高次谐波／闪变分析仪
KHA 系列产品目录

K

H

A

S

E

R

I

E

Harmonic / Flicker Analyzer

高次谐波／闪变分析仪
KHA 系列支持单相 / 三相设备的高次谐波、闪变标准试验
IEC61000-3-2 Ed4.0（16A 以下的高次谐波）
IEC61000-3-3 Ed3.0（16A 以下的闪变）
IEC61000-3-11 Ed1.0（16A 以上的闪变）※
IEC61000-3-12 Ed2.0（75A 以下的高次谐波）※IEC61000-4-7 Ed2.0/A1、Ed2.0，Ed1.0（有 / 无 次数间高次谐波）※ 只限 KHA3000

S

支持IEC、JIS标准新版的谐波、闪
高次谐波／闪变分析仪

KHA 系列三相／单相
大电流支持型单相型

KHA3000
KHA1000◆ 支持 IEC/EN、JIS 的新旧高次谐波 / 闪变标准◆ 只使用主机即可进行测量，分析和报告创建◆ 可以在设计、开发现场进行基本测量
◆ 可以限界值的合格与否判定◆ 实时显示测试状态◆ 标准修订时，使用更新套件轻松支持（付费）KHA 系列为支持 IEC/EN，JIS 标准的“高次谐波／闪变分析仪”。
KHA1000 型用于单相 2 线设备，KHA3000 型用于 16A 以上的单相／三相设备（Max40A ／相 ※）。全部均可支持现行／新两种测量技术标准，只需 1 台分析仪，既可实现包含次数间高次谐波的新标准的测量，也可实现传统的只有整数倍高次谐波的测量，两种测量方法可随意切换。使用感觉如同示波器或 FTT 分析器，能进行实时显示，还
具有实时标准判定功能。单独使用本机无需电脑即可完成从标准判定到生成测试报告的一系列任务。
此外，只要将交流电源（PCR-LE/LE2 系列）和在线阻抗网络（LIN 系列）与应用软件组合在一起，即可轻松构建符合标准的测试系统。
※40A/ 相以上的测试，需要使用市售的钳式探头（电压输出型）并把本产品的固件升级到 Ver.2.00 以上。
已有通过了动作确认的钳式传感器，欲知详情请与我们联系。

【适用的标准】可进行以下标准的符合性测试。
分类高次谐波电流闪变、电压变动限度值标准编号、版本

测量技术标准编号、版本

IEC 61000-3-2 Ed4.0(2014)
IEC 61000-3-2 Ed3.0(2005)
IEC 61000-3-2 Ed2.2(2004)
EN 61000-3-2 (2014)
EN 61000-3-2 (2006)
EN 61000-3-2 (2000)/A2(2005)

16A 以下JIS C61000-3-2 (2011)
JIS C61000-3-2 (2005)

20A 以下IEC 61000-3-12 Ed2.0(2011)
IEC 61000-3-12 Ed1.0(2004)

16A 以上 75A 以下

IEC 61000-3-3 Ed3.0(2013)
IEC 61000-3-3 Ed2.0(2008)
EN 61000-3-3 (2013)
EN 61000-3-3(2008)

16A 以下IEC 61000-3-11 Ed1.0(2000)

16A 以上 75A 以下

IEC 61000-4-7 Ed2.1(2009)
IEC 61000-4-7 Ed2.0(2002)
IEC 61000-4-7Ed1.0(1991)
EN 61000-4-7(2002)/A1(2009) *1
EN 61000-4-7(2002) *1
EN 61000-4-7(1993) *2

IEC 61000-4-15 Ed2.0(2010)
IEC 61000-4-15 Ed1.1(2003)
EN 61000-4-15(2011)
EN 61000-4-15(1998)/A1(2003)*1 ：测量窗口宽度为 0.2 秒。它在 50Hz 的基本频率下是 10 个周期，在 60Hz 的基本频率下是 12 个周期。以 5Hz 的间隔测量次数间高次谐波。
高次谐波组由测量的高次谐波和次数间高次谐波确定。高次谐波组值是测量结果。
*2 ：测量窗口宽度为基本频率的 16 个周期。它在 50Hz 的基本频率下是 0.32 秒，在 60Hz 的基本频率下是 0.266 秒。次数间高次谐波没有测量。
只测量高次谐波。高次谐波值是测量结果。

2闪变分析仪
◆支持单相／三相※（40A／相）※ 只限 KHA3000

単相

16A ／相以下 *1

16A ～ 75A ／相 *2

IEC61000-3-2, -3-3

IEC61000-3-12, -3-11

KHA1000单相（16A 以下）专用机

KHA3000

三相

全部覆盖*1 ：JIS 标准为 20A ／相以下。
*2 ：40A/ 相以上的测试，需要使用市售的钳式探头（电压输出型）并把本产品的固件升
级到 Ver.2.00 以上。已有通过了动作确认的钳式传感器，欲知详情请与我们联系。

“VIEW”开关
可在保持监视器
画面的状态下更改测试条件。

◆使用简便的端子与接口标准配备有 GPIB、RS232C、USB。
由于采用了 SCPI 指令，如果配合电脑，可以用作通用功率分析仪。
▼ KHA3000 后面板▼ KHA1000 后面板【远程控制器】【GPIB】【电压传感】【LOAD 端子】

【USB】

【SOURCE 端子】

简单连接

【RS232C】【远程控制器】【GPIB】【电压传感】【LOAD 端子】

【USB】

【SOURCE 端子】【RS232C】

采用电源输入／负载输出分离的连接方式。
不用担心会因连接错误导致短路事故。
当然，也可实现负载端的传感。同时实现了简易性与扩展性。

3

Features～ 特点 ～

支持高次谐波分析仪要求标准（IEC61000-4-7）的新、旧标准选择标准时，由于限度值标准与分析仪技术要求标准是分开的，可以自由组合替换（KHA1000 只能使用预先制定的组合）。

无需电脑即可进行符合性判定
单独使用本机，无需电脑即可完成从测试条件的设定到标准判定、再到生成测试报告的一系列流程。在测试条件的设定画面上可以填写注
释。测试合格与否及频谱也实时显示在画面上，还可以利用本机对我
司的交流电源 PCR-LE/LE2 系列进行控制，因此可以组成以 KHA
操作版面为主控制台的，操作便利的测试系统。
使用 KHA 系列时，从测试条件的设定到报告打印的一系列流程可以切换新、旧规格，实时看到差异。

测试的准备

测试开始

●测试系统的设定

测试的解析

测试的结果

●保存至CF卡、●报告打印（交流电源、基准阻抗）保存到USB盘 *4●测试结束●测试条件的设定●观测画面的选择

高次谐波分析仪
要求标准

IEC61000-4-7
Ed2.1

IEC61000-4-7
Ed2.0

IEC61000-4-7
Ed1.0

窗宽

200ms
10cycle/50Hz
12cycle/60Hz

200ms
10cycle/50Hz
12cycle/60Hz

16cycle次数间高次谐波

次数间高次谐波分组（5Hz 单位）*3次数间高次谐波分组（5Hz 单位）无
只有整数倍高次谐波

通过 CF 卡与电脑联控（外部储存器），试验
条件或报告、画面截屏、数据等的保存采用CF 卡、USB 盘 *4

支 持 PDF ／ 文 本 格 式（ 测 试 报告），能将报告以 PDF 或文本格式输出至 CF 卡。可以轻松地使
用电脑进行阅览、打印。输出为
文本格式，便于以客户独有的格式生成报告。

*4 ：只有 KHA3000 才能使用 USB 盘。

*3 ：2 次高次谐波以下不进行分组。

▲测试报告示例（高次谐波符合性测试）

4支持测试的“重复性”确认

具有确认测试用电源品质的功能可以比较当前测量的数据和过去测量的数据，确认误差是否在容许范围内。在评测高次谐波标准测试所要求的“重复性”时非常实用。

本功能可以针对用于测试的交流电源的电压、频率、波峰电压、失真率进行测量，检查其是否适用于高次谐波标准测试。

标准的要求事项标准的要求事项测量的重复性为限度值的 ±5％以内
根据 3-12，
基波的 7 次以下的谐波重复性在 ±5％以内
对于超过 7 次的高次谐波，重复性在 ±10％以内
或基准基波电流的 ± １％，取两者中较大者

IEC61000-3-2 电压高次谐波为以下各值以内 ：3 次（0.9％）、5 次（0.4％）、7 次（0.3％）、9 次（0.2％）、
2 次～ 10 次的偶数次（0.2%）、11 次～ 40 次（0.1%）
IEC61000-3-12 无负载时的输出电压、高次谐波含有率5 次（1.5%）、3 次与 7 次（1.25%）、11 次（0.7%）、9 次与 13 次（0.6%）、
2 次～ 10 次的偶数次（0.4%）、12 次与 14 ～ 40 次（0.3%）

Harmonic / Flicker Analyzer

K H A

S E R I E S

可以三相同时测量 ※ 只限 KHA3000
对于闪变的观测时间，Plt 规定为 2 小时。测量三相设备时，虽然也可每次只测量 1 相，但是需要耗时长达 2 小时 ×3 ＝ 6 小时。
三相同时测量则只需 2 小时即可，大大缩短了测量（测试）时间。

交流电源

阻抗
U

KHA3000

SOURCE

LOAD

L1

被测设备（EUT）
U

AV◆ 由 于全面支持 EUT 的输入方式，因此可以对接线方式进行设定。
（单相、单相 3 线、三相 3 线、三相 4 线）另外，L1、L2、L3（各个通道）的设定也可以选择联动或单独，因此就算是对于相电流
差异较大的设备，也能作出合适的测量。
◆ 为 了支持三相各通道的测量，将电压与电流的量程分配到各个通道，并分别配置了 AUTO 量程。此外，各量程均可一键调节直流偏置。

标准修订时（支持新标准）的版本升级也很简单
主机的版本升级，可以利用 CF 卡 *5 在前面
板上实现，操作很简单。

V

L2

V
A
V

W

L3

W
A
V

N

N

N

G

G

G

也可以进行基本测量电压／电流／功率／功率因数／视在功率／无功功率／频率等也可测
量。可以进行波形监视及冲击电流的测量、低频区的高次谐波电流测
量等，因此可方便地用作开发、设计现场的日常作业工具。

*5 ：CF 卡请客户自行准备。

通过实时显示与测量，
可即时了解被测设备的状态● 显示功能一览 ※ 画面为 KHA3000 的示例。
高次谐波电流测试闪变、电压变动测试图表显示● V ／ I 波形
● 2D 高次谐波● 3D 高次谐波
● THC
●电流趋势
●高次谐波电流趋势●频谱相位 ※ 只限 KHA3000● V ／ I 波形
● rms 波形● St（短时闪变值）波形● CPF（累积概率）曲线
● dc 波形● dmax 波形● d（t）＞ 3.3% 波形

清单显示●清单（实时测量值）●高次谐波清单
●结果清单

●闪变清单
●结果清单
● d 测量（手动切换）▲2D高次谐波

▲闪变清单

冲击电流测量既 可 观 测 超 过 触 发 电 平 的 冲 击 电 流 波 形， 也 可 观 测 电 压 的 波 形。
KHA3000 可以测量的冲击电流 Max 可至 160Apeak，KHA1000
Max 可至 80Apeak。此外，通过使用市售的钳式探头（电压输出型）
并升级固件，可以测量更大的电流。
可以在连接 EUT 的状态下测量冲击电流。如果另外再准备示波器和电流
探头，可以节省测量时间。
使用应用程序软件（SD006-KHA、SD005-KHA）设置交流电源的投
入相位角，并设为 ON 之后测量冲击电流，可获得良好的再现性。相位
角能以１°为单位进行设定。

▲冲击电流测量画面（KHA3000）

5Performance～ 系统组成 ～◆ KHA1000 系统组成图 〔单相 4kVA・电脑控制的情况〕
在PCR-LE的情况下●单相2线电路测试
通信I/F（USB）
通信I/F（RS232C）

KHA1000专用
应用软件
SD005-KHA[Harmonics Explorer]单相2线系统（4kVA）构成例 *1

通信I/F（GPIB/USB）

功率

被测设备
高次谐波／闪变分析仪
KHA1000
在线阻抗网络
LIN1020JF

数量1

LIN1020JF

1

KHA1000

1

OT01-KHA

1

SD005-KHA

1

4kVA

EUT

交流电源
PCR4000LE

型号名称
PCR4000LE*1 ：连接电缆需要单独准备

多路输出组件OT01-KHA◆ KHA3000 系统组成图 〔单相 8kVA・三相 12kVA・电脑控制的情况〕
在PCR-LE的情况下●三相3线电路/三相4线电路测试
通信I/F（USB）
通信I/F（RS232C）
KHA3000专用应用软件
SD006-KHA *2[Harmonics Analyzing Suite]

三相运行系统（12kVA）构成例 *1

通信I/F（USB）

功率

通信I/F
（GPIB/USB）

通信I/F（RS232C）

KHA3000专用应用软件
SD006-KHA[Harmonics Analyzing Suite]
被测设备
EUT
通信I/F
高次谐波／闪变分析仪（GPIB/USB）

KHA3000

在线阻抗网络
LIN3020JF

交流电源PCR4000LE × 3台

12kVA

型号名称

数量

PCR4000LE

3

LIN3020JF

1

3P05-PCR-LE

1

KHA3000

1

SD006-KHA

1*1 ：连接电缆需要单独准备*2 ：需要 SD006-KHA Ver2.41 以上

被测设备
EUT

高次谐波／闪变分析仪
KHA3000

6kVA・单相 3 线 4kVA・电脑控制的情况〕◆ KHA3000系统组成图 〔单相・三相
在线阻抗
交流电源
通信I/F（RS232C）

通信I/F（USB）

PCR4000LE × 3台

在PCR-LE2的情况下网络
LIN3020JF

KHA3000专用

应用软件●单相2线电路测试/单相3线电路/三相3线电路/三相4线电路测试
SD006-KHA[Harmonics Analyzing Suite]

通信I/F（RS232C）

通信I/F（USB）
通信I/F（GPIB/USB）

KHA3000专用
应用软件
SD006-KHA *2[Harmonics Analyzing Suite]

被测设备
EUT

功率

通信I/F

交流电源
PCR6000LE2

在线阻抗网络
LIN3020JF

单相2线（6kVA）/单相3线（4kVA）/三相系统（6kVA）构成例 *1

高次谐波／闪变分析仪（GPIB/USB）
KHA3000

被测设备

型号名称

数量

PCR6000LE2

1

6kVA

LIN3020JF

1※单相3线为4kVA

KHA3000

1

SD006-KHA

1

EUT

交流电源
PCR6000LE2

6

在线阻抗
网络
LIN3020JF

高次谐波／闪变分析仪
KHA3000*1 ：连接电缆需要单独准备*2 ：需要 SD006-KHA Ver2.41 以上

Harmonic / Flicker Analyzer

K H A

S E R I E S◆关于 KHA3000 用大电流支持 CT
PCR6000LE
9272-10 AC测量与 EXT SHUNT 端子连接

被测设备
（EUT）

KHA3000电压传感
端子测量值的比较

钳式电流传感器的介绍

内置分流器 VS日置 9018-50 ／ 9272-10
与分流器的差HIOKI 9018-50 50A 模式（12.5A 量程）HIOKI 9018-50 100A 模式（12.5A 量程）HIOKI 9272-10 200A 模式（10A 量程）钳式探头9272-10※ 通过比较可以确认，利用内置分流器电阻得出的测量值与利用日置电机公司生产的钳式传
感器得出的高次谐波电流测量值的相对误差可控制在 ±0.6% 以内，而 IEC61000-4-7 标准
的要求为 5%，因此在实际应用上可以得到足够的精度。

钳式传感器
9018-50

咨询 ：日置电机株式会社

传感器单元
9555-10

http://www.hioki.co.jp/◆与其他公司产品组合使用的示例
使用 RIN 背面的 I Monitor 端子、V Monitor 端子。
※ 为了满足 IEC61000-4-7 Ed2 中规定的测量类仪器电压下降 0.5Vr ms Max 的要求，OUTPUT 与 KHA 系列 SOURCE 端子之间的连接建议采用较短的，尽量粗的电缆（推荐 8SQ 以上、需要测量 16A 以上时推荐 14SQ ～ 22SQ）。

KHA3000

OT01-KHA

KHA1000

OT01-KHA

单相负荷用输出
端子台 或 多功能插座

※1

L

※2

※1

N

※2

三相负荷用输出
I MONITOR

L1

L1

L2

V MONITOR

N

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

N
※3

※4
OUTPUT

其他公司产品背面

L1

L2

L3

Lo

Hi

N
※3

OUTPUT

G

N

交流电源

V

I

L

L2
L3

MONITOR

N

N

交流电源

其他公司产品背面

GN

L※1 ：电流传感线 ：KHA1000 Max 为 20A、KHA3000 Max 为 40A，请选用能满足电流需求的线缆。
※2 ：电压传感线 ：由于不通电流，只要 UL1015 AWG20 左右的线缆就足够了。（必须耐电压）※3 ：输出线 ：KHA1000 Max 为 20A、KHA3000 Max 为 40A，请选用能满足电流需求的线缆。该线缆会影响电压下降。（推荐 14SQ ～ 22SQ）※4 ：请一定要使用短路棒进行连接。
※5 ：KHA3000 Ver2.00 以上，请把 DELTA 变换设为“启用”。

7

Options～ 选购件 ～

KHA 系列专用应用程序软件
KHA3000 专用 ：SD006-KHA [Harmonics Analyzing Suite]
KHA1000 专用 ：SD005-KHA [Harmonics Explorer]

支持 IEC、JIS 的新标准
SD006-KHA 及 SD005-KHA 由 3 个程序组成，是 KHA 系列的专用应用程序软件。可以利用电脑远程控制 KHA 系列，也可以从 KHA 系列分
析仪中读取高次谐波电流测试与电压变动测试的结果文件。
此外，还可以对用于测试的交流电源（PCR-LE）进行控制。而且，能将高次谐波的频谱或电流、电压的波形等打印到报告中。
支持日语和英语两种语言。
■ SD006-KHA Harmonics Analyzing Suite ／ SD005-KHA Harmonics Explorer 的程序构成
SD006-KHA

SD005-KHA

功能

HarmoCapture 3

HarmoCapture该程序可以设定高次谐波电流测试与电压变动测试的条件、读入测试条件、执行测试、对结果数据进行保存和显示。
●测试条件的设定 ●测试的开始 / 停止 ●结果文件的取得 ●测量值的显示 ●交流电源 PCR-LE 的控制●注释的输入●报告打印

HA File Analyzer 3

HA File Analyzer

该程序可以解析高次谐波测试的数据。
●测试结果清单的显示 ●图表的显示（V/I 波形、2D 高次谐波、3D 高次谐波、频谱、电流趋势、高次谐波趋势、THC 趋势）●以文本格式保存结果文件、重复性的确认 ●打印报告

Vf File Analyzer 3

Vf File Analyzer

该程序可以解析电压变动测试数据。
●测试结果清单的显示 ●闪变清单的显示●以文本格式保存结果文件 ●报告打印●图表的显示（dc％、dmax％、d（t）＞ 3.3％）（CPF）［所需操作环境］●操作系统是安装了Microsoft Windows 7或10的电脑（32bit或64bit） ●2GB以上的内存（推荐4GB或以上） ●XGA以上的分辨率 ●20GB以上的硬盘空间（数据存储用需要额外的空间）●CD-ROM驱动器 ●鼠标或其他定位设备 ●VISA库（NI-VISA 4.1以上、Keysight I/O Libraries Suite 14.1以上、或KI-VISA4.2.2以上，任选一种） ●USB连接线（只在使用USB时需要）●GPIB板和IEEE488电缆（只在使用GPIB时需要） ●交叉型串行电缆（用RS232C控制交流电源时） ●紧凑型闪光灯TYPE （CFA标准）I，512MB以下（只在使用KHA3000的文件时需要）HarmoCapture 3 / HarmoCapture
HarmoCapture 3 ／ HarmoCapture 可以像操作 KHA 系列分析仪面板一样，通过电脑进行远程控制。
可以编辑测试条件、执行测试、以及打印报告。
▼ HarmoCapture 3 ／高次谐波电流测试的测试条件设定画面▼ HarmoCapture ／高次谐波电流测试的测试条件设定画面测试规格选择窗格

测试模式选择窗格
测试规格选择窗格

测试模式选择窗格

指标窗格

指标窗格

测量值监视器窗格测量值监视器窗格电压和电流范围选择窗格
交流电源控制窗格8

规格条件设置窗格
交流电源控制窗格规格条件设置窗格

Harmonic / Flicker Analyzer

K H A

S E R I E S

HA File Analyzer 3 / HA File Analyzer
HA File Analyzer 3 ／ HA File Analyzer 是对利用 HarmoCapture 3 ／ HarmoCapture 保存的测试结果文件（xxx.hr3 ／ xxx.hr）进行数据
解析的应用程序软件。即使不连接到 KHA 系列上也可以工作，因此不受解析地点的限制。
▼ HA File Analyzer 3 ／画面的构成▼ HA File Analyzer ／画面的构成
结果表窗格

结果表窗格

图表和数据窗格

图表和数据窗格

Vf File Analyzer 3 / Vf File Analyzer
Vf File Analyzer 3 ／ Vf File Analyzer 是对利用 HarmoCapture 3 ／ HarmoCapture 保存的测试结果文件（xxx.vr3 ／ xxx.vr）进行数据解
析的应用程序软件。即使不连接到 KHA 系列上也可以工作，因此不受解析地点的限制。

▼ VF File Analyzer 3 ／画面的构成▼ VF File Analyzer ／画面的构成总测量时间波形显示窗格测试结果/设置数据列表窗格总测量时间波形显示窗格

CPF波形显示窗格

测试结果/设置数据列表窗格

段波形显示窗格

9

Options～ 选购件 ～

在线阻抗网络

LIN series [LIN1020JF/LIN3020JF/OP01-LIN1020JF]★ 基座保持角度，机柜装配支架标准附件

配备 IEC/JIS/JET 规格阻抗。
支持电压波动及闪变测试。
■ LIN1020JF（单相 20A 用）※1
LIN1020JF 配备了 IEC 闪变测试（IEC61000-3-3）以及 JIS 高频（JIS C 61000-3-2）规定的阻抗，从应用软件使用 USB 接口（标准配置）或者接点信号接口，能够进行设定。主要与交流电源 PCRLE/LE2、高频闪变分析仪 KHA1000/KHA3000 组合，能够构建单相 2 线 IEC 闪变 / 高频测试系统。

■ LIN3020JF（单相 / 三相 20A 用）※1
LIN3020JF 配备了 IEC 闪变测试（IEC61000-3-3）以及 JIS 高频（JIS C 61000-3-2）规定的阻抗，从应用软件使用 USB 接口（标准配置）或者接点信号接口，能够进行设定。主要与交流电源 PCRLE/LE2、高频闪变分析仪 KHA1000/KHA3000 组合，能够构建单相 2 线 /3 线 / 三相 IEC 闪变/ 高频测试系统。

■ OP01-LIN1020JF ※1
OP01-LIN1020JF 是为三相扩展 LIN1020JF（添加 V 相、W 相）而添加的单元。
※1 ：专用我们公司 PCR-LE 系列。阻抗误差不符合 PCR-L/LA 系列和其他公司电源的规格。

▲ LIN3020JF

支持标准
型号

Max 电流（各相）

LIN1020JF

电源方式

单相 2 线

IEC 61000-3-3
230V 50Hz○

JIS C61000-3-2 ※2
JET GR0002-1-3.0

备注100V 50/60Hz

200V 50/60Hz○○
适合 IEC 闪烁、电压波动测试

LIN3020JF
LIN1020JF+
OP01-LIN1020JF ※3

阻抗值

10

20A

单相 2 线 /3 线
三相 3 线 /4 线

○

○

○

单相 2 线 /3 线
三相 3 线 /4 线

○

○

○

单相 2 线

0.4Ω+Jn0.25Ω(Z3)0.4Ω+0.37mH(Z1)0.38Ω+0.46mH(Z2)单相 3 线
三相 3 线
三相 4 线

0.24Ω+Jn0.15Ω
（N 相为
0.16Ω+Jn0.1Ω）

0.19Ω+0.23mH(N 相为
0.21Ω+0.14mH)

0.19Ω+0.23mH(N 相为
0.19Ω+0.23mH)※2: 在 JIS 高频试验中阻抗插入是任意的。
（通常在旁路上使用）※3: 只在 OP01-LIN1020JF 时不能使用。

Harmonic / Flicker Analyzer

K H A

S E R I E S◆选购件及其他配件■多路输出组件（20A 以下单相用）■日常预测试检查装置

OT01-KHA

OP02-KHAS（SPEC40425）

可与世界各国的各种插接设备连接。
项目

内容

动作模式

高次谐波模式／闪变模式

控制方式

电阻负载方式（强制风冷）输入电压范围

单相 100VAC～240VAC

输入电源方式单相2线／单相3线（逐相切换）／3相4线（逐相切换）输入电流

2.3A±5%（230V时）、1.0A±5%（100V时）※相位控制转换时的Max功率外部负载连接端子容许电流 Max 约10A

■以太网端口 ※ 只限 KHA1000［工厂选购件］※ 订购时请指定。
可从本机直接打印输出到网络打印机上。
可用于搭建无需电脑的高次谐波测试系统。

■机柜装配支架高次谐波产生方式

相位控制

相位角可变范围

约10°～170°（设定为100V时与230V时）

温度保护有（报警灯亮及蜂鸣器响）

闪变产生方式通过电子计时器控制矩形波ON/OFF

闪变频率设定范围约0.5Hz～20Hz

预热时间

约10分

驱动用电源

单相 86VAC～264VAC 75W以下（可与测量电路共用）

耐电压输入-FG之间

外形尺寸

214（W）×124（H）×400（D）mm

质量

约6kg

【KHA3000/1000 用】

1830V

5mA以下
※不含突起部分

OP02-KHAS（SPEC40425） 是KRB4（英制标准）一种电阻负载装置，用于确认高次

KRB200（公制标准）谐波电流／闪变测量系统的运作
是 否 正 常。 对 于 高 次 谐 波 电 流 ／闪变测量系统，可以针对高次谐波【OT01-KHA 用】

测 量 标 准 EN/IEC61000-3-2 及KRB2-TOS（英制标准）EN/IEC61000-3-12、 闪 变 测 量

KRB100-TOS（公制标准）标 准 EN/IEC61000-3-3 及 EN/
IEC61000-3-11 进行日常检查。

◆关于 ISO ／ IEC17025 校准 .... 校准／附带数据（使用测量仪器）
由于客户希望 KHA 系列的校准可以根据 ISO/IEC17025 进行追溯，我司为了满足客户的需求，构建了如下图所示的“可追溯性体系”。（用于 KHA 系列的生产和检查）
如果客户要求发行“附带校准器数据的可追溯性证书”，我司可以

由机关发行的“校准证书”复印件。（需要另外收费）

KHA 系列的校准，使用遵循 ISO/IEC17025 进行过校准的测量仪器。
ISO/IEC170251所规定的校准范围

但是，我司的 KHA 系列并非直接遵循
ISO/IEC17025 进行校准的。

国家标准、国际标准

JCSS、DANAK认证校准机构

因此，现在能够提供的 KHA 系列的校准数据中是没有“不确定性”标记的。
在校准时所使用的测量仪器的数据中有“不确定性”标记，可有偿提供其复
印件。

合成器

交流分流器
（SHUNT）

万用表

KHA系列

功率表

如果需要认证校准机关发行（带有徽标、标志）的数据，请与我司营业员联系。

▲可追溯性的概要图

11规格
输入部通用规格

电压测量功能电流测量功能功率测量功能频率测量功能相位测量功能高次谐波电流测量功能KHA3000
KHA1000
600Vrms ／ 900Vpeak（CAT Ⅰ）、400Vrms（CAT Ⅱ）
300Vrms ／ 560Vpeak（CAT Ⅰ）、250Vrms（CAT Ⅱ）
40Arms ／ 100Apeak，取两者中较小者 160Apeak（20ms 以内）
24Arms ／ 50Apeak 80Apeak（20ms 以内）
电压输入、电流输入有 3 个通道（L1、L2、L3）
电压输入、电流输入有 1 个通道单相 2 线、单相 3 线、三相 3 线、三相 4 线单相 2 线
150V ／ 300V ／ 600V
150V ／ 300V
2
TrueRMS ／ ±peak±（0.4% of reading+0.04% of range）
0.5A ／ 1A ／ 2A ／ 5A ／ 10A ／ 20A ／ 40A
0.5A ／ 1A ／ 2A ／ 5A ／ 10A ／ 20A
4（0.5A 〜 20A 量程）、2.5（40A 量程）
4 （0.5A 〜 10A 量程）、2.5（20A 量程）45Hz 〜
0.5A 量程 ：±（0.5% of reading ＋ 0.2% of range）
0.5A 量程 ：±（0.5% of reading ＋ 0.2% of range）
65Hz
1A 〜 40A 量程 ：±（0.5% of reading ＋ 0.1% of range）
1A 〜 20A 量程 ：±（0.5% of reading ＋ 0.1% of range）
精确度 *1
66Hz 〜
0.5A 量程 ：±（（0.5 ＋ 0.417×n kHz）% of rdng ＋ 0.2% of range） 0.5A 量程 ：±（（0.5 ＋ 0.417×n kHz）% of rdng ＋ 0.2% of range）
2.4kHz
1A 〜 40A 量程 ：±（（0.5 ＋ 0.417×n kHz）% of rdng ＋ 0.1% of range） 1A 〜 20A 量程 ：±（（0.5 ＋ 0.417×n kHz）% of rdng ＋ 0.1% of range）
显示项目
有功功率、视在功率、无功功率、功率因数
有功功率精确度
P ≧ 150W（±1% of range），P ＜ 150W（±1.5W）
测量输入独立测量 L1、L2、L3 的电压频率测量电压的频率
频率的测量范围／精确度／分辨率
45Hz 〜 65Hz ／ ±（0.15% of rdng ＋ 2digits）／ 0.001Hz
测量项目
电压、电流相位／线间电压相位 *2 ／高次谐波相位测量范围／分辨率0.00°〜 359.99°／ 0.01°
IEC 61000-3-2 Ed4.0（2014）、IEC 61000-3-2 Ed2.2（2004）、
IEC 61000-3-2 Ed4.0、IEC 61000-3-2 Ed3.0、
IEC 61000-3-2 Ed3.0（2005）、JIS C61000-3-2（2003）、
支持标准
IEC 61000-3-2 Ed2.2、JIS C61000-3-2（2011）、
JIS C61000-3-2（2005）、JIS C61000-3-2（2011）
JIS C61000-3-2（2005）、IEC 61000-3-12 Ed1.0
分析仪要求标准
IEC 61000-4-7 Ed2.1（2009）、IEC 61000-4-7 Ed2.0（2002）、IEC 61000-4-7 Ed1.0 (1991)
高次谐波解析次数
40 次、180 次（OTHER 模式）
次数间高次谐波处理处理 ON ：IEC 61000-4-7 Ed2.1（2009）、IEC 61000-4-7 Ed2.0（2002）、处理 OFF ：IEC 61000-4-7 Ed1.0（1991）
窗函数
矩形
窗宽
10 波（50Hz）、12 波（60Hz）、16 波（50Hz ／ 60Hz）
抗混叠滤波器中断频率 6kHz 四阶巴特沃斯D 级判定功能－
电流波形的含有率达 95% 以上（相当于 JIS C61000-3-2:2003 的 D 级）*3
测量项目电压、频率、电压高次谐波含有率Max 输入电压Max 输入电流输入通道数输入切换
量程额定电压
容许峰值因数显示项目精确度
量程额定电流容许峰值因数高次谐波电压测量
功能（测量用电源品质的 电压高次谐波解析次数
确认功能）

40 次
IEC 61000-3-3 Ed3.0（2013）、
IEC 61000-3-3 Ed2.0（2008）、
IEC 61000-3-3 Ed3.0（2013）
IEC 61000-3-11 Ed1.0（2000）
IEC 61000-4-15 Ed2.0（2010）、IEC 61000-4-15 Ed1.1（2003）
1±5%30 〜 900 秒
可选择与 Pst 同时测量／单独测量3 〜 24 次（每次测量时间 ：30 〜 180 秒）
电流／电压波形监视、FFT 分析仪、冲击电流测量
GPIB、RS232C、USB标准闪存卡（CF 卡）*4 ：Max 功率 512MB ／ USB 盘 *2 ：Max 功率 16GB
电压／频率／量程／ ON 相位／输出 ON、OFF
AC100 〜 240V 50Hz ／ 60Hz
0℃〜 40℃，20%rh 〜 80%rh（无结露）AC1500V，1 分钟（AC 输入↔底座）
AC1500V，1 分钟
AC3550V，1 分钟（测量端子↔底座）
430（455）W×177（195）H ×270（330）Dmm
约 10kg约 8kg
符合以下标准的要求 IEC 61010-1:2001（Class I、Pollution degree 2）
电源线、电压传感端子用插头、跳线用电线工具（附带专用螺丝刀）、备用保险丝、使用说明书

支持标准
闪变／
电压变动解析功能

通用测量功能通信接口
外部储存
外部设备控制功能电源环境条件分析仪要求标准
Pst 精确度
Pst 观测时间
电压变动
观测方法
手动设备的 dmax 测量

闪变

支持介质
交流电源控制公称电压范围
动作温湿度范围

耐电压
外形尺寸（Max）
质量
安全性
随附件
*1 ：n ＝频率*2 ：只限 KHA3000*3 ：只限 KHA1000*4 ：标准闪存卡（CF 卡）请用户另行准备。可使用的功率 Max 为 512MB。

脚，M3 螺孔
共通
MAX10

45

340
430
MAX455

226

16

40
51

190
190
270

40
29

24 74.5

28

78.5

177
MAX195— 外形尺寸图—4-M3 螺孔（MAX 深度 6mm）

45

MAX25

4-脚

MAX330●销售代理店Southwood 4F,6-1 Chigasaki-chuo,Tsuzuki-ku,Yokohama,224-0032,Japan
Phone: (+81)45-482-6353,Facsimile: (+81)45-482-6261,www.kikusui.co.jp

1-310-214-0000 www.kikusuiamerica.com
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2019年7月发行

201907PDFCC51a