(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -030-ENER -2011, Eficacia luminosa de lámparas de diodos 
emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Energía. - 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. - Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE).  
PROYECTO DE NORMA OFIC IAL MEXICANA PROY -NOM -030-ENER -2011, EFICACIA LUMINOSA DE LAMPARAS DE  
DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) INTEGRADAS PARA ILUMINACION GENERAL. LIMITES Y ME TODOS  DE PRUEBA.  
EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 , 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio 
de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 
45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 3 4 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracc ión VI inciso c), 33, 34 fraccio nes XIX, XX, XXII, XXIII y XXV  
y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide el siguiente:  
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PRO Y-NOM -030-ENER -2011, Eficacia luminosa de lámparas  de 
diodos emisores de luz ( LED) integradas para iluminaci ón general. Límites  y métodos  de prueba . 
De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 
párraf o primero de su Reglamento, se expide el PROY -NOM -030-ENER -2011 para consulta pública, a efecto 
de que dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, los 
interesados presenten sus comentarios a la Conuee, sita e n Río Lerma 302, 5o. piso, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F., correo electrónico: fernando.hernandez@conuee.gob.mx y 
leonel.diaz@conuee.gob.mx; a fin de que en términos de la Ley, se consideren en el seno del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE).  
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio relaci onada con el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY -NOM -030-ENER -2011, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz ( LED) 
integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba, estará a disposición del público para su 
consulta en el domicilio señalado.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 12 de enero de 2012. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA ANTEPROY -NOM -030-ENER -2011, EFICACIA LUMINOSA 
DE L AMPARAS DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) INTEGRADAS PARA ILUMINACI ON GENERAL. 
LIMITES Y M ETODOS DE PRUEBA  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se elaboró en el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los 
siguientes organismos, in stituciones y empresas:  
● Asociación de Normalización y Certificación, A.C.  
● Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas  
● Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información  
● Centro Nacional de Metrología  
● Electro mag, S.A. de C.V.  
● Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica  
● GE Commercial Materials, S. de R.L. de C.V.  
● Grupo Dipralight S.A. de C.V.  
● Laboratorio de Alumbrado Público del Gobierno del Distrito Federal  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
● Normalización y Certificación E lectrónica A.C.  
● Osram, S.A. de C.V.  
● Philips Mexicana, S.A. de C.V.  
● Procuraduría Federal del Consumidor  
● SLI Lighting S.A. de C.V.  
CONTENIDO  
1. Objetivo.  
2. Campo de aplicación.  
2.1. Excepciones.  
3. Referencias.  
4. Definiciones.  
5. Clasificación.  
5.1. Por su flujo luminoso total  
5.2. Por su distribución espacial de luz  
6. Especificaciones.  
6.1. Especificaciones para lámparas de LED integradas omnidireccionales.  
6.2. Especificaciones para lámparas de LED integradas direccionales.  
6.3. Compatibilidad el ectromagnética  
7. Muestreo.  
8. Métodos de prueba.  
8.1. Eficacia luminosa.  
8.2. Variación del flujo luminoso total nominal.  
8.3. Temperatura de color correlacionada (TCC).  
8.4. Flujo luminoso total mínimo mantenido y temperatura de color correlacionada mant enida.  
8.5. Indice de rendimiento de color (IRC).  
8.6. Factor de potencia (FP).  
8.7. Ciclo de choque térmico.  
8.8. Ciclo de conmutación.  
8.9. Sobretensiones transitorias . 
8.10.  Distorsión armónica total . 
9. Criterio de aceptación.  
9.1. Certificación  
10. Marcado.  
11. Vigilancia.  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad.  
13. Sanciones.   
14. Bibliografía.  
15. Concordancia con normas internacionales.  
16. Transitorios.  
Apéndices normativos  
A. Mediciones eléctricas, fotométricas y radiométricas para  lámparas de LED integradas.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
B. Medición del mantenimiento del flujo luminoso total y de la temperatura de color correlacionada para las 
lámparas de LED integradas.  
C. Prueba de resistencia al choque térmico y a la conmutación.  
D. Prueba de resistencia a l as sobretensiones transitorias.  
Apéndices informativos  
E. Representación de la lámpara omnidireccional y direccional con base arriba.  
F. Tipos de bulbos.  
G. Recomendaciones para la medición con esfera integradora.  
1. Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial  Mexicana establece las especificaciones para las lámparas de LED 
integradas para iluminación general, así como los métodos de prueba aplicables para comprobar las mismas. 
Asimismo, establece el tipo de información de características técnicas esenciales ac ordes con el uso 
destinado, que deben llevar los productos objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana que se 
comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende la necesidad de 
que dichos productos propicien  el uso eficiente y el ahorro de energía.  
2. Campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana aplica a todas las lámparas de LED integradas 
omnidireccionales y direccionales, que se destinan para iluminación general, en tensiones eléctricas de 
alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 50 Hz o 60 Hz, que se fabriquen o importen para ser comercializadas 
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  
2.1  Excepciones.  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no aplica a los productos que se estab lecen en otra Norma 
Oficial Mexicana en materia de eficiencia energética, así como a los luminarios de LED y a los módulos  de 
LED,  
3. Referencias  
Para la correcta aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana deben consultarse y aplicarse las 
siguientes normas vigentes:  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema general de unidades de medida.  
NOM -024-SCFI -1998  Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.  
NMX -J-610/3 -2-ANCE -2010  Compatibi lidad elec tromagnética (EMC) parte 3 -2: límites -límites para las 
emisiones de corriente armónica de  aparatos con corriente de entrada  16 
A por fase.  
4. Definiciones  
Para efectos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes defini ciones.  
Nota:  Los términos que no se incluyen en este Proyecto de Norma se definen en las normas de referencia, 
que se incluyen en el capítulo 3 o tienen su acepción dentro del contexto en el que se utilizan.  
Bulbo: envolvente externo de vidrio o de otro m aterial transparente o translúcido que guarda los 
componentes esenciales de una lámpara eléctrica.  
Diodo emisor de luz (LED):  dispositivo de estado sólido que incorpora una unión p -n, emitiendo radiación 
óptica cuando se excita por una corriente eléctrica.  
Eficacia luminosa:  relación del flujo luminoso total emitido por la(s) fuente(s) entre la potencia total 
consumida por el sistema, expresada en lumen por watt (lm/W).  
Factor de potencia (FP):  relación entre la potencia eléctrica activa (P) y la potencia e léctrica aparente (S), 
en un circuito de corriente alterna.  
Flujo luminoso total:  energía radiante en forma de luz visible al ojo humano, emitida por una fuente 
luminosa en la unidad de tiempo (segundo); su unidad de medida es el lumen (lm).  
Flujo luminoso  total final:  flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, medido al término de un 
periodo de prueba, en condiciones específicas.  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Flujo luminoso total inicial:  flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, medido al inicio de su vida, 
después de  un periodo de estabilización.  
Flujo luminoso total nominal:  flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, en su posición ideal, que 
declara el fabricante.  
Flujo luminoso total mantenido:  relación del flujo luminoso después de un tiempo de uso determi nado 
de la lámpara de LED, en condiciones de operación específicas , dividido por el flujo luminoso inicial de la 
lámpara, comúnmente expresado como porcentaje.  
Indice de rendimiento de color (IRC):  medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente lumino sa para 
reproducir fielmente los colores de diversos objetos, comparándolo con una fuente de luz ideal.  
Lámpara de LED integrada:  unidad que no puede ser desmantelada, sin causar un daño permanente, 
cuenta con una base para conectarse directamente a la red  eléctrica, incorpora una fuente de luz LED y 
cualquier elemento adicional, necesario para la operación estable de la fuente de luz.  
Lámpara de LED integrada direccional:  lámpara que emite por lo menos el 80% de su salida de luz 
dentro de un ángulo sólido (que corresponde a un cono con un ángulo de 120º). Véase Apéndice E.  
Lámpara de LED integrada omnidireccional:  lámpara que emite luz en todas direcciones. Véase 
Apéndice E.  
Luminario de LED:  sistema completo de iluminación, que cuenta con una fuente de luz  a base de 
tecnología LED, controlador, disipador de calor y un control óptico para distribuir la luz.  
Módulo  de LED:  fuente de luz que cuenta con uno o más LEDs, puede contener elementos adicionales 
como son ópticos, mecánicos, eléctricos y electrónicos, excluyendo el controlador.  
Temperatura de color correlacionada (TCC):  expresa la apariencia cromática de una fuente de luz por 
comparación con la apariencia cromática de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta 
determinada, su unidad d e medida es el kelvin (K).  
5. Clasificación  
5.1. Por su flujo luminoso total  
5.2. Por su distribución espacial de luz  
● Omnidireccional  
● Direccional  
6. Especificaciones  
6.1. Especificaciones para lámparas de LED integradas omnidireccionales  
6.1.1.  Eficacia luminosa mínima  
Las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo A, BT, P, PS y T deben cumplir 
con la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 1 (Véase apéndice F).  
Las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo BA, C, CA, F y G deben cumplir 
con la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 2. (Véase apéndice F).  
Las lámparas de LED integradas que no declaren la forma de bulbo de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo 10, deben cumplir con la eficacia luminosa mínima establecida en la Tabla 1.  
Tabla 1. Eficacia luminosa mínima para lámparas de LED integradas omnidi reccionales  con forma de 
bulbo A, BT, P, PS y T  
Intervalo de flujo luminoso total nominal  (lm) Eficacia luminosa mínima (lm/W)  
Menor o igual que 325  50,00  
Mayor que 325 y menor o igual que 450  50,00  
Mayor que 450 y menor o igual que 800  55,00  
Mayor que  800 y menor o igual que 1 100  55,00  
Mayor que 1 100 y menor o igual que 1 600  60,00  
Mayor que 1 600  60,00       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Tabla 2. Eficacia luminosa mínima de las lámparas de L ED integradas omnidireccionales  con forma de 
bulbo BA, C, CA, F y G  
Intervalo de flujo lumin oso total nominal (lm)  Eficacia luminosa mínima (lm/W)  
Menor o igual que 150  
40 Mayor que 150 y menor o igual que 300  
Mayor que 300  
 
6.1.2. Variación del flujo luminoso total nominal  
El flujo luminoso total inicial medido de todas las lámparas de LED  integradas omnidireccion ales no debe 
de ser menor al 90 % del valor nominal marcado en el producto.  
6.1.3.  Temperatura de color correlacionada (TCC)  
Todas las lámparas de LED integradas omnidireccionales deberán cumplir con la TCC indicada en la 
Tabla 3.  
Tabla 3. Temperatura de color correlacionada  
TCC nominal (K)  Tolerancia de la TCC (K)  
2 700  Mayor o igual que 2 580 y menor que 2 870  
3 000  Mayor o igual que 2 870 y menor que 3 220  
3 500  Mayor o igual que 3 220 y menor que 3 710  
4 000  Mayor o igual qu e 3 710 y menor que 4 260  
5 000  Mayor o igual que 4 745 y menor que 5 311  
6 500  Mayor o igual que 6 200 y menor que 7 040  
 
6.1.4.  Flujo luminoso total mínimo mantenido y temperatura de color correlacionada mantenida  
Todas las lámparas de LED integradas omnidireccionales deben cumplir con el flujo luminoso total mínimo 
mantenido establecido en la Tabla 4 y con la temperatura de color correlacionada establecida en la Tabla 3, 
respecto al flujo luminoso total y temperatura de color correlacionada iniciales,  y los medidos  después de un 
periodo de prueba equivalente al 25% de la vida útil declarada de la lámpara, con una duración máxima  de 6 
000 h.  
Tabla 4. Flujo luminoso total mínimo mantenido para  las lámparas de LED integradas 
omnidireccionales  
Vida útil no minal (h)  Flujo luminoso total mínimo mantenido (%)  
Menor que 15 000  83,2 
Mayor o igual a 15 000 y menor que 20 000  86,7 
Mayor o igual que 20 000 y menor que 25 000  89,9 
 Mayor o igual que 25 000 y menor que 30 000  91,8 
Mayor o igual que 30 000 y men or que 35 000  93,1 
Mayor o igual que 35 000 y menor que 40 000  94,1 
Mayor o igual que 40 000 y menor que 45 000  94,8 
Mayor o igual que 45 000 y menor que 50 000  95,4 
Mayor o igual que 50 000  95,8 Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
6.1.5. Prueba de resistencia al choque térmico y a la c onmutación.  
Puesto que una lámpara LED integrada omnidireccional es una unidad, la cual no puede desmantelarse 
sin causar daño permanente, debe probarse como una unidad completa.  
Todas las lámparas LED integradas omnidireccionales deben someterse a una pru eba de ciclos de choque 
térmico, así como a una prueba de conmutación, como se establece en el Apéndice C, después de realizar 
ambas pruebas la lámpara debe de operar y permanecer encendida 15 min . 
6.1.6.  Indice de rendimiento de color (IRC)  
Todas las lámp aras de LED integradas omnidireccionales deberán tener un IRC mínimo de 77.  
6.1.7.  Factor de potencia (FP)  
Para todas las lámparas de LED integradas omnidireccionales con potencias eléctricas inferiores o iguales 
a 5 W, no es necesario especificar el FP. E n caso de que en el producto o en el empaque se establezca el FP, 
éste debe ser igual o mayor que lo marcado en el mismo, calculándose de acuerdo con lo descrito en 8.6.  
Para todas las lámparas de LED omnidireccionales con potencias eléctricas superiores a  5 W, el FP 
deberá ser mayor o igual a 0,7.  
6.2. Especificaciones para lámparas de LED integradas direccionales.  
6.2.1.  Eficacia luminosa mínima.  
Las lámparas de LED integradas direccionales con forma de bulbo BR, ER, MR, PAR y R deben cumplir 
con la efica cia luminosa mínima establecida en la Tabla 5 (Véase Apéndice F).  
Tabla 5. Eficacia luminosa mínima de las lámparas de LED integradas direccionales  con forma de 
bulbo BR, ER, MR, PAR y R  
Diámetro (cm)  Eficacia luminosa mínima (lm/W)  
Menor o igual que 6,35  40 
Mayor que 6,35  45 
 
6.2.2. Variación del flujo luminoso total nominal  
El flujo luminoso total inicial medido de todas las lámparas de LED integradas direcciona les, no debe de 
ser menor al 90 % del valor nominal marcado en el producto.  
6.2.3.  Temperatur a de color correlacionada (TCC)  
Todas las lámparas de LED integradas direccionales deberán cumplir con la TCC indicada en la Tabla 6.  
Tabla 6. Temperatura de color correlacionada  
TCC nominal (K)  Tolerancia de la TCC (K)  
2 700  Mayor o igual que 2 580 y men or que 2 870  
3 000  Mayor o igual que 2 870 y menor que 3 220  
3 500  Mayor o igual que 3 220 y menor que 3 710  
4 000  Mayor o igual que 3 710 y menor que 4 260  
5 000  Mayor o igual que 4 745 y menor que 5 311  
6 500  Mayor o igual que 6 200 y menor que 7 0 40 
 
6.2.4.  Flujo luminoso total mínimo mantenido y temperatura de color correlacionada mantenida  
Todas las lámparas de LED integradas direccionales deben cumplir con el flujo luminoso total mínimo 
mantenido establecido en la Tabla 7 y con la temperatura d e color correlacionada establecida en la Tabla 6, 
respecto al flujo luminoso total y temperatura de color correlacionada iniciales, y los medidos después de un 
periodo de prueba equivalente al 25% de la vida útil declarada de la lámpara, con una duración m áxima de  6 
000 h.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Tabla 7. Flujo luminoso total mínimo mantenido para las lámparas de LED integradas direccionales  
Vida útil nominal (h)  Flujo luminoso total mínimo mantenido  (%) 
Menor que 15 000  83,2 
Mayor o igual a 15 000 y menor que 20 000  86,7 
Mayo r o igual que 20 000 y menor que 25 000  89,9 
 Mayor o igual que 25 000 y menor que 30 000  91,8 
Mayor o igual que 30 000 y menor que 35 000  93,1 
Mayor o igual que 35 000 y menor que 40 000  94,1 
Mayor o igual que 40 000 y menor que 45 000  94,8 
Mayor o i gual que 45 000 y menor que 50 000  95,4 
Mayor o igual que 50 000  95,8 
 
6.2.5. Prueba de resistencia al choque térmico y a la conmutación  
Puesto que una lámpara LED integrada direccional es una unidad, la cual no puede desmantelarse sin 
causar daño perman ente, debe probarse como una unidad completa.  
Todas las lámparas LED integradas direccionales deben someterse a una prueba de ciclos de choque 
térmico, así como a una prueba de conmutación, como se establece en el Apéndice C, después de realizar 
ambas prue bas la lámpara de LED integrada debe de operar y permanecer encendida 15 min . 
6.2.6.  Indice de rendimiento de color (IRC)  
Todas las lámparas de LED integradas direccionales, deberán tener un IRC mínimo de 77.  
6.2.7.  Factor de potencia (FP)  
Para todas las l ámparas de LED integradas direccionales con potencias eléctricas inferiores o iguales a 5 
W, no es necesario especificar el FP. En caso de que en el producto o en el empaque se establezca el FP, 
éste debe ser igual o mayor que lo marcado en el mismo, calcu lándose de acuerdo con lo descrito en 8.6.  
Para todas las lámparas de LED integradas direccionales con potencias eléctricas superiores a 5 W, el FP 
deberá ser mayor o igual a 0,7.  
6.3. Compatibilidad electromagnética  
Todas las lámparas de LED integradas (o mnidireccionales, direccionales y las no definidas) deben cumplir 
con lo siguiente:  
6.3.1.  Sobretensiones transitorias  
Todas las  lámparas de LED integradas deben soportar la aplicación de 7 transitorios con una forma de 
onda de anillo ( ring wave ) de 100 kH z, a un nivel de 2,5 kV, tanto en el modo común y en el modo diferencial, 
como se describe en el Apéndice D, al término de la prueba la lámpara de LED integrada debe de operar y 
permanecer encendida 15 min.  
6.3.2 . Distorsión armónica total  
En caso de que e n el producto o en el empaque se establezca la distorsión armónica total en corriente, 
éste debe ser igual o mayor que lo marcado en el mismo, midiéndose de acuerdo con lo descrito en 8.10.  
7. Muestreo  
Estará sujeto a lo dispuesto en el Capítulo 12 del pre sente Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
8. Métodos de prueba  
8.1. Eficacia luminosa.  
Para determinar la eficacia luminosa de las lámparas de LED integradas establecidas en 6.1.1., 6.2.1., se 
debe aplicar la siguiente ecuación:  
 
La potencia eléctrica cons umida y el flujo luminoso total inicial, se deben determinar de acuerdo con el 
método de prueba establecido en el Apéndice A.  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
8.2. Variación del flujo luminoso total nominal.  
Para determinar variación del flujo luminoso total nominal de las lámparas de LED  integradas establecida 
en 6.1.2., 6.2.2., se debe aplicar la siguiente ecuación:  
 
Donde:  
ΔΦ n es la variación del flujo luminoso total nominal  
Φi es el flujo luminoso total inicial de la lámpara  
Φn es el flujo luminoso total nominal marcado en el producto  
Para el flujo luminoso total inicial se debe utilizar el método de prueba establecido en e l Apéndice A.  
8.3. Temperatura de color correlacionada (TCC).  
La temperatura de color correlacionada de las lámparas de LED integradas establecidas en 6.1.3., 6.2.3., 
se debe determinar con el método de prueba establecido en el Apéndice A.  
8.4. Mantenimien to del flujo luminoso total y de temperatura de color correlacionada.  
Para determinar el mantenimiento del flujo luminoso total de las lámparas de LED integradas establecido 
en 6.1.4., 6.2.4., se debe aplicar la siguiente ecuación:  
 
Donde:  
MΦ es el Mantenimiento del flujo luminoso total  
Φi es el flujo luminoso total inicial  
Φf es el flujo luminoso total final.  
Para el flujo luminoso total inicial se debe utilizar el método de prueba establecido en el Apéndice A, para 
el flujo luminoso total f inal se debe de utilizar el método de prueba establecido en el Apéndice B.  
Para determinar el mantenimiento de la temperatura de color correlacionada de las lámparas de LED 
integradas (6.1.4., 6.2.4.), se debe utilizar el método de prueba establecido en el  Apéndice B.  
8.5. Indice de rendimiento de color (IRC).  
Para determinar el índice de rendimiento de color de las lámparas de LED integradas establecido en 
6.1.6., 6.2.6., se debe determinar con el método de prueba establecido en el Apéndice A.  
8.6. Factor de potencia (FP).  
Para determinar el factor de potencia (FP) de las lámparas de LED integradas (incisos 6.1.7., 6.2.7.), se 
debe aplicar la siguiente ecuación:  
 
Donde:  
FP es el factor de potencia;  
P es la potencia eléctrica de entrada, expresada en watts [W]; 
V es la tensión eléctrica de entrada, expresada en volts [V]; y  
I es la intensidad de corriente eléctrica de entrada, expresada en amperes [A].  
La potencia eléctrica, tensión eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica se miden a la entrada del 
espécimen de prueba, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice A.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
8.7. Ciclo de choque térmico.  
Para determinar si las lámparas de LED integradas soportan la prueba de choque térmico (incisos 6.1.5., 
6.2.5.), se debe utilizar el método de prueba establecid o en el Apéndice C.  
8.8. Ciclo de conmutación.  
Para determinar si las lámparas de LED integradas resisten la prueba de conmutación (incisos 6.1.5. y 
6.2.5.), se debe de utilizar el método de prueba establecido en el Apéndice C.  
8.9. Sobretensiones transito rias. 
Para determinar si las lámparas de LED integradas soportan la prueba de sobretensiones transitorias del 
inciso 6.3.1, se debe utilizar el método de prueba establecido en el Apéndice D . 
8.10.  Distorsión armónica total.  
Para determinar si las lámparas de LED integradas cumplen con la distorsión armónica total corriente del 
inciso 6.3.2, se debe utilizar el método de prueba establecido en la NMX -J-610-3-2-ANCE -2010  o la que  la 
sustituya.  
9. Criterio de aceptación  
9.1. Certificación  
Las lámparas de LED in tegradas cumplen este Proyecto de Norma, si el resultado de las pruebas de 
laboratorio descritas en el Capítulo 8, cumplen con las especificaciones aplicables del Capítulo 6, de acuerdo 
a cada tipo de distribución de luz y para cada una de las piezas que i ntegran la muestra.  
10. Marcado  
10.1.  En el cuerpo del producto  
10.1.1 . Las lámparas de LED integradas contenidas en este Proyecto Norma Oficial Mexicana deben 
marcarse en el cuerpo del producto de manera legible e indeleble con los datos que se listan a c ontinuación, 
así como las unidades conforme a la NOM -008-SCFI -2002 (véase 3 -Referencias):  
a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador;  
b) Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica , factor de 
potencia e intensidad de corriente eléctrica; y  
c) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación.  
Lo indeleble se verifica por inspección, frotando el marcado manualmente durante 15 s con un paño 
empapado en agua, si despu és de este tiempo la información es legible se determina cumplimiento de  la 
verificación.  
Excepción No. 1: Puede omitirse la frecuencia si el controlador es un circuito electrónico que funciona 
independientemente de la frecuencia de entrada dentro de un in tervalo de 50 Hz a 60 Hz.  
Excepción No. 2: Si el producto se marca con la potencia eléctrica de entrada y el factor de potencia es 0,9 
o mayor, puede omitirse la intensidad de corriente eléctrica.  
Excepción No. 3: Puede abreviarse la fecha de fabricación o  utilizar un código designado por el fabricante.  
10.1.2.  Una lámpara de LED integrada que no se destina para utilizarse en un circuito de atenuación debe 
marcarse como "No usar con atenuadores de luz".  
10.1.3.  Una lámpara de LED integrada puede marcarse co mo "alto factor de potencia " o "hpf" si el factor 
de potencia que se calcula es 0,9 o mayor, de acuerdo a lo establecido en 8.6.  
10.2. En el empaque  
10.2.1.  Los empaques de las lámparas de LED integradas cubiertas en este Proyecto de Norma deben 
contener de manera legible e indeleble lo siguiente:  
a) La representación gráfica o el nombre del producto, cuando éste no sea visible o identificable a simple 
vista por el consumidor,  
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o imp ortador,  
c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u 
otros análogos)  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
d) Datos eléctricos nominales de tensión eléctrica de entrada, intensidad de corriente eléctrica,  factor de 
potencia, frecu encia y potencia eléctrica,  
e) Tipo de distribución espacial de luz (ver Apéndice E) y tipo de bulbo (ver Apéndice F).  
f) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor.  
10.2.2.  Cualquier otra restricción debe establecerse en el empaque.  
10.2.3. Una lámpara de LED integrada puede marcarse con distorsión armónica total en corriente si 
cumple con 6.3.2. Una lámpara de LED integrada puede marcarse como "baja distorsión armónica en 
corriente" o "THDi ≤ 30%" si la distorsión armónica que se mide es menor al 30%.  
10.3.  El producto objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, al tener indicados los datos en el 
empaque y en la cubierta, no requiere de instructivos adicionales  
10.4.  Garantía del produ cto 
Todas las lámparas de LED integradas deben presentar una garantía mínima que cubra la reposición del 
producto por tres años, contados a partir de la fecha de venta y en términos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la NOM -024 SCFI -1998.  La garantía podrá ser incluida en el empaque del producto o dentro  del 
mismo.  
11. Vigilancia  
La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autoridades que estarán a cargo de vigilar el cumplimiento cuando el Proyecto se 
publique como Norma Oficial Mexicana.  
El cumplimiento de este Proyecto cuando se publique como Norma Oficial Mexicana, no ex ime ninguna 
responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras Normas Oficiales Mexicanas y 
reglamentos existentes aplicables a instalaciones destinadas al suministro y uso de energía eléctrica.  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
12.1.  Objetivo  
Este Procedimiento para la E valuación de la Conformidad (PEC), establece los lineamientos a seguir por 
los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad 
competente.  
12.2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario  consultar los siguientes documentos vigentes:  
● Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
● Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
12.3.  Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se entenderá por:  
12.3.1.  Autori dades competentes: la Secretaría de Energía (SENER ), la Comisión Nacional para el  Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) conforme a  sus 
atribuciones.  
12.3.2.  Certificado de la conformidad del producto: Docum ento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados  cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM. Para el caso de un certificado expedido con una vigencia  en 
tiempo, el organismo de certificación de producto debe comprobar que durante la vigencia del certificado el 
producto cumple con lo dispuesto por la Norma, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho 
certificado.  
12.3.3.  Especificaciones técnicas: la información técnica de los productos que describe que éstos cumplen 
con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la NOM.  
12.3.4.  Evaluación de la conformidad: la de terminación del grado de cumplimiento con la NOM.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
12.3.5.  Familia de productos: es un grupo de productos del mismo tipo (omnidireccionales, direccionales) 
en el que las variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño, 
construcción, componentes y ensamble que aseguran el cumplimiento con la NOM, además deben fabricarse 
en la misma planta productiva y pertenecer a los intervalos de flujo luminoso o intervalo de diámetro y eficacia, 
establecidos en las Tablas 9,  10 y 11.  
12.3.6.  Informe de certificación del sistema de calidad: El que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla procedimie ntos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
12.3.7.  Informe de pruebas: el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a  
los productos.  
12.3.8.  Laboratorio de pruebas: el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
12.3.9.  Organismo de certificación para producto: la persona moral a creditada y aprobada conforme a la 
LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos  en la 
NOM.  
12.3.10.  Organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad: la persona moral 
acredi tada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de 
certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad.  
12.3.11.  Producto: las Lámparas de LED integradas, referidas en el campo de aplicación de la NOM.  
12.3. 12. Renovación del certificado de cumplimiento: la emisión de un nuevo certificado de cumplimiento, 
normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, previo seguimiento al 
cumplimiento con la NOM.  
12.3.13.  Verificación: la c omprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con  la 
NOM, así como el sistema de aseguramiento de la calidad, a los que se les otorgó un certificado de la 
conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM  y del que depende la vigencia 
de dicha certificación.  
12.4.  Disposiciones generales  
12.4.1.  La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de 
certificación de producto, acreditados y aprobados en la NOM, conforme a  lo dispuesto en la LFMN.  
12.4.2.  El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación 
para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su 
propio interé s y el organismo de certificación para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de 
certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proces o  de 
certificación de producto.  
12.4.3.  Una v ez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de 
certificación para producto, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato  de 
prestación de servicios de certificación que celebra con el organ ismo de certificación para producto.  
12.4.4.  El solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio 
una muestra. Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del organismo de certificación para producto, 
a partir de que el interesado haya entregado toda la información requerida, incluyendo los informes de prueba 
respectivos. El organismo de certificación para producto, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, 
renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como el país de origen, modelo, clave, etc.).  
12.4.5.  El presente PEC es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se 
comercialicen en el territorio nacional.  
12.4.6.  La autoridad competente resolverá  controversias en la interpretación de este PEC.  
12.5. Procedimiento  
12.5.1.  Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalida d de certificación 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y para tal efecto, deberá 
presentar la siguiente documentación al organismo de certificación para producto.  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
12.5.1.1.  Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:  
● Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.  
● Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el 
produc to que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido 
en 12.3.5 y 12.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que 
se le entrega bajo protesta de decir v erdad.  
12.5.1.2.  Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la línea de producción:  
● Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.  
● Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea  de 
producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad.  
● Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el 
producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar de acuerdo con lo establecido 
en 12 .3.5 y 12.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que 
se le entrega bajo protesta de decir verdad.  
12.5.2.  Las solicitudes de prueba de los productos, presentadas a los laboratorios de prueba, también, 
deben acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el solicitante 
manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia de producto que se pretende 
certificar.  
12.5.3.  Muestreo  
12.5.3.1.  Para efectos  de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 8 seleccionando, del 
universo de modelos que se tenga por agrupación de familia dentro de la muestra a ser evaluada, los 
especímenes del modelo de menor potencia eléctrica y mayor temperatura de color para las pruebas 
eléctricas, fotométricas y radiométricas iniciales, mantenimiento del flujo luminoso total y temperatura de color 
correlacionada; los especímenes de mayor potencia eléctrica para las pruebas de resistencia al choque 
térmico, a la conmutación y las sobretensiones transitorias.  
Tabla 8. Muestras  
Prueba  Certificación inicial  Verificación  
Piezas a 
evaluar  Segunda 
muestra  Piezas a 
evaluar  Segunda 
muestra  
Eléctricas, fotométricas, radiométricas, 
mantenimiento del flujo luminoso total y 
temperatura de color correlacionada.  3 3 3 0 
Resistencia al choque térmico y a la conmutación  2 1 2 0 
Resistencia a las sobretensiones transitorias  2 1 2 0 
 
12.5.3.2. Para el proceso de certificación, las lámparas de LED integradas se clasifican y agr upan por 
familia, de acuerdo con los siguientes criterios:  
● Ser del mismo tipo (omnidireccionales tipo A, BT, P, PS y T, omnidireccionales tipo BA, C, CA, F y G, 
direccionales tipo BR, ER, MR, PAR y R o no definidas)  
● De la misma marca.  
● Para las lámpar as de LED integradas omnidireccionales tipo A, BT, P, PS y T deben pertenecer a los 
intervalos de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 9.  
● Para las lámparas de LED integradas omnidireccionales tipo BA, C, CA, F y G deben pertenecer  a los 
interva los de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 10  
● Para las lámparas de LED integradas direccionales tipo BR, ER, MR, PAR y R deben pertenecer al 
diámetro de la lámpara, establecidos en la Tabla 11.  
● Para las lámparas de LED integradas que no defi nan el tipo de bulbo deben pertenecer a los 
intervalos de flujo luminoso total, establecidos en la Tabla 9.  
El organismo de certificación para producto debe verificar la declaración de la familia porque es una 
especificación de la Norma.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Tabla 9. Lámparas de LED integradas omnidireccionales tipo A, BT, P, PS y T  
Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm)  
Menor o igual que 325  
Mayor que 325 y menor o igual que 450  
Mayor que 450 y menor o igual que 800  
Mayor que 800 y menor o igual que 1 100  
Mayor qu e 1 100 y menor o igual que 1 600  
Mayor que 1 600  
 
Tabla 10. Lámparas de LED integradas omnidireccionales tipo BA, C, CA, F y G  
Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm)  
Menor o igual que 150  
Mayor que 150 y menor o igual que 300  
Mayor que 300  
 
Tabla 11. Lámparas de LED integradas direccionales tipo BR, ER, MR, PAR y R  
Diámetro (cm)  
Menor o igual que 6,35  
Mayor que 6,35  
 
12.5.4.  Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
12.5.4.1.  Tres años a partir de la fecha de su emisión, p ara los certificados de la conformidad con 
verificación mediante pruebas periódicas al producto.  
12.5.4.2.  Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante el sistema de aseguramiento de la calida d de la línea de producción.  
12.5.5. Verificación  
12.5.5.1.  El organismo de certificación para producto debe realizar la verificación del cumplimiento con la 
NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez durante el periodo de vigencia del certifi cado, tanto 
de manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado.  
12.5.5.1.1.  En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: La verificación se 
debe realizar en una muestra tomada por el organismo de certific ación como se especifica en 12.5.3, en la 
fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año. Las 
muestras deben presentarse al laboratorio de pruebas seleccionado por el interesado . 
12.5.5.1.2.  En la mo dalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
línea de producción: La verificación se debe realizar en una muestra tomada como se especifica en 12.5.3, en 
la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del produ cto en el territorio nacional y la verificación del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con los resultados de la última auditoría 
efectuada por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad acreditad o. La 
verificación se realizará al menos una vez durante la vigencia del certificado.  
12.5.5.2.  La muestra para verificación, debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se 
probaron para la certificación. Para las pruebas de verificació n se debe tomar una muestra por cada cinco 
modelos diferentes, sin considerar la potencia eléctrica ni la temperatura de color correlacionada y se deben 
evaluar las pruebas eléctricas, fotométricas y radiométricas, la resistencia al choque térmico y a la 
conmutación y la de resistencia a las sobretensiones transitorias de la NOM. En el caso de que algún 
espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se puede tomar alguno de los especímenes 
que forman parte de la segunda muestra, la cual cons iste de tres especímenes para evaluar eficacia.  
12.5.5.3.  De los resultados de la verificación correspondiente, el organismo de certificación para producto 
dictaminará la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento del producto.  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
12.6. Diversos  
12.6.1.  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
entidad mexicana de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, pudiéndose consultar 
también en la página de Internet de  la Secretaría de Economía.  
13. Sanciones  
El incumplimiento de este Proyecto cuando sea publicado como Norma Oficial Mexicana, será sancionado 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Metrología y Normalización, la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctric a, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  
14. Bibliografía  
ANSI NEMA ANSLG C78.377 -2008  Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting 
Products  
CALIPER Program   Special Summary Report: Retail Replacement Lamp Testing  
CALIPER  Program   Performance of Incandescent A -Type and Decorative Lamps 
and LED Replacements  
Energy Star  Program Requirements for integral LED lamps -Version 1.1  
IEC/PAS 62612  Self-ballasted LED -lamps for general lighting services -
Performance requirements  
IEC/TM 62504  General lighting –LEDs and LED modules –Terms and 
definitions  
IESNA TM -16-05 Technical Memorandum on Light Emitting Diode (LED) Sources 
and Systems  
IESNA LM -79-08 Approved method: Electrical and photometric measurements of 
solid-state lighting product s 
IESNA LM -80-08 Approved method: for measuring lumen maintenance of LED 
light sourses  
NMX -I-204-NYCE -2009  Electrónica –Componentes -Módulos LED para iluminación 
general -Especificaciones de seguridad  
NMX -J-198-ANCE -2005  Iluminación -Balastros para lámparas fl uorescentes -Métodos de 
prueba.  
NOM -017-ENER/SCFI -2008  Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas 
fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos 
de prueba  
NOM -028-ENER -2008  Eficiencia energética de lámparas para uso general. Lím ites y 
métodos de prueba  
NOM -Z-109 Términos generales y sus definiciones referentes a la 
normalización y actividades conexas.  
15. Concordancia con normas internacionales  
Con relación a la eficiencia energética, al momento de la elaboración de este Proyecto  de Norma, no se 
encontró concordancia con ninguna norma internacional.  
16. Transitorios  
Primero. Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, como NOM definitiva, entrará en vigor 60 días naturales desp ués de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
Segundo.  Los productos, comprendidos en el campo de aplicación de este Proyecto de Norma y 
fabricados o importados antes de la entrada en vigor de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana una vez 
publicada en el Diario Oficial de la Federación podrán ser comercializados en el territorio nacional, dentro de 
los siguientes 90 días naturales.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 12 de enero de 2012. - El Presidente del Comité Consultivo Na cional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Apéndice A  
Normativo  
Mediciones eléctri cas, fotométricas y radiométricas para lámparas de LED integradas  
A.1. Condiciones ambientales  
Las mediciones fotométricas, radiométricas y eléctricas de las lámparas de LED integradas son sensibles 
a los cambios de la temperatura ambiente o al flujo de ai re, debido a las características térmicas del LED.  
Las pruebas deben realizarse en un cuarto libre de corrientes de aire , a una temperatura ambiente de  25 
°C ± 1°C, medida a la misma altura y a no más de 1 m del espécimen de prueba, y una humedad relativ a de 
65% como máximo.  
A.1.1.  Condiciones térmicas para el montaje.  
Los soportes que se utilicen en el montaje del espécimen bajo p rueba en la esfera integradora,  deben ser 
de baja conductividad térmica y también se debe cuidar que dichos soportes usados no c ausen 
perturbaciones al flujo de aire.  
A.2. Fuente de alimentación  
A.2.1.  Forma de onda.  
La distorsión total de armónicas de la tensión de alimentación, no debe de exceder el 3%, de la suma de 
las componentes armónicas considerando hasta la 49.  
A.2.2.  Regu lación de tensión eléctrica.  
La tensión eléctrica  de alimentación en c. a. (tensión RCM) aplicada al espécimen bajo prueba, debe tener 
una regulación de ± 0,2%, bajo carga.  
A.2.3.  Tensiones monofásicas de prueba  
Todas las pruebas deben realizarse con la lá mpara conectada a un circuito de suministro de frecuencia de 
60 Hz y la tensión eléctrica de prueba debe ser la indicada en la Tabla A1.  
Tabla A1. Tensiones monofásicas de prueba  
Tensión eléctrica nominal  Tensión eléctrica de prueba  
(V) 
Menor o igual que 120 V  120±1  
Mayor que 120 V hasta 140 V  127±1  
Mayor que 140 V hasta 220 V  220±2  
Mayor que 220 V hasta 240 V  240±2  
Mayor que 240 V hasta 254 V  254±2  
Mayor que 254 V hasta 277 V  277±2  
 
Si una lámpara de LED integrada está marcada con un intervalo de te nsión eléctrica, se debe considerar 
como tensión eléctrica nominal el valor de la tensión eléctrica menor.  
A.3. Envejecimiento de los productos  
Las lámparas de LED integradas deben de ser probadas sin envejecimiento.  
A.4. Estabilización  
Durante el periodo de estabilización el espécimen debe operar bajo las condiciones establecidas en A.1., 
así como con la posición especificada en A.5., y operarse durante 30 min, o hasta que la potencia eléctrica  en 
watts se estabilice, cualquiera que ocurra primero.  
No se d eben tomar mediciones antes de que el espécimen bajo prueba alcance la estabilización.  
A.5. Posición del espécimen  
El espécimen bajo prueba debe ser instalado en la posición especificada por el fabricante, cuando no  se 
especifica una posición o si existe m ás de una posición, la lámpara debe probarse en la posición en la que  se 
utilice en la aplicación, la estabilización y las mediciones fotométricas, radiométricas y eléctricas, deben 
realizarse con dicha posición.  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
A.6. Instrumentos de medición eléctricos  
El wáttmetro, vóltmetro y ampérmetro deben ser capaces de obtener lecturas del tipo valor eficaz verdadero  y 
deben estar de acuerdo con la forma de onda y la frecuencia de operación del circuito de medición.  
A.6.1. Exactitud.  
La exactitud del vóltmetro y el ampérmetro, debe de ser ≤ 0,5%.  
La exactitud del wáttmetro debe ser ≤ 0,75%  
Los instrumentos de medición antes mencionados se calibran con un nivel de confianza de 95% y un 
factor de cobertura k=2. 
A.6.2.  Circuito de medición.  
La conexión debe de hacerse e ntre la fuente de alimentación y el espécimen de prueba, como se muestra 
en la Figura A.1.  
Figura A.1. Circuito de prueba para Lámparas de LED integradas.  
 
A.7 Las mediciones fotométricas y radiométricas  
Las mediciones de flujo luminoso total, temperatura  de color correlacionada e índice de rendimiento de 
color pueden llevarse a cabo con cualquiera de los siguientes métodos:  
A.7.1 Distribución de la intensidad luminosa  
La distribución de la intensidad luminosa alrededor de la lámpara se determina en un fot ómetro similar al 
empleado para la medición de la intensidad luminosa, pero con los aditamentos necesarios para ver los 
ángulos entre el detector y el eje de la lámpara.  
A.7.2  Mediciones en esfera integradora  
Con este método se tiene la salida de luz total  con una sola medición. Las corrientes de aire deben ser 
mínimas y la temperatura dentro de la esfera no debe estar sujeta a variaciones mayores a las especificadas 
en A.1.  
NOTA: Si el recinto donde se coloca la lámpara es pequeño el calor generado por la lámpara sometida a 
pruebas puede elevar la temperatura dentro de la esfera.  
A menos que los patrones para la sustitución tengan la misma distribución espectral que las lámparas 
sometidas a pruebas, la respuesta completa del fotómetro debe seguir la curva d e eficacia luminosa espectral 
para condiciones fotópicas. En caso contrario deben realizarse las correcciones apropiadas. Cuando las 
lámparas sometidas a pruebas y las lámparas de referencia no son del mismo tamaño físico, se debe 
compensar la diferencia d e auto -absorción.  
Para conocer el tamaño, las características, así como la configuración de la esfera integradora véase el 
Apéndice G.  
A.8. Calibración  
El sistema de medición, debe tener trazabilidad a unidades del sistema internacional de unidades, a trav és 
de patrones nacionales o extranjeros de referencia; calibrando su o sus equipos de referencia.  
A.9. Procedimiento  
Tómese, lo más rápidamente posible entre ellas, las lecturas de intensidad de corriente eléctrica, tensión 
eléctrica y potencia eléctrica e n los instrumentos correspondientes, también determínese el flujo luminoso 
total, temperatura de color correlacionada e índice de rendimiento de color, considerando las correcciones 
respectivas.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Se deberán considerar las fuentes de error que resulten más s ignificativas; por ejemplo:  
● Espectrales (diferencias entre espectros de emisión de la lámpara patrón y bajo prueba, reproducción 
de la curva de respuesta fotométrica del fotodetector, auto -absorción de las lámparas, la reflectancia 
de la esfera de integración luminosa, etc.)  
● Espa ciales (luz extraviada, distribuciones espaciales de las lámparas patrón y bajo prueba, 
uniformidad espacial de la reflectancia de la esfera de integración luminosa, etc.)  
● Instrumentales (tiempo de respuesta del sistema de detección, posicionamiento del fotodetector, 
errores sistemáticos de los instrumentos de medición, etc.)  
● Valores de referencia (intensidad luminosa, responsividad espectral, responsividad fotométrica, flujo 
luminoso total, iluminancia, etc.).  
Para las fuentes de error identificadas se  deberán aplicar los factores de corrección que corresponda y 
estimar la incertidumbre de medición de acuerdo a las recomendaciones nacionales aplicables.  
 
Apéndice B  
Normativo  
Medición del Mantenimiento del flujo lumino so total y temperatura de color  correlacionada para  las 
lámparas de LED integradas  
B.1. Acondicionamiento de la prueba  
B.1.1.  Condiciones Ambientales.  
La temperatura ambiente del cuarto donde se envejecen los especímenes, para la prueba de 
Mantenimiento del flujo luminoso total y temperatura  de color correlacionada, debe ser de acuerdo a lo 
establecido en la Tabla B1  con una tolerancia de -2°C, medida a la misma altura y a no más de 1 m del 
espécimen de prueba, y una humedad relativa de 65% como máximo.  
Tabla B1. Temperaturas de operación p ara la prueba  
Tipo de bulbo  Potencia eléctrica de la 
lámpara (W)  Temperatura ambiente (°C)  
Omnidireccionales (A, BT, P, PS y T)  
Direccionales (BR, ER, MR, PAR y R)  Menor a 10  25 
Mayor o igual a 10  45 
Omnidireccionales (BA, C, CA, F y G)  Todas las potenci as 25 
 
B.2. Fuente de alimentación  
B.2.1.  Forma de onda.  
La distorsión total de armónicas de la tensión eléctrica de alimentación, no debe de exceder el 3%, de las 
componentes armónicas considerando hasta la 49.  
B.2.2.  Regulación de tensión eléctrica.  
La tensión eléctrica  de alimentación en c. a. (tensión RCM) aplicada al espécimen bajo prueba, debe tener 
una regulación de ± 0,2%, bajo carga.  
B.2.3.  Tensiones eléctricas monofásicas de prueba  
Todas las pruebas deben realizarse con la lámpara conectada a un circuito de suministro de frecuencia de 
60 Hz y la tensión eléctrica de prueba debe ser la indicada en la Tabla B2 . 
Tabla B2 . Tensiones eléctricas monofásicas de prueba  
Tensión eléctrica nominal  Tensión eléctrica de prueba  
(V) 
Menor o igual que 120 V  120± 1 
Mayor que 120 V hasta 140 V  127±1  
Mayor que 140 V hasta 220 V  220±2  Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Mayor que 220 V hasta 240 V  240±2  
Mayor que 240 V hasta 254 V  254±2  
Mayor que 254 V hasta 277 V  277±2  
 
Si una lámpara de LED integrada está marcada con un intervalo de tensión eléc trica, se debe considerar 
como tensión eléctrica nominal el valor de la tensión eléctrica menor.  
B.3. Posición y ubicación del espécimen  
El espécimen bajo prueba debe instalarse en la posición especificada por el fabricante, cuando no  se 
especifica una pos ición o si existe más de una posición, la lámpara debe probarse en la posición en la que  se 
utilice en la aplicación. L a estabilización, las mediciones fotométricas, radiométricas y eléctricas, deben 
realizarse en dicha posición.  
El estante de prueba debe diseñarse con la menor cantidad de componentes estructurales, para dejar 
espacio suficiente entre cada espécimen bajo prueba, que permita el flujo de aire entre ellos y alcanzar las 
temperaturas de prueba . 
B.4 Método para el Mantenimiento del flujo luminos o total y temperatura de color correlacionada  
B.4.1. Duración de la prueba  
El tiempo que debe durar la prueba de envejecimiento de lámparas, para la medición de Mantenimiento 
del flujo luminoso total y temperatura de color correlacionada, deberá ser equiva lente al 25% de la vida útil 
declarada de la lámpara, con una duración máxima de 6 000 h.  
Se recomienda una recopilación de datos cada 1 000 h, con el propósito de mejorar el modelo predictivo. 
Si en la recopilación de datos no cumple con 6.1.4.1 y 6.2.4.1 , se suspende la prueba.  
B.4.2.  Registro de fallas  
Se debe verificar por observación visual o supervisión automática las fallas de las lámparas en un intervalo 
de tiempo no mayor a 30 h.  
En caso de falla se debe investigar que la originó, para asegurar que  es una falla atribuible a la lámpara y 
que no es causado por funcionamiento inadecuado de los instrumentos o equipos auxiliares utilizados en la 
prueba o por el portalámparas.  
B.4.3. Medición del flujo luminoso total y la temperatura de color correlaciona da 
Al té rmino del tiempo establecido en B.4.1., se debe de medir el flujo luminoso total y la temperatura de 
color correlacionada de los especímenes de prueba, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice A.  
 
Apéndice C  
Normativo  
Prueba de resistencia al c hoque térmico y a la conmutación  
C.1. Prueba de ciclos de choque térmico  
Los especímenes bajo prueba de choque térmico no deben estar energizados.  
C.1.1. Número de ciclos de choque térmico  
Al final de cada ciclo de choque térmico, se debe de iniciar inmedi atamente con otro ciclo, hasta completar 
5 ciclos.  
C.1.2.  Ciclos de choque térmico  
El ciclo comienza introduciendo los especímenes en un gabinete con una temperatura de -10°C por un 
periodo de 1 h. Mover inmediatamente los especímenes dentro de otro gabine te, el cual debe tener una 
temperatura de +50°C durante 1 h.  
C.2. Prueba de conmutación  
Inmediatamente después de la prueba de ciclos de choque térmico, los especímenes deben de ser 
instalados en la posición especificada por el fabricante, cuando no se esp ecifica una posición o si existe más 
de una posición, la lámpara debe probarse en la posición en la que se utilice en la aplicación, en el rack de 
prueba, el cual debe diseñarse con la menor cantidad de componentes estructurales, para dejar espacio 
suficie nte entre cada espécimen bajo prueba, que permita el flujo de aire entre ellos.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
La temperatura ambiente para la prueba de conmutación, debe ser de 25°C ± 1°C, y los especímenes bajo 
prueba deben estar energizados, de acuerdo con lo establecido en B.2.  
C.2.1. Número de ciclos de operación  
El número de ciclos de operación, debe de ser igual a la mitad de la vida útil declarada del producto en 
horas. (Ejemplo: diez mil ciclos si la vida asignada de la lámpara es 20 000 h).  
C.2.2.  Ciclos de operación  
Las lámpar as deben operarse de acuerdo con la siguiente secuencia:  
Encender las lámparas durante 30 s y mantenerlas apagadas por 30 s, hasta completar el número de 
ciclos indicado en C.2.1.  
C.2.3 . Registro de fallas  
Se debe verificar por observación visual o supervi sión automática las fallas de las lámparas en un intervalo 
de tiempo no mayor 10 h.  
 
Apéndice D  
Normativo  
Prueba resistencia a las sobretensiones transitorias  
D.1. Instrumentos y equipos  
– Autotransformador variable con capacidad suficiente para alimentar la muestra.  
– Vóltmetro debe ser capaz de obtener lecturas del tipo valor eficaz verdadero y estar de acuerdo 
con la forma de onda y la frecuencia de operación del circuito de medición. La exactitud del 
vóltmetro debe de ser ≤ 0,5%.  
– Generador de impulsos  que proporcione una onda completa n ormalizada de tensión eléctrica  de 
impulso de 0,5 μs 100 kHz. Debe tener la capacidad de suministrar los valores requeridos.  
– Osciloscopio.  
D.2. Acondicionamiento de la muestra  
No se requieren condiciones ambientales es peciales, únicamente registrar la temperatura al momento  de 
la prueba.  
Colocar la muestra en el medio ambiente donde se realizará la prueba, durante una hora completamente 
desenergizada.  
D.3. Procedimiento.  
1. Con los equipos y muestra completamente desene rgizados, conectar el circuito de la Figura D.1.  
Figura D.1. Circuito de prueba  de sobretensiones transitorias  
 Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
2. Conectar el generador de impulsos de acuerdo con su manual.  
3. Seleccionar el modo de aplicación con el control respectivo o las conexiones necesarias.  
a) Modo común, fase a tierra.  
b) Modo común, neutro a tierra  
c) Modo común, fase más neutro a tierra  
d) Modo diferencial o normal, fase a neutro  
4. En el generador de impulsos, se debe seleccionar la forma de aplicar, como se establece en el 
subinciso 6.3.1 y ver Figura D.2  
Figura D.2. Forma de onda tipo anillo  (ring wave ) 
 
5. Seleccionar la aplicación de un solo impulso y un ángulo de fase de 90° eléctricos.  
6. Colocar el control del autotransformador variable al mínimo.  
7. Energizar el autotr ansformador variable cerrando el interruptor S1 y ajustar la tensión eléctrica al 
valor nominal de la muestra, midiendo con el vóltmetro. Después desconectar el vóltmetro.  
8. Cerrar el interruptor S2, para energizar el generador de impulsos.  
9. Encender el  generador de impulsos y hacer los ajustes necesarios para obtener el valor de 
cresta, la polaridad del impulso podrá ser positivo o negativo.  
10. Comprobar la forma de onda que suministra el generador una vez, antes de la prueba en el 
primer modoso de apl icación, colocando un osciloscopio directamente al atenuador del 
generador o a través de una punta atenuadora, a un valor de cresta menor al de la prueba, 
estando el generador en circuito abierto. No es necesario que el equipo de medición 
permanezca conect ado durante la prueba.  
11. Cerrar el interruptor S3 para energizar la muestra bajo prueba.  
12. Teniendo cuidado de no tocar ninguna terminal energizada, ni tierra física, aplicar el impulso.  
13. Una vez efectuado lo anterior, se desenergiza el generador de  impulsos y en la siguiente 
secuencia se abren los interruptores S3, S2 y S1. Se deben esperar 10 s antes de cambiar 
conexiones, modo de aplicación o parámetros en los equipos.  
14. Se energiza nuevamente la muestra cerrando los interruptores S1, S2 y S3, p ara comprobar que 
la lámpara sigue operando:  
A) Si la muestra no enciende, se da por concluida la prueba y no cumple con la especificación 
de resistencia eléctrica a las sobretensiones transitorias.  
B) Si la muestra sigue funcionando se aplica lo especific ado en el paso número 15. En caso 
de haber aplicado el impulso en el último modo de aplicación, se deberá energizar la 
muestra y comprobar que permanece encendida 15 min.  
15. Se repite e ste proceso del paso número 3 al paso número 14, hasta completar los 7  impulsos 
para el modo común y el modo diferencial.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
Apéndice E  
Informativo  
Representación de la lámpara omnidireccional y direccional con base arriba  
Figura E.1. Lámpara omnidireccional  
 
Figura E.1. Lámpara direccional  
 Viernes 20 de enero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Apéndice F  
Informativo  
Tipos de bu lbos 
Lámparas omnidireccionales  
 
 
Apéndice G  
Informativo  
Recomendaciones para la medición con esfera integradora  
G.1. Tamaño y características de la esfera integradora  
El tamaño de la esfera integradora debe de ser suficientemente grande para asegurar que  los errores de 
medición en el espécimen bajo prueba son insignificantes. Para las lámparas de LED integradas, las 
mediciones se pueden de llevar a cabo en una esfera integradora con un diámetro mínimo de 1 m.  
La esfera integradora debe estar equipada con una lámpara halógena de cuarzo auxiliar para la medición 
de auto -absorción. La salida de luz de la lámpara auxiliar debe de ser estable durante todas las mediciones de 
la auto -absorción.  
Para cualquiera de las geometrías especificadas en A.1.2., el deflect or debe ser tan pequeño como sea 
posible, para proteger al puerto detector, de la iluminación producida por el espécimen bajo prueba,  se 
recomienda que el deflector este localizado de 1/3 a 1/2 del radio de la esfera desde el puerto detector.  La 
lámpara au xiliar se debe cubrir para evitar que la luz producida incida en el espécimen bajo prueba o en el 
puerto detector.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 20 de enero de 2012  
La reflectancia de las paredes interiores de la esfera, deben estar dentro del intervalo de 90% a 98%.  
G.2. Configuración de la esfera integr adora  
De acuerdo al tipo de distribución de luz de las lámparas de LED integradas (omnidireccionales y 
direccionales), se deben utilizar las siguientes geometrías en la esfera integradora:  
a) La configuración 4  se debe utili zar para todas las mediciones fotométricas de Lámparas de 
LED integradas omnidireccionales y direccionales (véase la Figura G.1.).  
b) La configuración 2  se debe utilizar para todas las mediciones fotométricas de Lámparas  de 
LED integradas direccionales (véase la Figura G.2.).  
Figura G.1. Configuración de la esfera integradora 4  
 
Figura G.2. Configuración de la esfera integradora 2  
 
 
____________________________ __