1  
 
 
 
ANTEPROYECTO  DE RTM       17:1-015 
   Fecha: 08/2/2023  
.             Comité R.T.M. 17:1 
     Coordinador es:  
Haygas Kalustian  
Magalys Dˊoleo  
Rafael Meran  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO  
REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS DE MEDIDORES 
DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE  
 
 
 
 
 
 
Advertencia  
Este documento  no es un  RTM dominicano  oficial. El mismo es distribuido en el comité técnico 
para su  revisión, estudio y aprobación como RTM dominicano , está  sujeto a cambios siempre que 
se presenten la base científica.  
Los poseedores de este documento están invitados a someter observaciones relevantes, provistos 
de la documentación que las sustente, en el período de consulta pública que se anunciará 
debidamente.  
 
 
 
 
 
Tipo de documento: Reglamento Técnico  Metrológico  
Subtipo de documento: N/A  
Estado del documento:  Anteproyecto  
Idioma del documento: español  
ICS: 17.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 Miembros del C.T. amplia do participantes de las reuniones de consenso para 
revisar el anteproyecto de R.T.M., sobre requisitos técnicos y  metrológicos de 
medidores domiciliarios de agua potable . 
 
 
 PARTICIPANTES           INSTITUCIÓN  
 Haygas Kalustian     INDOCAL  
 Magaly s Dˊoleo     INDOCAL  
 Publio Camilo       INDOCAL  
 José Arturo Díaz     INDOCAL  
 Kevinson Mateo      INDOCAL  
 Rocio de la Cruz     INDOCAL  
 Esperanza González      INDOCAL  
 Cristian González     PROCONSUMIDOR  
 Mildred Sanz      CAASD  
 Willy Polanco      CAASD  
 Jenifer Almonte      CORA ASAN  
 Félix  Matos      CORAAVEGA  
 
 
CONSIDERANDO : Que la m etrología como la ciencia de las mediciones , forma parte de 
las actividades cotidianas  del ser humano, cuyo propósito  es el de asegurar  la equidad en 
las transacciones comercial es y la confiabilidad en las mediciones en el campo de la 
salud, la industria , los resultados de los ensayos vinculados con la seguridad pública y el 
medio ambiente, para contribuir con  una mejor calidad de vida de la población.  
 
CONSIDERANDO : Que  la Ley N o.166 -12 establece que el INDOCAL es la entidad 
responsable de las operaciones técnicas relacionadas con la verificación y certificación 
de los instrumentos de medida a fin de garantizar la confiabilidad  de la s mediciones en 
todo tipo de transacciones come rciales.  
 
CONSIDERANDO:  Que la Ley No. 166 -12 establece  el uso obligatorio en la República 
Dominicana del  Sistema Internacional de Unidades.  
 
CONSIDERANDO : Que es necesario garantizar la exactitud de los instrumentos de 
medida destinados a las transaccione s comerciales de  productos  y servicios basados  en 
su volumen , a fin de evitar perjuicios eco nómicos de las partes involucradas en el 
proceso de compra y venta .  
 
CONSIDERANDO: Que es necesario que el INDOCAL disponga de un reglamento 
técnico metrológico es pecífico en el campo de medidores de agua de uso residencial  y 
que regule  la   ejecución de sus actividades  acorde a la naturaleza de sus funciones en 
materia de metrología legal.  
 
CONSIDERANDO : Que es una responsabilidad compartida de  las corporaciones e  
instituciones  de acueducto  y las empresas importadoras, productoras  y distribuidoras  de 
medidores de agua potable de uso residencial , asegurar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y metrológicos de dicho instrumento, de conformidad con las disposici ones  de 
este reglamento técnico  y las buenas prácticas internacionales en materia de metrología 
legal, a fin de que el usuario final disponga de instrumentos de medición  confiables .  
  
4  
VISTA:  La Ley 166 -12 del Si stema Dominicano para la Calidad, de fech a 12 de julio de 
2012.  
 
VISTA:  La Ley 37 -17 que c rea el Ministerio de Industria, C omercio y Mipymes , de fecha 
03 de febrero de 20 17. 
 
VISTA:  La Ley 358 -05 que crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 
Consumidor, de fecha 19 septiembre d e 2005.  
 
VISTO:  El Reglamento No. 246 -08 Para la Aplicación de la Ley No. 358 -05, de  fecha 30 
de mayo  de 2008.  
 
VISTA: La Ley 64 -00 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 
VISTA:  La Ley 107 -13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 
Admini stración y de Procedimiento Administrativo. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 
2013.  
 
VISTA:  La Ley General de Salud 42 -01. 
 
VISTO:  El Reglamento Técnico Metrológico  RTM -001-2021, Aprobación  de Modelo de 
instrumentos de medida -Procedimiento General.  
 
VISTO : El Reglamento de Aguas para Consumo Humano No.  42-05 
 
VIST A: La Ley 5994 -1962,  que crea  el Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados  (INAPA),  
 
VIST A: La Ley 498 -1973 , que crea La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santo Domingo (C AASD) . 
 
VISTA : La Ley No. 582 -1977 , que crea La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (CORAASAN) . 
 
VISTA:  La Ley No. 512 -05, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La 
Vega (CORAAVEGA) . 
 
VISTA:  La L ey No.89 -97, que crea La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Moca (CORAAMOCA) . 
 
RESUELVE: Que las disposiciones del presente Reglamento Técnico Metrológico ( RTM) 
regirán sobre requisitos técnicos y metrológicos de medidores domiciliarios de agua 
potable en todo el terri torio de la República Dominicana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5  
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS DE MEDIDORES 
DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE  
 
I. OBJETO  
Artículo 1 . Este reglamento técnico tiene como objeto  establecer los requisitos 
metrológicos  que deben cumplir  los medidore s de agua potable domiciliari o y los 
procedimientos técnicos  que deberán ser aplicados para  la aprobación de modelo 
y verificación inicial (inspección de lotes) .  
II. ALCANCE DE APLICACIÓN  
 
Artículo 2 . El presente Reglamento Técnico Metrológico aplica a lo s medidores 
para agua potable fría con diámetro nominal hasta 50 mm  ó 2 pulgadas , con 
Clase de Exactitud 1 y Clase de Exactitud 2,  utilizados en conductos cerrados, 
cuyas mediciones se utilicen para transacciones comerciales; y que sean de 
fabricación naci onal o importados  que se comercialicen en todo el territorio 
nacional.  
 
III. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS  
Artículo 3.  Para los efectos de aplicaci ón del presente reglamento, se adoptan 
las definiciones que a continuación se detallan:  
1. Calculado r La parte del medidor que transforma las 
señales de salida del transductor de 
medición y posiblemente de los 
instrumentos   de medición asociados, los 
transforma y si corresponde, almacena  los 
resultados  en la memoria  hasta  que sean 
utilizados.  
Nota 1. En  un medidor mecánico, el 
engranaje es considerado como el 
calculador.  
Nota 2. El calculador debe tener la 
capacidad de comunicarse con los 
dispositivos auxiliares ambas vías.  
  
6 2. Caudal  Cociente del volumen real de agua que pasa 
a través del medidor y el tiempo transcurrido 
para que este volumen pase   a través del  
mismo.  
Nota: Para el presente Reglamento 
Técnico, se clasifica a los caudales como: 
mínimo, de transición permanente y de 
sobrecarga . 
2.1 Caudal  mínimo.  Es el caudal más pequeño al cual operará  el 
medidor dentro de los errores máximos  
permisibles.  
 
2.2 Caudal de sobrecarga.  
 
 
 
 
 
 Es el caudal más alto al cual el medidor puede 
operar durante un corto periodo de tiempo 
dentro de los errores máximos permisibles, 
manteniendo su desempeño metrológic o, 
cuando posteriormente opera dentro de sus 
condiciones nominales de operación.  
2.3 Caudal permanente.  
 
 Es el máximo caudal dentro de las condiciones 
nominales de operación, al cual debe operar el 
medidor de ntro de  los errores máximos 
permisibles.  
2.4 Caudal de transición.  
 Es el que se encuentra entre el caudal 
permanente y el caudal mínimo que divide el 
rango de caudal en dos zonas, la zona de 
caudal superior y la zona de caudal inferior,  
cada una caracterizada por sus propios 
errores máximos permisib les. 
 
3. Condiciones de referencia.  
 Es la condición de operación establecida 
para evaluar el desempeño de un medidor o 
para comparar resultados de medición.  
 
 
4. Condiciones  nominales de 
operación .   
Condiciones  de operación  que requieren  
cumplimiento  durante  la medición con el fin de 
que un medidor se desempeñe según su 
diseño.  
Nota: Las condiciones nominales de 
operación especifican intervalos  
para el caudal y para las cantidades de 
influencia para los cuales los   
7 errores (de indicación), deben estar de ntro 
de los errores máximos  
permisibles.  
5. Dispositivo de ajuste  Es la parte del medidor que permite ajustar el 
medidor de modo que su curva de error sea 
ajustada generalmente en paralelo a ella 
misma, para hacer que los errores se 
encuentren dentro de l os límites de errores 
máximos permisibles.  
6. Dispositivo auxiliar.  Es un dispositivo previsto para desarrollar una 
función específica, directamente relacionada 
con la elaboración, transmisión o exhibición de 
los valores medidos.  
Nota 1. Para el caso del  presente Reglamento 
Técnico, los dispositivos auxiliares son 
complementarios al medidor de agua y su uso 
o aplicación es opcional, sin embargo, pueden 
estar sujetos a control metrológico legal, en 
caso de ser necesario.  
Nota 2. Los principales dispositiv os auxiliares 
son:  
a) Dispositivo de puesta a cero.  
b) Dispositivo indicador de precio.  
c) Dispositivo indicador de repetición.  
d) Dispositivo de impresión.  
e) Dispositivo memorizador.  
f) Dispositivo de control tarifario.  
g) Dispositivo predetermina dor y.  
h) Dispositivo de auto servicio.  
 
 
7. Dispositivo indicador.  Parte del medidor que indica el volumen de 
agua que pasa por el medidor.  
 
8. Durabilidad.  Es la capacidad de un medidor para 
mantener sus características de desempeño 
durante un periodo  de uso.  
 
9. Error (de la indicación).  Volumen indicado menos el volumen real.  
  
8 10.  Error intrínseco inicial.  Error intrínseco de un medidor según se 
determine antes de las pruebas de 
rendimiento y las evaluaciones de 
durabilidad.  
 
11. Error intrínseco . Error de un medidor determinado bajo las 
condiciones de referencia.  
 
12. Error máximo permisible.  
 
 
 
 
 
13. Inspección de lote.  Valor extremo del error de medición, respecto 
a un valor de magnitud de referencia 
conocido, permitido por el presente 
Reglame nto. 
 
 
Consiste en evaluar muestras aleatorias de 
un lote de producción para a continuación, 
hacer una valoración de todo el lote según los 
resultados de la inspección de las muestras.  
 
  
14. Marca de verificación.  Identificación o distintivo otorgado a cada 
medidor de agua, indicando que el mismo 
cumple con todos los requisitos especificados 
en el presente Reglamento Técnico.  
 
15. Medidor de agua . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Transductor de medición.  Instrumento diseñado para medir 
continuamente, memorizar y most rar el 
volumen de agua que pasa a través de un 
transductor de medición en condiciones 
medibles.  
Nota 1: Un medidor de agua incluye, al 
menos, un transductor de medición, un 
calculador (incluyendo dispositivos de ajuste 
o corrección, si los hay) y un dispo sitivo 
indicador. Estos tres dispositivos pueden 
estar en ubicaciones diferentes.  
  
Nota 2: En el presente Reglamento Técnico, 
un medidor de agua también es llamado 
“contador ”.  
 
Es la parte del medidor que transforma el 
caudal o el volumen de agua a ser m edido en 
señales que son pasadas al calculador y que 
incluye el sensor.  
Nota. El transductor de medición puede 
funcionar de manera autónoma o utilizar una 
fuente de energía externa y estar basado en  
9 un principio mecánico, eléctrico o electrónico  
 
17. Pérdida de presión.  Es la disminución irrecuperable en la presión, 
a un caudal determinado, causada por la 
presencia del medidor en la tubería.  
 
18. Presión de trabajo.  Presión promedio (estimada) del agua en la 
tubería, medida a la entrada y a la salida del  
medidor.  
 
19. Presión máxima admisible.  Presión interna máxima que un medidor 
puede soportar permanentemente, dentro de 
sus condiciones nominales de operación, sin 
deteriorar su desempeño metrológico.  
 
20.Temperatura de trabajo.  Temperatura del agua en la tubería, medida a 
la salida del medidor.  
 
21. Temperatura máxima 
permisible.  Temperatura máxima del agua que un 
medidor puede soportar permanentemente, 
dentro de sus condiciones nominales de 
operación, sin deteriorar su desempeño 
metrológico.  
 
Nota: L a temperatura máxima permisible es la 
condición nominal de operación más alta para 
la temperatura.  
 
22.Temperatura mínima 
permisible.  Temperatura mínima del agua que un 
medidor puede soportar permanentemente, 
dentro de sus condiciones nominales de 
operaci ón, sin deteriorar su desempeño 
metrológico.  
 
Nota: La temperatura mínima permisible del 
agua es la condición nominal de operación 
más baja para la temperatura.  
 
23. Volumen indicado.  Volumen de agua indicado por el medidor y 
que corresponde al volumen r eal. 
 
24. Volumen real.  Volumen total de agua que pasa por el 
medidor, independientemente del tiempo que 
le tome.  
Nota 1: Este es el mensurando.  
Nota 2: El volumen real se calcula desde un 
volumen de referencia, según se determine 
por un estándar de med ición adecuado,  
10 teniendo en cuenta las diferencias en las 
condiciones de medición, según sea 
apropiado.  
 
Artículo 4.   Para los efectos de aplicación del presente reglamento, se adoptan 
los siguientes símbolo y abreviaturas:  
 
 
DN Diámetro nominal.   
EMP  Error máximo permisible   
OIML  Organización Internacional de Metrología Legal.  
PMA  Presión máxima admisible.   
PW Presión de trabajo.   
Q Caudal.   
Q1 Caudal mínimo.   
Q2 Caudal de transición.   
Q3 Caudal permanente.   
Q4 Caudal de sobrecarga.   
SI Sistema Internacional de Unidades.  
TMA  Temperatura máxima permisible.   
TmA  Temperatura mínima permisible.   
 
IV. CONDICIONES GENERALES  
Todos los medidores de agua potable, contemplados en el presente 
Reglamento Técnico Metrológico, deben cumplir lo  siguiente:  
 
Artículo 5 . Materiales y construcción de los  medidores.  
1. Los medidores se construirán a partir de materiales con resistencia y 
durabilidad  suficientes para el propósito para el que van a ser  usados.  
2. Los medidores serán construidos con materiales que no sean afectados 
por las variaciones de temperatura del agua, dentro del alcance de 
temperatura de operación  (ver Tabla  3). 
3. Todas las piezas del medidor en contacto con el agua estarán fabricadas 
con materiales comúnmente reconocidos como no tóxicos, no contamina ntes y 
biológicamente  inertes.  
4. El medidor de agua completo será fabricado con materiales resistentes a 
la corrosión interna y externa, o que estén adecuadamente protegidos 
mediante un tratamiento  superficial.  
5. El dispositivo indicador del medidor de agua es tará provisto  por una 
ventanilla transparente. También debe contar con una cubierta de material 
adecuado como  protección  adicional.   
11 6. Cuanto exista el riesgo de que se forme condensación en la parte in terior 
de la ventana del dispositivo indicador de un medi dor de agua, este deberá 
incorporar  dispositivos para eliminar dicha  condensación.  
7. Las conexiones terminales roscadas deben cumplir los requisitos técnicos 
indicados en la norma ISO  4064 -4 para m edidores de agua para agua potable fría 
y agua caliente.  
 
 
Artículo 6 . Corrección y ajuste.  El medidor debe contar con un dispositivo de 
ajuste y/o de corrección que permita desplazar la curva de error con miras a 
llevar los errores, dentro de los errores máximos permisibles. Sí estos 
dispositivos están montados en la parte exterior del medidor , deben tener una 
cavidad que permita el precintado de este dispositivo de tal manera que no 
permita ajustes posteriores al  precintado.  
 
Artículo 7. Requerimientos del indicador.  
 
1. Función:  
 
a. El dispositivo indicador del medidor de agua deberá proporcionar una 
indicación de fácil lectura, confiable y clara del volumen indicado en m3. 
 
b. El dispositivo deberá incluir medios visuales para verificaciones y 
calibraciones.  
 
c. El dispositivo de indicación podrá incluir elementos adicionales  para 
verificaciones y calibraciones por otros métodos, por ejemplo, elementos 
automáticos.  
 
2. Unidad de medida, símbolo y su ubicación. La indicación del volumen 
de agua debe estar expresada en metros cúbicos. El símbolo 
correspondiente m3, debe aparecer en  el dial o inmediatamente junto al 
número exhibido . 
 
3. Rango (alcance) de indicación.  El dispositivo debe tener la capacidad de 
registrar el volumen indicado en metros cúbicos. Esto queda expresado en 
la siguiente Tabla 1  sin pasar por el cero.  
 
Tabla 1. Rango de indicación de un medidor de agua.  
 
Q3  (m3/h) Valores  mínimos  del rango  del 
indicador (m3) 
          Q3  ≤ 6.3 9.999  
6.3 < Q 3  ≤ 63 99.999  
63  < Q 3  ≤ 630              999.999  
630 < Q 3 ≤ 6.300           9.999.99 9 
 
  
12  
4. Codificación por color del dispositivo  de indicación analógico  
 
4.1  El color negro debe usarse para indicar metros cúbicos y sus múltiplos.  
4.2  El color rojo para indicar submúltiplos del metro cúbico.  
4.3  Estos colores se aplicarán a los punteros, agujas, números, ruedas, discos 
y diales.  
 
5. Tipos de dispositivos indicadores . 
Se podrán utilizar cualquiera de los siguientes tipos:  
 
5.1 Tipo 1 - Dispositivo an alógico.  
5.1.1  El volumen es indicado por el movimiento continuo de:  
- Uno o más punteros que se mueven en relación a escalas graduadas.  
- Una o más escalas circulares o tambores.  
5.1.2  Cada escala estará graduada en valores expresados en metros cúbicos  
 o bien estará a compañada p or un factor multiplicador (x 0.001; x 0.01; x 0. 1; x 
1; x 10, x 100, x 1000, etc.)  
5.1.3 El sentido de rotación de los punteros o de las escalas circulares debe 
ser en sentido horario.  
5.1.4 El movimiento lineal de los punteros o escalas será de izquierda a 
derecha.  
5.1.5 El movimiento de los indicadores numerados (tambores o rodillos) será  
 hacia arriba.  
5.2  Tipo 2 - Dispositivo digital.  
 
5.2.1   El volumen indicado estará dado por una línea de dígitos adyacentes  
que aparecen en una o más aperturas.  
5.2.2   El avance de un dígito dado será completado mientras el dígito de la  
siguiente decena inmediatamente inferior cambia de 9 a 0.   
5.2.3  La altura de los dígitos será de por lo menos 4 mm.  
 
5.3 Tipo 3 - Combinación de los dispositivos analógico y digital.  
 
El volumen i ndicado está dado por la combinación de dispositivos Tipo 1 
(Dispositivo analógico) y Tipo 2 (Dispositivo digital) y serán aplicables los 
requisitos respectivos . 
 
  
13  
6. Dispositivos auxiliares.  
 
6.1  Además de los dispositivos indicadores descritos, el medidor pue de incluir 
dispositivos suplementarios los cuales pueden estar incorporados 
permanentemente o ser agregados temporalmente.  
 
6.2  Estos dispositivos pueden usarse para detectar el movimiento del sensor 
de flujo, antes de que sea claramente visible en el indicad or.  
 
6.3  Estos dispositivos podrán usarse para los ensayos y verificaciones o 
lectura remota del indicador, siempre que por otros medios se garantice el 
correcto funcionamiento del medidor.  
 
7. Dispositivos de Verificación.  
 
Todo indicador debe proveer medios p ara verificación, ensayo y calibración visual 
en forma clara. El visor de verificación puede o no tener un movimiento continuo.  
Además del visor, un dispositivo indicador puede incluir elementos 
complementarios para una comprobación rápida por la inclusión  de elementos 
complementarios (p.ej. ruedas dentadas o discos), que provean señales a través 
de sensores adosados externamente.  
 
8. Visores de verificación.  
 
8.1  Valor del intervalo de la escala de verificación.  
 
 
8.1.2 Para dispositivos analógicos o digitales c on movimiento continuo del 
primer elemento o elemento de control, la escala de verificación puede 
formarse a partir de la división en 2, 5 o 10 partes iguales del intervalo entre 
dos dígitos consecutivos del primer elemento o elemento de control. No se 
debe aplicar numeración a estas divisiones.  
 
8.1.1  Para los dispositivos digitales con movimiento discontinuo del primer  
elemento o elemento de control, la escala de verificación es el intervalo entre 
dos dígitos consecutivos o movimientos en aumento del primer el emento.  
 
8.1.2  Para los dispositivos digitales con movimiento discontinuo del primer  
elemento o elemento de control, la escala de verificación es el intervalo entre 
dos dígitos consecutivos o movimientos en aumento del primer elemento.  
 
9. Marcas de verificación y dispositivos de protección  
 
9.1  Debe ser provisto en el medidor de agua, un lugar para poner la marca de  
verificación principal que deberá ser visible sin desarmar el medidor.  
 
9.2 Los medidores incluirán dispositivos de protección que deben estar 
sellados p ara evitar el desarmado o modificación del mismo, su dispositivo de 
ajuste, antes y después de la correcta instalación del medidor, sin dañar estos  
14 dispositivos.  
 
 
 
Artículo 7. Requisitos específicos . 
 
1. Condiciones nominales de operación.  
 
Las condiciones d e operación para los medidores de agua potable se encuentran 
en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 . Condiciones de Operación para medidores de agua potable.  
Rang o Nivel  
Rango de caudal  Q1 a Q 3 (Inclusive)  
Temperatura del agua  Entre 0. 1 °C y 30 °C  
Rango  de trabajo  de 
temperatura ambiente  +5 °C a +55 °C  
Rango de trabajo de humedad 
relativa ambiental (HR)  0 %HR a 100 %HR excepto para 
dispositivos indicadores remotos, donde 
el rango será de 0  %HR a 93 %HR  
 
Rango de presión de trabajo  Para: DN < 50 mm  
0.03 MPa < PW < 1 MPa  
    0.3 bar < PW < 10 bar  
 
2. Pérdida de  Presión.  
La pérdida de presión a través del medidor de agua, incluyendo su filtro que 
forma una parte integral del medidor, no será mayor de 0.063 MPa (0. 63 bar) 
entre Q 1 (Caudal mínimo) y Q 3 (Caudal permanente).  
 
3. Visores de  verificación.  
3.1  Forma del intervalo de la escala de  verificación.  
3.1.1  En los indicadores con movimiento continuo del primer elemento, la  
longitud del intervalo de la escala no será menor que 1 mm ni mayor que 5 
mm. La escala constará de:  
- Líneas de igual espesor que no excedan un cuarto del espacio entre ejes  
    de dos . 
- líneas consecutivas y que se diferencian sólo en  longitud.  
- Bandas contrastantes de un ancho constante igual al valor del intervalo  
     de   la escala de  verificación.  
 
3.1.2  El ancho de  la punta de la aguja no excederá un cuarto del valor del   
15 intervalo de la  escala de verificación y  en ningún caso será mayor de 0. 5 
mm. 
 
3.2  Resolución del  Indicador.  
3.2.2  Las subdivisiones de la escala de verificación serán lo  suficientemente  
pequeñas para asegu rar que el error de resoluc ión del indicador no excederá 
0.25 % para los medidor es de Clase de exactitud 1, y 0. 5 % para los de Clase 
de exactitud 2, respecto del volumen real que pasa durante una hora y 30 
minutos a régimen de flujo  Q1. 
3.2.3  Elementos adiciona les de verificación pueden ser usados para que la  
incertidumbr e de lectura no sea mayor que 0. 25 % del volumen bajo 
prueba, para medido res de Clase de exactitud 1 y 0. 5% para medidores de 
Clase de exactitud  2. 
3.2.4  Cuando el visor del primer elemento es continu o, se debe fijar un 
error máximo permisible en cada lectura de no más de la mitad del intervalo 
de la escala.  
3.2.5   Cuando el visor es discontinuo, se debe fijar un error máximo 
permisible  en cada lectura de no más de un dígito de la escala de  
verificación.  
 
4. Características de  Caudal  
4.1  Las características de caudal de un medidor de agua estarán definidas 
por los  valores :   
Q1: Caudal mínimo  
Q2: Caudal de transición  
Q3: Caudal permanente  
Q4: Caudal de sobrecarga  
                                
 
 
16 4.2  Se designará un medidor de agua por el valor numérico de Q 3 
      expresado en m3/h y por la proporción de Q 3/Q1 (Alcance de  medición).  
4.3  El valor de Q 3 debe ser seleccionado de la Lista  1. 
 
 
Lista 1. Valores de Q 3 expresado en m3/h 
 
1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 
10 16 25 40 63 
100 160 250 400 630 
1000       1600  2500       4000        6300  
 
4.4  Los valores de la lista pueden ser extendidos hacia arriba o hacia abajo en 
las series.  
4.5  La relación Q 3/Q1 (Alcance de medición) debe ser seleccionada de la Lista  2. 
 
Lista 2. Valores de relación Q 3/Q1 (Alcance de medición)  
 
40 50 63 80 100 
125 160 200 250 315 
400 500 630         800 1000  
 
4.6 Los valores de la lista pueden ser extendidos hacia arriba en las  series.  
4.7 La relación Q 2/Q1 debe ser igual a  1.6 
4.8   La relación Q4/Q3 debe ser igual a  1.25 
 
5. Clase de exactitud y error máximo  permisible.  
5.1  Los medidores estarán clasificados, de acuerdo a su exactitud, como 
Clase de Exactitud 1 o Clase de Exactitud  2. 
5.2  Los medidores deben estar fabricados para que sus errores de 
indicación  no excedan  los EMP,  dentro  del régimen  de condiciones  de 
operación  del medidor.  
5.3  La totalización del medidor (registro de medición) no cambiará cuando el 
régimen de flujo sea  cero.  
 
6. Medidores con Clase de Exactitud  1. 
6.1  El EMP para la zona superior de l rango de flujo (Q 2 ≤ Q ≤ Q 4) es ±1 %  
6.2  El EMP para la zona  inferior  del rango  de flujo (Q1 ≤ Q ≤ Q2) es ±3 %  
 
7. Medidores con Clase de Exactitud 2.  
7.1. El EMP para la zona superior del rango de flujo (Q2 ≤ Q ≤ Q4) es ± 2 %    
17 7.2. El EMP para la zona inferior del r ango de flujo (Q1 ≤ Q ≤ Q2) es de ± 5 %  
 
 
8. Flujo inverso.  
8.1  El fabricante debe especificar si el medidor ha sido diseñado para medir el 
flujo en sentido inverso o no. Si un medidor ha sido diseñado para medir en 
condiciones de flujo inverso, el volumen que pasa durante dicha condición debe 
ser restado del volumen indicado o el medidor debe registrarlo separadamente. 
En el caso de los medidores diseñados para medir el flujo inverso, el caudal 
permanente y el rango de medición podrán ser diferentes en cada  dirección.  
8.2  Si un medidor no está diseñado para medir en condicion es de flujo  inverso, 
el medidor deberá evitar dicho flujo o soportarlo, ante un caso accidental hasta   
un caudal de Q 3, sin deterioro o cambio en sus características metrológicas   
para el fun cionamiento con caudal  normal.  
8.3  El EMP será el mismo tanto para el flujo normal como para el  inverso.  
 
Artículo 8. Requisitos de  empaque y rotulado o etiquetado.  Todo medidor de 
agua potable considerado en el presente Reglamento Técnico, debe presentar la 
información descrita a continuación, misma que tendrán carácter de declaración 
jurada por parte del fabricante nacional o importador.  El medidor debe incluir 
marcas claras e indelebles con la información descrita a continuación, agrupada o 
distribuida en s u carcasa, en el dispositivo indicador, en la placa de identificación, 
o en la cubierta si no es  extraíble:  
1. Unidad de medida: metro cúbico  (m3) 
2. La clase de exactitud (cuando difiere de la clase de exactitud  2). 
3. Valor numérico de Q 3, la relación Q 3/Q1 La re lación Q 3/Q1 puede 
expresarse como R (por ejemplo  "R160").  
4. Marca y modelo del  fabricante.  
5. Año de fabricación y número de serie (lo más cerca posible del 
dispositivo indicador)  
6. Sentido de circulación del flujo (mostrar en ambos lados del cuerpo: o en 
un sol o lado siempre que la flecha de sentido de circulación sea 
fácilmente visible en toda  circunstancia).  
7. Presión máxima admisible (PMA) si ésta excede a 1 MPa (10  bar). 
8. Letra V o H si el medidor puede ser operado en posición vertical u  
horizontal.  
9. Temperatura  máxima  permisible.  
10.  El fabricante puede indicar la máxima perdida de  presión.  
 
Artículo 9. Información documentada.  Todos los medidores deben estar  
18 provistos de  una ficha técnica . Los medidores digitales adicionalmente deberán 
ser previsto de u n manual de  operación . 
1.1  El fabricante debe indicar el país de origen de fabricación de los  medidores.  
1.2  El fabricante debe proporcionar información, en caso de existir garantías  
del medidor  y software  relacionado,  cuando  éste cuente  con dispositivos  
digitales.  
 La inf ormación debe ser de origen y si su contenido en idioma español o    contar 
con la traducción correspondiente y para la simbología sus equivalentes en el 
Sistema Internacional de  Unidades . 
 
CAPITULO V. APROBACION DE MODELO, HOMOLOGACIÓN  E INSPECCIÓN 
DE LO TE 
  
Artículo 9 . Aprobación  de Modelo . Todo  modelo de medidor contemplado en el 
presente Reglamento Técnico, sea fabricado en territorio nacional o importado, 
debe contar con el Certificado de Aprobación  de Modelo, que será otorgado  por el 
INDOCAL  como evi dencia  de que los medidores de agua cumplen con el presente 
Reglamento Técni co y son aptos para su uso en todo el territorio  nacional.  
 
Artículo 10.  La solicitud de la aprobación de modelo será realizada por el 
importador o fabricante del in strumento, conf orme a lo establecido en el 
Reglamento  Técnico Metrológico  RTM -001-2021 , Aprobación  de Modelo de 
instrumentos de medida -Procedimiento General , título  I, capitulo III.  
 
Artículo 11.  La dirección de metrología del INDOCAL dará por válidos a los 
efectos de ap robación de modelo, los certificados de Aprobación de Modelo 
emitidos dentro del Sistema de Certificación de la OIML (OIML -CS), así como los 
certificados emitidos antes del 1 de enero de 2018 de acuerdo al Sistema de 
Certificación Básico de la OIML o los c ertificados emitidos por un ente parte del 
Arreglo de Aceptación Mutua (MAA, por sus siglas en inglés) publicado por la 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).  
 
Artículo 12. Homologación . Se homologarán aquellas aprobaciones de modelo 
emiti das por países con las que la República Dominicana haya firmado acuerdos 
bilaterales en materia de reconocimiento de certificados. En cualquier caso, la 
dirección de metrología del INDOCAL emitirá el correspondiente certificado de 
aprobación de modelo con la descripción del instrumento haciendo referencia al 
certificado de aprobación de modelo que se ha homologado.  
 
Artículo 13 . Los certificados de aprobación de modelo y las constancias de  
reconocimiento de homologación tendrán una vigencia de cinco (5) años. 
 
Artículo 14 . El INDOCAL podrá retirar o dejar sin validez la aprobación de  
modelo u homologación cuando:  
 
1. La configuración del instrumento aprobado haya sido alterada . 
2. Se demuestre que ha sido afectada la confiabilidad de los instrumentos  
aprobados en perjuicios a los usuarios.   
19 3.   Se modifique el reglamento técnico correspondiente al instrumento y 
existan en estos nuevos requisitos técnicos.  
 
Artículo 15 . Inspección  de Lote. Una vez emitido el certificado de aprobación de 
modelo de un medidor,  el impo rtador que está adquiriendo los medidores de 
agua, antes de su comercialización o instalación, deberá someter el lote de 
medidores a la “inspección de lote”  a cargo de l INDOCAL.  
  
Artículo 16 . El INDOCAL  realizará un muestreo en el recinto del importador o  del 
fabricante nacional , para realizar la Inspección de lote . La determinación del 
tamaño y composición de las muestras la efectuará el INDOCAL, en función de lo 
establecido en la tabla  A1-1 del Anexo 1 , de tal forma que garanticen un límite 
aceptable de calidad AQL del 10  %. La selección  aleatoria de los medidores que 
formen parte de la muestra  admite la existencia de un número de unidades 
alternativas para eventuales reemplazos, en razón de encontrarse dañados los 
medidores seleccionados, o no correspond er con alguna de las características del 
lote. A cada medidor seleccionado en el sorteo deberá asignársele un número 
correlativo que deberá mantenerse hasta la finalización del control.  
 
Artículo 17 . En el  caso que  las muestras del lote cumplan  con los cr iterios de 
aceptación establecidos en este Reglamento  Técnico , el INDOCAL  marcará con 
un sello de inspección todos los medidores de agua del lote .  
 
Artículo 18 . Cuando la muestra bajo ensayo no cumple con los criterios de 
aceptación del presente reglament o, el lote deberá ser rechazado. Ante el 
rechazo del lote, el personal de INDOCAL deberá notificar al solicitante el informe 
de los resul tados de la inspección realizado . El solicitante tendrá la facultad de :  
 
1. Someter la totalidad del lote a una revisi ón con el fin de detectar las unidades 
no conformes. En este caso  el solicitante deberá realizar el pago al INDOCAL de 
la tasa por servicio correspondiente.   
 
2. Revisar el lote por cuenta propia, en el caso que disponga de las facilidades 
técnicas para el lo, a fin de que pueda solicitar una nueva inspección de lote.  
 
Finalizada la verificación inicial se otorgará un certificado de verificación inicial  
donde se identifique el número de serie de los medidores aprobados.  
 
7.4. Ensayos para Evaluar la Confor midad.  
Para la demostración del cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente  
Reglamento Técnico, los medidores deben ser sometidos a los ensayos que  se 
detallan a continuación.  
 
7.4.1.  Inspección externa .  
Se verificará que el medidor de ag ua cumple los requisitos de materiales de 
fabricación (tanto internos como externos), del tamaño del medidor (rosca de los 
extremos) y dimensiones generales (para cada tamaño de medidor hay un 
conjunto fijo correspondiente de dimensiones generales), así co mo con respecto a  
20 los requerimientos del dispositivo de indicación, el marcado del medidor y la 
aplicación del dispositivo de protección.  
 
7.4.2.  Ensayos para aprobación de modelo . 
  
a) Para obtener la aprobación de modelo, todos los medidores deben estar  
sujetos a los ensayos descritos a continuación:  
 
1. Prueba de presión estática  
2. Determinación de los errores intrínsecos de indicación  
3. Prueba de pérdida de presión  
4. Prueba de perturbación de flujo  
5. Prueba de flujo inverso  
6. Prueba de durabilidad o desgaste – Flujo discontinuo  
7. Prueba de durabilidad o desgaste – Flujo continuo  
 
b) Los ensayos deben realizarse en cualquier orden, de acuerdo a lo establecido  
en un procedimiento interno de l INDOCAL , en base a las normas  aplicables y la 
recomendación OIML  R49 v igente.  
c) Todos los ensayos deben realizarse en el  medidor de agua con todos sus 
componentes presentados para la aprobación de modelo.  
d) Para la Aprobación de Modelo, cuando se realiza un ensayo, la incertidumbre 
expandida del volumen medido, debe ser menor  a 1/5 del EMP.  
 
7.4.3. Ensayos para la Inspección de Lotes . 
  
a) El INDOCAL  realizará la inspección de lotes  solamente para aquellos 
medidores  que cuenten con la aprobación de modelo correspondiente .  
b) La inspección de lote será realizada llevando  a cabo los siguientes ensayos : 
 
1. Prueba de presión estática  
2. Determinación de los errores intrínsecos de indicación  
 
c) Para  la inspección  de lote , cuando se realiza un ensayo, la incertidumbre  
expandida del volumen medido, debe ser menor a  1/5 del EMP.  
 
d) El INDOCAL  colocará precintos de seguridad a cada medidor que haya pasado  
satisfactoriamente la inspección de lote correspondiente .  
 
7.4.4.  Requerimientos comunes a todos los ensayos.  
 
a) Calidad del agua   
Los ensayos deben realizarse con agua. El a gua debe ser potable proveniente del 
servicio público o en su defecto poseer las mismas características. No debe 
contener ningún material capaz de dañar al medidor o afectar su operación. El 
agua no deberá contener burbujas.  
 
b) Reglas generales de las insta laciones donde se realizarán  los ensayo s:  
 
  
21 i. Ensayo de medidores en grupo.  
 
Los medidores pueden ser ensayados en forma individual o en grupos. En el 
último caso las características individuales deberán determinarse en forma 
precisa. Cuando los medidor es se ensayan en serie, la presión a la salida de cada 
uno de ellos debe ser suficiente como para evitar cavitación.  
 
ii. Ubicación.  
Durante el ensayo, el laboratorio debe encontrarse libre de influencias de 
perturbaciones que puedan afectar los resultad os de los ensayos  (p.ej. 
variaciones de la temperatura ambiente, vibraciones, otros).  
 
iii. Condiciones de referencia para los ensayos.  
 
Las condiciones de referencia durante ensayos de aprobación de l modelo  de un 
medidor de agua  deben encontrarse dentro  de los valores que se especifican en 
la Tabla 3 .  
 
Tabla 3 . Condiciones de referencia para los ensayos.  
Caudal (Caudal de referencia)   
0.7 x (Q 2 + Q3) ± 0. 03 x (Q 2 + Q3) 
Temperatura del agua  20 °C ± 10 °C  
Presión en el agua  Para: DN < 50 mm  
0.03 MPa  < PW < 1 MPa  
(0.3 bar < PW < 10 bar) 
Rango de temperatura ambiente  15 °C a 25 °C  
Rango  de humedad  relativa 
ambiente  40 % a 75 %  
Rango de presión atmosférica  
ambiente  950 hPa a  1 050  hPa 
 
Durante cada prueba, la temperatura y humedad relativa no deben vari ar más  
de 5 °C o 10 %HR respectivamente en el rango de referencia.  
 
7.5. Muestr as para la Aprobación de Modelo.  
 
7.5.1 Para cada modelo de medidor, la cantidad (número de medidores) o sus 
partes separadas a ser probadas durante la aprobación de modelo, quedan  
establecidos de acuerdo a la Tabla 4.  
 
Tabla 4 . Número de medidores a ensayar  
Designación del medidor  
Q3 (m3/h) Número mínimo de medidores 
de agua que serán probados [1] 
Q3   ≤ 160  3 
160 < Q 3 ≤ 1 600 2 
1 600 < Q 3 1 
        [1] Sin perjuicio del número mínimo de medidores de muestra, de requerirse ampliar la muestra,  
                         el INDOCAL  podrá exigir al importador o fabricante nacional, medidores suplementarios  para la  
                          respectiva aprobación de modelo.   
  
22 7.5.2 Para el caso de Homologación de la Aprobación de Modelo, en caso de que  
el INDOCAL  considere pertinente realizar algún ensayo de verificación, de forma 
excepcional, podrá solicita r al importador o fabricante nacional medidores 
suplementarios.  
 
Capítulo IV.   De la v igilancia del mercado  y las sanciones.   
 
Artículo 19 . El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)  es la institución 
del Estado que en coordinación con el Instituto  Nacional De Protección de los 
Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) realizará las investigaciones  
requeridas sobre pesas y medidas de los bienes que se comercialicen,  teniendo 
PROCONSUMIDOR competencia de oficio o por denuncia de  confirmar o 
comprobar s i los reglamentos técnicos se cumplen en los  casos de inexactitud en 
peso y medida en los productos que se ofrecen  en el mercado . 
 
Articulo  20. En caso de violación a las disposiciones de este reglamento técnico 
metrológico, serán aplicadas las disposicion es de la Ley No. 166 -12 que crea el 
Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) y la No. 358 -05 Ley General de 
Protección de los Derechos del Consumidor.  
 
 
REFERENCIAS NORMATIVAS  
 
- LEY NO. 166-12 SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD . 
- NORDOM 100  SISTEMA INTE RNACIONAL DE UNIDADES.  (SI). (1RA 
REV. 2018) .  
- VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA . CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES Y GENERALES, Y TÉRMINOS ASOCIADOS (VIM)  
EDICION 2012 . 
- NORMA INTERNACION AL. RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL.  
MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE. PARTE 1: 
REQUISITOS   TÉCNICOS Y METROLÓGICOS. ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL, OIML R 49 -1:2013.  
 
- NORMA INTERNACIONAL. RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL. 
MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE. PARTE 2: 
MÉTODOS DE ENSAYO. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
METROLOGÍA LEGAL, OIML R 49 -2:2013 . 
 
 
 
 
 
 
  
23 ANEXO 1.  Conformación y características de las muestras  para la inspección de 
lotes.  
 
La determinación del tamaño y composición de l as muestras la efectuará el 
INDOCAL , en función d e lo establecido por la Tabla A1 -1 de tal forma que 
garanticen un límite aceptable de calidad AQL del 10  % durante la inspección de 
lotes  en apli cación del presente Reglamento Técnico.  
 
La selección de los medidores que formen parte de  la mu estra será efectuada por 
el INDOCAL , aleatoriamente, admitiéndose la existencia de un número de 
unidades alternativas, para eventuales reemplazos, en razón de encontrarse 
dañados los medidores seleccionados, o no corresponder con alguna de las 
caract erísticas del lote, de acuerdo a lo establecido por las tablas mencionadas.  
A cada medidor seleccionado en el sorteo deberá  asignársele un número 
correlativo  que deberá mantenerse hasta la finalización del control.  
 
Tabla A1 -1 
Tamaño del 
Lote  
(Unidades)  Tamaño de 
la muestra 
(n) Muestra 
alternativa  Constante de 
aceptación 
para ensayos 
de errores (k)  Número de 
aceptación de 
medidores 
fuera de 
tolerancia (c)  
9 a 15  3 3 0.526 0 
16 a 25  4 4 0.580 0 
26 a 50  6 5 0.587 0 
51 a 90  9 5 0.597 0 
91 a 150  13 5 0.614 1 
151 a 280  18 5 0.718 1 
281 a 500  25 5 0.809 1 
501 a 1  200 35 7 0.912 1 
1 201 a 50  000 50 10 0.947 2