AT-AWG-1104性能仕様書
ドキュメント名: AT-AWG1104
改訂: E
日付: 2019/7/31
特に指定のない限り以下の条件で使用されています: 環境温度 0°C～50°C
 ウォームアップ時間 20分以上 湿度: 相対湿度(非結露)5%～80%: 30℃(0°C～40°C), 相対湿度(非結露)最大50％: 40℃
代表値は、環境温度23℃±5℃(信頼水準95％)、湿度50％以下で期待性能を満たします。
仕様
動作モード
チャンネル数
出力波形
正弦波
周波数帯域平坦度(1 Vp-p), 代表値
DC～125 MHz
DC～110 MHz
高調波歪み(1 Vp-p), 代表値≦1 MHz1 MHz ～ 5 MHz to
5 MHz ～ 10 MHz
10 MHz ～ 25 MHz
25 MHz ～ 75 MHz
75 MHz ～ 125 MHz
75 MHz ～ 110 MHz
非高調波歪み(1 Vp-p, 周波数帯域 DC～200MHz), 代表値≦1 MHz1 MHz ～ 5 MHz to
5 MHz ～ 10 MHz
10 MHz ～ 25 MHz
25 MHz ～ 75 MHz
75 MHz ～ 125 MHz
75 MHz ～ 100 MHz
100 MHz ～ 110MHz
全高調波歪み(100 KHz, 1 Vp-p),代表値
位相ノイズ(20 MHz, 1 Vp-p),代表値
10 KHz オフセット
100 KHz オフセット
1 MHz オフセット
周波数帯域限度
任意波形

DDS

4
正弦波、余弦波、三角波、矩形波、のこぎり波、ランプ波、パルス、sine(x)/x、指数関数、スイープ、DC、ノイズ、任意波形
2μHz ～125 MHz

3.7 mHz～110 MHz(@ 最高サンプリング速度)< ± 0.1 dB< ± 0.1 dB< -66dBc< -63dBc< -59dBc< -53dBc< -38dBc< -28dBc< -66dBc< -63dBc< -59dBc< -53dBc< -38dBc< -31dBc< -71dBc< -71dBc< -71dBc< -66dBc< -53dBc< -47dBc< -63dBc< -63dBc< -63dBc< -63dBc< -61dBc< -61dBc< -30dBc< 0.15%-130 dBc/Hz-132 dBc/Hz-133 dBc/Hz
125 MHz110 MHzArbitraryモード仕様
方形波,パルス(1 Vp-p)
周波数帯域
デューティー比立上り/立下り時間, 代表値
オーバーシュート, 代表値
ランダムジッタ (rms), 代表値
三角波
周波数帯域
開始位相範囲ランプ波
周波数帯域
Sine(x)/x
周波数帯域
最小ローブ幅AM
変調方式
キャリア波形変調波形
変調ソース
変調波形サンプリングクロック@
最高サンプリングレート
メモリ長
シーケンス
波形
波形繰り返し回数
開始ソース
波形数
一般仕様
サンプリングレート
垂直分解能
メモリ長
最小波形長波形分解能
ノイズ周波数帯域(-3 dB ガウシ
アンノイズ), 代表値
動作モード
DDSモード仕様
PM/FM
変調方式
キャリア波形変調波形
変調ソース
搬送周波数(@最高サンプリングレート)
正弦波
方形波
三角波
ランプ波
変調波形サンプリングクロック(@最高サンプリングレート)
メモリ長
周波数分解能スイープ
キャリア波形
掃引形式
掃引方向

2 μHz ～ 62.5 MHz
1% ～ 99%< 3.5 ns
< 5.5%< 20 ps
2 μHz ～ 31.25 MHz
0 ～ 360°
2 μHz ～ 31.25 MHz
2 μHz ～ 15.5 MHz
8 ns
任意波形 AM, ASK
全波形,任意波形
全波形,任意波形
内部0.46 S/s ～ 125 MS/s
2047
全波形, , 任意波形
1 ～ (2^33 – 1)
ソフトウェア,内部,外部
1 ～ 511
4 S/s ～ 250 MS/s
16 Bit
2 Mサンプル/ Ch.
8ポイント
2ポイント
100 MHz
シングル,連続,階段,バースト

任意波形 FM/PM, FSK, PSK
全波形,任意波形
全波形,任意波形
内部

3.7mHz ～ 110 MHz
3.7mHz ～ 62.5 MHz
3.7mHz ～ 31.25 MHz
3.7mHz ～ 31.25 MHz
119.2S/s ～ 125 MS/s (可変)511
0.0019 Hz (FSK), 2.15E-5° (PSK) @ 125 MS/s
0.0037 Hz (FSK), 4.30E-5° (PSK) @ 250 MS/s
全波形,任意波形
全波形
上または下掃引範囲 (@ 最高サンプリングレート)
正弦波
3.7mHz ～ 110 MHz
方形波
3.7mHz ～ 62.5 MHz
三角波
3.7mHz ～ 31.25 MHz
ランプ波
3.7mHz ～ 31.25 MHz
掃引時間 (@最高サンプリングレ100ns ～ 4.2sート)
一般仕様
サンプリングレート125 MS/s ～ 250 MS/s
動作方式シングル,連続,バースト
キャリア波形形メモリ
2048サンプル/ Ch.
PWM
パルス
キャリア波形
100mHz～ 20 MHz
搬送周波数
正弦波,三角波,ランプ波,ノイズ,マニュアル
デューティー比変調波形
10 μHz ～ 6.67 MHz
デューティー比変調周波数
内部
変調ソース
パルス周期の0～100％
デューティー比偏差
周波数確度< ± 5 ppm
確度
< ± 2 ppm / 年
エイジング
1 GS/s (4倍補正)
最大補正サンプリングレート
1倍, 2倍,4倍
補正倍率
15桁(1 nHzに限定)
サンプリング周波数確度
0V ～ +12 Vpp
振幅, 50 Ω(1 KHz)
0V ～ +24Vpp
振幅,開放< 1mV
振幅確度
振幅範囲の± 0.25%(計測温度の ±10 °C以内 T=25 °C, 湿度
DC確度,開放 (± 12 V)≦80%)

DC確度, 50 Ω(± 6 V)

AC確度,開放 (0 Vpp ～+24 Vpp, 1 KHz正弦波)AC確度, 50 Ω(0 Vpp ～+12 Vpp, 1 KHz正弦波)
出力インピーダンス
短絡保護機能CH1, CH2, CH3, CH4
出力コネクタ
振幅範囲 (開放)
出力インピーダンス
Io max (1チャンネル負荷のみ)
Io max (1または2チャンネル負荷)
Io max (全チャンネル負荷)
外部クロック
入力コネクタ
周波数帯域
最小入力電圧レベル
損傷レベル
外部トリガ入力
入力コネクタ
周波数帯域

振幅範囲の± 0.3%(0 ～ 50°C)
振幅範囲の± 0.25%(計測温度の ±10 °C以内 T=25 °C,湿度≦80%)

振幅範囲の± 0.3%(0 ～ 50°C)
振幅範囲の± 0.25%(計測温度の ±10 °C以内 T=25 °C,湿度≦80%)

振幅範囲の± 0.3%(0 ～ 50°C)
振幅範囲の± 0.25%(計測温度の ±10 °C以内 T=25 °C,湿度≦80%)

振幅範囲の± 0.3%(0 ～ 50°C)
選択可能: 50 Ω, ローまたはハイインピーダンス
あり
BNC
VOmin = -12V VOmax = +12V50Ω,ローまたはハイインピーダンス± 200mA max
最大± 120mA/ch
最大± 60mA/ch
BNC
5 MHz ～ 125 MHz
ΔVINmin > 2V
VINmax < 5V VINmin > -5V
BNC
DC ～ 125Mhz

スレッショルド電圧レベルl
振幅範囲
損傷レベル

VILmax = 0.8V, VIHmin=2V-0.5V ～ 4V

スロープ
出力遅延時間(トリガから出力)
出力ジッタ(トリガから出力)
外部トリガ出力
出力コネクタ
出力レベル
出力インピーダンス
Digital I/O
コネクタ
コネクタ数
多チャンネル仕様
サンプリングチューニング
チャンネル間スキュー (同じサンプリングレートの全チャンネル)
平均値, 代表値
標準偏差, 代表値演算

立上りエッジ または 立下り<400 ns±2ns

VINmax < 6V VINmin > -2V

BNC
TTL(負荷1KΩ以上)
50Ω(公称)
高密度50ピン(1.27mm) SCSIコネクタ
1
チャンネル結合ごとにプログラム可能(Ch1-2)< 300 ps
< 35 ps
2チャンネル間の和算・減算・乗算(Ch1-2)
AWG1102

AWG1102D

AWG1104

AWG1104D

チャンネル数

N/A

18

N/A

18/36

Vector Memory Depth

N/A

1 Mpts/ch

N/A

1 Mpts/ch

アクイジションメモリ長

N/A

2 Mpts/ch

N/A

2 Mpts/ch

ジェネレーションサンプリングレート (S/s)N/A

125 MS/s(可変)

N/A

125 MS/s(可変)

N/A

250 MS/s

N/A

250 MS/s

方向調整

N/A

チャンネルごとにプログラム可能

N/A

チャンネルごとにプログラム可能

出力電圧レベル

N/A

1.2V ～ 3.6V

N/A

1.2V ～ 3.6V

トリガレベル

N/A

31

N/A

31

N/A18デジタルチャ
ンネルまたは 2アナログチャンネル

N/A

36デジタルチャンネルまたは4アナログチャンネル
18デジタルチャンネルまたは2ア
ナログチャンネル

デジタルパターンジェネレータモデル

アクイジションサンプリングレート
(S/s)

モード

一般仕様
電源電圧
消費電力
電源振幅
インターフェース
外形寸法
重さ

100 +/- 10% ～ 240 +/- 10% VAC
最大35 W
50/60 Hz +/- 5%
USB 2.0335 x 175 x 43 mm
1.8 Kg

正面パネルコネクタ

背面パネルコネクタ
動作推奨環境OS
プロセッサ
メモリ
ハードディスク
画面解像度
ポート

CH1 BNC
CH2 BNC
トリガ入力 BNC
トリガ出力 BNC
- 外部クロック入力 BNC- Digital I/O Pod A, 高密度50ピン(1.27mm)
DC電源ジャック
USB
Microsoft Windows 2000/XP SP2/ Vista / 7 / 10 – 32& 64Bit Editions
Pentium IIIプロセッサ, またはそれと同等品
512MB RAM
150MB以上の空き容量
800x600
USB 2.0 or 1.1