DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 1 de 8 PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE P RODUCTO 
ELECTRICO  
 
 
PE Nº 4/01 :  16 de Septiembre de 2009  
 
PRODUCTOS : - Medidor de energía activa 
monofásico clases 0.5, 1 y 2 
             
- Medidor de energía activa 
trifásico clases 0.5, 1 y 2 
  
 
NORMAS  : IEC 62053-11:2003  
  IEC 62052-11:2003 
  
FUENTE LEGAL : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de  
Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
  DS Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
  RE Nº 32, de fecha 04.02.1988, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
RE Nº 109, de fecha 22.06.1988, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
RE Nº 218, de fecha 22.10.1989, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
 
  
APROBADO POR : RE Nº                de fecha      
 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION  
 
El presente protocolo establece el procedimiento de  certificación de Medidores electromecánicos  para 
energía activa monofásicos y trifásicos clases 0.5,  1 y 2, de acuerdo al alcance y campo de aplicación  de las 
normas IEC 62053-11 e IEC 62052-11. 
 
CAPITULO II 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A 
 
Nº Denominación Norma  Subcláusula Clasificación de 
los defectos  
1 Generalidades IEC 62053-11  5.1 Menor DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 2 de 8 2 Requisitos mecánicos 
generales IEC 62052-11  5.1 Mayor 
3 Elemento indicador (o 
integrador IEC 62053-11  5.2 Mayor  
4 Envolvente IEC 62052-11  5.2 Mayor  
5 Sentido de rotación y marcado 
del equipo móvil IEC 62053-11  5.3 Mayor  
6 Ventana IEC 62052-11  5.3 Mayor  
7 Bornes IEC 62052-11  5.4 Mayor  
8 Tapa de bornes IEC 62052-11  5.5 Mayor  
9 Distancias en el aire y líneas 
de fuga IEC 62052-11  5.6 Crítico 
10 Contador con envolvente 
aislante de clase de 
protección II IEC 62052-11  5.7 Mayor 
11 Resistencia al calor y al fuego IEC 62052-11  5.8 Mayor 
12 Protección contra penetración 
de polvo y agua IEC 62052-11  5.9 Mayor  
13 Visualización de los valores 
medidos IEC 62052-11  5.10 Mayor  
14 Dispositivo de salida IEC 62052-11  5.11 Mayor  
15 Marcado de los contadores IEC 62052-11  5.12 Mayor  
16 Rango de temperatura  IEC 62052-11  6.1 Mayor  
17 Humedad relativa IEC 62052-11  6.2 Mayor  
18 Ensayos de influencias 
climáticas IEC 62052-11  6.3 Mayor  
19 Influencia de la tensión de 
alimentación  IEC 62052-11  7.1 Crítico 
20 Calentamiento IEC 62052-11  7.2 Crítico  
21 Aislamiento IEC 62052-11  7.3 Crítico  
22 Inmunidad a faltas a tierra IEC 62052-11  7.4 Crítico  
23 Potencia absorbida IEC 62053-11  7.1 Mayor 
24 Influencia de las 
sobreintensidades de corta 
duración IEC 62053-11  7.2 Crítico  
25 Influencia del calentamiento 
propio IEC 62053-11  7.3 Crítico  
26 Ensayo con tensión alterna IEC 62053-11  7.4 Crítico  
27 Límites de los errores debidos 
a la variación de la intensidad IEC 62053-11  8.1 Mayor  
28 Límites de los errores debidos 
a las magnitudes de influencia  IEC 62053-11  8.2 Mayor  
29 Ensayos de arranque y 
marcha en vacío IEC 62053-11  8.3 Mayor  
30 Constante del contador IEC 62053-11  8.4 Mayor  
31 Condiciones de ensayo de 
precisión IEC 62053-11  8.5 Mayor  
32 Interpretación de los 
resultados IEC 62053-11  8.6 Mayor  
 
 
CAPITULO III 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
- Cualquiera sea el sistema de Certificación utiliz ado y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.14, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005,, s e deberá considerar como familia, DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 3 de 8 aquellos medidores de energía que se distinguen por  características técnicas y de diseño 
similares, de los materiales, componentes y/o métod o de fabricación. 
 
El número de modelos a ensayar será: 
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo  o tipo más represent ativo 
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos o tipos diferentes más representativos 
c. Sobre 10 modelos = 3 modelos o tipos diferentes más representativos 
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS  PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo.  
 
1.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria. 
 
1.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el e xtranjero) 
1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en los puntos 12, 17, 18, 21, 24 y 26 de la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.  
 
1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto estará dado por la 
Tabla B.   
TABLA B 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*) 
2 a 25 2 0 1 Mensual 
26 a 150 3 0 1 Mensual 
151 a 1200 5 0 1 Mensual 
1201 a 35000 8 0 1 Mensual 
35001 o más 13 0 1 Mensual 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of 61. 
-  (*)Si no hay  producción durante algún período, se  continuará con las inspecciones mensuales a 
partir de la  primera producción siguiente, a dicho  periodo. 
 
1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chil e 
 
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del  presente Protocolo.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 4 de 8  
 
1.2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de  cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
importación 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza 
2 a 15 2 0 1 
16 a 50 3 0 1 
51 a 150 5 0 1 
151a 500 8 0 1 
501 a 3200 13 0 1 
3201 a 35000 20 0 1 
35001 o más 32 0 1 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of 61. 
  
1.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra,  y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabric ante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la Norma NCh 44.O f 2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace, para ello, el Organis mo de Certificación extraerá en 
una segunda inspección una muestra igual al doble d e la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de  fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el  punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según 
corresponda, del Capítulo III del presente Protocol o.   
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas y cantidades del producto amparadas en el re chazo inicial. 
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALID AD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD D E LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL ME RCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria. 
 
2.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 5 de 8  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en  Chile o en el extranjero 
 
 
2.2.1 Aprobación de Fabricación 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades) Tamaño de la 
muestra 
Acepta Rechaza Periodicidad de la 
inspección (*) 
2 a 1200 2 0 1 semestral 
1201 a 35000 3 0 1 semestral 
35001 y superiores  5 0 1 semestral 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma NCh 43.Of 61. 
- Semestral, o en su defecto la primera producción si guiente. 
  
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante requiere volver a certificar 
dicho lote, deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma NCh 44.Of 
2007, sus modificaciones o la disposición que la re emplace, para ello, el Organismo 
de Certificación extraerá en una segunda inspección  una muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, que considere  el total de la partida de 
fabricación, de acuerdo a los niveles de aceptación  señalados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial 
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio una muestra del producto certificado cada seis 
meses, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establ ecidos en el punto 1.2.1.1 del 
Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.4 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 
del fabricante, según lo establecido para el Sistem a 2 en el Artículo 5 del Decreto Nº 
298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y  Reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 6 de 8 3.1 Aprobación de Lotes 
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del pr esente Protocolo.  
3.1.1 Clasificación de los defectos 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar  de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2 Planes de muestreo 
Los planes de muestreo especificados a continuación , se basan en la norma NCh 
44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente: 
 
3.1.2.1  Para defectos críticos 
 
Nivel de Inspección    : II 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1) 
 
3.1.2.2  Para defectos mayores. 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 2.5 
 
3.1.2.3  Para defectos menores 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 4 
3.1.3 Selección de la muestra 
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma NCh 43.Of 61 . 
 
3.1.4 Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra,  y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabric ante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la Norma NCh 44.O f 2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace, para ello, el Organis mo de Certificación extraerá en 
una segunda inspección una muestra igual al doble d e la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de  fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el  punto 3.1.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEM A DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 7 de 8 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo. 
 
4.1.1 Número de unidades 
Los ensayos de tipo se efectuarán sobre una muestra  unitaria. 
 
4.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
4.2 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuarán a lo menos dos auditorías del sistema  de calidad del fabricante al 
año, según lo establecido para el Sistema 5 en el A rtículo 5 del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconst rucción.  
 
 
5. CERTIFICACION ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Org anismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el Artículo 22° del Decr eto N° 298 de 2005 y asegurarse 
que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Super intendencia de Electricidad y 
Combustibles mediante resolución exenta y que el ce rtificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una  muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o e nsayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo. 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto estarán dados por la 
Tabla E. 
TABLA E 
 
TAMAÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
LOTE 
MARCA DE 
CONFORMIDAD CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD CERTIFICADO DE 
TIPO N 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200 2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000 2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más 3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra 
A  =    acepta 
R  =    rechaza  
 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma NCh 43.Of 61. 
 
5.3  Rechazo de la muestra 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de importación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante o importador requieren 
volver a certificar dicho lote, el fabricante o imp ortador deberá acogerse a lo DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS  Co nsulta Pública 2009  
 
Página 8 de 8 establecido en el punto 7.6 de la Norma NCh 44.Of 2 007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace, para ello, el Organis mo de Certificación extraerá en 
una segunda inspección una muestra igual al doble d e la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de  fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el  punto 3.1.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
CAPITULO IV 
 
MARCADO NACIONAL    
  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado  para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Or ganismo de Certificación 
deberá cumplir con lo siguiente:  
 
 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
  
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número d e serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo d el producto. 
b) País de fabricación del producto 
c) Número de Certificado de aprobación del producto  en cuestión 
 
 
2.  Ante el no cumplimiento de las instrucciones anter iores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto. 
 
 
 
 
 
RHO/JCLM/ERCH/erch