1 ▶︎ 8

■ 100G/400G/800G 用測定器

9 ▶︎ 18■ 光ファイバ用測定器・ツール

19 ▶︎ 22

■ LAN ケーブル用測定器

23 ▶ 25■ メタルケーブル用測定器・ツール

INDEX■ 100G/400G/800G 用測定器

■ LAN ケーブル用測定器

800G イーサネットテストモジュール FTBx-88800 シリーズ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

ワイヤーエキスパート WX-500/500R/4500・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

400G イーサネットテストモジュール FTBx-88460・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

ワイヤーエキスパート用光ファイバテストキットシングルモードアダプタ WX_AD_SM2/

400G イーサネットテストモジュール FTBx-88480 シリーズ

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

光ファイバテストキットマルチモード EF アダプタ WX_AD_EF_MM2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
ワイヤーエキスパート用パッチコードテストアダプタ WX_AD_PCORD2/

4

M12 アダプタキット WX_AD_M12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

100G ハンドヘルドテスタ MAX-800 シリーズ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

マルチギガビットテスタ EX10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

100G イーサネットテストモジュール FTBx-88260

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

400G/100G LR4/ER4 パワーメータ EPSA-QL-0040/CWDM4 パワーメータ ESPA-RG-0005・・・・・・・・・ 6
CD/PMD 片端測定モジュール FTB-5700・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
光スペクトラムアナライザテストモジュール FTBx-5200 シリーズ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8■ 光ファイバ用測定器・ツール■ メタルケーブル用測定器・ツール

光ファイバマルチメータシングルモード OX-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

メタル障害位置測定器 MAX-610・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

光パルス試験機（OTDR）シングルモード / マルチモード MAX-700D シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

ケーブル障害位置測定器 TDR500/3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

全自動型端面検査器 FIP-500・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

管路口止水栓 TDUX・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

FIP-435B、光ダミーケーブル DZE-XX シリーズ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
光ミニパワーメータ 211B//212B/216/219/ ミニデュアル光源 364・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
パワーメータ PX1-H/PX1-PRO-H/PPM-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
MPO 光損失テストセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15・16
光ファイバ識別器 CFT-810/FT3000・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
活線用識別器 LFD-300B/TG-300B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

100G/400G/800G 用測定器▼▼

800G イーサネットテスト

FTBx-88800 シリーズ

400G イーサネットテストモジュール

FTBx-88460

業界初のコンパクトでポータブルな 800G テスト・ソリューションには、強力な 800G トラフィック生成およびモニタリングが可能です。

最新の大容量通信 400G イーサネット試験をフィール用測定器

ドで行える小型・軽量テストモジュールです。ラックマ
ウント式プラットフォームで 2 ポート測定も行えます。

特

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

用測定器

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

長

・IEEE802.3bs に対応した 400G イーサネットテストモジュール
・FlexE 対応
・多様なトランシーバに対応

特(QSFP-DD、CFP-8、QSFP28、OSFP、SFP28、SFP56)

長●トランシーバ試験機能（iOptics）
ドラブルシューティング時に、問題点の切り分けにトランシーバ側の・シングル・ポート・テスト構成：QSFP-DD および OSFP をサポート

パワーレベルや温度状況、BERT などから不具合の有無を短時間・業界初のコンパクトなポータブル 800G テストを実現（FTB-1 Pro に搭載）

（3 分程度）で確認が可能です。

・4 台の FTBx-88800 シリーズモジュールを組み合わせて 3.2TB を実現。
（LTB-8 に搭載）

トランシーバー試験画面●オープントランシーバシステム（OTS）

・イーサネットテクノロジーコンソーシアム（ETC）の 800G 規格、及び IEEE 802.3df）に準拠

インターフェース部のみ変換が可能で、将来リリースされるトランシーバに対応可能●型式により 400G のポート構成が異なります。下記 2 タイプございます。
１．FTB-88800：1x QSFP-DD
２．FTB-88801：1x OSFP ／ 1x QSFP-DD

OSFP-DDCFP8

OSFP28

OSFP●モジュール式
ラックマウント式（ラボ向け）プラットフォーム LTB-8 は、
2 スロット測定モジュールを搭載、2 ポート測定使用可能です。
また、フィールド向けプラットフォーム FTB-4（1 ポート測定）
でも 400G の測定が可能となります。

フィールド向け
プラットフォーム FTB-4Pro

測定項目

測定項目
800G フレーム BERT テスト機能

高度なテスト機能- テストパターンモニタリング- BER モニタリング- 全インターフェース用 MDIO/I2C リード / ライト- 高度なエラー解析- アラーム / エラー生成およびモニタリング- SDT 測定- レーンごとの PRBS 非フレーム化テスト（合否判定付き）- フレームなし BER テスト＊複数の構成（例：IEEE 802.3df）で 800G 信号のブレークアウト精度を検証＊複数の構成（2x 400GE および 8x 100G など）で 800G 信号のブレークアウト精度を検証

1

ラックマウント式
プラットフォーム LTB-8

BERT・RFC2544 試験・瞬断試験 (SDT)・FEC・FlexE・トランシーバ試験機能 (iOptics)

構

成・テストモジュール FTB-88460 １台
・プラットフォーム１台（選択）：ラックマウント式（LTB-8）またはフィールド向け（FTB-4Pro）
・光トランシーバ（ご希望レートに応じて）

2

100G/400G/800G 用測定器
400G イーサネットテストモジュール▼▼

最新の大容量通信 400G イーサネット試験をFTBx-88480 シリーズ

100G イーサネットテストモジュール

フィールドで行える小型・軽量テスターです。

FTBx-88260

400G のインターフェースが 2 ポート備えてあり、オプションで 100G 以下のレートが測定可能なインターフェースが 2 ポート（オプ

1G から 100G イーサネット試験 (25G・50G を含む）

ション）となっております。

をフィールドで行える小型・軽量テストモジュールです。ラックマウント式プラットフォームで 2 ポート測

特

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

用測定器

定も行えます。

用測定器

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

長

・IEEE802.3(2018) に対応した 100G イーサネットテストモジュール
・FlexE 対応
・多様なトランシーバに対応 (CFP-4、SFP28、QSFP28、SYNC)
トランシーバー試験画面●トランシーバ試験機能（iOptics）
ドラブルシューティング時に、問題点の切り分けにトランシーバ側のパワーレベルや温度状況、BERT などから不具合の有無を短時間（3 分特程度）で確認が可能です。

長●オープントランシーバシステム（OTS）
インターフェース部のみ変換が可能で、将来リリースされるトランシー

・IEEE802.3bs に対応した 400G イーサネットテストモジュール

バに対応可能です・400GZR、及び 400GZR+ に対応

トランシーバー試験画面

・多様なトランシーバに対応(QSFP-DD、CFP-8、QSFP28、OSFP、SFP28、SFP56)●トランシーバ試験機能（iOptics）
ドラブルシューティング時に、問題点の切り分けにトランシーバ側のパワーレベルや温度状況、

TS-QSFP28

BERT などから不具合の有無を短時間（3 分程度）で確認が可能です。

TS-CFP-4●型式により 400G のポート構成が異なります。下記 3 タイプございます。

３．FTB-88482：3x QSFP-DD ／ 1x OSFPTS-SFP28●モジュール式

１．FTB-88480：2x QSFP-DD
２．FTB-88481：1x OSFP ／ 1x QSFP-DD

TS-SYNC

ラックマウント式（ラボ向け）プラットフォーム LTB-8 は、
OSFP-DDCFP8

OSFP282 スロット測定モジュールを搭載、2 ポート測定使用可能です。

OSFP

フィールド向けプラットフォーム FTB-4Pro（1 ポート測定）
でも 100G の測定が可能となります。

測定項目
BERT・RFC2544 試験・瞬断試験 (SDT)・FEC・FlexE・トランシーバ試験機能 (iOptics)●モジュール式
ラックマウント式（ラボ向け）プラットフォーム LTB-8 は、
2 スロット測定モジュールを搭載、2 ポート測定使用可能です。

構

また、フィールド向けプラットフォーム FTB-4（1 ポート測定）
でも 400G の測定が可能となります。

ラックマウント式
プラットフォーム LTB-8

フィールド向け
プラットフォーム FTB-4Pro

成・テストモジュール FTB-88260 １台
・プラットフォーム１台（選択）：

測定項目
BERT・RFC2544 試験・瞬断試験 (SDT)・FEC・トランシーバ試験機能 (iOptics) など

3－フィールド向け：FTB-1v2PRO、FTB-1v2ProDC、FTB-2Pro、FTB-4Pro のいずれか－ラックマウント式：（LTB-8）
・光トランシーバ（ご希望レートに応じて）4

100G/400G/800G 用測定器▼▼

400G/100G LR4/ER4 パワーメータ

100G ハンドヘルドテスタ

EPSA-QL-0040

MAX-800 シリーズ

400G/100G LR4/ER4 の波長を測定可能なパワーメータ。

大 容 量 通 信 100G イ ー サ ネ ッ ト 試 験 を400G/100G LR4/ER4 の光パワーをワンタッチで測定。

フィールドで行える小型・軽量テスタ

特特長

また、各波長の測定と同時に合計値の測定・表示が可能

長・400/G100G LR4/ER4 の各波長の光パワーと合計値を同時に測定・表示が可能。
( 波長：1295.56/1300.06/1304.59/1309.14)・フィールド試験に特化した 10G/100G テスタ
・100G は 2 ポートタイプの MAX-890、4 ポートタイプの MAX-890Q の 2 機種を用意。
・多様なトランシーバに対応 (QSFP28、QSFP+、SFP28、SFP+、SFP)
・アップグレード可能（有償）：ETH-10 → ETH-100 ／ ETH-100 → ETH-OTN

仕

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

用測定器

用測定器

1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

・手入力で波長を指定し、測定することが可能。（波長：850nm ～ 1625nm）
・チャネル数：4、測定表示：dBm/dB/mW・波長レンジ（nm）：850/1260 ～ 1625
・測定精度（dB）：± 0.5、分解能（dB）：0.01
・コネクタタイプ：LC/UPC、バッテリー稼働：約 10 時間様

型番【測定項目】・BERT、トラフィック試験（スループット、フレームロス、遅延、ジッター）、瞬断試験 (SDT)、
Y.1564 試験、RFC2544 試験、FEC

EPSA-QL-0040【機器モデル】① MAX-890/Q ETH-10

対応レイト：10M ～ 1GE ／ 10GE

② MAX-890/Q ETH-100

対応レイト：10M ～ 1GE ／ 10GE ／ 100GE③ MAX-890/Q ETH-OTN

対応レイト：10M ～ 1GE ／ 10GE ／ 100GE ／ SONET/SDH④ MAX-860/860G

対応レイト：10M ～ 1GE ／ 10GE

⑤ MAX-880

対応レイト：10M ～ 1GE ／ 10GE ／ DSn/PDH

MAX-860/860G

測定レンジ
（dBm）

‒40 〜 20中心波長（nm）

帯域幅（nm）

品目
コード

一般販売価格（税別）

78056004￥300,000.-

1294.53 ～ 1296.59

レーン 01295.56

レーン 0

レーン 1

1300.06

レーン 11299.02 ～ 1301.09

レーン 21304.59

レーン 21303.54 ～ 1305.63

レーン 31309.14レーン 31308.09 ～ 1310.19

CWDM4 光パワーメータ

ESPA-RG-0005

MAX-890

SR4/CWDM4/LR4/ER4 の波長を測定可能なパワーメータ。
400G/100G CWDM4 や LR4/ER4 各波長の光パワーをワン
MAX-880

MAX-890Q

特長

タッチで測定・レーンごとの値を表示が可能

・400G/100G CWDM4 各波長の光パワーを測定・表示（波長：1271/1291/1311/1331）
・400G/100G SR4 測定可能 ( ※ファンアウトケーブル必須 )・400G/100G LR4/ER4 各波長の光パワーを測定・表示（波長：1295.56/1300.05/1304.58/1309.14）

仕様・400G/100G CWDM4：波長 (nm)：1271/1291/1311/1331
・400G/100G LR4/ER4：波長 (nm)：1295.56/1300.05/1304.58/1309.14
・400G/100G SR4：波長 (nm)：850
・波長レンジ (nm)：1260~1620 ／測定レンジ (dBm)：-40~20・測定精度 (dB)：± 0.5、分解能 (dB)：0.01、測定表示：dBm/dB/mW・コネクタタイプ：LC/UPC

56

100G/400G/800G 用測定器
▼
1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

光スペクトラムアナライザ

CD/PMD 片端測定モジュール

FTB-5700

FTBx-5200 シリーズ

最 新 の 大 容 量 通 信 400G イ ー サ ネ ッ ト 試験をフィールドでも行える小型・軽量テストモジュー

OSNR 測定 100G・200G・400G に対応

ルです。ラックマウント式プラットフォームでコヒーレント通信に対応した光スペクトラムアナラ用測定器

2 ポート測定も行えます。

イザテストモジュールです。

特特長・ スロットサイズ：2 スロット・ CD（波長分散）/PMD（偏波モード分散）をワンタッチで短時間測定可能（CD：約 40 秒、PMD：約 180 秒）
・ Pass/Fail 機能により測定ケーブルの状態を容易に判定可能
・ 各測定項目を一画面で表示
CD：分布スロープ、Coefficient、分散最大値
PMD：二次 PMD 値、Coefficient

仕

用測定器

▼
1
0
0
G
/
4
0
0
G
/
8
0
0
G

長

・自動波長検知機能による簡単操作
・Pol-Mux 機能 ( オプション ) によりコヒーレント活線測定対応（FTBx-5255）
・IEC 61282-12 対応
・InBand 測定機能（FTBx-524/5255）
・EDFA モードで EDFA 性能チェック
・DRIFT モードでパワー、波長、OSNR をモニタリング

測定方式

様

・測定波長レンジ：1475 ～ 1626nm
・ダイナミックレンジ：25dB
・精度：【CD】± 10ps/nm、【PMD】± 0.2 ＋ 5％ｘ PMD
・CD 測定ポイント数：8 点
・PMD 表示レンジ：50ps

仕様・PMD レンジ：0.1 ～ 20ps

FTBx-5245

測定波長（nm）
波長確度（nm）
波長分解能帯域幅（nm）
光除去率（ORR）dB
0.2nm（25GHz）
0.4nm（50GHz）
チャネルスペーシング
OSNR ダイナミックレンジ（dB）
OSNR 測定確度（dB）

FTBx-5255

1250 ～ 1650
± 0.051250 ～ 1650
± 0.025± 0.010.065± 0.010
0.035

35
45

45
50

25 ～ 200GHz

＞ 35
± 0.5

12.5 ～ 200GHz

・各種プラットフォームにて対応

Rackmount platform LTB-8

7

Platform FTB-2 Pro

Platform FTB-4 Pro

Platform FTB-1v2 Pro(supports FTBx-5245 only)

8

光ファイバー用測定器・ツール
光ファイバマルチメータ
シングルモード

光パルス試験機（OTDR）
シングルモード / マルチモード

OX1

MAX-700D シリーズ
高精度の測定が簡単に実現できる、小型・軽量・高性能 OTDR

今までで最も簡単な故障探索ツール。経験を問わない簡単です。障害点をアイコンで表示することが可能な iOLM 機能を操作で、高精度の測定が可能。測定前の煩雑な設定も不要

搭載。機器が自動でマルチパルス幅測定を行うため、パルス幅となり、誰でも簡単にすばやく故障点の探索を行うことがや測定レンジなどの設定は不要。1 クリックで測定・データのできます。

取得が可能で、作業効率の向上を実現。機種により、シングルモー
ド・マルチモードに対応可能です。

長

特

長

・コネクタ部分の交換可能

・経験を問わない、簡単操作、高精度新型の D タイプは、コネクタ部分の交換が可能になり、必要なときにいつでも簡・3 秒で光ファイバケーブルリンクの検証
ケーブル長、挿入ロス (IL)、光リターンロス (ORL) を表示
・5 秒で故障点の探索が可能
ケーブル長、挿入ロス (IL)、光リターンロス (ORL) に加え、故障点をアイコンで表示
・10 秒でリンクのマッピングが可能
・ケーブル長、挿入ロス (IL)、光リターンロス (ORL)、リンク全体のマッピング
・シングルモードの測定距離は最長で 40km

単に新品のコネクタに交換することで、高額な修理費用やダウンタイムを発生させることなく、長期間にわたって最適な性能を維持。
・アイコン測定
通常の OTDR の波形テストに加えて、iOLM 機能（機器が自動でパルス幅を変更しながら測定）を行うため、テスト前の設定が不要。障害点をアイコンで表示する
・利便性
小型・軽量かつ 12 時間のパワフルなバッテリ稼働。オプションで対照光源 / パワー・バッテリ稼働：10 時間
・クリックアウトコネクタ：消耗しやすい機器側のコネクタを、現場で取換可能

測定機能

メータ / 可視光源を搭載可能。端面検査機のモニターとしても使用可能。短いイ
ベントデットゾーンで、接続点が複数連続している場合でも検出が可能

測定機能①リンク検証 / 故障点探索 / リンクマッピング
・リンク検証：リンク長 / 挿入ロス / リターンロスを表示

距

離

型

式

概

要

MAX-715D-SM1

1310/1550 nm, 32/30 dB

MAX-715D-SM8

1310/1550/Filtered 1650 nm, 32/30/30 dB

MAX-720D-SM1

1310/1550 nm, 36/35 dB・波長：1310/1550/1650nm

MAX-720D-SM8

1310/1550/Filtered 1650 nm, 36/35/35 dB

・変調：CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz

MAX-720D-Q1-QUAD

Port 1: 850/1300 nm, 27/29 dB

MAX-730D-SM1

1310/1550 nm, 39/38 dB

MAX-730D-SM3

1310/1550/1625 nm, 39/38/39 dB

MAX-730D-SM8

1310/1550/Filtered 1650 nm, 39/38/39 dB

MAX-730D-SM7

Filtered 1650 nm, 39 dB

パワーメータ／可視光源

Power Meter（GeX）＋ VFL（可視光源 650nm）＊ 2.5㎜アダプタ

EF 用ダミーコード

MM（50/125 μ m）長さ：30m

・故障探索：リンク検証に加え、故障個所の検出

宅内・リンクマッピング：リンク検証、故障探索、リンクマッピング②光源③光パワーメータ

アクセス

・波長：1310/1490/1550/1625/1650nm
・変調識別：270Hz/330Hz/1kHz/2kHz・測定レンジ：－ 60 ～ +15dBm型

9▼光ファイバー用測定器・ツール▼光ファイバー用測定器・ツール

特

番

品目コード

OX-1-PRO-I-91-00
波長：1310/1550 nm/（SC/UPC）

78044830

OX-1-PRO-MI-91-00
波長：1310/1550/1650(live)（SC/UPC）

78044833

オプション

Port 2: 1310/1550 nm 36/35 dB

10

光ファイバー用測定器・ツール
全自動型端面検査器

FIP-435B
全自動型端面検査器

センタリング・フォーカス・合否判定までの全工程を自動

FIP-500

12 心 MPO の検査時間は 10 秒以内、24 心 MPO は 15
秒以内、シングルファイバは 4 秒です。クイックコネクタを利用しており、数秒で MPO から SM のチップ交換も可能です。従来のチップの先端は小さいので、それと比較しドレス化し、装置上部・下部も測定しやすくなりました。

特長・センタリング、フォーカス、合否判定を自動化しワンタッチで測定可能
・Wi-Fi 機能でコードレスで試験が可能
機器とディスプレイ間での有線接続が不要になり、取り回しが容易
・アプリ「ConnectorMax2」で、タブレット・スマートフォン・PC をディスプレイとして使用可能▼光ファイバー用測定器・ツール▼光ファイバー用測定器・ツール

紛失のリスクも下げられる機構となっています。

化し、作業効率が格段に向上。Wi-Fi 通信で測定器をコー（有線タイプ FIP-430B もご用意）

特

長

仕

・12 心 MPO の検査時間は 10 秒以内
・オートセンタ等、今までのプログラム動作に加え、オートリセットで次の測定がスムーズに。

様・サイズ (H × W × D)/ 重量：55mm × 39mm × 207mm/0.3㎏
・Wi-Fi 接続：Wi-Fi 802.11g (2.4GHz)・バッテリ稼働時間：8 時間 ( 充電時間：4 時間 )・ファイバ切替（MPO ／シングルモード）が簡単

・対応アプリ：ConnectorMax2 (Windows、iOS、Android に対応 )・操作不要、差し込むだけで測定、結果を自動保存

・標準搭載チップ一覧

・長時間作業に対応
大容量のデータ保存、7 時間（参考）使用可バッテリ
・Bluetooth を通じてスマートフォンに結果出力（PDF）
・Wifi 連動で素早くソフトウェアアップデートが可能□オス用φ 2.5mm ユニバーサル（SC/FC 兼用）FIPT-400-U25M
φ 1.25 ユニバーサル（LC/MU 兼用）FIPT-400-U12M□メス用（SC/FC 兼用）FIPT-400-FC-SC（LC・MU） FIPT-400-LC、FIPT-400-MU

・検査器用チップは LC/SC/ST/OptiTap®/OptiTip /MPO®

・IEC 規格準拠で検査

光ダミーケーブル

測定機能

DZE-XX シリーズ

・サイズ (H × W × D)：196mm x 230mm x 59mm
・重量：580g

従来は持ち運びが煩雑であった光ダミーケーブルを

・Wi-Fi 接続：Wi-Fi 802.11g (2.4GHz)

小型・軽量化し、現場作業に最適なサイズで提供します。

・バッテリ稼働時間：11 時間稼働、リチウムイオンバッテリ（交換可）
・データ保存：2000 試験分（マルチモードファイバ MPO）
、10,000 試験分（シングルモードファイバ）
・対応アプリ：ConnectorMax2 (Windows、iOS、Android に対応 )特長CD ケース・ダミーケーブルを軽量・コンパクトし、ケーブル両端をコード化し、ボックスに収納。
様々な長さ、コネクタタイプでのご要望に対してもご相談可能。
－光ファイバタイプ（SM/GI）－光ファイバ長（30/100/200/500/1000/10000m）－コネクタ（SC/FC/ST）－収納タイプ（CD ケース / プラスチックケース / キャリングケース）
プラスチックケース

11

キャリングケース12

光ファイバー用測定器・ツール
パワーメータPX1-H/PX1-PRO-H

光ミニパワーメータ

211B/212B/216/219

多くの校正波長で多様な測定に対応

小型・軽量・安価

機能や波長の切替えは全てタッチパネルで操作

単３電池１本で作動、４種類をご用意。

特コネクタオプションあり (FC/LC)

長

特

長

・測定レンジ：＋ 26dBm ～ -50dBm

・電源：単 3 電池× 1（連続測定：約 50 時間）

・PX1-H：・FC、ST、MU、LC コネクタアダプタ（オプション）も取付可能（※ 219 は M U 未対応）

11 種類の校正波長（830,850,980,1300,1310,1450,1490,1550,1577,1590,1625）

・216 はレベル判定機能を搭載、受光値変化をブザーで通知・PX1-PRO-H:

しきい値を予め設定し、受光値が設定値以下である時と以上である時でブザーパターンが変化

45 種類の校正波長 (（800,820,830,830,850,860,870,880,910,980,1270,1280,1290,

判定レベル設定：ー 30dBm ～ 0dBm ｂの範囲で 1dB の刻みで設定

1300,1310,1320,1330,1340,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1460,1470,1480,1490,1500,

・216 は遠隔地からでも受光値の変化を確認可

1510,1520,1530,1540,1550,1570,1577,1580,1590,1600,1610,1620,1630,1640,1650)

トランシーバ（別売）と併用すると遠隔地で受光値が回復したことを確認

可視光源機能付き（650nm ± 10nm）、自動波長認知、トーン検知（270Hz,330Hz,1kHz,2kHz）

受光値の測定位置と作業位置での移動の効率化を図れます
型番

測定波長（nm）

211B

850/1310/1490/1550+5 ～−70212B

1310/1490/1550/1650+5 ～−70216

1310/1490/1550+5 ～−70219

850/1310/1490/1550+25 ～−50

測定レンジ（dBm） コネクタ 寸法（㎜）/ 重量（g）

SC

品目コード

一般販売価格（税別）

参考納期

65 × 120 × 24/130

78001018￥43,800-

受注後10日以内

65 × 120 × 24/130

78036015￥49,000.-

65 × 120 × 24/140

78036017￥48,200.-

65 × 120 × 24/130

78036013￥65,000.-

お問合せ・1000 試験結果を保存（単一試験を PDF 化）
・校正期間 3 年
・Bluetooth インターフェイス
・バッテリー 8 時間連続稼働（3 時間チャージ）

お問合せ

PON パワーメータ

PPM-1

ミニデュアル光源

364

あらゆる PON システムの下り信号を1 台で測定可能

ポケットサイズの小型・軽量かつ2波長（1310/1550nm）を出力可能なデュアル型のLD光源です。ー6dBm以上の高出力、かつ、変調信号（2k、1k、270Hz）です。

仕▼光ファイバー用測定器・ツール▼光ファイバー用測定器・ツール

・測定精度：± 5％（※ 1550nm シングルモード）

・精度：± 0.2dBm

特長・様々な PON 信号を測定（GPON,EPON,XGS-PON,10G-EPON）
・自動波長識別機能を搭載

様・トーン信号を検知
・最長 10 時間バッテリー

型番
364

出力波長
（nm）
1310/1550

出力−6dBm 以上

出力モード

寸法（mm）/ 重量（g） 品目コード

連続光（CW）
単３電池×１65 × 120 × 24/150
3 変調信号（2k、
1k、270Hz） （連続出力：20 時間）※ FC、ST、LC コネクタアダプタ等（オプション）も取付可能

13

電源78036025

一般販売価格（税別）￥97,000.-

参考納期
お問合せ

・歌詞光源を搭載（PRO モデル）型番

測定波長（nm）

測定レンジ

精度

電池寿命

寸法（mm）/
重量（g）（含む電池）

PPM-1

1490/1550/1559± 10＋ 15dBm ～ -45dBm

0.5dB

10 時間連続使用（＜ 2 時間、ユニットオフ時）

133 × 78 × 30/
225

14

光ファイバー用測定器・ツール
性

能■ FasTesT™：

MPO 光損失テストセット

TK-PXM-LXM
2 波長で MPO-12 心ケーブルを 1 秒で試験可能な業界最速の MPO-12 心試験機です。シングルモード、マルチモードの光源が提供でき、さまざまな場面で使用できます。

シンプルで高速実行できる MPO 試験 PXM/LXM コンボは、多数の MPO リンクを対象に、条件を満たしているかどうかを効率的に検証することを目的とした MPO テスターです。 2 波長で MPO-12 ケーブルを業界
最速のわずか 1 秒で 試験します。 FasTesT 機能は、選択した 2 つの波長でチャネルごと の損失を測定し、連続性が検出された場合には試験対 象のリンクの極性を自動検証します。
■ 1 ページに集約された総合的な合否結果• 全体の合否ステータス＆ファイバごとの合否• 波長ごとの挿入損失• 極性（A、B、C、または U）のグラフ表示 • 実際の極性と期待される極性での合否 • FasTesT とファイバの結果ページで詳細の確認可▼光ファイバー用測定器・ツール▼光ファイバー用測定器・ツール

仕様■パワーメータ PXM
光コネクタ種類

APC・UPC 対応、非接触 MPO-12 心オス（固定）パワー測定範囲（dBm）

5 ～ –45

波長測定範囲 (nm)850 ～ 1550

校正波長 (nm)

850、1300、1310、1550

トーン検知

270Hz、330Hz、1kHz、2kHz

ウオームアップ時間

0秒

保存件数

10,000 測定結果（2 波長）■光源
LXM-SM1

LXM-MM1

光コネクタ種類

APC MPO-12 オス（固定）UPC MPO-12 オス（固定）光源波長（nm）

1310 ± 20、1550 ± 20

850 ± 25、1300 ± 20

出力 (dBm)≥ –13/ ≥ –13≥ –33/ ≥ –33

安定性 (8 時間 ) (dB)

± 0.1 (15 分ウオームアップ後）± 0.1（15 分ウオームアップ後）

ウオームアップ時間

15 分

15 分

トーン生成

270Hz、330 Hz、1kHz、2kHz

270Hz、330 Hz、1kHz、2kHz

■共通
表示画面

4 インチタッチスクリーン、カラー

寸法（mm）/ 重量（g）

171 × 93 × 48 ／重量（バッテリ含む）：500

試験速度（MPO12 心挿入ロス・極性、2 波長）

1秒

環境：（動作）/（保存）–10℃～ 45℃ /–40℃～ 70℃

バッテリー

リチウムイオン（交換可 /8 時間使用可）■インライン視覚障害ロケータ LXM 光源には、MPO 光源自体と同じポートにインライ ンである VFL が含まれています。この 2 つの機能を組み合わせて同じポートで使用すると便利です。 VFL はファイバをリンクの別側の片端まで追跡できる ため、作業者は、反対側で PXM を接続する MPO ポート を簡単に見つけることができます。 さらに、VFL でファイバの曲げや破損の位置も簡単に 特定できます。
レーザー種類 (nm)：635 ± 10
変調切替：CW、1Hz、4Hz
標準的な出力 (mW) ：1
安全性：IEC 60825-1: Class 1

15

16

光ファイバー用測定器・ツール
光ファイバ識別器

CFT-810/FT3000

活線用識別器LFD-300B/TG-300B

活線ではない光ファイバケーブルの誤抜去防止に最適。
光ファイバケーブルを曲げることなく識別可能、安全に現用回線に影響を与えることなく、ファイバの識別や撤去作業が行えます。距離・条件に応じて、2 種類ご用

ファイバの誤抜去防止等に活用することができます。

意しています。
・測定距離が最長 20㎞：CFT-810（終端の成端が必須）
・測定距離が最長 60㎞：FT3000（デッドゾーンあり）

特

長

特

LFD-300B ファイバファインダでその信号を認識し、心線対照を行うことができます

・叩いている箇所までの距離を表示

・ 自動で可変するヘッド部を搭載

・付属のイヤホンを使用し音での判別も可能

受光・送信に必要な最低限の曲げ角度を作り現用回線に影響を与えません

・約 30km まで測定可能

・ 測定レンジは＋ 25 ～ ー 35dBm

・可視光源、パワーメータ付き機能を搭載（F T3000 は前者のみ）・ ヘッド部の交換は不要

・バッテリで 8 時間稼働

・ 対応ファイバの直径は 0.9mm、3mm、16mm

型番CFT-810・ 寸法 245 × 45 × 55mm（重量 0.35㎏）

FT3000コネクタタイプ・ 挿入損失 0.5dB（1550nm）、0.3（1310nm）

SC/APC

最長測定距離（㎞）20・ 外光遮断用カバー付き

60
活線ではないこと端末がコネクタ処理（UPC または SPC 研磨）、
又はファイバカッタで切断されていること

なし

備考

－

端末から 2㎞がデッドゾーン

波長（nm）

1310

1550

ダイナミックレンジ

9dB

13dB

連続駆動時間（h）

12

8

寸法（㎜）

150 × 90 × 200

176 × 100 × 246

重量（kg）

使用イメージ・局内か ONU（宅内）で光が出ている状態：LFD のみ・ダークファイバで光が出ていない状態（非活線）：LFD のみ＝ LO（低い）表示

約 2.5

型番

品目コード

一般販売価格（税別）

参考納期

CFT-81078043013￥1,100,000.-

受注後 40 日

FT300078043015￥1,300,000.-

受注後 40 日

・ダークファイバ＋光源：TG ⇒ LFD

Cace1: 局内光ケーブルの撤去作業

Cace2 : 所外系ケーブルの識別作業■局内光ジャンパケーブルなどを曲げることなく、軽くはじくだけで識別作業が行えます。
■ファイバを曲げる必要が無く、光ファイバに掛かる負荷を最小限に抑えることが出来ます。
■局内ケーブルの種類 / 太さを問いません。
■最大 20km の測定が可能です。

■屋外ケーブルも曲げることなく、ペン等で叩く事で識別作業が行えます。
■光ケーブルの外径 / 心線数は関係なく、ほとんどのケーブルを識別可能です。
■心線を曲げる必要が無く、光ファイバに掛かる負荷を最小限に抑える事が出来ます。
■心線を曲げない為、他の現用回線に影響を与えません。
■ケーブル撤去作業等、今までの識別工法に付加する事でケーブルの誤切断防止につながります。

撤去したい光ケーブル（回線）をペン等で軽く叩きます。振動が光の干渉現象を引き起こし光ケーブルを伝
わり、CFT-810
本体まで伝送されます。

作業者の与えた振動は、
光ケーブル内を伝わります。

▼光ファイバー用測定器・ツール▼光ファイバー用測定器・ツール

・ TG-300B トーンジェネレータを使用して活線または測定光源からの光に 11Hz 信号を乗せ、・ファイバコードを軽く叩くだけで、インジケータが反応

識別の条件

長

感知した振動をインジケーターと音で確認できます。輻輳したケーブル
で も、 は じ く 部 分 か ら
1m 程度の長さを孤立させることで確認可能。

200 心 や 400 心 な どの 地 下 ケ ー ブ ル か ら、
単心ドロップなどの細径ケーブルまで、ケーブルの径 / 種類を問わず使用頂けます。

架空ドロップ
ケーブルも OK!

・局内か ONU（宅内）で光が出ている状態：TG ⇒ LFD ＝現用回線に変調信号をのせる

地下ケーブルもOK!

図：パッチパネルの左側に局内装置がある中で測定するイメージ

17

18

LAN ケーブル用測定器
ワイヤーエキスパート用 光ファイバテストキット
シングルモードアダプタ

WX_AD_SM2

ワイヤーエキスパート

WX-500/500R/4500

光アダプタキットは光ファイバネットワークケーブルの認証試験においてロス・長さ測定を実施するためのテストキットです。TIA568C.3 とLAN ケーブル構内配線規格の認証試験機を

ISO14763-3(Tier1 試験 ) など様々な規格に基づいた試験を行います。

3 タイプご用意しています。

WX-500R/WX-4500 のアダプタを付け替えることで、光ファイバシン

・Cat5e/Cat6/Cat6A/ 各パッチコード /M12 測定可：WX-500
・上記＋光ファイバ（SMF/MMF）損失測定可：WX-500R
・500R に加え、同軸 / 配線特性 /Cat8 測定可 ：WX-4500（※ LAN 認証試験以外では各専用アダプタが別途必要）

グルモードの測定を行うことが可能です。

特長・ TIA 568 C.3、IEC 14763-3 に適合
・ 安定したシングルモード試験がワイヤーエキスパート
WX-500R、4500 で可能
・ リモートユニット・ローカルユニットに光源及び特パワーメーター機能をもったアダプタを接続

長・ 交換可能な SC・LC（オプション）アダプタ
・ 自動試験時間は 6 秒以内

・ 各ケーブル認証規格をサポート
・ ローカル / リモート両ユニットにタッチパネルを搭載
両側から試験開始、結果の確認、データの保存が可能
・ 試験時間：13 秒以内 (Cat6A)

パッチコード、産業用イーサネットケーブル、同軸ケーブル他

WX_AD_EF_MM2

・ 機器認定：大手ケーブルメーカー 20 社以上が認定
・ 購入後、WX-500 から WX-500R・WX-4500 にアップグレード可（有償）

エンサークルド・フラックスに対応したマルチモードアダプタです。

対応規格

ワイヤーエキスパート WX-500R/WX-4500 のアダプタを付け替え

L
A
N

ケーブル用測定器

ケーブル用測定器

光ファイバテストキット
マルチモード EF アダプタ

・ 豊富なオプションアダプタ：光ファイバ ( シングルモード / マルチモード (EF))、

▼

▼
L
A
N

・ 内蔵メモリ：700MB( テスト結果 6,000 件相当 )ることで、光ファイバマルチモードの測定を行うことが可能です。
以下のケーブル認証試験規格に対応

特・TIA 568-C2.Cat3、5e、6、6A、Cat8 ※（TIA）
・ISO/IEC 11801、EN50173 Class D、E、EA、FA ※、Class Ⅰ・Ⅱ※

長・ IEC-61280-4-1 EF 規格・IEC-14763-3 に適合

・JIS X5150（2016）

・ 安定したマルチモード試験がワイヤーエキスパート WX-500R、4500 で可能

・パッチコード・ リモートユニット・ローカルユニットに光源及び※…WX-4500 のみ対応
型番

品目コード

一般販売価格（税別）

参考納期

WX-50078012052￥1,000,000.-

受注後 30 日

WX-500R

78012054￥1,300,000.-

受注後 30 日

WX-4500

78012050￥1,700,000.-

受注後 30 日

パワーメーター機能をもったアダプタを接続
・ 交換可能な SC・LC・ST アダプタ
・ 自動試験時間は 6 秒以内
・ トラブルシューティングに使える可視光源(Visual Fault Locator) を内蔵・ 測定の再現性を改善

19

20

LAN ケーブル用測定器
ワイヤーエキスパート
パッチコードテストアダプタ

WX_AD_PCORD2

マルチギガビットテスタ

EX10

パッチコードテストアダプタを使用すると、Cat5e ～ Cat6A に規定された TIA と ISO 規格 ( シールド・アンシールド ) でのパッチコードを認証す

10G 光（PON）
・イーサ・WiFi6 のることができます。ワイヤーエキスパートの Cat6A パッチコード両端試験

検証を 1 台で測定可能は約 9 秒です。他社フィールドテスタよりも速く、作業効率が向上します。
・WX_AD_6A_PCORD2 Cat6A 用（2 ヶ / セット）¥250,000.・WX_AD_5e_PCORD2 Cat5e 用 （2 ヶ / セット）¥250,000.-

特

長

特

・RJ45 を含むパッチコード試験用アダプタ

・1、2.5、5、10 ギガビットの検証に対応

・1 回の試験でパッチコード両端末の試験が可能

・GPON,XGS-PON(PON ID,ONU ID）に対応

・Cat6A のパッチコード自動試験時間 9 秒

・遅延、ダウン / アップロードスループット性能指標（調整可能な合否判定閾値）・Cat5e、6A 試験規格 TIA563.C.2、ISO11801 に準拠

・VLAN、スタティック IP、DHCP（オプション 60 の有無にかかわらず）、PPPoE に対応

・Cat5e、6A 用アダプタをそれぞれご用意 ( ※各規格アダプタにてご注文 )・搭載された RJ45 ジャックアダプタは現場で簡単に交換可能
・試験結果を 1 ページでワイヤーエキスパートより出力

M12 アダプタキット

産業用イーサネットで使用される M12 テストキットで、

バッテリ

使用環境

保存環境

相対湿度

EX10

105 × 200 × 60/
800

リチウムイオンバッテリ（交換可、3.5 時間印可）

0℃～ 40℃­－10℃～ 40℃

93% 未満能■スピードテスト

・遅延

L
A
N

長

・サーバー情報

ケーブル用測定器

ケーブル用測定器

2 種類の測定構成をご用意：D コード（2 ペア）・X コード（4 ペア）

特寸法（mm）/
重量（g）

・ダウンロードスピード、アップロードスピード

E2E リンク試験が可能になります。

・クライアント WAN IP・マルチ / シングル TCP 接続

・産業用イーサネットリンク M12 チャネル・パーマネントリンク（M12-M12）測定・自動 / 手動サーバー選択（サーチエンジン）

・産業用イーサネットの規格 PROFINET も選択可能

・閾値による合否判定

・他規格の選択も可能（2 ペア用 Cat5e）、カスタム可・ジョブ情報（変更可）

・TERA インターフェイスとテストコードで構成、テストコードのみ消耗するので、アダプタの長寿命が実現

・報告書自動作成（JSON/XML/PDF/csv）

型

番

内

容

WX_AD_M12_CHKIT2

M12 アダプタキット（4 ポジション：2 ケ / セット）
：M12 アダプタ（TERA インターフェイス）× 2 個
TERA-M12 コード（メス型）× 2 本、TERA-TERA リファレンスコード× 1 本（注）：M12 アダプタキットに標準添付されるコネクタタイプはメス型です

WX_AD_M12_X_CHKIT2

M12 アダプタキット（8 ポジション：2 ケ / セット）
：M12 アダプタ（TERA インターフェイス）× 2 個、
TERA-M12 コード（メス型）× 2 本、TERA-TERA リファレンスコード× 1 本（注）：M12 アダプタキットに標準添付されるコネクタタイプはメス型です

WX_AD_M12_CH1

M12 アダプタ（TERA インファーフェイス）× 1 個

WX_AC_RJ45F_TERA_PCORD

TERA-RJ45 コード（2m、片端 TERA コネクタ・片端 RJ45 メス型）

WX_AC_M12M_TERA_PCORD

TERA-M12 コード（2m、片端 TERA コネクタ・片端 4 ポジション M12 オス型）

WX_AC_M12F_TERA_PCORD

TERA-M12 コード（2m、片端 TERA コネクタ・片端 4 ポジション M12 メス型）

WX_AC_M12_X_M_TERA_PCORD

TERA-M12 コード（2m、片端 TERA コネクタ・片端 8 ポジション M12 オス型）

WX_AC_M12_X_F_TERA_PCORD

TERA-M12 コード（2m、片端 TERA コネクタ・片端 8 ポジション M12 メス型）

WX_AD_IND_RJ45_E2EKIT

21

性

型番

▼

▼

WX_AD_M12

L
A
N

長

一般販売価格（税別）■ WiFi テスト（チャネルマップ）• WiFi 5, 6, 6E (802.11ax/ac/a/b/g/n) に対応• 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 周波数帯に対応• WiFi チャネルマップ分析の可視化• 信号レベルに基づく分類（優良・良好・平常・弱）都度ご相談• アクセス ポイントごとの情報 : BSSID、製造元、周波数
チャンネル番号、RSSI• アクセスポイントの選択が分かりやすく、明確で詳細なトラブルシューティングが可能

産業用イーサネットキット：M12 アダプタ（TERA インターフェイス）× 2 個
TERA-RJ45（メス型）リファレンスコード× 2 本、TERA-TERA リファレンスコード× 1 本

22

メタルケーブル用測定器・ツール

メタル障害位置測定器

メタルケーブル障害位置測定器

メタルケーブルの障害位置探索をすばやく・簡単に。

TDR 方式 ( パルス波形 ) 測定でメタルケーブルの近TDR500/3

MAX-610

端 0.1m から最大 5km までの断線・混線・アース・

メタルケーブルの断線・混線・絶縁不良などの障害

接続点・分岐点の測定が可能。通信や信号設備ケー

箇所特定が可能。従来のケーブル切り分け作業や昇ブルの障害位置探索に最適。

柱作業の回数現象により、作業効率が格段に向上。

特

特

長

長

・メガー /TDR/RFL などの測定機能を搭載し、一台でメタル回線の診断や故障箇所の探索が可能。
・従来製品から小型化されたことに加え、防滴機能も追加されたため、より現場作業向けの測定器になりました。
・回線に良線がない状況でも絶縁不良障害位置の特定が可能な K-Test 機能を追加。

・自動設定モード搭載。

・ケーブル区間数は 20 区間まで登録が可能になり、現場での作業効率が更に向上。

仕・バックライト付きの液晶画面搭載。

・最小 0.1m の分解能（測定レンジの 10m の選択時）。
・単 3 電池 5 個で稼働。

様・防水、防塵規格

測定項目

IP54

・波形表示例は次の通り

・メガー測定 ( 絶縁試験 )：メタル回線の良否診断。0 ～ 1G Ωまで測定可能。
印加電圧は最大 500V。
・TDR( パルス ) 試験：パルス波形による断線・混線箇所の特定。
測定レンジは最大 12km。
・RFL( 絶縁不良 ) 試験：絶縁不良障害の故障箇所特定。測定レンジは最大 30km。
設定できるケーブル区間の最大数：20 区間
型番

品目コード

一般販売価格（税別）

参考納期

MAX-61078044616￥1,100,000.-

受注後 14 日

仕断線

小規模の断線（3m 先で混線）

混線

混線（断線起因の可能性）

小規模の断線

水気の混入

混線

浸水

様

・測定レンジ：10,25,100,250,1000,2500,5000m
・測定精度：測定レンジの± 1%
パルス試験

絶縁不良試験（良線1 本法）

絶縁不良試験（K-Test）※新機能

・出力パルス：最大 5V
・電源：単 3 電池

5個

・寸法：230 × 115 × 48mm
・重量：0.6kg

絶縁試験

23

▼メタルケーブル用測定器・ツール▼メタルケーブル用測定器・ツール

・測定距離：0.1m ～ 5km

静電容量試験

型番

品目コード

一般販売価格（税別）

参考納期

TDR500/3

78040030￥240,000.-

受注後 14 日

電圧試験24メタルケーブル用測定器・ツール
管理口止水栓TDUX

通信ケーブル用ガス充填型管理口防水装置です。専用工具を使用したガス注入方式で、高いガス圧で、漏水している管路口で止水が可能です。空き管路にも使用頂けます。

特長・レジン・コンパウンド等を使用せず、手や作業着が汚れない
・水圧 5m の高い止水性能を 20 年以上維持します。酸・アルカリ・塩分・カビ等の過酷な条件でも使用可能
・ケーブルの多条敷設箇所（3 条以上）使用専用クリップをご用意
・東京電力株式会社様 通信ケーブル資機材認定物品

仕様■標準セット

潤滑剤×１本 （写真左）+TDUX × 10 個（写真右）■施工方法① TDUX 表面のブチルゴムに潤滑剤を塗る▼メタルケーブル用測定器・ツール
25

型番・種類

② TDUX をケーブルに巻きダクトに挿入ダクト内径（㎜）③専用工具で TDUX に炭酸ガスを注入④注入用チューブを引き抜き完成適合ケーブル最大外径（㎜）

一般販売価格（税抜）TDUX-75

55 ～ 75

28 ～ 56¥52,200.-

TDUX-10075 ～ 11045 ～ 90¥58,000.-

TDUX-125

110 ～ 125

83 ～ 103¥63,000.-

TDUX-150

130 ～ 150

94 ～ 125¥69,000.-

専用工具

―

―

¥100,000.-

炭酸ガス（10 本）――¥14,000.-

26