Agilent ICP-MS ジャーナル
2014 年 2 月 – 第 56 号

本号の内容
2-3 新製品 Agilent 7900 ICP-MS 登場
4-5 ICP-MS MassHunter 4.1 : 最もシンプルでパワフル、
かつ柔軟性の高い ICP-MS ソフトウェア

6Agilent 7900 ICP-MS による超高塩濃度

7Agilent 7900 ICP-MS によるナノ材料の単一粒子分析

8

分光分析製品群がさらに充実

マトリクスサンプルの分析を可能にする UHMI 技術

Winter Plasma Conference 2014 報告
ICP-MS に関する最新資料

リリース特集号

新製品 Agilent 7900
ICP-MS 登場 :10 倍の性能向上
Ed McCurdy

ICP-MS 製品マーケティング、アジレント・
テクノロジー、英国

2014 年 1 月にフロリダで開催された WinterPlasma Conference で発表された新しい
Agilent 7900 ICP-MS は、ICP-MS の常識を塗り替えるシステムです。総溶解固形
分 (TDS) 10 % にまで向上したマトリクス
耐性、最大 11 桁のダイナミックレンジ、感度とバックグラウンドノイズの大幅な向上により、ICP-MS で対応できるアプリケーションの幅が劇的に広がります。

新たに登場した分析機器が「画期的」や「革新的」と表現されるのはめずらしいこと
ではありませんが、実際に性能が大きく向上
し、真に革新的であるケースは必ずしも多くありません。

図 1. Agilent 7900 ICP-MS

Agilent 7900 では、HMI 技術の設計が見直され、超 HMI (UHMI) オプション (図 2 参照) が導入されました。これにより、これまでの 10 倍のマトリクスレベルに対応できるようになっています (HMI の上限が 2.5 % TDS
だったのに対し、UHMI では 25 % TDS）。そのため、他の一般的な ICP-MS と比べると、マトリクス耐性が 100 倍に向上しています。

しかし、新しい Agilent 7900 ICP-MS は、まさに画期的という表現があてはまる装置です。このシステムでは、業界の性能評価基準となっている既存の Agilent 7700 シリーズに比べて、性能がさらに 10 倍も向上しています。

時間

図 3. 25 % NaCl における 100 ppb 添加の 3.5 時間
安定性• 10 倍のマトリクス耐性• 10 倍のダイナミックレンジ• 10 倍のシグナル/ノイズ比• 30 倍の TRA 認識スピード

UHMI 希釈ガスポート

UHMI を搭載した 7900 の高マトリクス分析
例を図 3 に示しています。この図を見ると、25 % NaCl 塩水サンプルに 100 ppb の濃度で添加した複数の元素の回収率について、
長期的な安定性が得られていることがわかります。

一般的な低マトリクスサンプルと共通の ICPMS サンプル導入ハードウェアを使って超高マトリクスサンプルを分析できることは、ラボの作業負荷管理における大きな利点となります。単一の一貫した機器設定でほぼすべてのサンプルを分析できるだけでなく、UHMIを搭載した 7900 を高マトリクス専用機器のバックアップや代替機器として使用することも可能です。

これほどの高マトリクスサンプル（一部のICP-OES でさえ対 応 できないレベル）を
ICP-MS で分析できるというだけでも画期的ですが、3.5 時間にわたって添加回収率の優れた安定性も維持されています。

さらに、バッチ内のチューニングステップでUHMI 動作を簡単に選択できるので、無人
シーケンスで低マトリクスサンプルと一緒に高マトリクスサンプルのバッチを実行することも可能です。

図 2. 7900 の UHMI

マトリクス耐性
アジレントの 革 新 的 な 高 マトリクス導 入(HMI) 技術は、ICP-MS による高マトリクスサ
ンプルのルーチン分析を可能にするもので、数千もの 7500 および 7700 シリーズ ICPMS や 8800 ICP-QQQ 装置で効果が実証されています。

2 Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 2 - 56
年

この結果により、UHMI を搭載した 7900 を使えば、分析困難なマトリクスの微量元素の分析において、信頼性の高いルーチン分析が実現することが裏づけられています。

スパイク添加回収 (ppb)

新バージョンの ICP-MS MassHunter (今号の記事参照)、新しいトレーニングおよびサポートサービス、セル技術や検出器スピー
ド、生産性に関する革新技術により、分析機能と使いやすさが飛躍的に進歩してい
ます。

月 第

号

agilent.com/chem/jp

ICP-MS でさらに高い濃度まで分析できるよ
うにするために、さまざまなアプローチが用いられています。たとえば、検出器ゲインの減衰、ユーザー設定のレンズやセル、四重極電圧を用いたイオン透過率の選択的低減などの方法があります。しかし、そうしたアプ
ローチを実行するためには、高濃度元素を前もって把握し、適切な分析条件を設定する必要があります。そうした事情から、多くの商業ラボでは、微量元素分析に通常 ICPMS を使用している場合でも、主成分元素の測定に用いられています。
Agilent 7900 ICP-MS では、図 4 に示す新
しいオーソゴナル検出器システム (ODS) が用いられています。これにより、さまざまな種
類のサンプルで主成分元素を測定できる、新しいソリューションが実現しています。ODS
により、アナログ検出器モードの上限が 109
cps (10 GHz) にまで広がり、バックグラウンド
0.1cps のダイナミックレンジが 11 桁になります。これにより事実上、溶液中に数千 ppmのレベルで含まれる元素が検出器の範囲内に収まるため、範囲外の値に起因する分析のやり直しの時間とコストが削減されます。

比率

市販されている四重極 ICP-MS 装置では、
イオン (または「パルス」) カウント電子増倍検出器が使われています。この検出器は、高感度と低バックグラウンドという特性を備えています。高濃度側では、通常はアナログモードが用いられます。これにより、たとえば7700 のケースでは、ダイナミックレンジがおよ
そ 9 桁に広がります。つまり、バックグラウン
ド相当濃度 (BEC) が 0.1 ppt の一般的な元素の場合、100 ppm が上限ということにな
ります。

比率

感度、バックグラウンド、ダイナミック
レンジ :

濃度 (ppt)

濃度 (ppt)

図 5. 0.1 ppt (Cd BEC) から 10,000 ppm (Na 最大標準濃度 ) までの範囲をカバーする Cd と Na の検量線

この ODS と、設計が見直されたインター
フェース、イオンレンズ、多段階真空システムに
より、装置バックグラウンドが通常 1cps 未満にまで低下し、さらに感度が向上することで、微量元素の確実な測定が可能になります。
ダイナミックレンジの広さを、図 5 の 2 つの検量線で示しています。左の Cd の検量
線では、低バックグラウンド (Cd の BEC が<0.1 ppt) が示されています。右の Na の検量線では、測定上限の拡大 (Na の上限が10,000 ppm (1%)）が示されています。

このシステムを使えば、7 ポート注入バルブとネブライザの距離がきわめて短くなるため、効率の高い DS 機能が実現します。この密結合レイアウトと、高速ピストンポンプを用いたサンプル取り込みにより、最適なサンプル送液が確保されます。7 ポートバルブは、オンライン内標準 (ISTD) 添加に対応するポートを備えています。また、ISTD とチューニン
グ溶液を切り替える 3 ウェイバルブも備えているため、ISIS 3 ではスタートアップとオート

生産性の向上かつては研究専用の分析技術とされていた
ICP-MS は、いまではスピードと検出下限、広い元素対応範囲に重点を置く多忙な商業
ラボでも普及しています。商業受託ラボでは
一般に、各機器で 1 日あたり数百のサンプルを分析するため、測定時間の短縮は、分析サービスの収益性と競争力に大きな影響を与えます。
サンプルをループに充てんしたのち、キャリア
フローに注入してネブライザへ運ぶディスク
リートサンプリング (DS) は、サンプルスルー
プットを向上させる目的で広く用いられています。DS を利用すれば、データ採取を次のサンプルの取り込みおよび安定化手順と並行しておこなえるため、取り込み時間と洗浄時間が短縮され、分析サイクルが向上します。
図 6 には、7900 ICP-MS のアクセサリの 1
つである第 3 世代のインテグレートサンプル
導入システム (ISIS 3) を示しています。

図 6. 新しい ISIS 3 アクセサリ

チューニングの自動化が実現できます。
サンプルあたり数秒の短縮が重要な意味を持つハイスループットラボでは、Agilent 7900の新しいオクタポールリアクションシステム(ORS4) も生産性の向上に貢献します。セルガス切り替え時間がわずか 2 秒の新ガスコ
ントローラにより、EPA 6020 などの規制メソッ
ドに対応するマルチモード (すべての分析
対象物に適したセルガスモード) 分析が、1
サンプルあたり 60 秒未満で完了します。

詳細
図 4. 新しい ODS 検出器

agilent.com/chem/jp7900 の詳細や、概要を紹介するビデオアニ
メーションについては、
こちらをご覧ください。
agilent.com/chem/jp

Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 年 2 月 - 第 56 号

3

ICP-MS MassHunter
4.1 : 最もシンプルでパワフル、かつ柔軟性の高い ICP-MS ソフト
ウェア
Steve Wilbur、2Sayuri Otaki

1

ICP-MS ソフトウェア製品マネージャ、
アジレント・テクノロジー、米国
2
ICP-MS ソフトウェア R&D マネージャ、
アジレント・テクノロジー、日本
1

最新バージョンの ICP-MS MassHunter ソフ
トウェア (バージョン 4.1) が、新しい Agilent
7900 四重極 ICP-MS と併せて開発されました。このソフトウェアを使えば、構成、メソッド
設定、データ採取、データ処理、レポート作
成を完全にコントロールできます。
ICP-MS MassHunter 4.1 は、Agilent 7700
シリーズ ICP-MS および 8800 ICP-QQQ にも対応しています。ソフトウェアライセンスまたは PC バンドルを注文する際には、必要なバージョンを「オプション」として指定してください (7700、8800、7900 はそれぞれ#001、#002、#003)。

図 1. メインのダッシュボード

ICP-MS MassHunter 4.1 の 新機能

ICP-MS MassHunter 4.1 では、旧バージョンのすべての性能と機能が引き継がれていますが、よりシンプルで直観的、かつ柔軟性の高い操作に重点が置かれています。
新しい ICP-MS トップペインでは、全面的に設計が見直されたダッシュボード形式のユー
ザーインターフェースが採用されています。このペインでは、すべてのメイン機能が、大型でわかりやすい「ガジェット」に割り当てられています (図 1)。ガジェットアイコンは一般的なアクセス順に従って並び、関連する機能が1 つのグループにまとめられています。たとえば、プラズマ点火パラメータには、「Plasma(プラズマ)」ガジェットからアクセスできます(図 2)。重要ではあってもあまり使わない機能は、「Settings (設定)」ガジェットにわかり
やすく整理されています。

その他の新機能 :• ユーザーによる設定が可能な「スタートアップ」およびオートチューン• 標準的な QC エラーに対するアクション機能• 機器ハードウェアおよび動作状況の概要を一覧できるステータスビューアー• バッチを簡単に編集し、キューに再投稿
して再分析できる「リキュー」機能• シンプルで柔軟性の高いユーザーチューンおよびグローバルチューン機能• 双方向的にメソッドを作成できるインテリ
ジェントなメソッドウィザード• 全自動でメソッドを作成できるメソッドウィ
ザード*• ISIS-3 に対応*
• 高速シグナルモニタリングに対応*• Ultra HMI (UHMI) に対応*
• Excel 不要のシンプルで新しいドラッグ＆ドロップ形式のカスタムレポートテンプレー
トデザイナ• iOS および Android モバイル端末用のAgilent ICP-MS Mobile アプリにより、装置の遠隔操作、遠隔監視をサポート* 7900 メインフレームのみ

インテリジェントなメソッドウィザード
新しいメソッドウィザード (図 3) を使えば、ユーザーの経験レベルにかかわらず、新しいメソッドを迅速に開発することができます。ア
プリケーションに関するいくつかの簡単な質問や一般的なサンプルの種類にもとづき、最適化されたメソッドを作成することが可能です。
各分析対象物や内標準に最適な同位体をウィザードが自動的に選択し、ハードウェア構
成やメソッド性能の優先順位をもとに、適切な積分時間、プラズマ条件、チューンモード
を選択します。そのすべてを、数回のマウス
クリックだけで実行することができます。

ICP-MS MassHunter 4.1 Workstation は、Windows 7 Professional (64 ビット) オペ
レーティングシステム上で動作します。基本
バージョンには、ほとんどの一般的なアプリ
ケーションに必要なすべての機能が含まれています。高度な機能をオプションとして追加することもできます。
追加オプションとしては、時間分解分析、同位体分析、精度管理ソフトウエア、クロマトグ
ラフィー分析、ユーザーアクセス管理などがあります。

4 Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 2 - 56
年

月 第

号

図 2.「Plasma (プラズマ)」ガジェットのプルダウンメニューからは、すべてのプラズマ関連機能にアクセスできます。ガジェットをダブルクリックするだけで、プラズマの点火や消火が可能です。

agilent.com/chem/jp

図 3. メソッドウィザードのユーザーインターフェースとワークフロー

Agilent ICP-MS Mobile アプリ

新しい (初期リリース) ICP-MS Mobile アプ
リ (図 4) は、Apple iOS や Android モバイ
ル端末を使う Agilent ICP-MS ユーザーに無料で提供するために開発されているアプリ
で、Apple App ストアと Google Play ストア
でダウンロード可能になる予定です。
ICP-MS Mobile アプリを使えば、ウェブに接続された MassHunter 4.1 搭載 Agilent
ICP-MS にアクセスし、ハードウェア、バッチ、キューなどの現在の機器ステータスやエラー
条件を見ることができます。遠隔操作でのプラズマの点火や消火、キューの停止や再開なども可能です。プロッティング機能を使え
ば、MassHunter 内標準または QC チャートを遠隔表示して、現在分析中のバッチを確認することができます。

agilent.com/chem/jp

図 4. MassHunter 4.1 搭載 Agilent ICP-MS 機器用のICP-MS Mobile アプリ

詳細ICP-MS MassHunter 4.1 の利点の詳細については、agilent.com/chem/jp をご覧ください。

Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 年 2 月 - 第 56 号

5

Agilent 7900 ICP-MSによる超高塩濃度
マトリクスサンプルの分析を可能にする
UHMI 技術
Wim Proper1、Ed McCurdy2、Eurofins Analytico、オランダ

12

図 1. 25 % NaCl マトリクス 50 サンプルの内標準シグナル

アジレント・テクノロジー、英国

アジレントによる新しい ICP-MS 機器や技術の開発には、お客様の要望が強く反映されています。新機器の仕様決定の際にお客様の声を考慮することに加えて、パートナーのラボと協力して、実際の使用環境において発売予定のハードウェアやソフトウェアの「ロードテスト」を実施しています。
Agilent ICP-MS パートナーラボの 1 つが、オランダのバルネフェルトにある Eurofins
Analytico です。複雑なサンプルのルーチン分析を行うこのラボで、新しい ICP-MS シス
テムが一般発売前に徹底的にテストされています。Eurofins での新しい Agilent 7900
ICP-MS のリリース前テストでは、超高マトリクス導入 (UHMI) システムによる拡張された
高マトリクス対応機能に重点が置かれ、最大 25 % NaCl までの超高塩濃度溶液の分析が行われました。
従来、ICP-MS 機器のマトリクス耐性は、以下の 2 つの要因による制約を受けていました。
• イオン化抑制に起因する分析対象物シグナルの低下• インターフェースコーンの詰まりによる長期的ドリフト

同様に、プラズマにサンプルマトリクスを完全に分解する十分なエネルギーがない場合、
マ
トリクスがコーン上に凝縮 (堆積) し、インターフェースコーンの開口部が詰まることがあります。ICP-MS のマトリクス耐性は、プラズマをロバストな条件 (低 CeO/Ce 比) にすることで改善させることができます。アジレントの
HMI 技術は、スプレーチャンバからトーチへ
通過するサンプルエアロゾルを希釈し、マト
リクスおよびエアロゾルの導入量を減らすことで、マトリクス耐性を総溶解固形分 (TDS)
2.5 % にまで高めています。
Agilent 7900 のオプションの UHMI (詳細は今号の 7900 紹介記事を参照) では、マトリクス耐性がさらに 10 倍向上し、25 % TDS
までのサンプルを測定できるようになっています。UHMI は希釈技術ですが、クリーンなア
ルゴンガスによりサンプルエアロゾルを希釈することで、従来の液体希釈に伴う欠点 (時間、試薬のコスト、誤差や汚染の可能性、廃棄コストなど) を回避しています。プラズマロ
バスト性が向上し、希釈倍率はネブライザガ
スと希釈ガスの流量を調整することで自動で校正され、再現性の高い分析が可能です。
図 1 は、UHMI-100 のプラズマ条件で検量線溶液の後に 25 % NaCl 溶液を 50 サン
プル分析したときの内標準元素の信号安定性を示しています。NaCl マトリクス中のシグ
ナルは標準液の 2 分の 1 程度に減少していますが (おもにサンプルの移動、ネブライ
ゼーション、スプレーチャンバーの影響によるもの)、内標準のシグナルも同程度で減少し(マス依存性はなし)、4 時間にわたる 25 %NaCl 分析の安定性が保たれています。なお、インターフェースに詰まりが生じていない
ことを確認しました。
このレベルのマトリクス耐性は、ICP-MS では他に類を見ないものですが、UHMI を搭載する新しい 7900 のもっとも顕著な性能上の特性は、さまざまなサンプルマトリクスで一貫した分析結果を得られる点にあります。
図 2 は、NaCl マトリクスに微量元素を 50
ppb (As は25 ppb、Hg は1 ppb) 添加した試料を分析した結果です。マトリクスマッチン
グなしの標準液に対して校正されています。
NaCl のマトリクスレベルが 0 〜 25 % 範囲のサンプルに標準液を添加しました。添加元素の定量結果は正確で (実際の添加濃度値を左端の点で示しています)、すべてのマトリ
クスレベルで一貫しています。これは驚くべき結果です。1 ppb で添加した Hg でも、正確 (平均回収率 93 %) かつ安定して (8 種類の NaCl マトリクスレベルの RSD は 6.3 %)測定されています。

シグナル抑制は、高マトリクス導入によってプ
ラズマのエネルギーの多くが吸収され、分析対象物の原子をイオン化するのに必要なエネルギーが残らなくなることで生じます。これはイオン化されやすい元素 (Na、K など) を高濃度で含むサンプル中で、イオン化されにくい元素 (As、Se、Cd、Hg など) を分析する場合に問題となります。高マトリクスの元素がイオン化されることで自由電子が増加する
ために、イオン化されにくい元素のイオン化が抑制されてしまいます。

図 2. さまざまな NaCl マトリクスの添加回収率

6 Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 2 - 56
年

月 第

号

agilent.com/chem/jp

7900 ICP-MS による

ナノ材料の単一粒子分析
Sébastien Sannac

アジレント・テクノロジー、フランス

はじめにナノ粒子（Nanoparticle; NP）の安全性や健康への影響に対する関心が高まっており、NP の評価に適した分析メソッドの早急な開発が求められています。
NP のキャラクタリゼーションに関して、ICPMS による興味深いアプローチが Degueldre氏らにより開発されています [1]。NP を含んでいるサンプルを溶液中の粒子数が少ない
状態で導入して、ICP-MS の継続的な時間
分解 (TRA) モードを用いた分析により、プラズマ中で気化および原子化した単一粒子のシグナルを読み取ることができます。その後、各測定データポイントを固有の NP のサイズ
および質量分率に関連付けることができます。このメソッドは、単一粒子 (SP-) ICP-MS
分析と呼ばれます。

表 1. 7900 ICP-MS 動作条件
プラズマ出力1550 W

キャリアガス

1.05 L/min

メイクアップガス

0.10 L/min

サンプリング深さ

8 mm

積分時間

3 ms または 100 µs( 本文参照 )

採取時間

60 秒

データ解析
データ変換には、オランダ国立食品安全研
究所 (RIKILT) で開発された専用のスプレッ
トシードを使用しました。SP-ICP-MS 分析とこの専用スプレッドシートを使用した計算により、サンプル中の粒子数、サイズ分布、NP群のサイズ中央値、当該元素の質量濃度を測定することができます。
結果と考察
図 1 は、7900 ICP-MS を用いて積分時間 3
ms で測定した 40 nm Ag NP 溶液の TRA
分析結果を示しています。

このサプライヤの提供値は、透過電子顕微鏡法 (TEM) 分析により得られた値です。希
釈サンプル中の粒子数は、3.4 × 107 個/L、Ag の質量濃度は 13 ng/L と推定されます。
サイズの異なる 3 種類の Ag NP (表 2) の分析で得られた結果サマリーを見ると、すべてのケースにおいて、7900 による分析結果
が、TEM 分析にもとづく NP サプライヤのス
ペック値と一致していることがわかります。
表 2. 3 種類の Ag NP 分析の結果
サプライヤのスペック値

40 ± 460 ± 4100 ± 8

測定値 (nm)

40

55

103

粒子数
(個 /L)

3.4 x 10 7

1.5 x 10 7

5.2 x 10 6

元素濃度

13

14

424

(nm)

(ng/L)

今後の開発
新しい 7900 ICP-MS を使えば、100 µs という高速積分時間を用いた NP 分析が可能です。これにより、各 NP ピークシグナルの測定が可能になります (図 3)。

実験方法
標準試料およびサンプルの前処理
サイズの異なる銀 NP を含有した標準試料
は Sigma Aldrich から購入しました。
この NP サンプルをポリプロピレンバイアル中
で超純水により希釈しました。劣化を防ぐためにサンプルは測定当日に希釈しました。サンプルの希釈と測定の前には、すべての溶液を超音波浴に 10 分間入れ、NP サンプル
溶液を均質化しました。

図 1. SP-ICP-MS モードを用いた 40 nm 銀 NP の測定

この生データから専用スプレッドシートを用いてバックグラウンドシグナルを除去しました。
バックグラウンド除去後のシグナル強度を粒子サイズに変換して、図 2 に示す分布パターンを得ました。

使用機器
NP の測定には Agilent 7900 ICP-MS を使用しました。標準装備のペリスタルティックポ
ンプと ASX-520 オートサンプラを用いて、サンプルを ICP-MS システムに直接導入しました。測定は TRA モードでおこないました。
7900 システムの全般的な設定を表 1 に示し
ています。

結論
Agilent 7900 ICP-MS を用いたこのメソッド
を銀 NP 分析に適用し、NP 標準試料のサ
イズ分布、サイズ中央値、粒子数、元素濃度を測定することができました。

謝辞
SP-ICP-MS 分析の生データの変換に用いた Microsoft® Excel® ワークシートを提供してくださった RIKILT に感謝します。

参考文献
図 2. 40 nm Ag NP の粒子サイズ分布

このサイズ分布図から算出した粒子サイズの中央値は 40 nm でした。この測定値は、サプライヤの示した 40 ± 4 nm という値と良好に一致しています。

agilent.com/chem/jp

図 3. 積分時間 100 µs を用いた 100 nm Ag NP の測定

1.Degueldre S., Favarger P.-Y., Bitea C.,(2004) Anal.Chim.Acta, 518:137-142

Agilent ICP-MS ジャーナル 2014 年 2 月 - 第 56 号

7

分光分析製品群がさらに充実

WPC 2014 でのアジレントの活動

新製品 7900 ICP-MS に加えて、2014 WinterPlasma Conference (WPC) では、Agilent
4200 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析
装置 (MP-AES) も発表されました。

新製品 Agilent 4200 MP-AES

どちらの新機器も、性能や機能が拡張され、困難なアプリケーションに対応できるようになっているほか、さまざまな技術レベルのユーザーがより使いやすい設計になっています。
「アジレントでは、
プラットフォーム全体にわたって市場初の技術を発表しつづけ、お客様がそれぞれのラボの機能を高め、ワークフロー
を単純化することを可能にしています」とアジレントのスペクトロスコピー製品担当バイス
プレジデントを務める Philip Binns は述べています。
「4200 MP-AES と 7900 ICP-MSの発表により、お客様にアプリケーションのニーズに合った最高のツールを提供することができます。元素分析におけるリーダーとして、アジレントはお客様の期待に応えていきます。」
4200 の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
agilent.co.jp/chem/4200mpaes

アジレントは 1 月 6 日、 米 国フロリダ州アメリアアイランドで開 催された Winter Plasma
Conference (WPC) で、2 つの革新的な新製品を発表しました。原子分光分析および元素分析分野のリーダーである数百人の出席者のまえで発表されたのが、7900 ICP-MS と 4200
MP-AES です。
「7900 と新設計の MassHunter ソフトウェアの性能向上について、好意的なコメントを数多くいただきました」とアジレント ICP-MS マーケティングディレクタの Ken Suzuki は述べています。
「7900 の超高マトリクス耐性、広いダイナミックレンジ、シグナル/ノイズ性能の向上は、環境および臨床分野のルーチン分析を行っている要件の厳しいハイスループットラボをはじめ、主要分野のお客様の心をとらえたようです」。7900 ランチセミナーは、新しい ICP-MS の詳細を聞くために集まった出席者で満員になりました。
8800 ICP-QQQ に対する関心も引き続き急速に高まっており、8800 ランチセミナーにも多くの出席者が集まりました。また、アジレントは WPC で初めて 8800 ユーザーミーティングを開催し、この先駆的な機器を実際に使用した体験について、
お客様どうしで語り合う機会を提供しました。
「1 月 5 日に開催した 4200 MP-AES ランチセミナーでは、40 名を超える大勢の方に参加していただきました。新しい機器とその機能について知りたいという熱心な方ばかりで、お寄せいた
だいたフィードバックは、きわめて好意的なものでした。出席した方々は、MP-AES テクニック固有の安全でコスト効率の良い元素分析を維持しながら性能を向上させる 4200 の機能に感銘を受けているようでした」とアジレントの原子光学分光分析製品担当ゼネラルマネージャを務める Keith Bratchford は述べています。
アジレントのスペシャリストは、カンファレンスのサイエンスセッション全体をつうじて、全部で 16 の口頭およびポスタープレゼンテーションに参加しました。また、アジレント製品のユーザーのためのお客様感謝イブニングイベントも開催され、ソールドアウトの大盛況となりました。アジレントの分光分析装置の詳細については、agilent.com/chem/jp をご覧ください。

Agilent ICP-MS 関連資料
最新の ICP-MS 関連資料については、www.agilent.com/chem/jp から「ライブラリ」を検索してください。

• カタログ Agilent 7900 ICP-MS : とどまることなく進化する次世代の ICP-MS 、5991-3719JAJP• アプリケーションノート : Speciation of Inorganic Arsenic in Baby Rice Cereals Using HPLCICP-MS (HPLC-ICP-MS を用いた乳児用米シリアル中の無機ヒ素のスペシエーション)、
5991-2568JAJP• アプリケーションノート : Method Validation for 16 Trace Element Determinations in
Polypropylene and High Density Polyethylene by ICP-MS (ICP-MS によるポリプロピレンおよび高密度ポリエチレンに含まれる 16 種類の微量元素測定に関するメソッドバリデーション)、5991-3536JAJP• アプリケーションノート : Multi-element analysis of crude oil samples by ICP-MS (ICP-MS
による原油サンプルの多元素分析)、5991-3538EN

Agilent ICP-MS ジャーナル編集者
本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2014
Printed in Japan January 30, 2014
5991-3903JAJP

Karen Morton、アジレントテクノロジー
E メール : icpms@agilent.com