電子式マルチメータ
ＸＳＤ２－１１０Ａシリーズ
取扱説明書（拡張操作編）！ご注意◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
◇本体を分解､改造はしないで下さい。
◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
◇最大入力電流値以上の入力を加えないで下さい。
◇補助電源が停電時は表示は消え、出力が０になります。
◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険性が有ります。
◇活線状態ではＣＴ２次側からの入力線は、決してオープン(開放)にしないように注意して下さい。
オープンにするとＣＴ２次側に高電圧が発生しＣＴを破損する原因となります。
◇電流入力端子のＬ側はアースに接地するようにして下さい。
◇本説明書には、オプション機能（御発注時の選択機能）もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承お願いします。

1目次【1】設定項目一覧 ....................................................................................................................................................3【2】表示関係の設定方法 .........................................................................................................................................4【3】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します） ...................................6【4】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法 ........................................................................................................82

【1】設定項目一覧[SET]＋[－]キー長押しで設定モードに切り替わります。
設定モードに切り替わりますとＬＣＤ表示の上に番号を表示しています。
（設定モード最初はＳ１１（表示[＋]、[－]キーを押すとＳ１２、Ｓ１３、・・・、Ｓ１６に変更できます。
次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。
（例、Ｓ１１－０１（表示ここで、[＋]、[－]キーを押しますとＳ１１－０１、・・・、Ｓ１１－２７に変更できます。
設定番号

設定項目

初期値

記載頁

S11-01

電流表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-02

電流表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-13

デマンド電流表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-14

デマンド電流表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-27

表示更新周期

0.5 秒

4P

S14-01

警報出力 チャンネル１

上下限HI(上限警報)

6P

S14-02

警報出力 チャンネル１

ディレイ0

6P

S14-03

警報出力 チャンネル１

復帰方法

AUTO(自動)6P

S16-01

バーグラフ

0(機能除外）8P

電流最大目盛3））））

【2】表示関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１１－０１：電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）[SET]+[-]長押A
[＋]

[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampare-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[－]
[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]

Ｓ１１－０２：電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

[＋]

[＋]

[－]

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampare-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－１３：デマンド電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）
[＋]

[－]
A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-13)を表示。
上 段 ：設定タイトル(DA-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－１４：デマンド電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-14)を表示。
上 段 ：設定タイトル(DA-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－２７：表示更新周期設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-27)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Display CYCle の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]4Ｓ１１－０１．電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０２．電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－１３．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－１４．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－２７．表示更新周期設定について・表示更新周期を設定します。
・設定された周期で計測値が更新されます。
・設定は０．２５秒～２．００秒の範囲で０．２５秒単位で可能です5【3】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１４－０１：警報出力[SET]+[-]長押A
[＋]

[－]

[SET]

Ｓ１４－０２：警報出力

[－]
A

[＋]

[－]

Ｓ１４－０３：警報出力
[－]
A

上下限設定

設定値
設定値
HILO

項目
上限
下限

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]チャンネル１

ディレイ設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-05)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(DILay の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

[＋]

チャンネル１

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(ADdRess)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)チャンネル１

復帰方法設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

6

設定値
設定値
AUTO
MANU

項目
自動復帰
手動復帰

Ｓ１４－０１．上下限設定について警報の動作を設定します。
設定を上限（HI）に設定すると、計測値が設定値以上になった場合警報出力します。
設定を下限（LO）に設定すると、計測値が設定値以下になった場合警報出力します。
出荷時は上限（HI）に設定されています。
Ｓ１４－０２．ディレイ設定について警報出力のディレイ（遅れ時間）を設定します。
計測値がディレイ設定時間以上連続して設定値以上（以下）になると警報出力します。
出荷時は０秒に設定されています。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
０秒～３００秒の範囲で設定できます。
Ｓ１４－０３．復帰方法について警報出力の復帰方法を設定します。
自動（AUTO）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になると警報出力を OFF にします。
手動（MANU）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になっても警報出力を OFF にしません。
警報出力を OFF にするには、「RESET」キーを約１秒間すと、OFF になります。
出荷時は自動に設定されています。

7

【4】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[DISPLAY]

A
Ｓ１６－０１：バーグラフ[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[DISPLAY][SET]

電流最大目盛設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampeare-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。
設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)8

Ｓ１６－０１.バーグラフ 電流最大目盛設定
電流、デマンド電流のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＣＴ比によっては１２０％まで設定できない場合があります。

9品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

URL www.hakaru.jp
本社・工場〒５３２－００２７

大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

改訂４ 2017. 3.30.
初版
2012.12.29.

ＴＫ－１８８８９10