ICS 65.160 
X 85 
备案号：  
中华人民共和国烟草行业标准YC
YC/TXXX-2007 代替 YC/T144-1998
烟用三乙酸甘油酯  
Glycerol  triacetate  for  cigarette   
 
（报批稿） 
 
2007-XX-XX 发布 2007-XX-XX 实施
国 家 烟 草 专 卖 局 发 布   
目    次 
 
前言……………………………………………………………………………………………………………III 
1  范围 …………………………………………………………………………………………………………4 
2  规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………4 
3  术语和定义 …………………………………………………………………………………………………4 
4  技术要求 ……………………………………………………………………………………………………4 
5  抽样 …………………………………………………………………………………………………………5 
6  测试方法 ……………………………………………………………………………………………………5 
7  检验规则 ……………………………………………………………………………………………………7 
8  包装、标志、运输和贮存 …………………………………………………………………………………7 
附录 A（资料性附录）三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图 …………………………………………………8 
附录 B（资料性附录）三乙酸甘油酯安全特性 ………………………………………………………………9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YC/TXXXX-2007 
 3  
前    言 
本标准代替 YC/T 144 —1998《烟用三乙酸甘油酯》 。 
本标准与 YC/T 144 —1998相比主要差异如下： 
──本标准的结构和编写格式是按照 GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和
编写规则》进行编写的； 
──在规范性引用文件中，取消和替换了不适用的引用文件； 
──增加了新的规范性引用文件、术语和定义、抽样、检验规则等技术内容； 
──修改了烟用三乙酸甘油酯含量、色度、水分、酸度、砷含量、铅含量等技术指标的测试方法；  
──调整了烟用三乙酸甘油酯含量、色度、水分、酸度、砷含量等技术指标； 
──取消了灰分技术指标； 
──补充了包装、标识、运输、贮存等技术内容； 
——增加了附录 A“三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图”和附录 B“三乙酸甘油酯安全特性” 。 
本标准的附录 A和附录 B为资料性附录。 
本标准由国家烟草专卖局提出。 
本标准由全国烟草标准化技术委员会（TC144 ）归口。 
本标准起草单位：中国烟草标准化研究中心、上海烟草（集团）公司、国家烟草质量监督检验中心、
南通烟滤嘴有限公司、江苏瑞佳化学有限公司、河南中烟新郑烟草（集团）公司、广东中烟工业公司技
术中心、云南环腾实业集团玉溪市溶剂厂有限公司、江苏宜兴市永加化工有限公司、沈阳华银烟辅材料有限公司。 
本标准主要起草人：韩云辉、孙文梁、唐纲岭、胡启秀、盛培秀、张瑞良、李文伟、何艳明、赖正
波、周永芳、曲志成。 
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：YC/T 144 —1998。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YC/TXXXX-2007 
 4  
烟用三乙酸甘油酯 
1 范围  
本标准规定了烟用三乙酸甘油酯的技术要求、抽样、测试方法、检验规则、包装、标志、运输、贮
存等内容。 
本标准适用于烟用三乙酸甘油酯。 
2 规范性引用标准 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 601       化学试剂   标准滴定溶液的制备 
GB/T 603-2002  化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备 
GB/T 3143      液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位-铂-钴色号） 
GB/T 4472      化工产品密度、相对密度测定通则（韦氏天平法） 
GB/T 5009.75   食品添加剂中铅的测定 
GB/T 5009.76   食品添加剂中砷的测定 
GB/T 6283      化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）  
GB/T 6488      化工产品折光率测定法 
YC/T 195-2005  烟用材料标准体系 
3 术语和定义 
下列术语和定义适用于本标准。 
烟用三乙酸甘油酯 glycerol triacetate for cigarette  
由丙三醇（甘油）与乙酸（醋酸）或乙酸酐（醋酐）在酸催化作用下经酯化反应制得，无色、无嗅、
油状粘稠液体。主要用于醋酸纤维滤棒的增塑固化。 
[YC/T195-2005 ，定义 3.1.55] 
 
4 技术要求  
4.1 外观 
烟用三乙酸甘油酯为无色、无嗅、油状液体，不含机械杂质。 
4.2 技术指标 
烟用三乙酸甘油酯的技术指标应符合表 1 规定。 
表 1  烟用三乙酸甘油酯技术指标 
项   目 单位 指标 
% ≥99.0 三乙酸甘油酯含量 
% ≤0.010 酸度(以乙酸计) 
% ≤0.050 水分 
色度/ Hazen单位 Pt-Co色号 ≤15 
g/cm31.154～ 1.164 密度（ρ 20） 
折光指数（ ） 20
Dn — 1.430～ 1.435 
砷（As） µg/g ≤1.0 
铅（Pb） µg/g ≤5.0 YC/TXXXX-2007 
 5 5 抽样  
5.1 抽样工具 
5.1.1 抽样工具包括搅拌器、取样器和样品容器等。 
5.1.2 样品容器应清洁干燥，对三乙酸甘油酯无任何影响，且不受三乙酸甘油酯腐蚀。建议使用聚四氟
乙烯容器或玻璃容器盛放样品。 
5.2 抽样要求  
5.2.1 以同一生产批的三乙酸甘油酯为一个检验批。 
5.2.2 以 500 mL三乙酸甘油酯为一个取样单位。 实验室样品由三个取样单位组成， 一份作为测试样品，
另外两份作为复检样品备用。 
5.2.3 桶装产品 
从检验批中随机抽取3桶三乙酸甘油酯作为检验样品，每桶各抽取1个取样单位作为实验室样品。 
5.2.4 罐装产品 
从检验批中随机抽取 3个取样单位作为实验室样品。 
5.2.5 取样后立即将样品容器密封，待测。 
6 测试方法 
6.1 外观 
采用目测、鼻嗅。 
6.2 三乙酸甘油酯含量 
6.2.1 原理 
将样品注入气相色谱仪，气化后经毛细管色谱柱分离，流出物用氢火焰离子化检测器检测，用面
积归一化法定量。 
6.2.2 试剂 
6.2.2.1 载气： 99.999%以上纯度的氮气或氦气； 
6.2.2.2 辅助气体：空气和高纯氢气；  
6.2.2.3 无水乙醇：纯度 99.7%以上。 
6.2.3 试样制备 
准确移取 0.5 mL三乙酸甘油酯样品于 50 mL容量瓶中，以无水乙醇（6.2.2.3）定容，制取两个平
行试样。 
6.2.4 仪器设备 
6.2.4.1 气相色谱仪：配置分流/不分流进样口和氢火焰离子化检测器。 
6.2.4.2 色谱柱 
熔融石英毛细管柱，长 30 m，内径 0.32 mm，固定相为 5%苯基甲基聚硅氧烷，膜厚 1.0 μm。  
6.2.5 操作条件 
操作条件见表 2。三乙酸甘油酯样品的典型色谱图参见附录 A。  
表 2  操作条件 
进样口温度 250 ℃ 
程序升温 130 ℃保持 2 min，以 10 ℃/min的速率升至 250 ℃，保持 5 min 
检测器温度 280 ℃ 
柱流量 1.5 mL/min  
分流比 30:1 
进样量 1.0 μL YC/TXXXX-2007 
 6 6.2.6 分析步骤 
6.2.6.1 按表 2 所示的操作条件调节仪器。 
6.2.6.2 以无水乙醇（6.2.2.3）做空白试验，确认检测系统的有效性。 
6.2.6.3 对试样（6.2.3）进行测定，用面积归一化法定量。 
6.2.7 结果计算和表述 
三乙酸甘油酯的含量按式（1 ）计算： 
 
W=100ٛ×
AiA
n
i=1ٛ∑……………………………………………………(1)  
 
 
式中： 
W——三乙酸甘油酯的含量，单位为质量百分比（%） ； 
A——三乙酸甘油酯的峰面积； 
∑A i——各组分的峰面积之和（乙醇峰不计） 。 
取两次平行测定值的算术平均值为测试结果，保留小数点后 1 位。两次测定值之差不应大于 0.2%。  
6.3 酸度 
6.3.1 试剂 
6.3.1.1 按GB/T 603 配制酚酞指示剂：10 g/L； 
6.3.1.2 按GB/T 601 配制氢氧化钠标准滴定溶液：0.02 mol/L。 
6.3.2 测试步骤 
取 50 mL 无水乙醇（6.2.2.3）于250 mL三角烧瓶中，加 3 滴酚酞指示剂（6.3.1.1） ，摇匀，用氢
氧化钠标准滴定溶液（6.3.1.2） （10 mL碱式滴定管）滴至刚显粉红色，读数为V 1，然后加 40 g样品（精
确至 0.0001 g）于三角烧瓶中，摇匀，以氢氧化钠标准滴定溶液（6.3.1.2）滴至粉红色，保持 10 s
不褪色即为终点,读数为V 2。每个样品平行测定两次。 
6.3.3 结果计算和表述 
三乙酸甘油酯的酸度按式（2）计算： 
 
21( ) 60.051001000VV CXm−× ×=××……………………………………（2 ） 
式中： 
X——三乙酸甘油酯的酸度，单位为质量百分比（％） ； 
V1——滴定三乙酸甘油酯前滴定管的读数，单位为毫升（ mL） ； 
V2——滴定三乙酸甘油酯后滴定管的读数，单位为毫升（ mL） ； 
C——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（ mol/L） ； 
m——样品质量，单位为克（g ） ； 
60.05——乙酸的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol） 。 
取两次平行测定值的算术平均值为测试结果， 保留小数点后3位。 两次测定值之差不应大于0.001%。  
6.4 水分 
按 GB/T 6283 卡尔费休法的规定进行，每个样品平行测定两次。 
取两次平行测定值的算术平均值为测试结果， 保留小数点后3位。 两次测定值之差不应大于0.003%。  
6.5 色度 
按 GB/T 3143 的规定进行测试。 
6.6 密度 YC/TXXXX-2007 
 7 按 GB/T 4472 的规定（韦氏天平法）进行测试。 
6.7 折光指数 
按 GB/T 6488 的规定进行测试。 
6.8 砷 
按 GB/T 5009.76 的规定进行测试。 
6.9 铅 
按 GB/T 5009.75 的规定进行测试。 
 
7 检验规则 
7.1 检验分类 
产品检验分交收检验、型式检验和监督检验。 
7.2 交收检验 
交收检验项目由供需双方协商确定。 
7.3 型式检验 
型式检验项目为 4.1 和4.2 的内容。有下列情况之一，应进行型式检验： 
——新产品批量投产前； 
——产品原料发生重大变化，可能影响产品性能时； 
——产品正常生产，每满一年时； 
——产品长期停产后，恢复生产时； 
——国家或行业质量监督机构提出型式检验要求时； 
——合同规定时。 
7.4 监督检验 
    监督检验项目由国家或行业质量监督机构确定。  
7.5 判定复检规则 
7.5.1 单项判定 ：若某项测试结果符合表 1 规定时，则判该项指标合格。 
7.5.2 复检规则： 若某项测试结果不符合表 1规定时，应对不合格项进行复检，复检样品从备份样品中
抽取。若复检结果仍不合格，则判该项指标不合格。若复检结果合格，应进行二次复检，复检合格，则
判该项指标合格。 
7.5.3 批质量判定  
7.5.3.1 若三乙酸甘油酯含量、酸度、砷、铅指标中有一项或一项以上指标不合格，则判该批产品不合格。 
7.5.3.2 若三乙酸甘油酯外观、水分、色度、折光指数、密度指标中有二项或二项以上指标不合格，则判该批产品不合格。 
8 包装、标志、运输和贮存  
8.1 包装、标志 
8.1.1 三乙酸甘油酯包装容器上应有牢固清晰的标志，其内容包括产品名称、生产企业名称、地址、注册商标、批号或生产日期、毛重、净重、执行标准编号以及可追踪的标记等内容。每批产品出厂时应有质量合格证明。 
8.1.2 三乙酸甘油酯应使用坚固、 密封、 清洁、 干燥的钢桶包装， 每桶净重误差不应大于标称净重的0.5%。  
8.1.3 特殊包装的三乙酸甘油酯，由供需双方协商确定。 
8.2 运输、贮存 
三乙酸甘油酯产品运输时应小心轻放，不应敲击、倒置，应贮存在阴凉、干燥、通风和防火的仓库
内。三乙酸甘油酯产品保质期为自生产之日起12 个月。 
 YC/TXXXX-2007 
 8  
附 录 A 
（资料性附录） 
三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图 
 
A．1 三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图 
三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图见图 A. 1。 
 
 
 
 
 
图A.1    三乙酸甘油酯样品典型气相色谱图 
1.一乙酸甘油酯+二乙酸甘油酯；2.三乙酸甘油酯；3.二乙酸单丙酸甘油酯；4.二乙酸高级脂肪酸甘油酯。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YC/TXXXX-2007 
 9  
附 录 B 
（资料性附录） 
三乙酸甘油酯安全特性 
 
B.1 理化性质 
三乙酸甘油酯为可燃液体，沸点 258 ℃，闪点 138 ℃（闭杯） ，自燃温度 433 ℃。三乙酸甘油酯
与氧化剂发生反应，有燃烧危险；遇明火、高热会引起燃烧；不充分燃烧时发生分解，生成有害气体。  
B.2 不良反应 
吸入：无不良影响。误服：大剂量可能引起肠胃不适。眼接触：可引起轻微刺激。皮肤接触：无不
良影响。 
B.3 应急措施 
大剂量吸入：移至通风处通风，如出现呼吸困难，应立即就医。误服：应大量喝水并就医。眼接触：
翻开眼睑，用水冲洗至少 15 min。皮肤接触：用肥皂水或水冲洗。 
 
 
 
 
 
 
 
 
————————————