以上的负载）输出阻抗110Ω（Typ）

模式长

2 K ～ 256K 点分辨率

*6扫描

脉冲群
200 ps触发输入

250 ns 未满触发输出
4 波形（1波形相当于256 K 点）

1μHz

模式输出

负载50Ω

10 mVpp ～ 10 Vpp

负载open20 mVpp ～ 20 Vpp

精度 *2 *5

1 kHz 时±1 % of setting ± 1 mVpp

单位Vpp、Vrms、dBm分辨率

4位

量程
DC offset

脉宽的0 % ～ 100 %搬运波输入阻抗量程
振幅偏移输入电压范围外部变频输入波形特性的共通规格频率内部变频信号频率范围 2 mHz ～ 20 kHz

内部变频信号频率范围 2 mHz ～ 100 kHz

非对称性脉宽
脉冲波

AM（调幅）

全高次谐波失真相位杂音
（10 kHz offset）1 MHz 以上

方形波

变频的种类

负载50 Ω±5 V

负载open±10 V

输出

一般规格

精度 *2 *5±2 % of offset setting ±0.5 % of amplitude setting ±2 mV

输入电压范围／频率范围 100 Vac ～ 240 Vac 单相／50 Hz/60 Hz分辨率

4位

消耗功率

阻抗

50 Ω（Typ）

工作范围（温度／湿度）

0℃ ～ 55℃／30 %rh（0℃、50℃ ），40 %rh（18℃、23℃、28℃ ），80 %rh（35℃），无结露

绝缘（Isolation）

针对于接地

保存温度范围

-40 ℃ ～ 70 ℃保护

短路保护和过载保护可自动停止输出

工作高度2000 m 为止

90 日±10 ppm

外形尺寸（mm）

253 W×107 H×381 D mm／重量约4 kg

1年±20 ppm

通信接口

LAN、USB、GPIB（只有GC机型带有）附属品

电源线1 根（付3P插头），图形发生器电缆1 根，USB 线1 根，CD-R *8 1 枚，装箱清单、为方便客户使用，带有2册说明书（日文、英文各1册）电磁兼容性（EMC）

符合以下的指令及规格的要求事项
EMC 指令2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *9）
EN 55011（Class A *9、Group 1 *10）, EN 61000-3-2，EN 61000-3-3

安全性

低电压指令 2014/35/EU *11
EN 61010-1（Class I *12、污染度 2 *13）

精度 *542 Vpk

锁定范围

10 MHz ± 500 Hz级别

100 mVpp ～ 5 Vpp

阻抗AC 结合锁定时间2 s 未满

级别

632 mVpp（0 dBm）（Typ）

阻抗AC 结合

范围

-360°～ +360°

分辨率

0.001°

精度

8 ns

1 kΩ（Typ）

50Ω（Typ）*1. 18℃～ 28℃的范围外的动作，每 1℃增加 offset 的 1/10 输出振幅及偏移规格。
*2. 自动量程 ON*3. DC 的 offset 设定为 0V*4. 低振幅时的旁生杂音限定为 -75 dBm（Typ）*5. 18℃～ 28℃范围外的动作，需增加 1 ppm/1 ℃（平均）*6. FSK 的变频、使用触发输入（Max 频率为 1MHz）*7. 正玄波和方形波超出 10 MHz 时、只能使用【无限】Burst Count。

80 VAmax*8 内有说明书，通讯接口手册
*9 本产品是 Class A 机器。
适用于在工业环境下使用。
在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。
在这种情况时，为了防止对广播电视的信号造成干扰，请用户必要的减少电磁辐射的措施。
*10 本产品是 Group 1 机器。本产品在材料处理或检查 / 分析时，电磁放射，诱导及 / 或静电结合等方面没有在无线电频段产生 / 使用能量的意图。
*11 只限于面板身上有 CE 标志的型号。
*12 本产品是 Class I 机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地，安全性能得不到保障。
*13 污染是附着异物（固体 , 液体 , 或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度 2 则是指只有
非导电性的污染 , 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。

●销售代理店Southwood 4F,6-1 Chigasaki-chuo,Tsuzuki-ku,Yokohama,224-0032,Japan
Phone: (+81)45-482-6353,Facsimile: (+81)45-482-6261,www.kikusui.co.jp

1-310-214-0000 www.kikusuiamerica.com
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2021年11月发行

202111PDFCC41