Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2011, Instrumentos de medición -Sistema para 
medición y desp acho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones , métodos de prueba y de 
verificación.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -005-SCFI-2011 , INSTRUMENTOS DE MEDICI ON-
SISTEMA PARA MEDICI ON Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES L IQUIDOS -ESPECIFICACIONES, 
METODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACI ON. 
CHRISTIAN TUR EGANO ROLD AN, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 
(CCNNSUICPC), con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y IV, 47 fracción I de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2011 , 
Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos - 
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días 
naturales los interesados presenten sus comentarios an te el CCNNSUICPC, ubicado en avenida  Puente de 
Tecamachalco número  6, colonia  Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código 
postal  53950, Estado de Mé xico, teléfono 57 29 93 00, extensión  43207, fax 55 20 97 15 o  bien a los  correos 
electrónicos hector.espindola@economia.gob.mx, jose.fernandezdejauregui@economia.gob.mx y/o 
catarino.perez@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno 
del Comité que lo propuso.  
México, D. F., a  14 de septiembre  de 2011. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Co mercial y Prácticas de 
Comercio, Christian Turégano Roldán .- Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -005-SCFI -2011 , INSTRUMENTOS DE 
MEDICI ON-SISTEMA PARA MEDICI ON Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS -ESPECIFICACIONES, M ETODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACI ON 
1. Objetivo y campo de aplicació n 
Este proyecto de norma oficial mexicana establece las  especificaciones, métodos de prueba y de 
verificación que de manera preventiva se aplican aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales dentro 
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana, se deben aplicar las siguientes 
normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
NOM-001-SCFI -1993 , Aparatos electrónicos -Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por 
diferentes fuentes de energía eléctrica -Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de 
tipo, publicada en el Diario Oficial de la Federación e l 13 de octubre de 1993.  
NOM -001-SEDE -2005 , Instalaciones eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de marzo de 2006.  
NOM -008-SCFI -2002 , Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federac ión el 27 de noviembre de 2002.  
NOM -016-ENER -2002 , Eficiencia energética de motores de corriente alterna trifásicos de inducción, tipo 
jaula de ardilla en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado, publicada en el 
Diario Ofici al de la Federación el 13 de enero de 2003.  
NOM -092-SEMARNAT -1995 , Que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, 
especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en 
estaciones de ser vicio y de autoconsumo ubicadas en el Valle de México, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1995.  
NOM -093-SEMARNAT -1995 , Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de 
laboratorio de los sistemas de recu peración de vapores de gasolina en estaciones de servicio y autoconsumo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1995.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 NMX -Z-12/2-1987 , Muestreo par a la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas.  Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre de 1987.  
3. Definiciones  
Para efectos de este proyecto de norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones:  
3.1 Ajuste  
El conjunto de operaciones  realizadas durante la verificación, por una autoridad competente o las 
unidades de verificación acreditadas y aprobadas, destinadas a acondicionar un instrumento de medición a un 
nivel de funcionamiento y exactitud de cero error o, de no ser ello posible,  en el punto más próximo a cero 
dentro del error máximo tolerado por este proyecto de norma oficial mexicana, mediante los mecanismos 
predispuestos para ello.  
3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, incorporados al elemento primario de medición, para desplazar sus 
errores dentro de los errores máximos tolerados  
3.3 Aprobación de modelo o prototipo  
Procedimiento por el cual se asegura que un sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos satisface las caract erísticas metrológicas, especificaciones técnicas y de seguridad.  
3.4 Suma de comprobación  
Cadena de 32 caracteres en formato hexadecimal, resultante del algoritmo de reducción criptográfica MD5 
a 128 bits y que sirve para comprobar la autenticidad del pro grama de cómputo que opera el sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, cuyas unidades se expresan en términos de volumen por 
unidad de tiempo.  
3.6 Disco de ajuste  
Dispositivo que forma parte del elemento primario de medición cuya función es ajustar mecánicamente el 
volumen de despacho.  
3.7 Pulsador  
Dispositivo electrónico, acoplado al rotor del elemento primario de medición, que convierte el movimiento 
mecánico en pulsos eléctricos.  
3.8 Dispositivo computador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de combustible lí quido 
despachado, el importe de la venta de cada operación, así como el precio por litro.  
3.9 Sistemas de control a distancia  
Dispositivo incorporado o vinculado de cualquier forma al sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquid os, para realizar funciones diversas, excluyendo el ajuste volumétrico a que se refiere 
el último párrafo del numeral 5.3.3 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
3.10 Interfaz de comunicación  
Puerto que permite el intercambio de información, entre el  sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de comunicación.  
3.11 Error máximo tolerado  
Valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otros relativos a un 
instrumento de me dición determinado.  
3.12 Interruptor de acceso al modo de ajuste  
Dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.13 Dispositivo de ajuste electrónico  
Dispositivo electrónico que permite ajustar electrónicamente el volumen de despacho de combustible, ya 
que el ajuste se realiza por medio de acceso o código de programación electrónico.  
3.14 Selector de despacho por volumen o importe de la venta  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 Teclado que  preestablece el despacho de combustible, en términos de volumen o monto en dinero, que 
solicita el consumidor.  
3.15 Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
Elemento electromecánico que está diseñado de tal forma que al termin ar una operación de despacho y 
medición no se pueda realizar otra, a menos que se ponga en ceros la lectura del dispositivo contador  o 
computador.  
3.16 Procuraduría  
Procuraduría Federal del Consumidor.  
3.17 Selector de gasto volumétrico  
Dispositivo de la válvula de descarga que fija un gasto de descarga máximo, medio o mínimo.  
3.18 Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Sistema para medir y despachar, en forma automática el volumen de combustible líquido. Este sistema 
consta de, al menos, un elemento primario medición, un mecanismo que traduce el resultado de la medición 
en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autorizado y dispositivos adicionales. 
Tanto el instrumento de medición como, el mecanism o de traducción pueden estar conformados de partes 
mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de cómputo) y de cualquier otra índole.  
3.19 Totalizadores  
Dispositivo que indica la lectura de las entregas en volumen de combustible líquido. Los totalizadores son 
de dos tipos:  
3.19.1  Dispositivo totalizador acumulado  
Indica la lectura acumulada de cada uno los despachos de combustible líquido.  
3.19.2  Dispositivo totalizador instantáneo  
Indica la lectura no acumulable de cada despacho de combus tible líquido.  
3.20 Bomba remota  
Mecanismo externo al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
diseñado para suministrar el combustible que pasa por el elemento primario de medición.  
3.21 Elemento primario de medición  
Mecanismo que mide el paso del combustible y al medirlo produce un movimiento que transmite  al 
pulsador.  
3.22 Unidad de verificación  
La persona física o moral que realiza actos de verificación.  
3.23 Válvula de sobrepresión  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de mantener una presión constante en todo el sistema de 
medición, amortiguando las posibles sobrepresiones que se puedan presentar o deteniendo la operación  de 
medición al ocurrir desabasto de combustible líquido en el sistema.  
3.24 Válvula de cont rol (solenoide)  
Dispositivo de apertura y cierre del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
3.25 Válvula de retención (check)  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de impedir una inversión de la circulación del comb ustible por 
la manguera de descarga.  
3.26 Válvula de descarga  
Dispositivo que permite realizar el despacho de combustible el cual consta de un selector de gasto 
volumétrico y una válvula de retención.  
3.27 Válvula de seguridad  
Conjunto de piezas ensamblada s que evitan derrames de combustible en el caso de desprendimiento de 
la manguera de descarga.  
3.28 Dispositivos adicionales  
Componentes que facilitan las operaciones de medición y evitan afectaciones en las mediciones,  como 
son: 
 Dispositivos eliminadores  de gases.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
  Filtros.  
 Módulos auxiliares de abastecimiento o satélites.  
 Dispositivos anti -remolinos.  
 Válvulas.  
 Mangueras.  
3.29 Dispositivos auxiliares  
Cualquier componente con funciones específicas no relacionadas con las mediciones, como es el caso de 
los sistemas de control a distancia.  
3.30 Verificación  
La constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen 
de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Comprenderá la 
cons tatación de las características metrológicas y de operación del instrumento de medición dentro de las 
tolerancias y demás requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas y, en su 
caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con  los dispositivos adecuados para ello.  
3.31 Verificación inicial  
La verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las propied ades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición, para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.32 Verificación periódica  
La verific ación que una vez concluida la vigencia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de tiempo 
que determine la Secretaría de Economía, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de los 
instrumentos de medición para determinar si operan de co nformidad con las características metrológicas 
establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.33 Verificación extraordinaria  
La verificación que no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las propiedades de funci onamiento 
y uso de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables, cuando lo 
soliciten los usuarios de los mismos, cuan do pierdan su condición de “instrumento verificado” o cuando así  lo 
determine la autoridad competente.  
3.34 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la legalidad y operación en los sistemas de medición y 
despacho de g asolina y otros combustibles líquidos. Comprenden:  
3.34.1  La irremovilidad de circuitos integrados  
Característica lograda por un circuito integrado encapsulado o una tarjeta electrónica principal con  
sistema embebido.  
3.34.1.1  Circuito integrado encapsula do 
Circuito integrado electrónico que contiene el programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.34.1.2  Tarjeta electrónica principal con sistema embebido  
Sistema integrado que consta  de un arnés de montaje superficial y alto nivel de integración, el programa 
que controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina, y eventualmente 
componentes  
3.34.2  Autenticación de programas de cómputo del sistema de medición y d espacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, fueron autorizados por el fabricante del sistema de medición y 
despa cho de gasolina y otros combustibles líquidos  
3.34.3  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
Registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajuste del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquido s. Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 4. Clasifica ción 
Para los efectos de este proyecto de norma oficial mexicana, los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos se clasifican en 2 tipos:  
Tipo I Computadoras: registran el volumen de combustible líquido, el im porte de la venta y el precio  por 
litro. 
Tipo II Contadoras: registran únicamente el volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con bombas remotas, que proveen un abastecimiento  a presión 
constante . 
5. Especificaciones  
5.1 Errores 
5.1.1  Error máximo tolerado  
Estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida 
volumétrica de acuerdo a lo establecido en 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo (Emax) tolerado  para la aprobación de modelo o prototipo y verificación inicial de los 
sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos no debe ser mayor que la suma 
de 10 mL más 2 mL por litro, conforme a la f órmula siguiente:       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 
 
5.2 Acabado  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben estar cubiertos en 
todas sus partes con pintura resistente a la acción del producto bombeado, a la luz solar y a la humedad, 
excepto las partes de acero inoxidable, cromadas u otras, que por la naturaleza de los materiales ofrecen la 
resistencia requerida a la acción de los agentes mencionados. Esto se verifica visualmente.  
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles  líquidos deben identificarse las 
siguientes partes:  
- Dispositivo contador o computador.  
- Elemento(s) primario(s) de medición.  
- Dispositivo(s) de seguridad.  
- Dispositivo(s) de despacho.  
5.3.1  Dispositivo de filtración  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar provisto de un 
filtro de malla número 100 o equivalente, de tal manera que no permita el paso de partículas mayores a 150 
µm. Esto se verifica visualmente contra la especificación del filtro.  
5.3.2  Dispo sitivo contador o computador  
5.3.2.1  El dispositivo contador o computador, que indica el volumen en litros despachado, debe marcar 
ceros al inicio de cada operación de despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula indicadora.  
5.3.2.2  La carátula in dicadora de los dispositivos contador o computador debe indicar como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. 
Esto se verifica visualmente.  
b) En el tipo II: el volumen de combusti ble líquido despachado. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.3  Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los dispositivos computador y contador deben ser explícitas, de 
manera que la interpretación de las cifras registradas no permita c onfusión alguna; los números de indicación 
para el volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro deben integrarse por lo menos con 4 
dígitos y con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar claramente la carátula que 
corresponde a la manguera de despacho.  
5.3.2.4  Resolución de la carátula indicadora  
Debe indicar el volumen de combustible líquido con una división mínima de 0,1 L, y el importe de la venta 
con la cantidad exacta en centavos. Esto se verifica visualmen te. 
5.3.2.5  Los dispositivos computador o contador electrónicos deben cumplir con las especificaciones y 
pruebas de la norma oficial mexicana NOM -001-SCFI -1993 (véase 2 Referencias de este proyecto de norma 
oficial mexicana).  
5.3.2.6  Totalizadores  
Los sist emas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador o contador para indicar el volumen de combustible líquido a cumulado. Deben contar también con 
un dispositivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido entregado hasta un 
momento dado en cada despacho. La disposición de ambos totalizadores se verifica visualmente.  
5.3.3  Mecanismo de aju ste 
El elemento primario de medición, así como el dispositivo contador o computador deben tener, un disco de 
ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico respectivamente, mediante el cual se efectúen ajustes  de 
volumen, conforme al procedimiento indicado  por el fabricante. Esto se verifica visualmente.  
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector que no permit a un 
puente eléctrico en sus terminales para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto se verifica 
visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ya 
sea directamente en el e lemento primario de medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a través del 
contador o computador, se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal efecto, 
debiendo hacerse el ajuste de forma directamente en el sistema de me dición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos de 
ajuste se deben verificar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente.  
5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con los 
dispositivos de protección y seguridad que garanticen su uso sin riesgo de accidentes por explosión o 
incendio, como son:  
- Válvula de control.  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo indicado en las normas oficiales mexicanas  NOM -001-
SEDE -2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 (véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial me xicana).  
5.3.4.1  Válvula de sobrepresión       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 Los sistemas de medición deben tener un dispositivo para mantener una presión constante en todo el 
sistema de medición y crear las condiciones necesarias para que el aire y los gases sean expulsados con 
mayor facili dad, amortiguando los golpes de sobrepresión que inevitablemente se producen al operar los 
sistemas de medición. La válvula de control debe cumplir esta función. Esto se verifica visualmente.  
5.3.4.2  Instalación eléctrica a prueba de explosión  
La instalaci ón eléctrica que suministra energía eléctrica a los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir disposiciones y especificaciones de carácter técnico, a fin 
de que ofrezcan condiciones de seguridad para las persona s y sus propiedades, en lo referente a protección 
contra choque eléctrico, efectos térmicos sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos 
atmosféricos e incendios, entre otros y cumplir con lo indicado en la norma oficial mexicana  NOM -001-SEDE -
2005 (véase el punto 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
5.3.5  Dispositivos de despacho  
5.3.5.1  Manguera de descarga  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben usar para la 
descarga ún icamente mangueras que estén en buenas condiciones, es decir, sin daños en la pared externa, 
ni fisuras que permitan goteo constante, así como adaptaciones que pudieran afectar su funcionamiento 
según especificaciones del fabricante del sistema de medición  y despacho de combustibles. Esto se verifica 
visualmente (véase 5.4 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
5.3.5.2  Válvula de retención  
Con el objeto de asegurar el llenado permanente de la manguera de descarga, en su extremo inferior o en 
el cuerpo  de la válvula de descarga, se debe contar con una válvula de retención. Esto se verifica 
visualmente.  
5.3.5.3  Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula de descarga, deben garantizar que no se generen chispas 
o descargas eléctric as mediante rozamiento, choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo nariz o 
pistola) para cumplir con la función encomendada. Su cierre debe ser hermético (véase apartado 5.4 de este 
proyecto de norma oficial mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste debe ser del color alusivo establecido para el combustible 
líquido respectivo de que se trate.  
5.3.5.4  Características  del dispositivo de seguridad en el despacho  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con una 
válvula de seguridad en cada manguera de descarga, a fin de evitar derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de las mangueras. Esto se verifica visualmente.  
5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo  computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de combustible una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse sino después de volver a colocar en ceros el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos. Esto se verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
5.3.6  Interfaz de comunicación  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se de be identificar el 
arnés eléctrico que realice la función de comunicación, así como el puerto y el protocolo de comunicación 
empleado y la lista de comandos e instrucciones de comunicación. Esto se debe verificar visualmente contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual además se debe 
señalar la función específica a desempeñar por la interfaz y los componentes mencionados.  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir con las 
normas oficiales mexicanas NOM -092-SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 (véase el punto 2 
Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana) en los términos que en ellas se indiquen, así como lo 
dispuesto en 7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1  No se deben instalar dispositivos, mecanismos o sistemas, incluidos los sistemas de control a 
distancia, que alteren la medición o la lectura de lo s dispositivos contador o computador y sus carátulas 
indicadoras, precio vigente por litro y el total de la venta, durante el despacho.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 5.5.2  Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con las 
características  de confiabilidad definidas en 3.34 para asegurar que no se puedan alterar ilegalmente los 
indicadores de volumen entregado, precio por unidad y total de la venta, de acuerdo a lo indicado en 7.1.1 del 
presente proyecto de norma oficial mexicana.  
6. Muestr eo 
Cuando se requiera de toma de muestras para comprobar el cumplimiento de las especificaciones de este 
proyecto de norma oficial mexicana, se debe emplear un muestreo estadístico por atributos para inspección 
normal simple con un nive l de calidad aceptab le del 0,01 %; de acuerdo a la norma mexicana NMX -Z-012/2 
(véase el punto 2 Referencias de este proyecto de oficial mexicana).  
7. Métodos de prueba  
En e ste capítulo se especifican los métodos de pruebas que se aplican durante la aprobación del modelo  
o pro totipo.  
7.1 Aprobación de modelo o prototipo  
7.1.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante, 
en idioma español, la cual debe incluir:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie.  
7.1.1.2  Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar  el modelo y forma de identificar la serie.  
7.1.1.3  Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación.  
7.1.1.3.1  Diagramas de conexión del sistema electrónico así como la forma de identificar cada una de las  
tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que realizan.  
7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar la forma de i dentificar dicho componente y có mo se aut entifica el programa 
contenido en el mismo.  
7.1.1.3.3  Factor de conversión del pulsador para conocer la relación de pulsos equivalentes por volumen 
despachado en litros.  
7.1.1.3.4  Diagrama hidráulico del modelo de sistema de medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos, con la descripción de cada una de sus partes.  
7.1.1.3.5  Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición.  
7.1.1.4  Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circui to 
integrado en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada como 
referencia respecto del punto 7.3.2.7.2 del presente proyecto de norma oficial mexicana.  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar completamente el sist ema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen  y 
sus características de confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la informaci ón antes mencionada, que los 
sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos especificados por el fabricante, 
poseen los dispositivos indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura de acuerdo 
a las especi ficaciones establecidas en este proyecto de norma oficial mexicana.  
7.2 Exactitud de las mediciones  
7.2.1  Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diesel, turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción de gas licuado 
de petróleo).  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras capacidades (excepto menores de 10 L) con escala graduada 
con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un  termómetro con resolución de 1 °C. 
- Termómetro d e inmersión con resolución de 1 °C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 - Estos instrumentos de medición deben contar con un informe de calibración vigente expedido por un 
laboratorio de calibración acre ditado y en su caso aprobado.  
7.2.3  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  a 
probar  
Se debe emplear un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con todos 
los aditamentos  propios, trabajando a valores de tensión nominales.  
7.2.4  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de presión 
originad os por:  
- La bomba remota, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema de medición y despacho d e 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema d e medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los 
totalizadores instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verificar que se encuentre li mpia  
Esta acción puede ser proporcionada sin aditamento alguno mediante la nivelación con que cuenta la isla 
contenedora del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos (cero grados), 
disposición marcada en las especificaciones  técnicas para proyecto y construcción de estaciones d e servicio 
por parte de PEMEX -Refinación.  
Cuando dicha nivelación no pueda obtenerse, es necesaria la utilización de una plancha niveladora. Esto 
se verifica haciendo uso de un nivel de burbuja.  
7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se llenan sus dispositivos de despacho, para proceder a la apertura de la compuerta de 
salida de la válvu la de descarga y entonces se llena la medida volumétrica hasta algún punto cercano al 
volumen nominal. Esto permite cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que normalmente las medidas volumétricas utilizadas están 
calibradas p ara entregar.  
-  Fijar el gasto volumétrico al cual se hará la prueba haciendo uso de la válvula de descarga.  
-  Eliminar las burbujas de aire presentes en los dispositivos de despacho.  
-  Asegurar que no haya fugas en el sistema hidráulico.  
7.2.5  Procedim iento de verificación volumétrica  
Los puntos que se indican a continuación se deben repetir en cada prueba.  
7.2.5.1  Verificar que la indicación del totalizador instantáneo sea cero cada vez que se inicie un despacho.  
7.2.5.2  Abriendo y cerrando la válvula de descarga del instrumento de medición seleccionado , colectar de 
preferencia el volumen nominal de la medida o alguna cantidad cercana al volumen nominal. Durante el 
llenado, medir el tiempo necesario para colectar la cuarta parte de la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, este tiempo debe medirse después de la primera cuarta parte y antes de la última cuarta parte de 
la capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, posteriormente la lectura del t ermómetro 
incorporado, o indirectamente del combustible contenido en él, teniendo que esperar 60 s para alcanzar el 
equilibrio térmico.  
7.2.5.3  Drenar la medida volumétrica esperando el escurrido de la medida volumétrica, una vez que el 
chorro principal ha  cesado, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el informe de calibración.  
7.2.5.4  La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando tres pruebas en cada gasto 
que se fije el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarg a: 
a) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 b) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto medio , y 
c) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de  descarga en la posición de gasto mínimo.  
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando e sta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproxim ación al centilitro.  
7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal . A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, tomando e sta última en 
la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se determinan con aproximación  al 
centilitro.  
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, de be registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando e sta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.5  Número de pru ebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces calculando el promedio a cada gasto, debiendo quedar esto 
registrado en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los to talizadores sean 
idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre las lecturas 
inicial y final del totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más cercano del 
totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, ésta forma una cierta 
cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma desaparezca 
y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica.  
7.2.6  Errores máximos tolerados  
Los errores de los promedios obtenidos en gasto máxi mo, medio y mínimo del instrumento de medición 
seleccionado, no deben exceder, cada uno, el error máximo tolerado ni el error de repetibilidad establecidos 
en 5.1.1 y 5.1.2 de este proyecto de norma oficial mexicana, respectivamente.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 
 
 Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 V. Tabla de result ados  
 Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica  
(t) Gasto de la 
prueba  
(qv) Volumen 
registrado en la 
carátula 
indicadora del 
instrumento de 
medición 
seleccionado  
(I) Volumen de 
la medida 
volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo  
(Vcmv) Temperatura 
de trabajo de 
la medida 
volumétrica  
(Tmv) Error de 
Indicación  
(E) Error máximo 
tolerado 
(especificado 
en 5.1.1)  Error de 
Repetibilidad  
(R) (ml) 
(especificado 
en 5.1.2)  Diferencia entre 
las lecturas 
inicial y final 
del totalizador 
acumul ado 
respecto el 
totalizador 
instantáneo 
(especificado 
en 7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL °C mL mL mL mL 
Gasto 
volumétrico 
mínimo           
         
         
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
medio           
         
         
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
máximo           
         
         
Promedio           
 
El gasto promedio y el error promedio se refieren al promedio de las tres mediciones realizadas en cada uno de los gastos pro bados, mínimo, medio y máximo. El error promedio e n 
cada gasto tiene que cumplir con el punto 5.1.1 Errores máximos tolerados. El error de repetibilidad en cada gasto tiene que cumplir con lo indicado en el punto 5.1.2 Error  de 
repetibilidad.  
  (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 7.2.8  Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gas to máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el alcance de la 
medición del instrumento de medición declarado por el fabricante.  
7.3 Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
7.3.1  Diseño  
La aproba ción del modelo o prototipo referente a la parte electrónica del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.1.1  de este proyecto de norma oficial mexicana, comprobando 
directamente que los componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los dispositivos auxiliares, como el o lo s sistemas de 
control a distancia, no están sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino que sólo deben ser 
declarados para comprobar que cumplan con las especificaciones y nomenclatura utilizada por el fabricante.  
La verificación se enfoca sobre l os siguientes componentes:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, 
corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente  e 
imborrable:  
 Marca  (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación característicos de la marca en función).  
 Lugar de origen (Hecho en México, Made in USA, etc.).  
 Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho dispositivo).  
 Número de revisió n o versión de la misma.  
 Año de fabricación, modificación o actualización.  
 En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y explicado por el 
fabricante a la Dirección General de Normas.  
 Identificación de los programas de có mputo mediante una etiqueta, visible, permanente e imborrable, 
ubicada en la tarjeta electrónica que los contenga, y en la cual se señale las versiones de los 
programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustible s líquidos.  
 Diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico.  
7.3.1.2  Características de confiabilidad  
7.3.1.2.1  Circuito integrado encapsulado  
Verificar visualmente que el circuito se encuentre cubierto totalmente por una membrana de un material 
transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina epóxica, cerámica, vidrio, u otro 
material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito impreso, para asegurar de que en caso de 
una alteración o intervención quede e videncia visual fácilmente identificable.  
7.3.1.2.2  Tarjeta electrónica principal con sistema embebido  
Verificar visualmente que la mayoría de los componentes se encuentren incluidos en la placa base (tarjeta 
principal) de manera permanente y que sus parte s no puedan ser removidas o sustituidas sin dejar marca. Los 
circuitos integrados que albergan el programa que controla el funcionamiento del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos estén cubiertos completamente por una mem brana de un 
material transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina epóxica, cerámica, 
vidrio, laca transparente, barniz transparente y otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de 
circuito impreso, para aseg urar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente identificable.  
7.3.1.2.3.  Programa del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exclusivamente por 
el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La autentificación 
de estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación con el algoritmo de  
encriptación MD5 a 128 bits.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 7.3.1.2.3.1  Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura exclusivamente a través de 
un puerto serial (RS232), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el fabricante del 
sistema de medic ión y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
7.3.1.2.3.2  El sistema embebido debe contar con un medio comprobable y certificable que per mita só lo la 
lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232), esto quiere decir que el sistema no 
permita la escritura o sobre escritura de los programas.  
7.3.1.2.3.3  La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de ser 
condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor para 
poder realizar las verificaciones periódica y extraordinaria, así como al Centro Nacional de Metrología para la 
verificación inicia l. 
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los 
dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos d eben registrar 
de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial (RS232), y está condicionada a digitar una contraseña en el panel de 
control del sistema de medición y desp acho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser 
entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar 
las verificaciones correspondientes.  
7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registrar s on: 
 Ajustes hechos a un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(ajustes a la entrega de volumen).  
 Cambio de precios (alteraciones).  
 Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas.  
 El acceso al modo de programación.  
 El factor de conversión (relación de pulsos equivalentes por volumen despachado en litros).  
7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al 
Centro Nacional de Metrología la tabla en donde se indique a qu é evento corresponde.  
7.3.1.2.4.1.2  Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo  de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos 
“aammdd” seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm.  
Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 2010 a 
las 14h30.  
7.3.1.2.4.1.3  Los caractere s de descripción deben de presentarse de acuerdo a la siguiente tabla:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de programación  
LECS  Lectura del programa de 
cómputo que opera el sistema de  
medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
LEMC  Lectura del factor de conversión 
del pulsador con que opera el 
sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
  (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 7.3.2  Seguridad de operación en pruebas y análi sis 
7.3.2.1  Aparatos y equipo  
● Computadora portátil con puerto serial  (RS232) y cables de conexión y,  en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que debe ser 
proporcionada por el f abricante al Centro Nacional de Metrología y la Procuraduría Federal del Consumidor . 
● Multímetro.  
7.3.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  a 
analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propio s y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993 (Véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
7.3.2.3 Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado, cuando és te no se encuentre en función, según 7.2.4, 
y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso.  
7.3.2.4  Identificación del o los equipos instalados en el establecimiento.  
En caso de que el sistema de medición y de spacho de gasolina y otros combustibles líquidos cuente con 
algún sistema de control a distancia, deben considerarse las características de interconexión especificadas 
por el fabricante, garantizando con ello su funcionalidad, específicamente:  
 Arnés eléctr ico al que se conecta el sistema de control a distancia.  
 Puerto de comunicación.  
 Lista de comandos e instrucciones de comunicación.  
7.3.2.5  Determinación de las condiciones de prueba  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquid os debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléct rica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos 
o causar algún daño a los mismos.  
7.3.2.6  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de medición del sistema de medición y despacho de g asolina y otros 
combustibles líquidos no deben despachar combustible.  
7.3.2.6.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre de 
obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
7.3.2. 6.2 Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
 Marca.  
 Modelo.  
 Número de serie del sistema de medición  y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Instrumento de medición o posición de carga.  
 Precio unitario por tipo de combustible.  
 Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema de me dición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
 Factor de conversión (relac ión de pulsos equivalentes por volumen despachado en litros).  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 7.3.2.6.3 Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y reg istro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibl es líquidos.  
7.3.2.6.4  Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante.  
Debe registrarse el arnés eléctrico de la conexión al sistema de control a distancia, el puerto de 
comunicación específico y la lista de comandos e instrucciones de comunicación entre el si stema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y el sistema de control a distancia.  
7.3.2.6.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en c uenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
 El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
 El estado físico del fotocaptor (dispositivo electrónico mediante el cual se  convierte el movimiento 
mecánico del disco en pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la 
forma indicada en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
7.3.2.6.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar vi sualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sist ema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 7.3.2.6.7.  
7.3.2.6.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la ma rca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
 Tomar los datos correspondie ntes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a)  Los d espachos, tanto en volumen como en monto programados.  
b)  El cambio de precios.  
c)  La descarga de la bitácora de eventos.  
d)  Los ajustes electrónicos.  
e)  La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
f)  La conexión del sistema de control a distancia, de estar incorporado o vinculado al sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
g)  La batería de respaldo.  
h) El factor de conversión.   (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 7.3.2.6.8  Prueb a del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cu mple 
las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio de venta).  
 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema  de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la configuración.  
7.3.2.6.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina y  otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con m ás de un 
programa que controla su funcionamiento.  
7.3.2.7  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
7.3.2.7.1 Para verificar los pr ogramas de cómputo es necesario:  
 Determinar si el o los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
están conectados a un sistema de control a distancia, dependiendo de marca y tipo del sistema de 
medición y despacho de gasoli na y otros combustibles líquidos.  
 De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, sigu iendo las recomendaciones del fabricante.  
 Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la computadora 
portátil y ejec utar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Seguir el procedimiento de desc arga del programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por  el 
puerto serial (RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obte nga el 
programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto 7.3.1.2.3.  
 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que 
se verifica es necesario interconectar una inte rfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad.  
 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS 232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario 
debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser comercial.  
7.3.2.7.2  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la v ersión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que señalan las etiquetas de identificación según 7.3.1.1, se compara 
la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la  suma de comprobación proporcionada por el 
fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de comprobación es  el 
conocido como MD5 a 128 bits.  
7.3.2.7.3  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos de la etiqueta de identificación de los programas de cómputo y el resultado de la lectura 
de la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.7.2.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 7.3.2.7.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del  puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abr eviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la  tabla en donde se indique a qué  evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio y monto de precio, realizado según el manual 
de programación del fabricante, y que coincida con la periodicidad 
y monto establecidos por autoridad competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta realizada conforme a 
especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación conforme a especificaciones y 
parámetros (actividades, comandos y rutinas) permitidas por el 
fabricante.  
LECS  Lectura del programa de cómputo que  opera el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
cuya versión debe coincidir con la declarada por el fabricante, 
según etiqueta de identificación conforme a 7.3.1.1.  
LEMC  Lectura del fa ctor de conversión del pulsador , que debe coincidir 
con el declarado por el fabricante según 7.1.1.3.3.  
 
7.3.2.7.5  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos:  
 Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolin a y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto comunicación RS232, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles lí quidos y la computadora 
portátil.  
 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía elé ctrica para su verificación.  
 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
 Cerrar el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  
8. Informació n comercial  
8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y ot ros combustibles líquidos deben llevar marcados en 
forma permanente y visible en la parte externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo:  
 Marca o nombre del fabricante.  
 Número seriado de fabricación.  
 Tipo y modelo.  
 Alcance de medición del sistema d e medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cual está diseñado.   (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
  Año de fabricación (excepto para sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos con interv alo de 350 L/min a 2,650 L /min).  
 Número de aprobación de modelo o prototipo.  
 La leyenda aviso al consumidor (en lugar visible)*.  
 Identificación del producto a despachar.  
 La leyenda “HECHO EN MEXICO” para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
 (*) Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o 
equivalentes:  
 Importante para el consumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el c orrecto.  
 Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
8.2 En el envase , empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, se deben marcar como mínimo los datos siguientes:  
 Marca o nombre del fabricante.  
 Modelo.  
 Número de serie.  
 La leyenda “HECHO EN M EXICO” para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
 Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador.  
9. Verificació n inicial, periódica y extraordinaria  
9.1 La verificación inicial, periódica y  extraordinaria de los sistemas de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos de gasolina y otros combustibles líquidos debe efectuarse, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la “Lista de instrumentos de medición cuya veri ficación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para efectuarla”, bajo el siguiente procedimiento.  
9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla c on 
las características siguientes:  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen  desperfectos, es decir, no debe tener piezas sueltas u otras deficiencias evidentes. 
Además se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares:  
 Importante para el consumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
9.2.1 Dispositivos contador o computador  
El totalizador instantáneo de los dispositivos contador o computador debe marcar ceros y debe indicar 
como mínimo el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. Para 
el caso de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos clasificados como 
contadoras deben indicar el volumen de combustible líquido despachado.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 9.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 5.3.2.3 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
9.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales necesarios para 
colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar corres pondiente.  
En la verificación periódica o extraordinaria el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe contar con la contraseña de verificación señalada en 9.3.4  de la verificación inicial 
o periódica o extraordinaria ant erior y se debe constatar que éstos no han sido violados o alterados por 
cualquier medio como aplicación de calor o acción de una fuerza.  
9.2.4  Dispositivos de despacho  
9.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y descarga, no 
presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan goteo constante, así como adaptaciones que 
puedan afectar su funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema de medición y despacho 
de co mbustibles, esto se verifica visualmente (véase 5.4 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
9.3 Verificación de cualidades metrológicas  
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas las verificaciones: inicial, periódicas y extraordinarias.  
9.3.1  Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado en todos los incisos del apartado 7.2 de este proyecto de 
norma oficial mexicana.  
9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V,  que el alcance del el emento 
primario de medición esté  dentro del alcance declarado por el fabricante en 7.1.1.2.  
9.3.3  Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o extraordinaria, el instrumento de medición debe ser ajustado 
mediante el procedimient o indicado por el fabricante, aplicando las pruebas mencionadas anteriormente, en 
forma tal de dejar el error ajustado en el punto más próximo a cero como sea posible, de acuerdo a lo 
especificado en 5.1.1 inciso c) de este proyecto de norma oficial mexica na. De no lograrse el ajuste del 
instrumento de medición en los límites citados, la entidad que practica la verificación debe proceder a colocar 
una calcomanía, en la manguera de despacho correspondiente, que indique que el instrumento de medición 
no es ap to para transacciones comerciales. El instrumento de medición no debe ser usado hasta que se lleve 
a cabo la verificación extraordinaria correspondiente.  
9.3.4  Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado que el instrumento de  medición cumplen 
satisfactoriamente con las características técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a colocar 
los sellos marchamos de verificación en el disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste de electrónico y el 
holograma correspondient e a la altura del dispositivo computador o contador sin obstruir el marcado ni las 
lecturas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que denoten que éste 
ha sido verificado. Se expide el dictamen de verificación corresp ondiente con los datos de identificación del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y de la estación de servicio en 
donde se encuentra instalado.  
9.4 Verificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
Con la infor mación indicada en el punto 7.3.1, se efectuará una verificación para autentificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas vinculados o 
conectados al sistema de medición y despacho de gasolina y  otros combustibles líquidos, incluidos los 
sistemas de control a distancia y monitoreo, los cuales deben coincidir con la aprobación del modelo o 
prototipo.   (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 9.4.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema de medición y des pacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual 
está indicada en el punto 7.3.1 de este proyecto de norma oficial mexicana, comprobando directamente que 
los componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, así como del o los sistemas de control a distancia, cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el fabricante.  
Se hará excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con la 
aprobación de la Secretaría de Economía y siempre y cuando los programas de cómputo sean los originales 
instalados por el fabricante y la verificación de la s uma de comprobación cumpla con lo establecido en el 
apartado 9.4.2.5.12 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
9.4.2  Seguridad de operación en pruebas y análisis  
9.4.2.1  Aparatos y equipo  
● Computadora portátil con puerto serial (RS232) y cables de conexión y, en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser 
proporcionada por el fabricante al Centro Nacion al de Metrología y a la Procuraduría Federal del Consumidor . 
Multímetro.  
9.4.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  a 
analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se deb e realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993. (Véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
9.4.2.3  Preparación del siste ma de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado cuando éste no se encuentre en func ión, según 7.2.4, 
y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso.  
9.4.2.4  Identificación del o los equipos instalados en el establecimiento.  
En caso de que el sistema de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles líquidos cuente con 
algún sistema de control a distancia, deben considerarse las características de interconexión especificadas 
por el fabricante, garantizando con ello su funcionalidad, específicamente:  
 Arnés eléctrico al que se conecta el s istema de control a distancia.  
 Puerto de comunicación.  
 Lista de comandos e instrucciones de comunicación.  
9.4.2.5  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos no deben despachar combustible y la verificación debe realizarse en presencia  
del visitado.  
9.4.2.5.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre de 
obstrucciones en sus secciones  electrónica y mecánica para su evaluación.  
9.4.2.5.2  Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
 Marc a. 
 Modelo.  
 Número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Instrumento de medición o posición de carga.  
 Precio unitario por tipo de combustible.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
  Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen , como en dinero, para cada lado 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de ide ntificar la serie . 
 Factor de conversión (relación de pulsos equivalentes por volumen despachado en litros).  
9.4.2.5.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, co n la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen surtido por el precio unitario del 
combustible, contra el monto mostrado por el sistema de medici ón y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
9.4.2.5.4  Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de det erminar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado.  
Debe comprobarse que el arnés eléctrico de la conexión al sistema de control a distancia, el puerto de 
comunicación espec ífico y la lista de comandos e instrucciones de comunicación entre el sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y el sistema de control a distancia, cumplan con el 
modelo aprobado.  
9.4.2.5.5 Revisión del pulsador  
Abrir de ser  posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía:  
 El pulsador debe co ntar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
 El estado físico del fotocaptor (dispositivo electrónico mediante el cual se convierte el movimiento 
mecánico del disco en pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la 
forma indicada en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
9.4.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder  a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos en función y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, revisando además 
que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos a jenos al prototipo (véase 7.1.1 de este proyecto 
de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líq uidos, de acuerdo a 9.4.2.5.7.  
9.4.2.5. 7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de  medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
 Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a)  Los despachos, tanto en volumen como en monto programados.  
b)  El ca mbio de precios.  
c)  La descarga de la bitácora de eventos.  
d)  Los ajustes electrónicos.   (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 e)  La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
f)  La conexión del sistema de control a  distancia, de estar incorporado o vinculado al sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
g)  La batería de respaldo.  
h)  El factor de conversión.  
9.4.2.5.8  Prueba del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegarse al  manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minut os, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio de venta).  
 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líqu idos mantiene la configuración.  
9.4.2.5.9  Prueba  de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento.  
9.4.2.5.10  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controla el funcionamiento del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
9.4.2.5.11  Para verificar los programas de cómputo es necesario:  
 Determinar si el o los sis temas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
están conectados a un sistema de control a distancia, dependiendo de la marca y tipo del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
 De ser necesario, inte rrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Dependiendo d e la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos.  
 Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del si stema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por  el 
puerto de serial (RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder  realizar su autenticación de acuerdo al punto 7.3.1.2.3.  
 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que 
se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad.  
 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para rea lizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario 
debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2. 3. 
 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser comercial.  Viernes 7 de octubre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 9.4.2.5.12  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el  sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que señalan las etiquetas de identificación según 7.3.1.1, se compara 
la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la suma de comprobación proporcionada por el 
fabrican te, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de comprobación es  el 
conocido como MD5 a 128 bits.  
9.4.2.5.13  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos de la etiqueta de identificación , colocada según 7.3.1.1, de los programas de cómputo y el 
resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en 9.4.2.5.12.  
9.4.2.5.14  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232),  conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 
Federal  del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entrega r a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la  tabla en donde se indique a qué  evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Los registros de aj uste deben estar documentados con dictámenes de 
verificación expedidos por unidad de verificación acreditada y aprobada o la 
Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio y monto de precio deben coincidir con la 
periodicidad y monto establecidos por autorid ad competente.  
APPU  Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la información 
señalada en hojas de control que al efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas 
(actividades, comandos y ru tinas) deben coincidir con la información 
señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.  
LECS  La versión del programa de cómputo leído debe coincidir con la versión 
declarada por el fabricante, según etiqueta de identificación conforme  a 
7.3.1 .1. 
LEMC  La lectura del factor de conversión del pulsador, debe coincidir con el 
declarado por el fabricante según 7.1.1.3.3.  
 
9.4.2.5.15  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos:  
 Salir del programa de  comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto comunicación  RS232, 
entre el sistem a de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la computadora 
portátil.  
 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independ iente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación.  
 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
Cerrar el o los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizados, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.   (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 7 de octubre de 2011  
 10. Medidores de alto flujo  
10.1 Combustibles  
Combustibles líquidos (gasolinas, diesel, turb osina, gas avión, kerosina u otros a excepción del gas 
licuado de petróleo).  
10.2 Aparatos y equipo  
Para la verificación de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que 
operan con grandes volú menes en lapsos cortos (350  L/mín a 2 650 L/min), se debe usar un recipiente con 
capacidad de 1 ½ a 2 veces el volumen entregado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en un minuto o un medidor patrón de flujo que puede ser másico, de desplaz amiento 
positivo o ultrasónico de tres o más trayectorias (PAD’s), cuyos principios de funcionamiento no son afectados 
por la instalación, y para el cual la incertidumbre de la medición no sea mayor a un tercio del error máximo 
tolerado especificado en el apartado 10.3 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Estos instrumentos de medición deben contar con informe de calibración vigente expedido por laboratorio 
de calibración acreditado y en su caso aprobado.  
10.3 Errores máximos tolerados  
El error máxim o tolerado y de repetibilidad no deben exceder lo indicado en los apartados 5.1.1 y 5.1.2 de 
este proyecto de norma oficial mexicana.  
11. Evaluació n de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de gasolina y ot ros 
combustibles líquidos objeto del presente proyecto de norma oficial mexicana, se llevará a cabo por la 
Procuraduría Federal del Consumidor, y las personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normali zación y su Reglamento.  
12. Vigilancia  
La vigilancia del presente proyecto de norma oficial mexicana está a cargo de la Secretaría de Economía, 
por conducto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a 
sus respe ctivas atribuciones.  
13. Bibliografí a 
- International Recommendation Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements, OIML -R-117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, Tolerances and Other T echnical Requirements for Weighing 
and Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth edition. June 29, 1973. Underwriters’ Laboratories Inc.  
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International  Vocabulary of Terms in Legal Metrology – Basic and general concepts and 
associated terms (VIM).  
14. Concordancia con normas internacionales  
Este proyecto de norma oficial mexicana concuerda parcialmente con el lineamiento International  
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: Metrological and technical requirements, 
OIML -R-117-1 (2007).  
TRANSITORIOS  
PRIMERO. - Este proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días después de su publicación 
como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. - El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez publicado como norma definitiva, 
cancela la Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de septiembre de 2005.  
México, D. F., a  14 de septiembre de 2011. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Co mercial y Prácticas de 
Comercio, Christian Turégano Roldán .- Rúbrica.