Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
 „Měřická pásma “ mohou být  v ČR uváděny na trh k používání pro měření s významem chráněného  
veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, stanovení sankcí, poplatků, ta-
rifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí,  bezpečnosti při práci nebo ochrany jiných 
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy  dle směrnice 2014/32/EU  (MID) .  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
měřidla  po uvedení na trh, a to pouze pro účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být 
dotčena jeho nesprávným měř ením . 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
  
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řá d, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
12. 2. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
 
I 
N Á V R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111- OOP -C096-18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely pře-
zkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením : 
„měřická pásma“    Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C096-18 
2 1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a následující:  
1.1  
hmotná délková měrka  
měřidlo, opatřené trvanlivými a nesmazatelnými značk ami stupnice, jejichž vzdálenost je uvedena v  zá-
konných jednotkách délky  
1.2  hlavní značky stupnice  
dvě značky stupnice, jejichž vzdálenost představuje jmenovitou délku  
1.3   stupnice  
soubor všech značek stupnice a souvisejícího číslování  
1.4  dílek  stupnice   
hodnota vyjádřená v  jednotkách délky ; jedná se o rozdíl mezi hodnotami odpovídajícími dvěma po sobě 
jdoucím značkám stupnice  
2   Metrologické požadavky  
Metrologick é požadavky  na měřidla jsou stanoveny  zvláštním právním předpisem2. 
3   Technické požadavky  
Technické požadavky na měřidla jsou stanoveny  zvláštním právním předpisem2. 
4   Značení měřidla  
Požadavky na z načení měřid el jsou stanoveny zvláštním právním předpisem2. 
5   Schvalování typu měřidla  
Měřidla jsou uváděna na trh s  posouzením shody  dle zvláštního právního předpisu2. Ustanovení o s chva-
lování typu dle  zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii se nepoužijí . 
6   Prvotní ověření  
Měřidla jsou uváděna na trh s posouzením shody  dle zvláštního právního předpisu 2. Ustanovení o pr-
votním ověření dle  zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii se nepoužijí . 
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník –  Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  
2  Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla (dále jen „nařízení vlády“) , 
kterým je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU  z 26. 
února 2014, o měřidlech (MID)  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C096-18 
3 7   Následné ověření  
Následné ověření  se neprovádí.  
8   Přezkoušení měřidla    
Postup dle této kapitoly se uplatní při přezkušování měřidl a podle § 11a zákona o metrologii na žádost 
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením.  
8.1   Největší dovolen é chyb y (MPE)  
Měřické pásmo musí být vyrobeno v  jedné ze tří tříd přesnosti s  označením „I“, „II“, nebo „III“.  
8.1.1  Největší dovolená chyba, kladná nebo záporná vyjádřená v  milimetrech, pro vzdálenost mezi 
dvěma nesousedícími značkami stupnice je dána  vzorcem:  
(a + b·L )  (1) 
kde:  L   ..........  je číselná hodnota sledované délky zaokrouhlené  na nejbližší vyšší celý metr,  
 a, b  ........  jsou pro každou třídu přesnosti uvedeny  v tabulce 1.  
Tabulka 1  
Třída 
přesnosti  a 
(mm)  b 
(mm)  
I 0,1 0,1 
II 0,3 0,2 
III 0,6 0,4 
8.1.2  Jestliže  je počátek stupnice omezen plochou, zvětší se největší dovolená  chyb a pro libovolnou 
vzdálenost začínající takovýmto počátkem o hodnotu uvedenou v  tabulce 2.  
Tabulka 2  
Hodnota   
pro jednotlivé třídy přesnosti  
(mm)  
I II III 
0,1 0,2 0,3 
8.2  Zkoušky  
8.2.1  Referenční podmínky  
Není -li výrobcem stanoveno jinak a není -li to odpovídajícím způsobem vyznačeno na měřicím pásku, 
je referenční teplota 20 ° C. 
Při měření musí být aplikována napínací síla o velikosti 50 N nebo jiné hodnoty síly stanovené výrobcem  
a odpovídajícím způsobem vyznačené na měřicím pásku. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C096-18 
4 8.2.2  Postup zkoušení  
Při přezkoušení měřidla se provede:  
  a)  vizuální prohlídka;  
  b)  zkouška přesnosti.  
8.2.2.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se zjišťuje, zda měřidlo:  
    není mechanicky poškozeno;  
    je označeno odpovídající m způsobem  (číslování stupnice; třída přesnosti; označení CE a doplň-
kové metrologické označení včetně identifikačního čísla oznámeného subjektu , nebo ekvivalentní 
označení  apod. ). 
8.2.2.2   Zkouška přesnos ti 
V pěti různých místech náhodně rozložených po celé měřicí délce , zahrnujících i jmenovitou délku  
a rozporovanou délku, pokud je známa, se provede  kontrola přesnosti a linearity stupnice , tj. vzdálenosti 
mezi dvěma nesousedícími značkami, přičemž jednou z těchto značek je vždy nula . 
  
Zjištěné chyby zkoušeného měřidla nesmí překročit dvojnásobek příslušn é hodnot y největší ch dovole-
ných  chyb  uvedených v této kapitole, tabulkách 1  a 2. 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy n ebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujíc ím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým s e stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „měřická pásma“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.1.2 a mezi měřidla podléhající schvalování typu.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C096-18 
5 Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl  oznámen v souladu se směrnicí E vropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením § 172 odst. l ve spojení s  ustanovením § 39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po této 
lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí splňovat 
náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti kterému 
opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které věci se týkají 
a co se n avrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis osoby, která je 
činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 Český metrologický institut  
   generální ředitel