「ロボット介護機器開発・導⼊促進事業」成果報告会

ロボットアシストウォーカーRT.1/RT.2
及び屋内型ロボットウォーカーの紹介
RT.ワークス株式会社
代表取締役 藤井 仁
2016年10⽉28⽇

1目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

2

ロボットアシストウォーカーRT.1

独⾃のアシスト制御アルゴリズムにより、⾃然な操作感と安全な歩⾏⽀援を実現。
3

ロボットアシストウォーカーRT.1
ロボット化による新機能●上り坂でアシスト●下り坂でブレーキ●片流れ防止●手を離すと停止

4

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

5

ロボットアシストウォーカーRT.1
移動⽀援機器として⽬指したもの
・かっこいいデザイン
・ハンドルを押して歩くだけ
・坂道や重い荷物がある時でも安⼼・快適・インターネットにもつながり、更に便利に
6開発補助事業(経産省)への参画
経済産業省 「ロボット介護機器開発・導入促進事業」

7

ロボット介護機器の開発プロセス
開発コンセプト

検証（現場）

従来の開発

要件定義

設計妥当性検証試験

プロトタイプロボット介護機器開発・パートナーシップに参加し、開発プロセスの基本的な考え方を習得。
8

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

9

一日の生活の中での目標• 一人での歩行が不安定な人の、活動範囲を拡大する。
• 活動範囲が拡大することで、地域コミュニティや社会生活への参加、コミュニケーションの機会を創出する。
• 毎日歩くことで、生活不活発病の予防・改善となる。
• 被介護者の身体的・社会的自立度を向上し、将来の介護量増大を防止する。

10

目標となる活動
屋外・屋内歩行買い物

様々な路面（坂道、砂利道、段差、片勾配など）での歩行が安定する。
歩行中や歩行先での活動が安定する。

ペットボトルやお米など荷物の運搬、買い物かごの使用、スーパー内の狭所の移動、商品の選択、レジでの支払い

休憩取得

保管、運搬

長時間の外出歩行で疲れたときに、容易に休憩することができる。

未使用時に邪魔にならない車のトランクに載せて運搬できる

11

要素動作の明確化
上り坂や荷物運搬時に楽に歩⾏できる

休憩⽤いす、駐⾞ブレーキ

下り坂の歩⾏が安定する（⽀えになる）

⼤容量の荷物収納かご

横⽅向傾斜の路⾯でも歩⾏が安定する

折りたたむことでコンパクトになる

12リスクアセスメント例）
項目

起こり得るマイナス

対処法

片手運転

買い物中に片手で商品を取ろうとしたとき、バランスを崩して転倒。

•

片手運転のときはブレーキが掛かるよう制御。

•後退歩行

後退しようとしたとき、後方に体重が掛かり、バランスを崩して転倒。

•

後退時のアシスト比率、速度制限値を低く設定する。
運用面の配慮（講習、取説）

使用者が過度のスピードで歩行し、 •バランスを崩して転倒。

無理な歩行速度や加速度を抑制するブレーキ制御。

•

自動的に駐車ブレーキが掛かり、いったん安全に停止する。（その後、手動でロック解除できる。）
バッテリ充電時期が分かり易いよ
う表示、音声を工夫。

速度超過

バッテリ切れバッテリ充電せずに使用し続けていたところ、下り坂でバッテリが切れてブレーキ力を失う。

•13

適応と禁忌項目

説明疾患

 生活不活発病の予防、改善が必要な人。

心身機能 一人で外出歩行するための精神・感覚・神経筋と骨格に関する心身機能。
 ハンドルバーを握り、機器を押し進むことができる上肢/下肢/体幹の身体構造。
 安全歩行が可能な路面環境であるか否かを判断する精神/視覚/聴覚機能。
 機器の操作に関する指導/説明を受け、操作方法を理解することができる。

活動 一人での外出歩行が不安定な人
 坂道の多い地域にお住いで、坂道歩行が困難な人
 買い物の重たい荷物を運ぶことが困難な人

参加

 活動の制限により参加が制限されている人

適応禁忌 上記心身機能の必須項目を満足しない人※開発コンセプトシートでいったん策定したが、今後、更に実証実験を継続し、起こり得るマイナス、メリットとデメリットとともに、適応と禁忌を綿密化していく予定である。
14

要件定義
項目

要件

個人適合性

 ハンドル高さ H750～950で調節可能
 使用者体重 100kgまで
 アシスト力、ブレーキ力、速度制限の調整機能

物的環境適合性 段差踏破性能 20mm（歩道と車道間の段差を乗り越え可） 実用登降坂性能 10度
 荷物積載重量 10kg
 防水性能 IPX3（防雨型）

インターフェース

 電源を入れて、両手でハンドルを握って歩行する 車載センサーにより、自動的に歩行アシストが機能する。

可用性（アベイラビリティ）

 連続歩行時間 4時間以上
 充電時間 2時間（本体から取り外して屋内で充電）

15

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

16

プロトタイプ作成• 開発コンセプトシートにもとづき、システム設計・詳細設計を経て、プロトタイプを作成し、試験・検証・妥当性確認のプロセスへ。
• 中間審査、ヒアリング、SG審査がチェックポイントとなった。
• V字プロセスのサイクルをまわし、4世代のプロトタイプを開発。

★2015年7⽉
販売開始

原理試作機

国際ロボット展

2013

H25年度SG審査

H26年度SG審査

2014

2015
17

安全性・試験基準
試験基準検討
産総研、⽇本⾃動⾞研究所を始めとする基準コンソと連携し、開発機器の安全性・試験の⾃社基準を策定。

試験実施
⽣活⽀援ロボット安全検証センターや、JASPECなどの試験設備を活⽤し、基準を満⾜していることを確認。

実証試験へ
ISO13482（第三者認証）
制御・機能安全部は、2014年2⽉に正式発⾏されたISO13482認証取得を前提に開発。（7⽉完了）
18

ISO13482認証取得への取り組み
妥当性確認• アシスト機能のついた歩行補助車の安全規格は存在していなかった。
• 産総研、日本自動車研究所と連携しながら、 安全性・試験の自社基準を策定。
• 生活支援ロボット安全検証センターなどの試験設備を活用し、基準を満足していることを確認。

19

ISO13482認証取得

2015年7月14日
発売開始！
20安全性への取り組み
開発プロセス、安全ブレーキ機能、妥当性検証の三位一体となった開発で安全性を確保します。
開発プロセス

妥当性検証

リスクアセスメント
危険源とそのリスクを客観的に評価し、適切な保護方策を実施。

外部機関による認証国際規格（ISO13482など）に適合し製品の安全性に加え安全コンセプト（設計指針）を含めた認証を取得予定。

FMEA（故障モード影響解析）
電子部品の偶発故障やソフトウェアバグが与える影響を事前検証し、万が一の時に安全に停止するよう設計。
国プロとの連携・基準づくりコンソーシアムとの情報共有。
・専門家による評価事業（厚労省 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業）を活用。

安全ブレーキ機能（転倒防止）

安全開発プロセス

妥当性検証

生活支援ロボット安全検証センター
（つくば）
・走行試験
・対人試験
・強度試験
・EMC（電磁両立性）試験
故障挿入試験
安全性に関わるコンポーネントやソフトウェアを故意に故障させ、設計通り安全に停止することを確認。

万全の安全対策を施し、使用者様・御家族・販売店様の不安を払拭します。
21

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

22実証試験による効果評価• 産総研の全面協力のもと、実証試験による効果評価を実施。
専門家集団

検証チーム
試験計画に関する支援
倫理審査
仲介事業者

導入講習に関する支援

介護現場

効果測定ツールの提供
効果測定に関する支援

製造事業者• 愛知医科大学との共同研究により実施。
ロボット介護機器 導⼊実証事業
導⼊施設 54施設
導⼊台数 98台
実施期間 約3ヶ⽉

介護ロボット等モニター調査事業
導⼊施設 3施設
導⼊台数 10台
実施期間 約1ヶ⽉
23「ロボット介護機器導⼊実証事業」
全国数エリアにて⼤規模な効果測定の実証事業を実施

採択済み

導⼊実証事業５４施設
24
９８台

経産省プロジェクト 「ロボット介護機器導⼊実証事業」
データ取得

データ収集・保存(A)介護者がスマホで記録
・ＲＴＷソフト（Android)(Bʻ)データ収集装置がSDカードに記録
・データ収集装置をシルバーカーに装着（スマホ）(B)機器が⾃動的に取得
・RTW機器に実装(C)介護者がアンケート⽤紙に記録

サーバー

データ解析・まとめ報告書

要素動作での検証

26

している活動（日常生活）での検証• H26年度の実証試験は、短期間での効果検証に留まっており、日常生活レベルでの効果評価という点では不十分であった。
• 今年度の継続取り組み• 起こり得るマイナス、メリットとデメリットとともに、適応と禁忌を綿密化する。
• 段階を踏んで機器の活用範囲を拡大し、している活動（実行状況）での効果評価に移行する。
• 実証試験の症例数を増やし、プラス面の効果を明らかにする。

“アンコールスマートプロジェクト”を発足
全国各地の自治体、施設、大学などと連携し始動

27

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

28

そして、第2弾発売！

新商品 「ロボットアシストウォーカーＲＴ．２」のご紹介

⾃動制御機能付き歩⾏器
参考価格 118,000円（税別）
TAISコード 01560-000003
介護保険福祉⽤具貸与対象品

ロボットアシストウォーカーＲＴ．２

ハンドル部のセンサーで⼈の動きをセンシング〜安⼼と快適な歩⾏を思いのままに〜

電源スイッチを⼊れるだけでOK
電源を切れ忘れた時でも⾃動的に電源オフとなる安⼼機能

6軸モーションセンサーで路⾯状況や⼈の動きをセンシング

センシング情報をアシスト/ブレーキ
制御にリアルタイムにフィードバック
モーターユニットの⼤幅な⼩型化に
より⾜元廻りがすっきり、歩きやすい

通常の歩⾏器同様、簡単に折り畳みが可能
重量も９ｋｇと超軽量

ロボットアシストウォーカーＲＴ．２〜安⼼と快適な歩⾏を思いのままに〜ロボットアシストウォーカーＲＴ．２〜安⼼と快適な歩⾏を思いのままに〜

使いやすい！

福祉⽤具専⾨相談員による適切なフィッティングをサポート。利⽤者さんの課題解決に寄与できます。

わかりやすい！

上り坂が⼤変⇒アシストの調整
下り坂が怖い⇒ブレーキの調整
利⽤者さんの環境に合わせて簡単設定。

ロボットアシストウォーカーＲＴ．２〜安⼼と快適な歩⾏を思いのままに〜

すぐにわかる！

急斜⾯で利⽤者さんに注意してほしいところは、そっと伝えてくれる賢い⼦。
歩いた距離も教えてくれ、サービス計画書で設定した⽬標達成を確認できます。

みんなが安⼼！

設定した速度を超過すると⾃動減速ブレーキがかかります。
利⽤者さんもケアマネさんも介護者もみんなが安⼼してもらえます。

ロボットアシストウォーカーＲＴ．２ ~こんな⽣活が実現できます〜
安⼼してお買物に⾏ってもらいたい・・・

スーパーやコンビニなどでお買物カゴが置けます

背ベルトを⼿前に引くと、座⾯が買物カゴ置きに⼤変⾝です。

重い荷物もアシストでらくらく運ぶことが出来ます

買いたい時に買いたい物を。
もう我慢する必要はありません。

スーパーのレジもらくらく通れるサイズです

歩⾏器の幅はスリムな55cm
狭い通路もらくらく通れます。

ロボットアシストウォーカーＲＴ．２ ~こんな⽣活が実現できます〜
安⼼して外出してもらいたい・・・

未舗装の道路でも安⼼お散歩にもお供します

今まで⾏けなかった所も通常の歩⾏器では⼒が必要な路⾯でも安⼼・らくらくです。

スタイリッシュなデザインなので、外出意欲も増してくるはず。

かまぼこ状の道路も⽚流れ防⽌で活動範囲が広がる。

目次
1. RT.1の紹介
2. 開発の流れ
3. 開発コンセプト
4. 安全性・試験基準
5. 効果評価
6. RT.2の紹介
7. 屋内型ロボットウォーカーの紹介

37

屋内型ロボットウォーカー（平成26,27,28年度）
開発のポイント●⾼齢者等の屋内移動と⽴ち座りをサポートします。
●IoT技術により、利⽤者を遠隔地から⾒守り、転倒などをメールでお知らせします。
スマートフォンからも機器の設定が可能です。

① 歩行支援 歩⾏を安全・快適に電動アシスト。
 速度超過や急加速を検知し⾃動減速。
 駐⾞ブレーキを電動でロック／解除。
 ⼩回りが利く取り回し。
（回転半径400mm）② 立ち上がり支援 ハンドル昇降と⾞輪を電動アシスト。
 ベッドやトイレからの⽴ち上がり安定化。
 下肢関節に掛かる負荷を軽減。
 使⽤者に合わせて動作調整が可能。

屋内型ロボットウォーカー③ 通信機能 スマートフォンや3G回線を利⽤した
様々なサービスに対応。
 「みまもり機能」や「緊急通知機能」
で、離れて暮らす家族も安⼼。
 スマートフォンやWEBブラウザから、歩⾏・⽴ち上がりの設定が可能。

④ デザイン 先進的でスマートなデザイン。
 機能と使いやすさを融合。

最後に第7回ロボット⼤賞最優秀中⼩・ベンチャー企業賞（中⼩企業庁⻑官賞）受賞

受賞に際し、関係各位に深く感謝申し上げます。

ご清聴有難うございました。
お問い合わせ先
IR広報・渉外部
e-mail : contact@rtworks.co.jp
TEL : 06-6975-6650

41