Control Box COL50 MK2
Data Sheet

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINECOL50 MK2|

2ContentsIntroduction��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3Features and options������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4Usage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5Ordering example����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6System overview������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7Accessories list���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Cable mounting and cable cover����������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Internal battery charger����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Speed boost������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10Dimension drawing������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
LIFT50 position for maintaining IP degree������������������������������������������������������������������������������ 12

COL50 MK2 |3Introduction
The control box COL50 MK2 is a part of the LIFT50 product series speciallydeveloped for various applications, for instance patient lifts.
LIFT50 is a complete system consisting of the control box COL50 MK2,a battery BAL50 and an external charger CHL50 in a flexible solution.
Combined with one or more actuators and a hand control, you have acomplete system for modern application design, such as patient lifts.
The control box COL50 MK2 contains a series of features which meet the patient’s and caregiver's need for asafe and comfortable lift. It is equipped with 3 channels, Bluetooth®, redundant controls and speed-boostingfor faster positioning, and can be programmed to run while on mains and several actuators in parallel.
Combine this with next generation of Li-Ion battery technology for high performance and improved returnon investment (ROI) due to long lifetime. Packaged in a light, small and ergonomic package for fast andsingle-handed battery exchange.
The streamlined design with a clean bright surface makes it easy to integrate the LIFT50 design into the OEMapplication design.
Feature highlights• Compact modern design• 3 channels• Software configurable• Optional to run while connected to mains• Parallel drive• Speed Boost• Redundant controls• IPX6 Washable

COL50 MK2 |Features and options
Channels
Channel extension
Output current

3 channels+2 (5 in total)
12A - CH1, CH2 and CH3Speed boost
Wireless operation
Redundant control
Cable management
Ingress Protection(Duty cycle 2/18 min)
Yes
Located on BAL50
Yes
Battery status (3 green LEDs, first LED on left side switches to orange atlowest status) and system status/service (2 x orange)
Yes
BLE, Bluetooth® Low Energy
Up and down channel 1
Yes
IPX6 Washable

Learn mode
Battery charging
Charging time
Software customisation
Colour base
Cable cover colour
Feedback actuators
Service status
Low battery information

In combination with BAL50, IPX6 Washable can only be guaranteed if aminimum interval of 24 hours between each wash is observed.
Standard/Advanced (easy adjustment)Internal and externalApprox. 4 hours
SoftCon2
Light grey RAL7035
Signal white RAL 9003
Yes, parallel and simultaneous movement and memory positions.
LED + Service Data Tool
Still able to get battery status.

Soft start/stop
Emergency stop function
Acoustic battery alarm
LED Indicators

Orange LED indication + buzzer

4

COL50 MK2 |Usage
With internal charger:

Nominal current draw max. 350 mA (depending on input voltage)
Power consumption (standby) max. 0.5 W power(depending on input voltage)
Input voltage range: 120-240 VAC (50/60 Hz)

Duty cycle:

Power consumption (charging) max. 30 W (depending on input voltage)
Max. 10% or 2 min. continuous use followed by 18 min. without use

Operating temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 100 A
Approvals:- EN IEC 60601-1- ANSI/AAMI ES60601-1- CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1- EN IEC 60601-1-2- RED (EU)- FCC ID (US)- IC ID (Canada)- Telec (Japan)

5COL50 MK2 |Ordering example
C O L 5 0 A 9 2 0 0 00 1 T 4 000 1

0

Reserved for future use
Extension port

01

None
Yes

Customisation

000 None
XXX Customer specific (001-999)
Wireless communication

4Bluetooth® Gen.2

Software

TX

Without software
Customised software

Charger01None
Internal 120-240VAC +15%/-10%

Reserved for future useReserved for future use
Reserved for future use
Channels

1231 Channel
2 Channels
3 Channels

IP degree

9IPX6 WashableColour

A

RAL7035 Light Gray, RAL9003 white cable cover.

Model

L50 LIFT™ 50 series
Functionality

OIntelligent. OpenBus input

FamilyCControl Box

6

COL50 MK2 |System overview

HB30
HB30 Display
HB70
HB80
HD80
HB200

MJB
MJB2ACO
ACC
ACK
ACOM
FPP

COL50 MK2

BAL50

With/without internal charger
PJ2(5/6)

Power output 1-3channels or up to 5channels connectedto extension port

CHL50
Externalcharger

7COL50 MK2 |Accessories list
Cable cover
Blind plug actuator port*
Blind plug hand control port*
Mounting bracket kit*
Cable hanger*must be ordered separately

Item no: SA1039W1003
Item no: 0961318
Item no: 0821008
Item no: MBL50-1
Item no.: SA1039W1041

8

COL50 MK2 |9

Cable mounting and cable cover
COL50 MK2 has a uniquely designed cable cover which also works as an integrated cable cover whenclosed.
To close cable cover
1. 1) Mount cable plugs in control box (1)2. 2) Push cable cover directly over designated snaps (2)To open cable cover
3. 3) Insert flat head screwdriver in groove (3). Move screwdriver handle carefully towards the back ofCOL50 MK2. Cable cover is released
4. 4) Pull cable cover straight out (4)3214

COL50 MK2 | 10Internal battery charger
COL50 MK2 is available with and without internal charger.
The internal SMPS charger makes charging of the batteries very efficient.
The internal charger only works when the COL50 MK2 contains a software. If COL50 MK2 does not haveany software, the battery will not charge.
The charging time depends on the battery capacity and condition. Typically, the BAL50 charging time isapprox. 4 hours from fully discharged state and depending on connected accessories.

Speed boost
The COL50 MK2 is equipped with speed boost.
The speed boost function can operate unloaded actuators at increased speed – up to 30% higher speed. The
speed boost can be used unloaded or at lower workloads (max. boost power approx. 100 W).
The speed boost can be used for increased efficiency. The nurse will save valuable time by faster 'gettingready-to-lift' before moving the patient. Or to save time after use, when parking the lift in the hallway.
Using the speed boost allows simultaneous use of several channels for running to 'ready for lift' position or'parking' position.

COL50 MK2 | 11

Dimension drawing

Drawing no. 1039w4000

COL50 MK2 | 12

LIFT50 position for maintaining IP degree

212Drawing no. 1039w4000

LIFT50 can be mounted as shown on the pictures above:• Battery upwards, cable outlets downwards (see illustration 1)• Control box lying on either side, seen from the front (see illustrations 2)
Cables and blind plugs must be inserted correctly in the control box to maintain the IP degree in cleaning
situations.

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.myColombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.be

Netherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.no

Slovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk

Finland
LINAK OYPhone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi

Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se

Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de

Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965Fax:+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Italy
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+39 02 48 46 82 52
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

United Kingdom
LINAK UK Limited
Phone:+44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.co.uk

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-05 • LIT-62-02-004 CIreland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile) Fax:
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk