多功能直流电子负载装置
PLZ-4W系列样本

P

L

Z

-

4

W

S

E

R

ELECTRONIC LOAD

多功能直流电子负载装置
PLZ-4W 系列

165W·330W·660W·1000W的4种类型，共5个型号
支持0V输入（PLZ164WA、PLZ664WA）
Max 斜率16A／μs（起动时间换算10μs）的高速响应
支持恒流·恒阻·恒压·恒功率·恒流+恒压·恒阻+恒压模式
定时器功能和时间，电压测量功能，可用于电池的放电特性评测
通过增强器实现大功率化（PLZ1004W）搭载有时序功能、开关功能标准配备有GPIB、RS232C、USB2.0

https://global.kikusui.co.jp/

I

E

S

用于
数码相机用
电池CP脉冲
放电…

用于高效率
开关电源
效率测量…

用于手机
用充电回路
实负载时序…

恰当贴心助手 !

用于服务器用低电压大电流DD
变换器
评价……

用于AC适
配器评价…

2

PLZ-4W

SERIES

用于燃料
电池单节／
多组评价…
用于PDA
用DD变换器
性能
评价…

（

）

开关电源、电池、DD变换器…还有燃料电池 !

适应低电压化·高速化
大功率化要求多功能直流电子负载装置
PLZ-4W系列

Min设定
分解能

支持
0V输入
(PLZ164WA、PLZ664WA)

10μA(PLZ164／164WA的
L量程内)

Max支持

9kW
1800A
(PLZ1004W和PLZ2004WB
的系统)

GPIB
RS-232C
USB2.0约10μs的高速动作(上升、下降沿时间换算)标准配备

近年来「半导体的低电压化／高速化」成为趋势，这既是对作为电源部分的开关电源、
电池、DC／DC变换器等的要求，同时也是对测试用电子负载的要求。此外在被寄予期
望的清洁能源「燃料电池」的研究开发中，也要求「即使是0V也要有电流流动」，在将单节电池串联起来的叠层测试中也需要「容量扩展性」。PLZ-4W系列就是应对这些
需要而开发出来的电子负载装置。
PLZ-4W系列包括恒流、恒阻、恒压、恒功率、恒流+恒压、恒阻+恒压这六种动作模式，是高性能的直流电子负载装置。
具有 Max 斜率达16A／μs *1 的高速响应及10 μA *2 的 Min 设定分解能，除此之外，
软启动功能、可变斜率、开关功能、ABC预置存储器、100个设定存储器、时序功能及定时器功能、时间・电压测量功能的组合，使得电池的放电特性评价成为可能，具有丰富多彩的功能。
此外在根据被测试物输出扩展电流容量和功率容量的功能上，除了主从方式的并联运
行 *3 以外，PLZ1004W使用专用的增强器 (PLZ2004WB) 可以支持 Max 达9kW、1800A
的容量。
作为通信功能，标准配备有GPIB、RS232C及USB2.0。各接口再加上IEEE488.2，还支
持SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments : 适用于测试・测量装置的通用指令)。
*1：PLZ1004W*2：PLZ164／164WA的L量程内*3：同一型号 Max 可连接5台 (主1台+从4台)

PLZ-4W

SERIES

3

[使用便利性]
前&后面板

动作设定相关键

速度感应型旋钮

LOCAL／LOCK键

是用来对基本设定值 (电流、电导、电压、或功率的值)、动作模式、
量程、斜率、保护功能等进行设定的键。

是用来进行各种数值设定的旋钮。每按一次旋钮，可以在粗调和微调之间切换。微调 (FINE) 时，变化量是粗调的1／10。按下SHIFT 键的同时转动旋钮，可以改变显示器的对比度。

在进行本机的远程控制时，切换到本机的面板上进行操作 (本地操作)。此外在按下
SHIFT键的同时按下此键，可以将本机置
于锁定状态。

存储器／
时序操作
相关键
是用来对设置存储器、ABC预置进行设定操作及时序编辑·执行等的键。

POWER
开关
DC INPUT(前面负载输入端子)
通过此端子可以轻松连接要测试设备
与本机。负载输入端子在后面板上也
有，与前面的负载输入端子是并联在
一起的。

LOAD键

I MON OUT端子

开关动作相关键

TRIG OUT端子

是用于监控电流的输出端子。连
接到电压表和示波器上，对电流进行监控。

是用来对开关动作的开关频率、
占空比、时间、等级等进行设定的键。

在时序动作时或开关动作时输出脉冲信号。

EXT CONT

J1／J2连接器DC INPUT (后面负载输入端子)

为可变电阻器，用来针对外部控制源 (电压或电阻) 的输入值，调
整本机设定值的量程和偏移。

为信号输入输出用的连接器,利用外部电压及电阻、继电器接点等从外部控制本机。J1为外部控制用，J2为并联运行用。

本端子用来将要测试设备和本机连接起来。与前面的负载输入端子是并联在一起的。

远程传感端子冷却风扇
采用热感应变速风扇及冷却构造，实现了更高的可靠性和更低的噪音

GPIB连接器
PLZ664WA／PLZ1004Ｗ

RS232C连接器

PLZ2004ＷB

USB连接器4

PLZ-4W

SERIESAC INPUT连接器[支持0V输入&高速动作]
基本性能·动作

六种动作模式

支持0V输入动作模式包括恒流模式、恒阻模式、恒压模式、恒功率
模式、恒流+恒压模式、恒阻+恒压等六种模式。

PLZ164WA、PLZ664WA为输入动作电压0V型号。这是
燃料电池单节测试必备的性能。近年来由于低功耗及半导体过程精细化的发展，半导体设备越来越呈现低电压化，本性能可用于这些电源的评测。

各模式的等价回路和动作※本产品在输入电压约0.3V以下、且输入电流在额定量程约1%以下时进
行无输入检测。因此，将输入电压从0V缓慢上升的过程中，只要未超过
0.3V就不会有电流流动。如果电流上升到额定量程的1% 以上，即使在
0.3V以下也可以产生电流。
※PLZ164WA及PLZ664WA的内部搭载有偏置压电源。如果是象开关电源之类，在负输出与正输出之间配置有二极管的情况下，保持本机加载
的状态并关闭被测试电源的输出，则偏压电源会有电流流过二极管，将发出反向连接警报。

●恒流模式 (CC)
I
V

V1
V

0

I

●恒阻模式 (CR)

可变斜率

I
V

过渡响应测试等电流发生急剧变化的场合，电流变化的倾斜度是由「斜率」决定的。本机可以根据电流量程设定单位时间内的电流变化率。

V2

V1
V

R=

V1

0

I1

V1
= VI22
I1

I2

I●恒压模式 (CV)
R1

I

V

V1
V

● 基于斜率可变的

电流波形的推移0I※斜率性能是由额定2%〜100%的电流变化来保证的。Max 上升时间有10
μs的限制。减小电流变化时，由于前述理由，有可能斜率值无法保存。

●恒功率模式 (CP)
I

P

V1

V

P = V1

V1

V
V2

0

I2

I1

I

●恒流 +恒压模式 (CC+CV)
R1

I

高精度·高分解能

I2

内置有三种量程，同时保证了宽广的动态范围和高精度，实现了 Max 5位显示的电压·电流·功率测量功能和
10μA (PLZ164W／164WA的L量程) 的 Min 设定分解能。

V

VM●PLZ164W的动作范围·设定分解能

V

0

I

●恒阻 +恒压模式 (CR+CV)
R1

I1 = V 2

I

动作范围

设定分解能

恒流模式

H量程
M量程
L量程

0A〜33A
0A〜3.3A
0A〜330mA

1mA
0.1mA
0.01mA

恒阻模式*

H量程
M量程
L量程

22S〜400μS
2.2S〜40μS
0.22S〜4μS

400μS
40μS
4μS

恒压模式

H量程
L量程

1.5V〜150V
1.5V〜15V

10mV
1mV

恒功率模式

H量程
M量程
L量程

16.5W〜165W
1.65W〜16.5W
0.165W〜1.65W

10mW
1mW
0.1mW

V

VM
V

0

I

*电导[S]= 输入电流[A]/ 输入电压[V] = 1/ 电阻值[Ω]PLZ-4W

SERIES5

［支援高度化的试验］
控制功能·辅助操作功能加载／卸载动作

远程传感功能加载／卸载动作除通常操作以外，还包括以下种类，可根据使用情况选择不同的动作。

本功能用于欲对负载线的电压下降进行补偿，以便正确地设定电阻、电压，测量电压和功率的情况下。特别值得一提的是，由于恒压、恒功率及恒阻模式下的过渡特
性得到了改善，因此动作很稳定。(可补偿电压:单侧2V)·加载状态下的起动·显示加载的经过时间·经过一定时间后卸载·利用继电器等外部信号加载/卸载

开关功能
时序功能
任意设定的时序样式可以保存在内置存储器中。时序程
序可保存10个正规时序，1个首时序。各程序可保存256步正规时序，1024步首时序。可以一边查看大型液晶显
示器 (LCD) 一边从面板上进行编辑。

恒流模式及恒阻模式下，支持 Max 20kHz下的开关动作。此外等级、频率、占空比等设定参数在加载过程
中也可以变更。

※请使用时序制作软件「Wavy」(P12)■正规时序可针对各步分配执行时间，也可以通过PAUSE实现暂停，通过外部触发输入解除暂停。

【设定参数】■动作模式:CC及CR ■占空比设定:5%〜95%、0.1%步 ■频率设定范围:1Hz〜20kHz■频率设定分解能:1Hz〜10Hz时0.1Hz／10Hz〜100Hz时1Hz／100Hz〜1kHz时10Hz／1kHz〜20kHz
时100Hz ■频率设定精确度:±(0.5% of set) ※占空比设定的Min时间幅度为10μs。

软启动功能
是指在恒流·恒阻模式下，可在被测试设备的输出电压起动后，改变电流上升时间的功能。因为能够根据要测试设备的输出电压上升时间，改变本机的上升时间，所以可实现近似于实际负载的测试。(软启动时间: 可从1、2、5、10■首时序高速执行各步。因时间分解能高，因此可实现高速的仿
真。各步为等间
隔，Max 可执行1024 步。

、20、50、100、200 ms中选择)●时序设定参数6

PLZ-4W

正规时序

首时序

短路功能

动作模式

CC、CR、CV、CP

CC、CR

Max 步数

256

1024

步执行时间

1ms〜999h59min

25μs〜100ms

时间分解能

1ms (1ms〜1min)
100ms (1min〜1h)
1s (1h〜10h)
10s (10h〜100h)
1min (100h〜999h59min)

恒流模式及恒阻模式动作过程中，可瞬时地设定为量程
内的 Max 电流值 (恒流模式时) 或 Min 电阻值 (恒阻模式时)。此外因J1连接器上有接点信号输出，可以通过外部继电器等使被测试设备的输出短路。

25μs (25μs〜100μs)
100μs (100μs〜100ms)

SERIES++--

ABC预置存储器经过时间显示和自动卸载定时器
经过时间显示、UVP (低电压保护)、卸载电压显示、自动卸载定时器
这四种功能组合后，可以实现电池
放电测试中需要的「从放电开始至▲卸载电压显示示例终止电压的时间测量」及「从放电开始经过一定时间后的闭路电压测量」这两种测试。

各模式的各种量程中分别有A、B、C三个存储器，可以保存设定值。所保存的设定值，在加载过程中也可以
自由地调用、保存。
恒流+恒压、恒阻+恒压模式下，可以调用及保存恒流及恒压、恒阻及恒压的存储器。

设定存储器设定存储器 Max 可以保存100个以内设定值。
·动作模式 (CC／CR／CV／CP、+CV的有无)

用于电池
评测时很
方便 !!

·保存时的电流值／阻抗值／电压值／功率值
·量程设定
·斜率值
·开关频率／占空比／等级／时间·保护设定·ABC预置存储器的内容

配置设定是有关于动作和通信环境等的设定功能。设定内容被保存到本机的存储器中，在电源投入时被调用。
·并联运行台数·主／从设定·电源投入时的加载、卸载·电源投入时的键锁定ON、OFF·GPIB／RS232C／USB的选择·GPIB地址·RS232C通信速度·使用外部参考电压的动作模式·加载外部控制的极性 (Low／High)响应速度设定本机是通过检测输入电流和电压，对检测值进行负反馈
控制而工作的。对于负反馈控制的响应速度 (Response)可以进行如下设定。可在恒流模式 (恒流+恒压模式) 及恒阻模式 (恒阻+恒压模式) 下使用。对于因负载配线的
长度与所产生的环路的大小而产生的动作不稳定等，可以降低响应速度从而确保稳定的动作。
1／1： 通常的响应速度
1／2： 比通常的响应速度慢2倍丰富保护功能搭载有过电流保护 (OCP)、过功率保护 (OPP)、过电压
保护 (OVP)、低电压保护 (UVP)、过热保护 (OHP)、及反向连接检测 (REV) 的保护功能。
此外还备有通过外部TTL信号输入进行卸载的「警报输入检测」功能。

样本例程序
在我公司WEB(https://global.kikusui.co.jp/) 上提
供了PLZ-4W 系列
用的样本例程序 (免费)。作为样本
例程序，用来将设定存储器的内容从软盘等介质读入或保存的UTILITY软件 [MEMcopy]、时序编辑软件 [StepEdit]、及测量数据收集和GUI遥控等
Visual Basic的应用软件及其源代码 [VB采样] 都可在网站上下载。只要将这些软件及USB驱动器安装到带USB端口
的WindowsPC (支持98以上版本)，用USB电缆与PLZ-4W
系列 (主体) 连接起来,即可轻松开始测量。

1／5： 比通常的响应速度慢5倍1／10： 比通常的响应速度慢10倍

PLZ-4W

SERIES7

[我们也提供系统升级服务]
容量扩展功能·外部控制功能※也支持9kW以上的大功率系统及机柜系统等。详情请与我公司营业部门联系。

增强器 (PLZ2004WB)

并联运行

为了以低成本实现大功率化，PLZ1004W上配备了PLZ2004WB增强器。以1台PLZ1004W为主机，Max 可以并
联连接4台增强器
(Max 9kW、1800A)。
连接时，需要根据连接台数准备并联
电缆PC02-PLZ-4W
和PC01-PLZ-4W等
选购件。

在不使用增强器的并联运行时，包括主机在内，同一机型 Max 可以并联连接5台 (Max 5kW、1000A)。连接为
单控·主从运行，可在主机面板上对
整个系统进行控制
和显示。
连接时，需要根据连接台数准备并联
电缆PC01-PLZ-4W
等选购件。

●增强器 PLZ2004WB■动作电压:1.5V〜150V ■电流:400A ■功率:2000W ■输入电源电压范围:100V〜240V AC(90V〜250V AC)、单相连续 ■消耗功率:200VAmax ■质量:约23kg ■尺寸:429.5宽(455)×128高(150)×550深(600)mm●并联连接台数和容量 (Max电流和Max功率)
从属机

1台

2台

3台

4台

PLZ164W／
PLZ164WA

66A
330W

99A
495W

132A
660W

165A
825W

PLZ334W

132A
660W

198A
990W

264A
1320W

330A
1650W

PLZ664WA

264A
1320W

396A
1980W

528A
2640W

660A
3300W

PLZ1004W

400A
2000W

600A
3000W

800A
4000W

1000A
5000W

※PLZ2004WB为PLZ1004W专用。
不能与其他型号连接使用

外部控制
可进行GPIB、RS232C、USB及模拟输入等外部控制。GPIB、RS232C及USB适用于以下标准。在外部模拟输入时，可实现「外部电压或阻抗的控制」、「加载/卸载」、「电流量程切换」、「输入电流监控
输出」等。

外部
模拟

GPIB

RS232CUSB8

PLZ-4W

SERIES●接口适用标准

·IEEE Std 488.2-1992·IEEE Std 488.1-1987·TIA/EIA-232F·SCPI 1999.0·USB 2.0 (Full Speed)·USBTMC 1.0●测量设备驱动器
可从我公司WEB网站上下载测量设备的驱动 (免费软件)。请多加利用。
(https://global.kikusui.co.jp/)●基于电压或阻抗的外部模拟控制
控制方式

动作模式

电压

CC,CP,CV

0V〜10V变化，额定量程值的0%〜100%变化

CR

0V〜10V变化，
量程的 Max 值〜 Min 值变化

CC,CP,CV

0Ω〜10kΩ变化，额定量程值的0%〜100%变化

CR

0Ω〜10kΩ变化，
量程的 Max 值〜 Min 值变化电阻 (比例)电阻 (反比例) CC,CP,CVCR

内容

10kΩ〜0Ω变化，
额定量程值的0%〜100%变化
10kΩ〜0Ω变化，
量程的 Max 值〜 Min 值变化●其他外部模拟控制■加载／卸载的控制及监控■电流量程切换各动作模式时的量程控制及监控■触发输入时序动作时的暂停解除■警报输入强制警报发生■电流监控输入电
流的监控■短路信号继电器接点输出
※进行外部模拟输入连接时，请使用市售的MIL类标准20针连接器或附件套包
(OP01-PLZ-4W)。

[规格]规格如无特别指定，遵照以下设定及条件。
· 预热时间为30分钟 (有电流流动的状态)。
· 预热完成后，需要在23°C±5°C环境下，按操作说明书的步骤，正确地加以校正。
· ※※% of set 是指输入电压、输入电流或输入功率设定值的※※%。
· ※※% of f.s 是指额定输入电压、额定输入电流或额定输入功率的※※%。
· ※※% of rdg 是指输入电压、输入电流或输入功率读数的※※%。

■额定
型号动作电压 (DC)电流
功率Min起动电压 *3

PLZ164W
33A
165W

PLZ334W
1.5V〜150V *1
66A
330W

PLZ1004W
200A
1000W
0.3V以上PLZ164WA
PLZ664WA
0V〜150V *2
33A
132A
165W
660W

■恒流模式 (CC)
型号
动作范围

量程

可设定范围

量程

分解能

量程

设定精确度

量程

输入电压变动
*3

量程

脉动

H
M
L
H
M
L
H
M
L
H,M
L
H
M
L
rms *4p-p *5

PLZ164W
0A〜33A
0A〜3.3A
0A〜330mA
0A〜34.65A
0A〜3.465A
0A〜346.5mA
1mA
0.1mA
0.01mA[额定]*1: 开关模式下的Min动作电压 (包括因配线自感应而下降的电压部分)，在斜率设定为5A/ μ s以上时，每1A/ μ s上升0.15V。
*2: 开关模式下的Min动作电压 (包括因配线自感应而下降的电压部分)，在斜率设定为5A/ μ s以上时，每1A/ μ s上升0.3V。
*3: 本机上开始有电流流动时的Min
电压(本产品在输入电压约0.3V以下、且输入电流在额定量程约1%以下时进行无输入检测。因此，将输入电压从0V缓慢上升的过程
中，只要未超过0.3V就不会有电流流动。如果电流上升到额定量
程的1%以上，即使在0.3V以下也可以产生电流。)

PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
0A〜66A
0A〜200A
0A〜33A
0A〜6.6A
0A〜20A
0A〜3.3A
0A〜660mA
0A〜2A
0A〜330mA
0A〜69.3A
0A〜210A
0A〜34.65A
0A〜6.93A
0A〜21A
0A〜3.465A
0A〜693mA
0A〜2.1A
0A〜346.5mA
2mA
10mA
1mA
0.2mA
1mA
0.1mA
0.02mA0.1mA0.01mA±(0.2% of set+0.1% of f.s *1)+Vin *2/500kΩ
±(0.2% of set+0.1% of f.s)
4mA
10mA
2mA
4mA
10mA
2mA
0.2mA
0.6mA
0.1mA
7.5mA
5mA
20mA *650mA
100mA *650mA

PLZ664WA
0A〜132A
0A〜13.2A
0A〜1.32A
0A〜138.6A
0A〜13.86A
0A〜1.386A
10mA
1mA
0.1mA

PLZ164W
22 S〜 400 μS
(45.455 mΩ
〜 2.5 kΩ)2.2 S
～ 40 μS(454.55 mΩ
～ 25 kΩ)0.22 S～ 4 μS(4.5455 Ω～ 250 kΩ)23.1 S～0S(43.290 mΩ
～ OPEN)
2.31 S～0S(432.9 mΩ
～ OPEN)0.231 S
～0S
(4.329 Ω～ OPEN)
400 μS
40 μS
4 μS

PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
44 S
133.332 S
22 S〜 800 μS
〜 2.4 mS
〜 400 μS
(22.727 mΩ
(7.5 mΩ(45.455 mΩ
〜 1.25 kΩ)〜 416.666 Ω)〜 2.5 kΩ)
4.4 S
13.3332 S
2.2 S～ 80 μS～ 240 μS
～ 40 μS(227.27 mΩ
(75 mΩ
(454.55 mΩ
～ 12.5 kΩ)～ 4.1666 kΩ)～ 25 kΩ)0.44 S
1.33332 S
0.22 S～ 8 μS～ 24 μS～ 4 μS(2.2727 Ω(750 mΩ(4.5455 Ω～ 125 kΩ)～ 41.666 kΩ)～ 250 kΩ)46.2 S139.9968 S
23.1 S～0S～0S～0S(21.692 mΩ
(7.1430 mΩ
(43.290 mΩ
～ OPEN)～ OPEN)～ OPEN)
4.62 S
13.99968 S
2.31 S～0S～0S～0S(216.92 mΩ
(71.430 mΩ
(432.9 mΩ
～ OPEN)～ OPEN)～ OPEN)
0.462 S1.399968 S
0.231 S
～0S
～0S
～0S
(2.1692 Ω(714.30 mΩ
(4.329 Ω～ OPEN)～ OPEN)～ OPEN)
800 μS
2.424 mS
400 μS
80 μS
242.4 μS
40 μS
8 μS
24.24 μS
4 μS±(0.5% of set *3+0.5% of f.s *4)+Vin/500kΩ
±(0.5% of set *3+0.5% of f.s)

PLZ664WA
88 S〜 1.6 mS
(11.363 mΩ
〜 625 Ω)8.8 S
～ 160 μS(113.63 mΩ
～ 6.25 kΩ)
0.88 S～ 16 μS(1.1363 Ω～ 62.5 kΩ)
92.4 S～0S(10.822 mΩ
～ OPEN)
9.24 S～0S(108.22 mΩ
～ OPEN)0.924 S
～0S
(1.0822 Ω～ OPEN)
1.6 mS
160 μS
16 μS[恒阻模式]*1: 电导[S]=输入电流[A]/输入电压[V]=1／电阻值[Ω]*2: 输入电流时的换算值。在传感端。
*3: set=Vin/Rset*4: H量程的全刻度

PLZ164W

PLZ334W
1.5V〜150V
1.5V〜15V

PLZ164WA
PLZ664WA
0V〜150V
0V〜15V[恒压模式]*1: 输入电压1.5V，针对额定的10%〜100%的电流变化 (远程传感时)

2mA
2mA
0.1mA
3mA
30mA

8mA
8mA
0.4mA
30mA *6
200mA *6

[恒流模式]*1: H量程的全刻度*2: Vin:负载装置的输入端子电压
*3: 以额定功率/150V的电流输入电压
在1.5V~150V间变动时*4: 测量频率带宽:10Hz〜1MHz*5: 测量频率带宽:10Hz〜20MHz*6: 测量电流100A时

■恒阻模式 (CR)型号动作范围 *1

量程

H

M

L

可设定范围

量程

H

M

L

分解能

量程

设定精确度 *2

量程

H
M
L
H,M
L

■恒压模式 (CV)
型号
动作范围

量程

可设定范围

量程

分解能

量程

设定精确度
量程
输入电流变动 *1

H
L
H
L
H
L
H,L

PLZ1004W

0V〜157.5V
0V〜15.75V
10mV
1mV±(0.1% of set+0.1% of f.s)12mV

PLZ-4W

SERIES9

■恒功率模式 (CP)

[恒功率模式]*1: H量程的全刻度[指示表]*
1: 显示电压表显示值和电流表显示值的乘积*
2: CP模式时以外
*3: CP模式时

型号
动作范围

量程

可设定范围

量程

分解能

量程

设定精确度

量程

H
M
L
H
M
L
H
M
L
H,M
L

PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
33W〜330W
100W〜1000W
16.5W〜165W
3.3W〜33W
10W〜100W
1.65W〜16.5W
0.33W〜3.3W
1W〜10W
0.165W〜1.65W
0W〜346.5W
0W〜1050W
0W〜173.25W
0W〜34.65W
0W〜105W
0W〜17.325W
0W〜3.465W
0W〜10.5W
0W〜1.7325W
10mW
100mW
10mW
1mW
10mW
1mW
0.1mW
1mW
0.1mW
±(0.6% of set+1.4% of f.s *1)±(0.6% of set+1.4% of f.s)

型号
电压表

量程

电流表

精确度
量程

功率表 *1

PLZ164W

精确度
量程

0.00W
〜165.00W
0.000W〜49.500W
0.0000W〜1.6500W

PLZ1004W
PLZ164WA
0.00V〜150.00V
0.000V〜15.000V±(0.1% of rdg+0.1% of f.s)
0.000A
0.00A
0.000A〜66.000A〜200.00A〜33.000A
0.00A
0.0000A
0.00A〜660.00mA〜2.0000A〜330.00mA±(0.2% of rdg+0.3% of f.s)
0.00W
0.0W
0.00W
〜330.00W〜1000.0W〜165.00W
0.000W
0.00W
0.000W〜99.000W〜300.00W〜49.500W
0.0000W
0.000W
0.0000W〜3.3000W〜10.000W〜1.6500W

PLZ164W

PLZ334W

PLZ164W
2.5 mA/ μs〜2.5 A/ μs
250 μA/ μs〜250 mA/ μs
25 μA/ μs〜25 mA/ μs

PLZ334W
5 mA/ μs
〜5 A/ μs
500 μA/ μs〜500 mA/ μs
50 μA/ μs〜50 mA/ μs

25 μA/ μs〜250 μA/ μs
100 nA
50 μA/ μs〜500 μA/ μs
200 nA
100 μA/ μs〜1 mA/ μs
400 nA
160 μA/ μs〜1.6 mA/ μs
600 nA

250 μA/ μs〜2.5 mA/ μs
1 μA
500 μA/ μs〜5 mA/ μs
2 μA
1 mA/ μs
〜10 mA/ μs
4 μA
1.6 mA/ μs〜16 mA/ μs
6 μA

PLZ164W

PLZ334W

PLZ164W

PLZ334W

H,M
L
H,M

H,M
L *2
L *3

0.000A〜33.000A
0.00A〜330.00mA

PLZ334W

PLZ664WAZ

0.00A〜132.00A
0.000A〜1.3200A
0.00W〜660.00W
0.000W〜198.00W
0.0000W〜6.6000W

■开关模式
型号
动作模式
占空比设定
频率设定范围
频率设定
分解能

1Hz〜10Hz
10Hz〜100Hz
100Hz〜1kHz
1kHz〜20kHz

频率设定精确度
[斜率]*
1: 恒流模式时。在恒阻模式下，各量
程的Max斜率为1/10。
*
2: 额定电流2%〜100%的电流变化
时，上升沿或下隆沿从10%到90%
所需的时间。

PLZ664WA
66W〜660W
6.6W〜66W
0.66W〜6.6W
0W〜693W
0W〜69.3W
0W〜6.93W
20mW
2mW
0.2mW

■指示表

L

[开关模式]*
1: Min时间幅度为10μs。5kHz〜
20kHz时，Max占空比受其限制。

PLZ164W
16.5W〜165W
1.65W〜16.5W
0.165W〜1.65W
0W〜173.25W
0W〜17.325W
0W〜1.7325W
10mW
1mW
0.1mW

PLZ1004W
PLZ164WA
CC及CR
5%〜95% *1、0.1%步
1Hz〜20kHz
0.1Hz
1Hz
10Hz
100Hz
±(0.5% of set)

PLZ664WA■斜率型号
设定范围 *1

量程

H
M
L

分解能
设定精确度 *2

PLZ1004W
PLZ164WA
16 mA/ μs
2.5 mA/ μs〜16 A/ μs〜2.5 A/ μs
1.6 mA/ μs
250 μA/ μs〜1.6 A/ μs〜250 mA/ μs
160 μA/ μs
25 μA/ μs〜160 mA/ μs〜25 mA/ μs
以下±(10% of set+5 μs)

PLZ664WA
10 mA/ μs〜10 A/ μs
1 mA/ μs
〜1 A/ μs
100 μA/ μs〜100 mA/ μs■斜率分解能PLZ164W
PLZ164WA

设定值

PLZ334W

分解能设定值

PLZ664WA

分解能设定值

PLZ1004W

分解能
设定值
分解能

2.5 mA/ μs〜25 mA/ μs
10 μA
5 mA/ μs
〜50 mA/ μs
20 μA
10 mA/ μs〜100 mA/ μs
40 μA
16 mA/ μs〜160 mA/ μs
60 μA

25 mA/ μs〜250 mA/ μs
100 μA
50 mA/ μs〜500 mA/ μs
200 μA
100 mA/ μs〜1 A/ μs
400 μA
160 mA/ μs〜1.6 A/ μs
600 μA

250 mA/ μs〜2.5 A/ μs
1 mA
500 mA/ μs〜5 A/ μs
2 mA
1 A/ μs〜10 A/ μs
4 mA
1.6 A/ μs〜16 A/ μs
6 mA

■软启动
型号
动作模式
时间设定范围
时间设定精确度

PLZ1004W
PLZ164WA
CC及CR
1、2、5、10、20、50、100、200ms±(30% of set+100 μs)

PLZ664WA

■远程传感
型号
可补偿电压

10

PLZ-4W

SERIES

PLZ1004W
单侧2V

PLZ164WA

PLZ664WA

■保护功能型号
过电压保护 (OVP)过电流保护 (OCP)

PLZ164W
0.03A〜36.3A

过功率保护 (OPP)

0.1W〜181.5W过热保护 (OHP)低电压检测 (UVP)
逆接保护 (REV)PLZ334W

PLZ1004W
PLZ164WA
额定电压的110%时卸载
0.06A〜72.6A
0.2A〜220A
0.03A〜36.3A
或各量程Max电流的110%(可选择卸载或限制)
0.3W〜363W
1W〜1100W
0.1W〜181.5W
或各量程Max功率的110%(可选择卸载或限制)
散热器温度达到95℃时卸载。
检测时卸载。(可设定为0V〜150V或Off)取决于二极管和保险丝。发生报警时卸载。

PLZ664WA
0.13A〜145.2A
0.6W〜726W

■时序功能
型号
正规时序

首时序

PLZ164W
动作模式
Max步数
步执行时间
时间分解能
动作模式
Max步数
步执行时间
时间分解能

PLZ334W

PLZ1004W
PLZ164WA
CC、CR、CV、CP
256
1ms〜999h59min
1ms (1ms〜1min)／100ms (1min〜1h)／1s (1h〜10h)
10s (10h〜100h)／1min (100h〜999h59min)
CC、CR
1024
25 μs〜100 ms
25 μs (25 μs〜100 μs)／100 μs (100 μs〜100 ms)

PLZ664WA■其他、通用规格型号
经过时间显示PLZ164W

自动卸载定时器
前面BNC端子

触发输出

通信功能

电流监控输出GPIB

RS-232CUSB

PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
PLZ664WA
测量加载至卸载之间的时间，可On/Off
在1s〜999h59min59s之间测量
经过一定的设定时间后，自动卸载。
可设定为1s〜999h59min59s或Off约4.5V，脉冲幅度约2 μs，输出阻抗约500Ω。
时序动作，开关动作时输出脉冲。
1V f.s (H/L量程)，0.1V f.s (M量程)IEEEstd.488.1-1978
SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1
支持SCPI和IEEE488.2-1992指令设置
可进行电源开关以外的面板各功能的设定，测量值的读出
D-SUB9针连接器 (适用于EIA-232-D)
可进行电源开关以外的面板各功能的设定，测量值的读出
支持SCPI和IEEE488.2-1992指令设置
波特率 2400/4800/9600/19200bps
数据长:8bit，结束位:1、2bit，奇偶检验位:无
流程控制:Xon/Xoff
适用于USB2.0规格，适用于USBTMC-USB488设备CLASS规格可进行电源开关以外的面板各功能的设定，测量值的读出
通信速度12Mbps (Full speed)

■通常规格
型号
输入电压范围

PLZ164W

输入频率范围
消耗功率
冲击电流
动作温度范围
动作湿度范围
保存温度范围
保存湿度范围
对地绝缘电压
绝缘电阻

一次⇔输入端子PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
PLZ664WA
AC100V〜240VAC
100V〜120V/200V〜240V(AC90V〜250V) 单相、连续
(AC90V〜132V/180V〜250V)单相
47Hz〜63Hz
80VAmax
90VAmax
160VAmax
300VAmax
1500VAmax
45A
80A
0℃〜40℃
20%〜85%RH (无凝水)-25℃〜70℃
90%RH以下 (无凝水)±500V
DC500V，30MΩ以上 (周围湿度70%RH以下)

一次⇔chassis

DC500V，30MΩ以上 (周围湿度70%RH以下)耐受电压

一次⇔输入端子AC1500V，1分钟内无异常

一次⇔chassis

AC1500V，1分钟内无异常

外形尺寸 (mm)
质量
电池备份
配件

电磁兼容 (EMC) *3 *4

安全性 *3参照外形尺寸图
约15kg
约7.5kg约16kg
备份设定信息电源线×1根 (带SVT318AWG3P插头，线长2.4m)，负载输入端子盖×1个，锁定板×2个附
带，负载输入端子螺丝设置×2组 (螺钉、螺母、弹簧垫圈)，设置指南×1册，快速参考（和、英）×1张，CD-ROM×1张 *2
适合于以下指令及标准的要求事项
EMC指令2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *7），EN 55011（Class A *7、Group 1 *8），
EN 61000-3-2 *9， EN 61000-3-3 *9
适合于以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *4，EN 61010-1（Class I *5、Pollution degree 2 *6）
约7kg

约8kg

[通常规格]*
1: 输入电压100VAC时为900VA。
*
2: 包含应用程序和示例、用户手册、
通信接口手册和VISA库(KI-VISA)*
3: 不适用于特别订制产品, 改造产
品。
*
4: 只限于面板上有CE标记的型号。除非铁氧体磁芯连接在用于连接 J1
连接器的电缆上，否则不适用。
*
5: 本机为ClassI设备。请务必将本机
的保护导体端子接地。未正确接地时，将无法保障安全性。
*
6: 污染是附着异物（固体, 液体, 或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻
率下降的状态。污染度2则是指只有非导电性的污染, 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。
*
7: 本产品为Class A机器。是为在工业环境中使用而设计的。如果在住宅
区使用本产品有可能会引起造成干涉的原因。若发生此种情况时, 为
防止干涉收音机或电视机播放接收信号, 有时需要采取特别措施以减少用户产生的电磁辐射。
*
8: 本产品为Group 1机器。本产品为了材料处理或者检查分析, 利用了电磁辐射, 感应和／或静电结合的方式, 并非有意地产生／使用无线频率能量。
*
9: PLZ664WA 除外。

PLZ-4W

SERIES11外形图·机柜用附件■类型I (PLZ164W／PLZ164WA／PLZ334W)

单位：mm

英制尺寸用 (EIA)

KRA3

公制尺寸用 (JIS)KRA150DC输入端子螺丝直径........... (前) M6 (后) M8
电源输入..................................... AC插入■类型II (PLZ664WA／PLZ1004W／PLZ2004WB)
英制尺寸用 (EIA)KRB3-TOS

公制尺寸用 (JIS)KRB150-TOS※ PLZ2004WB前后
方向的尺寸为550(Max600) mm。
前面板上没有操作·显示部、输入端子等。

DC输入端子螺丝直径........... (前) M6 (后) M8
电源输入..................................... AC插入※ PLZ2004WB的DC输入端子只后面为M12。

产品阵容
■主体
PLZ164W
PLZ334W
PLZ1004W
PLZ164WA
PLZ664WA
PLZ2004WB

可从我公司
Web上

1.5〜150V／33A／165W
1.5〜150V／66A／330W
1.5〜150V／200A／1000W
0〜150V／33A／165W
0〜150V／132A／660W
1.5〜150V／400A／2000W

Wavy

试用版 ! !

(Wavy for PLZ-4W)

本软件是为电子负载的时序制作·执行提■选购件等
PC01-PLZ-4W
PC02-PLZ-4W
OP01-PLZ-4W
KRA3
KRB3-TOSKRA150
KRB150-TOS
Wavy for PLZ4W

下载时序制作软件

供支援的软件。可并联电缆 (主体间、增强器间用、约30cm)
并联电缆 (主体和增强器间用、约45cm)
配件套包 (连接器、semi-cover、管脚×20)
英制尺寸用 (EIA) 机柜适配器
英制尺寸用 (EIA) 托架
公制尺寸用 (JIS) 机柜适配器
公制尺寸用 (JIS) 托架
时序制作软件

以象使用画图和表
计算软件的感觉那样利用鼠标来制作
和编辑。
【运行环境】Windows 10／8／7／Vista●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。
■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业
知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的
情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我
公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行

202212PDFCC61