Strålsäkerhetsmyndighetens  
författningssamling  
 
ISSN 2000 -0987  
Utgivare: Ulf Yngvesson   
 
 
 
1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar;  
beslutade den DD MMMM YY.  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver1 följande med stöd av 7, 9, 12 , 17 
och 20 §§ strål skyddsförordningen (1988:293).  
Tillämpningsområde och definitioner  
1 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på solarier och artificiella 
solningsanläggningar . 
 
2 § I dessa föreskrifter avses med  
 
solarium :  teknisk  anordning som är avsedd att  bestråla 
människor med u ltraviolett strålning från en 
eller flera strålkällor ,  
kosmetiskt solarium :  solarium som används eller avses att användas 
för att bestråla människor i syfte att göra huden 
brun,  
medicinskt solarium :  solarium som används eller avses att användas 
för b estrålning i syfte att behandla, förebygga 
eller motverka sjukdom,   
artificiell solnings -
anläggning : lokal, rum, utrymme eller anordning avsedd för 
samtidig bestrålning av flera personer med 
artificiellt ljus huvudsakligen i syfte att 
åstadkomma upplevels er av välbefinnande och 
avkoppling,  
 
ultraviolett strålning :  elektromagnetisk strålning med våglängder 
inom området 180 –400 nanometer (nm) ,  
ekvivalenskod :  solarielysrörs märkning med effekt, rörtyp och 
                                                           
1 Anmälan har gjorts en ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.  37, 
Celex 319 98L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG 
(EGT  L 217, 5.8.1998, s.  18, Celex 31998L0048).  SSMFS 200x:x  
Utkom från trycket  
den DD MMMM YYYY  SSMFS 200x:x  
 
 
2 strålningsegenskaper enligt svensk standard 
SS-EN 61228:20082,  
UV-kod:  del av ett solarielysrörs ekvivalenskod som an -
ger rörets strålstyrka och strålningsegenskaper ,  
X- och Y-värden : del av  UV-koden som anger ett solarierörs ultra -
violetta strålningsegenskaper3, 
 
UV-typ:  kategoriindelning av sola rier med hänsyn till 
strålningsegenskaperna enligt svensk standard 
SS-EN 60 335-2-27:20104.  
Tillstånd  
3 § Tillstånd krävs för innehav, upplåtelse och användning av solarium 
och artificiell solningsanläggning. En ansökan om tillstånd ska ställas till 
Strålsäke rhetsmyndigheten och innehålla de uppgifter som framgår av 
bilaga 1.  
Tillstånd krävs dock inte för:  
1. kosmetiskt solarium av UV -typ 3 om kraven i 4 –14 §§ är uppfyllda,  
2. medicinskt solarium som används vid sjukhus eller hudläkar - eller 
psoriasismottagnin g om kraven i 1 5–17 §§ är uppfyllda,  
3. artificiell solningsanläggning om kraven i 18–20 §§ är uppfyllda,  
eller  
4. privat innehav och användning i hemmet.  
Kosmetisk t solari um  
Utformning  och märkning m.m.  
4 § Ett kosmetiskt solarium ska när det används uppfyl la strål skydds -
kraven i de avsnitt i svensk standard SS -EN 60 335-2-27, ut gåva 6, 2010 , 
som anges i bilaga 2  eller likvärdiga krav som uppfyller bestämmelserna i 
Europaparlamentet s och rådets direktiv 2006/95/EG  av den 12  december 
2006 om harmonisering av  medlemsstaternas lag stiftning om elektrisk 
utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (LVD -
direktivet)5. 
 
5 § Ett kosmetiskt solarium med solarielysrör ska vara märkt med 
uppgift er om UV -typ och ekvivalenskod för rör en samt intervall för 
ersättningsrörs X - och Y -värden  . Ett kosmetiskt s olarium med andra UV-
lampor  än lysrör  ska vara märkt med lampornas benämning .  
                                                           
2 Identisk med europastandard CENELEC EN 61228:2008.  
3 X anger erytemverksam strålstyrka och Y anger kvoten för kortvågig/långvågig hudca ncer-
verksam UV -strålstyrka mätt enligt svensk standard SS -EN 61228:2008.  
4 Identisk med europastandard CENELEC EN 60335 -2-27:2010.  
5 EUT  L 374 , 27.12.2006, s.  10 (Celex 32006L0095 ). SSMF S 200x:x  
 
3 Ett kosmetiskt s olarium ska också vara CE-märkt i enlighet med 
Europaparlamentet s och rådets direktiv 2006/95/EG .  
 
6 § Ett kosmetisk t solarium ska vara försett med sådana strålkällor 
som framgår av tillverkarens  märkning.  
Strålkällor av lysrörstyp som används i ett kosmetiskt solarium ska 
vara märkta med ekvivalenskod  och ha UV -kod med X - och Y-värden 
inom det intervall som framgår av  solariets märkning eller vara godkända 
av Strå lsäkerhetsmyndigheten.  
 
7 § Ett kosmetiskt solarium ska vara placerat eller avskärmat så att 
människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.  
 
8 § Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att 
bestr ålningstiden begränsas i  enlig het med tillverkarens exponerings -
schema eller motsvarande anvisningar.  
Upplåtelse av kosmetiskt solarium  till allmänheten  
9 § I verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska 
verksamhetsutövaren vidta åtgärder så  att k underna solar i enlighet med 
tillverkarens  exponeringsschema . Exponeringsschema t med tillhörande 
anvisningar ska anslås väl synligt för de n som ska använda solari et. 
Övriga uppgifter för solariets märkning och korrekta användning enligt 
bilaga 3, avsnitt 1 och 2, ska finnas tillgänglig a. 
 
10 § I obemannad verksamhet med solarier som upplåts till allmänheten 
ska strömförsörjningen vara försedd med ett extra tidur som slår av nät -
spänning en till solariet efter högst 15  minuter s användning . Längsta 
möjliga so ltid ska vara 15  minuter.  
 
11 § Affischen ” Råd för att skydda din hälsa”  i det utförande som fram -
går av  bilaga 3, avsnitt 3,  ska anslås  på eller intill  
1. varje solarium  som upplåts till allmänheten , 
2. plats  där betalning eller bokning för solningen sker , och  
3. plats d är ett för kunden individuellt anpassat solningsschema 
upprättas.  
Anslagen ska minst  ha format  A3 och vara placer ade så att de är väl 
synliga och så att texten är läslig för den som ska använda solariet.  
 
12 § Den som avser att bedriva verksamhet där  kosmetiskt solarium 
upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten 
påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö - och hälsoskyddsområdet.  
Anmälan ska innehålla  
1. uppgifter om verksamhetens adress med k ontaktuppgifter till ägare 
och verksamhetsutövare,  
2. uppgift om verksamheten är bemannad eller obemannad,  SSMFS 200x:x  
 
 
4 3. uppgift om solariernas UV -typ, och  
4. solarie tillverkarens  intyg om solariernas överensstämmelse med 
kraven i svensk standard SS-EN 60 335-2-27:20 10. 
Om anmälan avser tillståndspliktig solarieverksamhet ska dessutom 
Strål säkerhetsmyndighetens tillståndsnummer anges och de tillstånds -
villkor som gäller för tillståndet bifogas anmälan.  
Varje förändring av de förhållanden som anges i andra och tredje  
stycket eller om verksamheten upphör eller flyttar ska anmälas till den 
kommunala nämnden.  
 
13 § Skyddsglasögon som uppfyller kraven som anges i svensk 
standard SS -EN 60335 -2-27:2010 ska finnas tillgängliga för varje person 
som använder ett kosmetiskt solarium  som upplåts till allmänheten.  
 
14 § I verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten får 
det inte tillhandahållas eller förmedlas kosmetiska eller hygieniska 
produkter som är avsedda att appliceras på huden före solarie bestrål -
ningen och som kan f örstärka den ultravioletta strålningens verkningar.  
Medicinskt solarium  
15 § En legitimerad läkare med specialistkompetens i dermatologi ska 
vara knuten till verksamhet där ett medicinskt solarium används. Läkaren 
ska se till att bestrålning bara sker på medici nska indikationer och att 
goda strålskyddsförhållanden råder.  
 
16 § Bestrålningen från ett medicinskt solarium av personer som inte 
behandlas får inte överstiga de värden som framgår av  bilaga  4. 
 
17 § Strålningsmätningar för bestämning av ultravioletta stråldoser från 
ett medicinskt solarium ska utföras omedelbart före och efter byte av 
strålkällor och när det i övrigt bedöms nödvändigt.  
Artificiella solningsanläggningar  
18 § Bestrålningen av personer i en artificiell solningsanläggning får 
inte överstiga de värden som framgår av bilaga  4. 
 
19 § Solglasögon ska finnas tillgängliga  för varje person som använder 
en artificiell solningsanläggning . 
 
20 § Vid en artificiell solningsanläggning med lampor vars luminans 
överstiger 100  000 candela per kvadratmeter ska det finnas väl synlig a 
varnings skyltar med texten:  VARNING – Intensivt ljus. Användning av 
solglasögon rekom menderas. Se inte på strålkällan!  SSMF S 200x:x  
 
5 Tillsyn  
21 § Av 16  § strålskyddsförordningen (1988:293) följer att en kom -
munal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö - och hälso skydds området 
ska ha tillsyn över solarieverksamhet inom kommunen.  
Enligt 16  a § strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige med -
dela föreskrifter om avgifter för kostnader för sådan tillsynsverksamhet.  
Den kommunala nämndens  kostnader för provtagning och unde rsök-
ning av prov ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser.  
Dispens  
22 § Strålsäkerhetsmyndigheten kan ge dispens från dessa föreskrifter 
om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med 
föreskrifterna åsidosätts.  
________________ ____  
Dessa föreskrifter  träder i kraft den d månad 201X , då Strålsäkerhets -
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ska upphör a att 
gälla.  
 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN  
 
 
xx 
  yy 
 
 
  SSMFS 200x:x  
 
 
6 Ansökan om tillstånd  
Ansökan om tillstånd ska ställas till St rålsäkerhetsmyndigheten och inne -
hålla uppgifter om:  
1. Sökandens namn, adress, telefonnummer, person - eller organisa tions -
nummer samt den avsedda verksamhetens namn, adress och syfte.  
2. Namn på tillståndshavarens kontaktperson med Strålsäkerhetsmyndig -
heten och med den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom 
miljö - och hälsoskyddsområdet.  
3. Verksamhetens personalbemanning samt personalens utbildning och 
kompetens som är relevant för verksamheten.  
4. För verksamheter med solarier: Tillverkar - eller leverantörsdo kument -
ation för samtliga solarier i verksamheten som visar att solarierna 
överensstämmer med de strålskydds - och övriga säkerhets - och utför -
ande krav som meddelas i svensk standard SS -EN 60  335-2-27:2010.   
Dokumentation en enligt punkt 4  ska omfatta:  
- Tillverkarens eller leverantörens intyg att solariet uppfyller standard -
ens samtliga elektriska, mekaniska och konstruktionstekniska krav .  
- Uppgift om UV -typ, fabrikat, modell, tillverkningsår  och antal 
solarierör .  
- Fullständig benämning på solarie tillverkar ens avsedda UV -lampor och 
filterglas vid UV -typprovning samt för originallampor av lysrörstyp 
benämning på använda rör, deras marknadsföringsnamn och ekviva -
lenskod,  
- Intervall för ersättningsrörs X - och Y-värden .  
- Referens till och datum för solariemodell ens certifiering och UV -
typprovningsprotokoll . 
- Intyg från tillverkaren eller leverantören om att ett ligg solari um har 
inbyggd automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) som träder i 
funktion vid fel på det ordinarie tiduret .  
  
Bilaga  1 SSMF S 200x:x  
 
7 Avsnitt i svensk standard  som ska vara uppfyllda 
enligt 4 §  
Denna bilaga anger de avsnitt i svensk standard  SS-EN 60 335-2-27:2010 , 
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 
2-27: Särskilda fordringar på apparater för exponering av huden med 
ultraviole tt och infraröd bestrålning, utgåva 6, 2010, fastställd av SEK 
Svensk Elstandard 2010 -10-25, som ska vara uppfyllda enligt 4 § dessa 
föreskrifter.   
Avsnitt i SS -EN 60 335-2-27:2010 som avser strålskydd  
 
Avsnitt  Handlar om  
1 Omfattning och giltighet6   
1 Not 101 p. 2  Påpekande att nationella myndigheter kan lägga till 
eller ha särskilda krav beträffande användning  
3.101  Definition av UV -strålkälla  
3.103  
3.104  Definition av effektiv irradians  
Definition av filter  
4 Allmänna krav  
5 Allmänna provningskrav  
6.101, Annex BB  Kategorisering7 av solarier i UV -typ. Solarier ska vara 
en av UV -typer na 1–4. Definition  av UV -typ 1 –4 och  
irradiansgränsvärden  
7.1 Märkning (UV -typ, UV -källor, rör och rördata, 
varnings texter)  
7.12 
 Uppgifter som ska finnas i instru ktioner för ett 
solariums korrekta användning8 
7.15 Krav på synlig placering av märkskyltar och 
varningstexter  
10 Nominell effekt, spänning och ström vid provning  
22.103  Beröringsskydd för strålkällorna  
22.105  Krav på automatisk avstängning (extra inb yggt tidur) 
vid fel på timer i liggsolarier  
                                                           
6 Standarden omfattar apparater som används för att avsiktligt sola sig brun med.  
7 Standarden beskriver U V-typerna på följande sätt: UV -typ 1 och UV -typ 2 är kosmetiska 
solarier vars biologiska verkan enbart respektive huvudsakligen åstadkoms av långvågig  
ultraviolett strålning (> 320 nm) och som är avsedda för professionell  användning under 
överinseende av en person  som har lämplig utbildning, UV -typ 3 är kosmetiska solarier vars 
biologiska verkan åstadkoms av både kort - och långvågig ultraviolett strålning och som kan 
använd as utan särskild utbildning, UV -typ 4 är solarier vars biologiska verkan huvud -
sakligen åstadkoms av kortvågig ultraviolett strålning (< 320 nm) och s om är avsedda för 
användning enligt läkares ordination.  
8 I bilaga 3 till dessa föreskrifter återges utförliga uppgifter i svensk standard SS -EN 60335 -
2-27:2010 om korrekt användning av kosmetiska solarier.  
Bilaga  2 SSMFS 200x:x  
 
 
8 22.106  
22.110  
22.111  
 
 
22.112  Tidur, inställbart för rekommenderade soltider  
Nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig  
Specifikation av XY -intervall för ersättningsrör 
baserat på UV -koden för de orig inalrör som använts 
vid solariets typprovning9  
Konstruktionskrav att UV -strålningen ska upphöra 
(eller inte öka) om ett filterglas lossnar, saknas eller 
är trasigt   
32.101  Gränsvärden för total irradians och UVC -strålning, 
mätförutsättningar, mätregler,  mätinstrument10 
32.102  Krav på skyddsglasögon som ska gå att se genom  
Figur 101  UV-strålningens aktionsspektrum (även tabeller)  
Annex AA  
Annex CC  Luminansmätning  
Förklaring  av och exempel på UV -lysrörs märkning 
med ekvivalenskod, däri ingående UV -kod och X - 
och Y-värden.  
 
  
                                                           
9 Ett ersättningsrörs X -värde ska vara mellan 75 och 100 procent av originalrörets. Ett ersätt -
ningsrörs Y -värde ska vara mellan 85 och 115 procent av originalrörets.   
10 För kategorisering av ett solariu m i UV -typ enligt Annex BB och 32.101 bestäms maximi -
värden av den biologiskt vägda (enligt standardens figur 101) och  spektralt  integrerade  
irradiansen i strålfältet från solariet. Total erytemeffektiv irradians (250 –400 nm) får inte 
överstiga 0,3  W/m². F ör UV -typ 3 ska dessutom mät värden i det kortvågiga spektral -
intervallet 250 –320 nm och i det långvågiga 320–400 nm vara mindre än 0,15 W/m².   SSMF S 200x:x  
 
9 Märkning och instruktioner för användning av 
kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten  
Denna bilaga  innehåller uppgifter i svensk standard SS -EN 60 335-2-
27:2010 om märkning och instruktioner i solariefabrikantens 
bruksanv isning för korrekt användning av kosmetiska solarier.  
1.  Märkning  
Ett solarium ska vara märkt på ett varaktigt och lätt synligt sätt med  
1. uppgift om kategori (UV -typ 1, 2, 3 eller 4),  
2. UV-lysrörs ekvivalenskod och XY -intervall, referenstypbeteckning 
hos a ndra UV -strålkällor  
3. varningstext med följande innebörd:  
”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra 
huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda 
skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka 
överkänslighet.”  
För ett solarium som är avsett för användning i solariesalong eller 
liknande får denna varning finnas på ett permanent anslag på väggen 
intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med 
”rådfråga personalen”.  
 
Solarier av UV-typ 4 ska dessutom v ara märkta med texten ”Varning – 
används endast efter läkares ordination”.  
 
Solarier vars luminans överstiger 100 000 candela per kvadratmeter ska 
vara märkta med texten ”Varning – intensivt ljus. Se inte på strålkällan.”  
 
Om varnin garna kombineras behöver inte ordet ”Varning” upprepas flera 
gånger. Varningar ska vara synliga utanpå solariet efter dess installation.  
2.  Uppgifter som ska finnas i instruktioner för ett solariums korrekta användning  
Svensk s tandard SS -EN 60 335-2-27:201 0, anger vilka uppgifter som 
minst ska finnas i solarie tillverkarens  bruksanvisning för solariet.   
 
-   
Barn ska inte vara närvarande då solariet används  
-  Solariet ska inte användas av personer:  
  under 18 år  
 med fräknar  
 med naturligt rött hår  
 med ab norma missfärgade hudfläckar  
 med många födelsemärken på kroppen (mer än 15, över 2 mm)  
 med stora osymmetriska födelsemärken (över 5 mm)  
 med solsveda  
 som i solen inte kan bli bruna eller inte blir det utan att bränna sig  
 som har svårt för att bli bruna och lätt bränner sig i solen  
Bilaga  3 SSMFS 200x:x  
 
 
10  som vet de har bränt sig allvarligt upprepade gånger i barndomen  
 som har eller haft hudcancer eller har en känd risk att få det   
 som har en nära släkting som har eller haft melanom  
 under läkarvård för sjukdomar innebärande l juskänslighet  
 som tar fotosensibiliserande medicin  
-  Ingen exponering  får överskrida en persons lägsta erytemdos, dvs den UV -
dos som kan ge skönjbar hudrodnad. Om hudrodnad uppträder efter en 
exponering ska ingen ytterligare exponering ske på en vecka. Exponeringar 
kan därefter återupptas om de börjar om från exponeringsschemats början.  
-  Om oväntade biverkningar, t.ex klåda, uppstår inom 48 timmar efter första 
exponeringen ska medicinsk sakkunskap tillfrågas före fortsatt exponering.  
-  Avsett exponerin gsavstånd (om det inte är givet av solariets konstruktion)  
-  Rekommenderat exponeringsschema som specificerar soltiders längd och 
uppehåll mellan dem baserat på UV -strålningen i solariet, hudkänslighet och 
ev avståndsberoende. Den första solningen, som me d osolad hud är en ”test -
solning”, får ej överskrida exponeringen 100 J/m2 erytemeffektiv ultraviolett 
strålning - eller ska baseras på ett test på en liten begränsad hudyta.    
-  Antal exponeringar som inte bör överskridas per år. Uppgiften ska 
kompletter as med informationen: ”Varje solariesolning ökar risken för 
hudcancer. Inget antal är ofarligt”.  
-  Solariet ska inte användas om dess tidur eller ett filter är trasigt eller saknas.  
-  Identifiering av reservdelskomponenter som kan påverka den ultraviolett a 
strålningen  
-  Identifiering av utbytbara UV -strålkällor och att de bara ska ersättas av sådana 
som anges på solariets märkning. UV -lysrör ska bara ersättas med sådana 
som har en ekvivalenskod vars UV -kodsuppgifter faller inom 
ekvivalensområden angivna på  solariet.  
-  UV-strålning från sol eller solarier kan orsaka bestående hud - och ögonskador 
som beror såväl av stråldos och -egenskaper som individuell hudkänslighet  
-  Solsveda kan uppstå efter överexponering. Alltför många upprepade 
exponeringar kan leda  till att huden åldras i förtid och ökad risk att få 
hudtumörer. Ju mer ett solarium används desto högre risk.   
-  Utan skyddsglasögon finns risk för ögonskador. Hornhinnan ytterst i ögat kan 
bli  inflammerad av solariets UV -strålning och som resultat av f ör mycket UV -
strålning kan ögats inre delar och näthinna ta skada. Katarakt kan uppstå av 
många upprepade exponeringar.   
-  Vid allergiska reaktioner av UV -strålning eller utpräglad individuell känslighet 
ska medicinsk sakkunskap rådfrågas innan exponering ar påbörjas  
-  Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas inför användning av ett solarium:  
 Använd alltid skyddsglasögon avsedda för solariet. Kontaktlinser och 
solglasögon är otillräckliga.  
 Avlägsna kosmetika i god tid före exponering och använd inte 
solkrämer eller medikamenter som kan påskynda eller förstärka 
solariesolbrännan.  
 Ultraviolett strålning kan göra medicinska sjukdomstillstånd eller 
bieffekter av medicinering allvarligare. Vid osäkerhet ska medicinskt 
sakkunnig konsulteras.  
 Gör uppehåll m inst 48 timmar mellan första solning och andra. 
Uppehållstid mellan fortsatta solningstillfällen ska också vara ungefär 
48 timmar p å grund av  UV-strålningens kumulativa erytemverkan.  SSMF S 200x:x  
 
11  Sola aldrig både i solarium och ute i solen samma dag.  
 Följ exponerings schemats rekommendationer om soltider, uppehåll 
och i förekommande fall avstånd från solarielamporna.  
 Sök läkare om det blir bestående knölar eller sår på huden eller om 
leverfläckar förändras.  
 Skydda känsliga hudpartier; t.ex sår, tatueringar och könsor gan. 
 
3. Strålsäkerhetsmyndighetens råd och information med den text och i det 
utförande som enligt 1 1 § ska finnas anslaget i minst format A3:   
 
 SSMFS 200x:x  
 
 
12 (Note for translators: This mandatory wall -poster is in the Swedish 
regulatio ns translated into Swedish. It is here shown in English and 
in its original layout as the “common Nordic poster of advice at 
tanning salons” that was jointly agreed 2010  by Nordic Radiation 
Safety Authorities.)  
 
  SSMF S 200x:x  
 
13 Värden för ultraviolett strå lning11 
 
För en strålkälla som har fler a spektrallinjer eller har en kontinuerlig 
spektralfördelning bör den viktade strålning sexponeringen under ett 
dygn12 inte överstiga värdet 30 J/m², som gäller för den biologisk t mest 
effektiva våglängden 270  nm. Den viktade stråln ingsexponeringen be -
räknas med tillräcklig noggrannhet för alla praktiska bedömningar ur 
nedan stående  analytiska uttryck:  
 
220 <   270          S () = 0,959(270 - ) 
 
270 <   300          S () = 1 - 0,36((-270)/20)1,64 
 
300 <   400          S () =  0,3  0,736(-300)  + 10(2 - 0,0163  ) 
 
  ska uttryckas i nm.  
 
Eftersom de olika våglängderna har olika biologisk effektivitet beräknas 
först en viktad irradians, Eeff, genom att irradiansen för varje våglängd 
multipliceras med den biologiska effektivi teten, S (), för denna våglängd. 
De erhållna produkterna summeras:  
 
Eeff = ∑ E  S()   
 
E = spektral irradians i W/m²nm  
S() = relativ biologisk effektivitet (dimensionslös)  
 = våglängdsintervall i nm  
 
Eeff är då den viktade irradiansen ("biologiskt effektiva irradiansen") 
relativt en monokromatisk strålkälla med våglä ngden 270 nm.  
Den viktade strålningsexponeringen erhålls som produkten av den vi ktade 
irradiansen och exponeringstiden. Den längsta rekommenderade expon -
erings tiden tmax (s) beräknas ur  
 
 Eeff · tmax = 30 J/m² varav tmax = 30/  Eeff 
                                                           
11 Denna bilagas värden för beräkning av begränsning av ultraviolett strålning är utdrag ur 
och överensstämmer med  Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:48) om 
hygieniska riktvärden för ultraviolett strålning. De överensstämmer även med Europa -
parlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5  april 2006 om minimikrav för arbets -
tagares hälsa och säker het vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens 
(artificiell optisk strålning) i arbetet (EUT  L 114, 27.4.2006, s.  38, Celex 32006L0025).  
12 Begränsningen av den totala exponeringen under en 24 -timmarsperiod är motiverad av att 
biologisk  vävnad efter en exponering nära eller över värdet behöver tid för att återhämta sig. 
Om en exponering erhålls inom en 8 -timmarsperiod är ytterligare exponering för UV -
strålning inte tillrådlig under de följande 16 timmarna.  
Bilaga  4