电池内阻测试仪
BIM1000 系列

Easy & Reliable
更简单，更正确的实现
二次电池的阻抗测试Max 测量电压

1000V（BIM1100）

电池内阻测试仪

●产品阵容BIM1000 系列

BIM1030
BIM1100

型号
BIM1030 WITH LAN
BIM1100 WITH LAN■ 适用于可充电电池制造，检测应用高电压・大功率・低阻抗化进化中的锂电池（电池包），不但被移动电子机器与EV 採用，而且还广泛应用于家庭蓄电
池与各种产业机器等的各种各样的用途。
电池内阻测试仪 BIM1000 系列是根据1kHz 交流 4 端子法的测试仪器。Max测试电压 1000V（BIM1100），可以进行高速・高精度的测试。适用于二次电
池的制造检查等用途。

● 测量电压：Max 1000V（BIM1100），Max 300V（BIM1030）● 电压测量精度：±(0.01% of reading + 3digit)● 电阻测量精度：±(0.5% of reading + 5digit)● 电阻范围：3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω● 高分辨率：电压10μV（6V范围），阻抗0.1μΩ（3mΩ范围）● 测量频率：1kHz ±0.2Hz● 采样速度（电压测量&电阻测量）：20ms（FAST时）● 零点调整功能：减少测量误差（如果已执行零点调整，则显示“0 ADJ”）● 测量值记录（500套），集体转发功能● SIGNAL I/O，RS232C，USB是标准设备（BIM1030 WITH LAN 和 BIM1100 WITH LAN 标配 LAN）
● 配备彩色液晶显示器，提高可视性

彩色液晶显示器比较器功能

彩色液晶显示器，提高可视性，同时显示电阻值，电压值以及上下限判定值，一目了然。

UPPER/LOWER 可以通过比较器功能设定，电阻和电压可以由独立的比较器同时判定。判定结果显示在显示屏上。
外部 I / O 可用于信号输出。

应用实例生产线测试等。

■ 规格在无特殊指定的情况下，技术规格以下记的设定和条件为基准。
• 预热时间为 30 分（流电流的状态）。 • TYP ：环境温度 23 ℃的代表值。不能保证其性能。

项目BIM1030（WITH LAN）
／BIM1100（WITH LAN）

额定输入BIM1030（WITH LAN）：±300V／BIM1100（WITH LAN）：±1000V

量程6VMax显示值 *1±6.30000V ±63.0000V ±315.000V ±630.000V ±1050.00V分辨率

10μV• reading ：表示读取值。

100μV

1mV

10mV

BIM1030（WITH LAN）
／BIM1100（WITH LAN）

触发功能

选择外部触发（EXTERNAL）
或内部触发（INTERNAL）
触发延迟

300V
600V
1000V（BIM1030）（BIM1100）（BIM1100）

60V• range ：表示每个范围的额定。

■其他功能■电压表（量程可以设定为AUTO）
项目• setting ：表示设定值。

0～9.999s，OFF精度±0.2 ms

平均功能平均次数可以设定为2～99。OFF设定有。

内存功能Max可保存100个测试条件精度 *2±（0.01％ of reading ＋3digit）

按键锁定锁定按键操作

温度系数±（0.001％ of reading ＋0.3digit）/℃

零点调整电压表，电阻表的零点调整。OFF设定有。零点清除功能可用。

响应时间 *3

约1ms

调整范围

1000 digit测量值记录，集体转发功能*1 测量范围超出时显示 OVER
*2 当采样速度为 FAST 或 MID 时，加上 ±2digit*3 探棒于开路状态下 , 从连接待测物开始到内部测量电路稳定的时间

EOM功能

测量完成后，从SIGNAL I/O连接器输出EOM信号。
当触发源设置为INTERNAL时，测量完成后信号将打开，直到下一次测量开始。当触发源设置为EXTERNAL时，测量完成后信号将打开，直到检测到下一个触发。

HOLD■电阻表（量程可以设定为AUTO）
项目Max显示值 *1分辨率

3mΩ

30mΩ

300mΩ

3Ω3.1000mΩ

31.000mΩ

310.00mΩ

3.1000Ω

0.1μΩ

1μΩ

10μΩ

100μΩ

10mA

1mA

测量电流 *2100mA

测量频率1kHz ±0.2Hz

精度 *3±（0.5％ of reading ＋5digit）±（0.05％of reading ＋1digit）/℃

温度計数响应时间 *4约2ms*1 测量范围超出时显示 OVER
*2 误差 ±10％以内*3 当采样速度为 FAST 时，加上 ±3digit。 当采样速度为 MID 时，加上 ±2digit*4 探棒于开路状态下 , 从连接待测物开始到内部测量电路稳定的时间■采样时间项目

BIM1030（WITH LAN）
／BIM1100（WITH LAN）

采样速度

FAST
50Hz

电源频率MEDIUM

20ms

60Hz

SLOW

50ms

160ms

42ms

150ms

■判定功能
项目BIM1030（WITH LAN）

判定方法
设定范围

0.0001Ω〜3.1000Ω

分辨率电压100μΩ设定范围0.000V～315.000V

0.00V～1050.00V

分辨率1mV10mV■接口项目

BIM1030（WITH LAN）
／BIM1100（WITH LAN）

RS232C项目

D-SUB9针连接器（符合EIA-232-D标准）

BIM1030（WITH LAN）

安装位置

电源输入

BIM1100（WITH LAN）

室内使用，2000 m 以下

规格保证范围 温度/湿度

18℃〜28℃／20％〜80％rh（不结露）

工作范围

温度/湿度

0℃〜40℃／20％〜80％rh（不结露）

保存范围

温度/湿度

–10℃～ 60℃／90％rh以下（不结露）电压范围/频率范围

AC85V〜264V／47Hz〜63Hz

额定功率30VA

对接地电压±300 V max

绝缘电阻

30MΩ以上（DC500V）  AC LINE－底盘间耐电压±1000 V max

AC LINE－底盘间

AC1500V，1分钟，10mA以下

所有测量端子－底盘间

DC2000V，1分钟，1mA以下所有测量端子－SIGNAL
I/O间

外形尺寸/重量

DC2000V，1分钟，1mA以下
214W×80H×300D mm（不包括突起物）/约3 kg

电磁符合性（EMC）*1 *2符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令2014/30/EU、EN 61326-1（Class A *3）、
EN 55011（Class A*3、Group 1 *4）
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

安全性 *1符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令2014/35/EU *2
EN 61010-1 (Class I *5 , 汚染度 2 *6 )EN 61010-2-030、
EN 61010-031

BIM1100（WITH LAN）

窗口比较器方法。由软件判定。

±0.2 ms■一般规格环境

±（0.05％ of reading ＋0.5digit）/℃

测量完成后输出脉冲。脉冲宽度：1 ms ～ 99 ms
精度

AC 4端子测量方法量程电阻

PULSE

BIM1030（WITH LAN）／BIM1100（WITH LAN）

测量方法

可记录500组测量日志。日志可以集体读取。

*1 不适用于定制产品，改造产品。
*2 只适应于主体带有 CE 标志或 UKCA 标志的机型。
*3 本产品是 Class A 机器。适用于在工业环境下使用。在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。在这种情况时，为了防止对广播电视的信号造成干扰，请用户必要的减少电磁辐射的措施。
*4 本产品是 Group 1 机器。本产品在材料处理或检查 / 分析时，电磁放射，诱导及 / 或静电结合等方面没有在无线电频段产生 / 使用能量的意图。
*5 本产品是 Class I 机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地，安全性能得不到保障。
*6 污染是附着异物（固体，液体，或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污
染度 2 则是指只有非导电性的污染，可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。

符合USB2.0标准，通讯速度：Max12Mbps（Full Speed）
USB
LAN *1

符合USBTMC Specification1.0，
USBTMC-USB488
Specification 1.0标准
IEEE 802.3, 100Base-Tx/10Base-T Ethernet, IPv4, RJ-45,
支持自动协商、不支持 Auto MDI/MDI-X

SIGNAL I/O

D-SUB25针连接器*1 仅 BIM1030 WITH LAN 或者 BIM1100 WITH LAN

BIM1000系列用选项
■夹式 4 线测试引线［ TL01-BIM ］■针型 4 线测试引线［ TL02-BIM ］■零调整工具［ OP01-BIM ］●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2023年5月发行

202305PDFCC21a