Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
TERCERA SECCION  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2011, Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.  
 
NORMA OFICIAL MEXIC ANA NOM -005-SCFI -2011 , INSTRUMENTOS DE MEDICION -SISTEMA PARA MEDICION Y 
DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LIQUIDOS -ESPECIFICACIONES, METODOS DE PRUEBA Y DE 
VERIFICACION.  
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con  fundamento en los 
artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 39 fracción V, 40 fracción IV, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal 
sobre Metrología y Nor malización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;  y 
19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y  
CONSIDERANDO  
Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias p ara garantizar 
que los instrumentos de medición que se  comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el 
propósito de que presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas, y aseguren la 
exactitud de las mediciones que s e realicen en las transacciones comerciales;  
Que con fecha 24 de febrero de 2011, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al 
Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio (CCNNSUICPC) aprobó la publicación del proyecto 
de norma  oficial mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2011, Instrumentos de medición -Sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, lo 
cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el  7 de octubre de 2011, con objeto de que los interesados 
presentaran sus comentarios;  
Que la manifestación de impacto regulatorio a que hace referencia el artículo 45 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, fue sometida a la consideración de la  Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
emitiéndose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha Comisión el 9 de septiembre de 2011.  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto 
de norma ofi cial mexicana, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto, 
mismos que fueron analizados por el CCNNSUICPC, realizándose las modificaciones conducentes  
Que con fecha 27 de enero de 2012, el CCNNSUICPC  aprobó por mayoría l a norma referida;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide  la 
siguiente:  Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2011 , Instrumentos de medición -Sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.  
México, D.F., a  3 de febrero de 2012. - El Director General de Normas y Presidente del  Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Co mercial y Prácticas de Comercio, 
Christian Tur égano Rold án.- Rúbrica.  
NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -005-SCFI -2011 , INSTRUMENTOS DE MEDICI ON-SISTEMA  PARA 
MEDICI ON Y DESPACHO DE  GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES  LIQUIDOS -ESPECIFICACIONES, 
METODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACI ON 
1. Objetivo y campo de aplicació n 
Esta norma oficial mexicana establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que de 
manera preventiva se apl ican a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
2. Referencias  
Para la correcta aplicación  de esta norma oficial mexicana, se deben aplicar las siguientes normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
NOM -001-SCFI -1993 , Aparatos electrónicos -Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por 
diferentes fue ntes de energía eléctrica -Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de 
tipo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
NOM -001-SEDE -2005  , Instalaciones eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación 
el 13 de marzo de 2006.  
NOM -008-SCFI -2002 , Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002.  
NOM -092-SEMARNAT -1995 , Que regula la contaminación atmosférica y establece l os requisitos, 
especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en 
estaciones de servicio y de autoconsumo ubicadas en el Valle de México, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembr e de 1995.  
NOM -093-SEMARNAT -1995 , Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de 
laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y autoconsumo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 6 de septiembre de 1995.  
NMX -Z-12/2-1987 , Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre de 1987.  
3. Definiciones  
Para efectos de esta norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones:  
3.1 Ajuste  
El conjunto de operaciones realizadas durante la verificación, por una autoridad competente o las 
unidades de verificación acreditadas y aprobadas, destinadas  a acondicionar un instrumento de medición a un 
nivel de funcionamiento y exactitud de cero error o, de no ser ello posible, en el punto más próximo a cero 
dentro del error máximo tolerado por esta norma oficial mexicana, mediante los mecanismos predispues tos 
para ello.  
3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, incorporados al elemento primario de medición, para desplazar sus 
errores dentro de los errores máximos tolerados  
3.3 Aprobación de modelo o prototipo  
Procedimiento por el cual s e asegura que un sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos satisface las características metrológicas, especificaciones técnicas y de seguridad.  
3.4 Suma de comprobación  
Cadena de 32 caracteres en formato hexadecimal, resul tante del algoritmo de reducción criptográfica MD5 
a 128 bits y que sirve para comprobar la autenticidad del programa de cómputo con que operan  los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, cuyas unidades se expresan en términos de volumen por 
unidad de tiempo.  
3.6 Disco de ajuste  
Dispositivo que forma parte del elemento primario de medición cuya función es ajustar mecánicamente el 
volumen de despacho.  
3.7 Pulsador  
Dispositivo electrónico, acoplado al eje  del elemento primario de medición, que convierte el movimiento 
mecánico en pulsos eléctricos.  
3.8.1 Dispositivo computador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y  otros combustibles 
líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de combustible líquido 
despachado, el importe de la venta de cada operación, así como el precio por litro.  
3.8.2 Dispositivo contador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de combustible líquido 
despachado.  
3.9 Interfaz de comunicación  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Puerto que permite el intercamb io de información, entre el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de comunicación.  
3.10 Error máximo tolerado  
Valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otros relat ivos a un 
instrumento de medición determinado.  
3.11 Interruptor de acceso al modo de ajuste  
Dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.12 Disposit ivo de ajuste electrónico  
Dispositivo electrónico que permite ajustar electrónicamente el volumen de despacho de combustible, ya 
que el ajuste se realiza por medio de acceso o código de programación electrónico.  
3.13 Selector de despacho por volumen o impo rte de la venta  
Teclado que preestablece el despacho de combustible, en términos de volumen o monto en dinero, que 
solicita el consumidor.  
3.14 Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
Elemento electromecánico que está diseñado  de tal forma que al terminar una operación de despacho y 
medición no se pueda realizar otra, a menos que se ponga en ceros la lectura del dispositivo contador  o 
computador.  
3.15 Procuraduría  
Procuraduría Federal del Consumidor.  
3.16 Selector de gasto volu métrico  
Dispositivo de la válvula de descarga que fija un gasto de descarga máximo, medio o mínimo.  
3.17 Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Sistema para medir y despachar, en forma automática el volumen de combustibl e líquido. Este sistema 
consta de, al menos, un elemento primario medición, un mecanismo que traduce el resultado de la medición 
en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autorizado y dispositivos adicionales. 
Tanto el instrumento de medición como, el mecanismo de traducción pueden estar conformados de partes 
mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de cómputo) y de cualquier otra índole.  
3.18 Totalizadores  
Dispositivo que indica la lectura de las entregas en volume n de combustible líquido. Los totalizadores son 
de dos tipos:  
3.18.1 Dispositivo totalizador acumulado  
Indica la lectura acumulada de cada uno los despachos de combustible líquido.  
3.18.2 Dispositivo totalizador instantáneo  
Indica la lectura no acumulable de cada despa cho de combustible líquido.  
3.19 Bomba remota  
Mecanismo externo al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
diseñado para suministrar el combustible que pasa por el elemento primario de medición.  
3.20 Element o primario de medición  
Mecanismo que mide el paso del combustible y al medirlo produce un movimiento que transmite  al 
pulsador.  
3.21 Unidad de verificación  
La persona física o moral que realiza actos de verificación.  
3.22 Válvula de control  
Conjunto de pie zas ensambladas con objeto de mantener una presión constante en todo el sistema de 
medición, amortiguando las posibles sobrepresiones que se puedan presentar o deteniendo la operación  de 
medición al ocurrir desabasto de combustible líquido en el sistema.  
3.23 Válvula de solenoide        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
Dispositivo de apertura y cierre del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
3.24 Válvula de retención (check)  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de impedir una inversión de la circulación  del combustible por 
la manguera de descarga.  
3.25 Válvula de descarga  
Dispositivo que permite realizar el despacho de combustible el cual consta de un selector de gasto 
volumétrico y una válvula de retención.  
3.26 Válvula de seguridad  
Conjunto de piezas e nsambladas que evitan derrames de combustible en el caso de desprendimiento de 
la manguera de descarga.  
3.27 Dispositivos adicionales  
Componentes que facilitan las operaciones de medición y evitan afectaciones en las mediciones,  como 
son: 
• Dispositivos el iminadores de gases.  
• Filtros.  
• Módulos auxiliares de abastecimiento o satélites.  
• Dispositivos anti -remolinos.  
• Válvulas.  
• Mangueras.  
3.28 Dispositivos auxiliares  
Cualquier componente con funciones específicas no relacionadas con las mediciones.  
3.29 Verificación  
La constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen 
de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Comprenderá la 
constatación de las características metr ológicas y de operación del instrumento de medición dentro de las 
tolerancias y demás requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas y, en su 
caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los dispositivos adecuados para ell o. 
3.30 Verificación inicial  
La verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición, para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.31 Verificación periódica  
La verificación que una vez concluida la vigen cia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de tiempo 
que determine la Secretaría de Economía, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de los 
instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características me trológicas 
establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.32 Verificación extraordinaria  
La verificación que no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables, cuando lo 
soliciten los usuarios de los mismos, cuando pierdan su condición de “instrume nto verificado” o cuando así  lo 
determine la autoridad competente.  
3.33 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la legalidad y operación en los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos . Comprenden:  
3.33.1 La irremovilidad de circuitos integrados  
Característica lograda por un circuito integrado encapsulado o una tarjeta electrónica principal con sistema 
embebido.  
3.33.1.1 Circuito integrado encapsulado  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Circuito integrado electrónico que contiene el programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.33.1.2 Tarjeta electrónica principal con sistema embebido  
Sistema integrado que consta de un arnés de montaje superficial y alto nivel de integración, el programa 
que controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina, y eventualmente 
componentes  
3.33.2 Autenticación de programas de cómputo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibl es líquidos  
Comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, fueron autorizados por el fabricante del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles l íquidos . 
3.33.3 Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
Registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajuste del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
4. Clasificació n 
Para los efectos de esta norma oficial mexicana, los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos se clasifican en 2 tipos:  
Tipo I Computadoras: registran el volumen de combustible líquido, el importe de la venta y el precio  por 
litro. 
Tipo II Contadoras: registran únicamente el volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con bombas remotas, que proveen un abastecimiento a presión 
constante.  
5. Especificaciones  
5.1 Errores  
5.1.1  Error máximo tolerado  
Estos errores se r efieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida 
volumétrica de acuerdo a lo establecido en 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
 
La especificación es que el error de repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL po r litro, en cualquier 
gasto (máximo, medio y mínimo) considerado en la prueba, conforme a la f órmula siguiente:  
 
Donde:  
 es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 10 L.  
5.2 Acabado  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben estar cubiertos en 
todas sus partes con pintura resistente a la acción del producto bombeado, a la luz solar y a la humedad, 
excepto las partes de acero inoxid able, cromadas u otras, que por la naturaleza de los materiales ofrecen la 
resistencia requerida a la acción de los agentes mencionados. Esto se verifica visualmente.  
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y o tros combustibles líquidos deben identificarse las 
siguientes partes:  
- Dispositivo contador o computador.  
- Elemento(s) primario(s) de medición.  
- Dispositivo(s) de seguridad.  
- Dispositivo(s) de despacho.  
5.3.1  Dispositivo de filtración  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
El sistema de med ición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar provisto de un 
filtro de malla número 100 o equivalente, de tal manera que no permita el paso de partículas mayores a  150 
µm. Esto se verifica visualmente contra la especificación del fi ltro. 
5.3.2  Dispositivo contador o computador  
5.3.2.1  El dispositivo contador o computador, que indica el volumen en litros despachado, debe marcar 
ceros al inicio de cada operación de despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula indicadora.  
5.3.2 .2 La carátula indicadora de los dispositivos contador o computador debe indicar como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. 
Esto se verifica visualmente.  
b) En el tipo II: el vo lumen de combustible líquido despachado. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.3  Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los dispositivos computador y contador deben ser explícitas, de 
manera que la interpretación de las cifras registr adas no permita confusión alguna; los números de indicación 
para el volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro deben integrarse por lo menos con 4 
dígitos y con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar claram ente la carátula que 
corresponde a la manguera de despacho.  
5.3.2.4  Resolución de la carátula indicadora  
Debe indicar el volumen de combustible líquido con una división mínima de 0,01 L, y el importe de la venta 
con la cantidad exacta en centavos. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.5  Los dispositivos computador o contador electrónicos deben cumplir con las especificaciones  y 
pruebas de la norma oficial mexicana NOM -001-SCFI -1993 (véase 2 Referencias de esta norma  oficial 
mexicana).  
5.3.2.6  Totalizadores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador o contador para indicar el volumen de combustible l íquido acumulado. Deben contar también con 
un dispositivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido entregado hasta un 
momento dado en cada despacho. La disposición de ambos totalizadores se verifica visualmente.  
5.3.3  Mecanism o de ajuste  
El elemento primario de medición, así como el dispositivo contador o computador deben tener, un disco de 
ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico , respectivamente, mediante el cual se efectúen ajustes  de 
volumen, conforme al procedimiento indicado por el fabricante. Esto se verifica visualmente.  
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector que n o permita un 
puente eléctrico en sus terminales para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto se verifica 
visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ya 
sea directamente  en el elemento primario de medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a través del 
contador o computador, se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal efecto, 
debiendo hacerse el ajuste de forma directamente en el siste ma de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos de 
ajuste se deben verificar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondie nte. 
5.3.4  Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con los 
dispositivos de protección y seguridad que garanticen su uso sin riesgo de accidentes por explosión o 
incendio, como son : 
- Válvula de control.  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo indicado en las normas oficiales mexicanas  NOM -001-
SEDE -2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 (véase 2 Referencias de esta norma oficial mexican a).       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
5.3.4.1  Válvula de control  
Los sistemas de medición deben tener un dispositivo para mantener una presión constante en todo el 
sistema de medición, amortiguando los golpes de sobrepresión que inevitablemente se producen al operar  los 
sistemas de medició n. La válvula de control debe cumplir esta función. Esto se verifica visualmente.  
5.3.4.2  Instalación eléctrica a prueba de explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía eléctrica a los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combus tibles líquidos debe cumplir disposiciones y especificaciones de carácter técnico, a fin 
de que ofrezcan condiciones de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a protección 
contra choque eléctrico, efectos térmicos sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones,  fenómenos 
atmosféricos e incendios, entre otros y cumplir con lo indicado en la norma oficial mexicana  NOM -001-SEDE -
2005 (véase el punto 2 Referencias de esta norma oficial mexicana).  
5.3.5  Dispositivos de despacho  
5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben usar para la 
descarga únicamente mangueras que estén en buenas condiciones, es decir, sin daños en la pared externa, 
ni fisuras que permitan goteo constante, así como adaptaciones que pudieran afectar su funcionamiento 
según especificaciones del fabricante del sistema de medición y despacho de combustibles. Esto se verifica 
visualmente (véase 5.4 de esta norma oficial mexicana).  
5.3.5.2  Válvula  de re tención  
Con el objeto de asegurar el llenado permanente de la manguera de descarga, en su extremo inferior o en 
el cuerpo de la válvula de descarga, se debe contar con una válvula de retención. Esto se verifica 
visualmente.  
5.3.5.3  Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula de descarga, deben garantizar que no se generen chispas 
o descargas eléctricas mediante rozamiento, choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo nariz o 
pistola) para cumplir con la función encomendada. S u cierre debe ser hermético (véase apartado 5.4 de esta 
norma oficial mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste debe ser del color alusivo establecido para el combustible 
líquido respectivo de que se trate.  
5.3.5.4  Características del dispositi vo de seguridad en el despacho  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con una 
válvula de seguridad en cada manguera de descarga, a fin de evitar derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de la s mangueras. Esto se verifica visualmente.  
5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de combustible una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse sino después de volver a colocar en ceros el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos. Esto se verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
5.3.6  Interfaz de comunicación  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se debe identificar el 
arnés eléctrico que realice la función de comunicación, así como el puerto y el protocolo de comunicación 
empleado y la lista de comandos e instrucciones de comunicación. Esto se debe verificar visualmente contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual además se debe 
señalar la función específica a desempeñar por la interfaz y los com ponentes mencionados.  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir con las 
normas oficiales mexicanas NOM -092-SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 (véase el punto 2 
Refe rencias de esta norma oficial mexicana) en los términos que en ellas se indiquen, así como lo dispuesto 
en 7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1  No se deben instalar dispositivos, mecanismos o si stemas, que alteren la medición o la lectura de los 
dispositivos contador o computador y sus carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el total de la venta, 
durante el despacho.  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
5.5.2  Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combusti bles líquidos deben contar con las 
características de confiabilidad definidas en 3.34 para asegurar que no se puedan alterar ilegalmente  los 
indicadores de volumen entregado, precio por unidad y total de la venta, de acuerdo a lo indicado en 7.1.1 de 
la presente norma oficial mexicana.  
6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para comprobar el cumplimiento de las especificaciones de esta 
norma oficial mexicana, se debe emplear un muestreo estadístico por atributos para inspección normal simple 
con un nivel de calidad aceptable del 0,01%; de acuerdo a la norma mexicana NMX -Z-012/2 (véase el punto 2 
Referencias de esta norma oficial mexicana).  
7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de pruebas que se aplican durante la aproba ción del modelo  o 
prototipo.  
7.1 Aprobación del modelo o prototipo  
7.1.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante, 
en idioma español, la cual debe incluir:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número  de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie.  
7.1.1.2  Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición , forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
7.1.1.3  Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación.  
7.1.1.3.1  Diagramas de conexión del sistema electrónico así como la forma de ident ificar cada una de las 
tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que realizan.  
7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho co mponente y c ómo se autentifica el programa 
contenido en el mismo.  
7.1.1.3.3  Diagrama hidráulico del modelo de sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la descripción de cada una de sus partes.  
7.1.1.3.4  Procedimiento de  ajuste de volumen del instrumento de medición.  
7.1.1 .4 Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito 
integrado en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada com o 
referencia respecto del punto 7.3.2.7.2 de la presente norma oficial mexicana.  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar completamente el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programa s de cómputo que lo componen  y 
sus características de confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la información antes mencionada, que los 
sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos especificado s por el fabricante, 
poseen los dispositivos indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura de acuerdo 
a las especificaciones establecidas en esta norma oficial mexicana.  
7.2 Exactitud de las mediciones  
7.2.1  Materiales  
Combustibl es líquidos (gasolinas, diesel, turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción de gas licuado 
de petróleo).  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras capacidades (excepto menores de 10 L) con escala graduada 
con divisiones mínimas d e 10 mL, siendo el volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un termómetro con resolución de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con un informe de calibración vigente expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso aprobado.  
7.2.3  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquido s a 
probar        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
Se debe emplear un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con todos 
los aditamentos propios, trabajando a valores de tensión nominales.  
7.2.4  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros co mbustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de presión 
originados por:  
- La bomba remota, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con l a válvula de descarga cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondiente s a la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los 
totalizadores insta ntáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse en los registros de los totalizadores instantáneos, para todos los casos, 
no debe rebasar el error máximo tolerado.  
7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verific ar que se encuentre limpia  
Esta acción puede ser proporcionada sin aditamento alguno mediante la nivelación con que cuenta la isla 
contenedora del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos (cero grados), 
disposición marcada e n las especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio 
por parte de PEMEX -Refinación.  
Cuando dicha nivelación no pueda obtenerse, es necesaria la utilización de una plancha niveladora. Esto 
se verifica haciendo uso de un niv el de burbuja.  
7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se llenan sus dispositivos de despacho, para proceder a la apertura de la compuerta  de 
salida de la válvula de descarga y entonces se llena la medida volumétrica hasta algún punto cercano al 
volumen nominal. Esto permite cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que normalmente las medidas volumétricas utiliza das están 
calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual se hará la prueba haciendo uso de la válvula de descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes en los dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema hidrául ico. 
7.2.5  Procedimiento de verificación volumétrica  
Los puntos que se indican a continuación se deben repetir en cada prueba.  
7.2.5.1  Verificar que la indicación del totalizador instantáneo sea cero cada vez que se inicie un despacho.  
7.2.5.2  Abriendo y c errando la válvula de descarga del instrumento de medición seleccionado , colectar de 
preferencia el volumen nominal de la medida o alguna cantidad cercana al volumen nominal. Durante el 
llenado, medir el tiempo necesario para colectar la cuarta parte de la  capacidad nominal de la medida 
volumétrica, este tiempo debe medirse después de la primera cuarta parte y antes de la última cuarta parte de 
la capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, posteriormen te la lectura del termómetro 
incorporado, o indirectamente del combustible contenido en él, teniendo que esperar 60 s para alcanzar el 
equilibrio térmico.  
7.2.5.3  Drenar la medida volumétrica esperando el escurrido de la medida volumétrica, una vez que el 
chorro principal ha cesado, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el informe de calibración.  
7.2.5.4  La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando tres pruebas en cada gasto 
que se fije el selector de gasto volumétrico de la  válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétri co de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo.  
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volu métrica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando ésta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a l a capacidad nominal. A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, tomando esta última en 
la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se determinan con aproximaci ón  al 
centilitro.  
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal.  A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces calculando el promedio a cada gasto, debiendo quedar esto 
registrado en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las  lecturas en los totalizadores sean 
idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre las lecturas 
inicial y final del totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redond eada al entero más cercano del 
totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, ésta forma una cierta 
cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma desaparezca 
y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
 
  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     13 V. Tabla de resultados  
 Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica  
(t) Gasto de la 
prueba  
(qv) Volumen 
registrado en 
la carátula 
indicadora 
del 
instrumento 
de medición 
seleccionado  
(I) Volumen de 
la medida 
volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo  
(Vcmv) Temperatura 
de trabajo de 
la medida  
volumétrica  
(Tmv) Error de 
Indicación  
(E) Error máximo 
tolerado 
(especificado 
en 5.1.1)  Error de 
Repetibilidad  
(R) (ml) 
(especificado 
en 5.1.2)  Diferencia entre las 
lecturas inicial y 
final del totalizador 
acumulado 
respecto el 
totalizador 
instantáneo 
(especificado en 
7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL °C mL mL mL mL 
Gasto 
volumétrico 
mínimo           
         
         
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
medio           
         
         
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
máximo           
         
         
Promedio           
 
El gasto promedio y el error promedio se refieren al promedio de las tres mediciones realizadas en cada uno de los gastos pro bados, mínimo, medio y máximo. El error promedio en 
cada gasto tiene que cumplir con el punto  5.1.1 Errores máximos tolerados. El error de repetibilidad en cada gasto tiene que cumplir con lo indicado en el punto 5.1.2 Error de 
repetibilidad.  
 14     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
7.2.8  Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de las pruebas de operaci ón no deben exceder el alcance de la 
medición del instrumento de medición declarado por el fabricante.  
7.3 Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo referente a la p arte electrónica del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.1.1 de esta norma oficial mexicana, comprobando  directamente 
que los componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos cumplan con las especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante. Los dispositivos auxi liares, no están sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino que sólo 
deben ser declarados para los mismos efectos, esto es, comprobar que  cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabricante . 
La verificación se enfoca sobre  los siguientes componentes:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, 
corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente e 
imborrable:  
 Marc a (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación característicos de la marca en función).  
 Lugar de origen (Hecho en México, Made in USA, etc.).  
 Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho dispositivo).  
 Número de revisi ón o versión de la misma.  
 Año de fabricación, modificación o actualización.  
 En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y explicado por el 
fabricante a la Dirección General de Normas.  
 Identificación de los programas de c ómputo mediante una etiqueta, visible, permanente e imborrable, 
ubicada en la tarjeta electrónica que los contenga, y en la cual se señale las versiones de los 
programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibl es líquidos. No será necesario utilizar etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del 
dispensario se despliegue la versión del software. Si esto no es posible, éstas deberán seguir 
utilizándose . 
 Diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico.  
7.3.1.2  Características de confiabilidad  
7.3.1.2.1  Circuito integrado encapsulado  
Verificar visualmente que el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre cubierto 
totalmente por una membrana de un material transparente que permita la  identificación del circuito integrado, 
como resina epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito 
impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente 
identificable.  
7.3.1.2.2  Tarjeta electrónica principal con sistema embebido  
Verificar visualmente que la mayoría de los componentes se encuentren incluidos en la placa base (tarjeta 
principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas o  sustituidas sin dejar marca. Los 
circuitos integrados que albergan el programa que controla el funcionamiento del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos estén cubiertos completamente por una membrana de un 
material transp arente que permita la identificación del circuito integrado, como resina epóxica, cerámica, 
vidrio, laca transparente, barniz transparente u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de 
circuito impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente identificable.  
7.3.1.2.3.  Programa del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exc lusivamente por 
el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La autentificación 
de estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación con el algoritmo de 
encriptación MD5 a 128 bit s. 
7.3.1.2.3.1  Los programas de cómputo deben estar disponibles para su escritura y lectura, exclusivamente 
a través de un puerto serial (RS232), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante del sistema de medición y despacho  de gasolina y otros combustibles líquidos.  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     15 
7.3.1.2.3.2  El sistema embebido debe contar con un medio comprobable y certificable que permita la 
lectura y escritura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232), esto quiere decir que el 
sistema permita la escritura o sobre escritura de los programas.  
7.3.1.2.3.3  La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de ser 
condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de medición y despacho d e gasolina 
y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor para 
poder realizar las verificaciones periódica y extraordinaria, así como al Centro Nacional de Metrología para la 
aprobación del modelo o proto tipo. 
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los 
dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de evento s deben registrar 
de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial (RS232), y está condicionada a digitar una contraseña en el panel de 
control del sistema de medición y d espacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser 
entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar 
las verificaciones correspondientes.  
7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registra r son:  
 Ajustes hechos a un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(ajustes a la entrega de volumen).  
 Cambio de precios (alteraciones).  
 Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas.  
 El acceso al mo do de programación.  
7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al 
Centro Nacional de Metrolo gía la tabla en donde se indique a qu é evento corresponde.  
7.3.1.2.4.1.2  Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos 
“aammdd” seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm.  
Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 2010 a 
las 14h30.  
7.3.1.2.4.1.3  Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo a la siguiente tabla:  
Descripción  Equiva lencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de programación  
LECS  Lectura del programa de cómputo que opera el 
sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  
 
7.3.2  Seguridad de oper ación en pruebas y análisis  
7.3.2.1  Aparatos y equipo  
 Computadora portátil con puerto serial (RS232) y cables de conexión y; en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que debe se r 
proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología y a la Procuraduría Federal del Consumidor . 
 Multímetro.  
7.3.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  a 
analizar  
Debe contar con to dos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la NOM -001-SCFI -1993  
(Véase 2 Referencias de esta norma oficial me xicana).  
7.3.2.3  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición selecciona do, cuando éste no se encuentre en función, según 7.2.4, 
y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso.  16     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
7.3.2.4  Determinación de las condiciones de prueba  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisió n de corriente eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos 
o causar algún daño a los mismos.  
7.3.2.5  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de medición del sistema de medi ción y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos no deben despachar combustible.  
7.3.2.5.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre de 
obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para s u evaluación.  
7.3.2.5.2  Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
 Marca.  
 Modelo.  
 Número de serie del  sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Instrumento de medición o posición de carga.  
 Precio unitario por tipo de combustible.  
 Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada la do del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
7.3.2.5 .3 Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manual mente el resultado del producto del volumen entregado por el precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
7.3.2.5.4 Verificación de la caja de conexiones  
Realizar  la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante.  
7.3.2.5.5 Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
 El pulsador debe c ontar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
 El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líqui dos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de esta norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la c onfiguración 
del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de  acuerdo a 7.3.2.5.7.  
7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de esta norma oficial mexicana).  
 Tomar los datos cor respondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     17 
 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a)  Los despachos, tanto en volumen como en monto programados.  
b)  El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d)  Los ajustes electrónicos.  
e)  La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
7.3.2.5.8  Prueba del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrump ir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio d e venta).  
 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la configuración.  
7.3.2.5.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que con trolan el 
funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquido s según sea la marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento.  
7.3.2.6  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
7.3.2.6.1  Para verificar los programas de cómputo es necesario:  
 De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos desde el tablero de  control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realiza r la conexión del puerto serial (RS232) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe 
establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y 
despacho de  gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232 ) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto 
7.3.1.2.3.  
 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros co mbustibles líquidos que 
se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcion alidad.  
 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario 
debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser com ercial.  
7.3.2.6.2  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario o que señalan las  etiquetas 
de identificación según 7.3.1.1, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la 
suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el 
cálculo de la suma de comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits.  18     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
7.3.2.6.3  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiqueta de identificación de los 
programas de cómputo y el resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.6.2.  
7.3.2.6.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicion ada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las  verificaciones 
correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrolo gía la tabla en donde se indique a qu é evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de precio, realizado según el manual de 
programación del fabricante, y que coincida con la periodicidad 
establecida por la autoridad competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta realizada conforme a 
especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación c onforme a especificaciones y 
parámetros (actividades, comandos y rutinas) permitidas por el 
fabricante.  
LECS  Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
cuya versión debe coincidir  con la declarada por el fabricante, 
según etiqueta de identificación o la desplegada en la pantalla del 
dispensario conforme a 7.3.1.1.  
 
7.3.2.6.5  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos:  
 Salir del pr ograma de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
RS232, entr e el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la 
computadora portátil.  
 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de pod er independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación.  
 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcio namiento.  
 Cerrar el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  
8. Informaci ón comercial  
8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros com bustibles líquidos  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar marcados en 
forma permanente y visible en la parte externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo:  
 Marca o nombre del fabricante.  
 Número s eriado de fabricación.  
 Tipo y modelo.  
 Alcance de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cual está diseñado.  
 Año de fabricación (excepto para sistemas de medición y despacho de gaso lina y otros combustibles 
líquidos con intervalo de 350 L/min a 2,650 L/min);  
 Número de aprobación del modelo o prototipo.  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     19 
 La leyenda aviso al consumidor (en lugar visible)*.  
 Identificación del producto a despachar.  
 La leyenda “HECHO EN MEXICO” para produc tos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
(*) Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o 
equivalentes:  
 Importante para el consumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta lo s indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
 Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, se deben marcar como mínimo los datos siguientes:  
 Marca o  nombre del fabricante.  
 Modelo.  
 Número de serie.  
 La leyenda “HECHO EN MEXICO” para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
 Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador.  
9. Verificació n inicial, perió dica y extraordinaria  
9.1 La verificación inicial, periódica y extraordinaria de los sistemas de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos de gasolina y otros combustibles líquidos debe efectuarse, de conformidad con las 
dispos iciones establecidas en la “Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para efectuarla”, bajo el siguiente procedimiento.  
9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema de  medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla con 
las características siguientes:  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones comer ciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen desperfectos, es decir, no debe tener piezas sueltas u otras deficiencias evidentes. 
Además se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares:  
 Importante para el con sumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben  indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
9.2.1  Dispositivos contador o computador  
El totalizador instantáneo de los dispositivos contador o computador debe marcar ceros y debe indicar 
como mínimo el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. Para 
el caso de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos clasificados como 
contadoras deben indicar el volumen de combustible líquido despachado.  
9.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 5.3.2.3 de esta norma oficial mexicana.  
9.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales necesarios para 
colocar los dispositivos oficiales d e inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar correspondiente.  
En la verificación periódica o extraordinaria el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe contar con la contraseña de verificación señalada en 9.3.4 de la verificación inicial 
o periódica o extraordinaria anterior y se debe constatar que éstos no han sido violados o alterados por 
cualquier medio como aplicación de calor o acción de una fuerza.  20     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
9.2.4  Dispositivos de despacho  
9.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y descarga, no 
presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan goteo constante, así como adaptaciones que 
puedan afectar su funcionamiento según especificacio nes del fabricante del sistema de medición y despacho 
de combustibles, esto se verifica visualmente (véase 5.4 de esta norma oficial mexicana).  
9.3 Verificación de cualidades metrológicas  
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas las verificaciones: inicial, periódicas y extraordinarias.  
9.3.1  Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado en todos los incisos del apartado 7.2 de esta norma 
oficial mexicana.  
9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla conte nida en el numeral 7.2.7, inciso V, que el alcance del elemento 
primario de medición est é dentro del alcance declarado por el fabricante en 7.1.1.2.  
9.3.3  Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o extraordinaria, el instrumento de medición debe se r ajustado 
mediante el procedimiento indicado por el fabricante, aplicando las pruebas mencionadas anteriormente, en 
forma tal de dejar el error ajustado en el punto más próximo a cero como sea posible, de acuerdo a lo 
especificado en 5.1.1 inciso c) de es ta norma oficial mexicana. De no lograrse el ajuste del instrumento de 
medición en los límites citados, la entidad que practica la verificación debe proceder a colocar una 
calcomanía, en la manguera de despacho correspondiente, que indique que el instrumen to de medición no es 
apto para transacciones comerciales. El instrumento de medición no debe ser usado hasta que se lleve a cabo 
la verificación extraordinaria correspondiente.  
9.3.4  Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinad o que el instrumento de medición cumple satisfactoriamente 
con las características técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a colocar los sellos 
marchamos de verificación en el disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste electrónico y el holog rama 
correspondiente a la altura del dispositivo computador o contador sin obstruir el marcado ni las lecturas del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que denoten que éste ha sido 
verificado. Se expide el dictamen de v erificación correspondiente con los datos de identificación del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y de la estación de servicio en donde se 
encuentra instalado.  
9.4 Verificación del sistema electrónico y programas de c ómputo  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, se efectuará una verificación para autentificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas vinculados o 
conectados al sistema de medición y des pacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los cuales deben 
coincidir con la aprobación del modelo o prototipo.  
9.4.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles l íquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual 
está indicada en el punto 7.3.1 de esta norma oficial mexicana, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte electrónica del s istema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, cumplan con las especificaciones y nomenclatura utilizada por el fabricante.  
Se hará excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con la 
aproba ción de la Secretaría de Economía y siempre y cuando los programas de cómputo sean los originales 
instalados por el fabricante y la verificación de la suma de comprobación cumpla con lo establecido en el 
apartado 9.4.2.4.12 de esta norma oficial mexicana.  
9.4.2  Seguridad de operación en pruebas y análisis  
9.4.2. 1 Aparatos y equipo  
 Computadora portátil con puerto serial (RS232) y cables de conexión y, en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustible s líquidos, la cual debe ser 
proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología y a la Procuraduría Federal del Consumidor . Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     21 
Multímetro.  
9.4.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a 
analizar 
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la NOM -001-SCFI -1993 . 
(Véase 2 Referencias  de esta norma oficial mexicana).  
9.4.2.3  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primar io de medición seleccionado cuando éste no se encuentre en función, según 7.2.4, 
y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso.  
9.4.2.4  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba, los instr umentos de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos no deben despachar combustible y la verificación debe realizarse en presencia del 
visitado.  
9.4.2.4.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros com bustibles líquidos debe estar libre de 
obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
9.4.2.4.2  Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al proc edimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
 Marca.  
 Modelo.  
 Número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Instrumento de medición o posición de carga.  
 Precio unitario por tipo de combustib le. 
 Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del ele mento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie  
9.4.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de  comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen surtido por el precio unitario del 
combustible, contra el monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
9.4.2.4.4  Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cum ple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado.  
9.4.2.4.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía:  
 El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
 El estado físico del puls ador (dispositivo electrónico mediante el cual se convierte el movimiento 
mecánico del disco en pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la 
forma indicada en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
9.4.2.4.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros co mbustibles líquidos en función y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, revisando además 
que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de esta norma 
oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alte ración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 9.4.2.4.7.  22     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
9.4.2.4. 7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo ( véase 
7.1.1 de esta norma oficial mexicana).  
 Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo  a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómp uto que opera el sistema de me dición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
9.4.2.4.8  Prueba del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegarse al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterabl es los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio de venta).  
 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la configuración.  
9.4.2.4.9  Prueba de verificac ión de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de  medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento.  
9.4.2.4.10  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controla el funcionamiento del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
9.4.2.4.11  Para verificar los programas de cómputo es necesario:  
 De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despach o de gasolina 
y otros combustibles líquidos, desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medici ón y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe 
establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líq uidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto de serial (RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto 
7.3.1.2.3.  
 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que 
se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recome ndaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad.  Viernes 30 de marzo de 2012  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)     23 
 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabric ante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario 
debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser comercial.  
9.4.2.4.12  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles l íquidos, que despliega la pantalla del dispensario o que señalan las etiquetas 
de identificación según 7.3.1.1, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la 
suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir . El algoritmo utilizado para el 
cálculo de la suma de comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits.  
9.4.2.4.13 Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiq ueta de identificación, colocada 
según 7.3.1.1, de los programas de cómputo y el resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida 
en 9.4.2.4.12.  
9.4.2.4.14 Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a l a Procuraduría 
Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abre viada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se indique a qu é evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes de 
verificación expedidos por unidad de verificación acreditada y aprobada o la 
Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio deben coincidir con la periodicidad 
establecida por la  autoridad competente.  
APPU  Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la información 
señalada en hojas de control que al efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas 
(actividades, coman dos y rutinas) deben coincidir con la información 
señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.  
LECS  La versión del programa de cómputo leído debe coincidir con la versión 
declarada por el fabricante, según etiqueta de identificación o la desp legada 
en la pantalla del dispensario conforme a 7.3.1.1.  
 
9.4.2.4.15  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos:  
 Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
RS232, entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la 
computadora portátil.  
 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación.  
 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
Cerrar el o los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizados, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  24     (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 30 de marzo de 2012  
10. Medidores de alto flujo  
10.1 Combustibles  
Combustibles líquidos (gasolinas, diesel, turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción del gas 
licuado de p etróleo).  
10.2 Aparatos y equipo  
Para la verificación de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que 
operan con grandes volúmenes en lapsos cortos (350 L/min a 2 650 L/min), se debe usar un recipiente con 
capacidad de 1 ½ a 2 veces el volumen entregado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en un minuto o un medidor patrón de flujo que puede ser másico, de desplazamiento 
positivo o ultrasónico de tres o más trayectorias (PAD’s), cuyos principios de funcionamiento no son afectados 
por la instalación, y para el cual la incertidumbre de la medición no sea mayor a un tercio del error máximo 
tolerado especificado en el apartado 10.3 de esta norma oficial mexicana.  
Estos instrumentos de  medición deben contar con informe de calibración vigente expedido por laboratorio 
de calibración acreditado y en su caso aprobado.  
10.3 Errores máximos tolerados  
El error máximo tolerado y de repetibilidad no deben exceder lo indicado en los apartados 5.1 .1 y 5.1.2 de 
esta norma oficial mexicana.  
11. Evaluació n de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos objeto de la presente norma oficial mexicana, se llevará a cabo p or la Procuraduría 
Federal del Consumidor, y las personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
12. Vigilancia  
La vigilancia de la presente norma oficial mexicana está a car go de la Secretaría de Economía, por 
conducto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus 
respectivas atribuciones.  
13. Bibliografí a 
- International Recommendation Dynamic measuring systems for liquids othe r than water Part 1: 
Metrological and technical requirements, OIML -R-117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, Tolerances and Other Technical Requirements for Weighing 
and Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth edition. June 29, 1973. Underwriters’ Laboratories Inc.  
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology – Basic and general concepts and 
associated terms (VIM).  
14. Concordanc ia con normas internacionales  
Esta norma oficial mexicana concuerda parcialmente con el lineamiento International Dynamic measuring 
systems for liquids other than water Part 1: Metrological and technical requirements, OIML -R-117-1 (2007).  
TRANSITORIOS  
PRIM ERO. - Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 210 días naturales después de su publicación 
como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. - La presente Norma Oficial Mexicana, una vez publicada como norma definitiva, cancela la 
Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
septiembre de 2005.  
México, D.F., a  3 de febrero de 2012. - El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Segur idad al Usuario, Información Co mercial y Prácticas de Comercio, 
Christian Tur égano Rold án.-Rúbrica.