- 1 -
입법예고용
「특수의료장비의 설치및운영에
관한규칙」일부개정 (안)
2012. 5.- 2 -보건복지부공고 제2012-312 호
『특수의료장비의 설치및운영에관한규칙』을일부개정
함에있어국민에게 미리알려의견을수렴하고자 그취지와
주요내용을 『행정절차법 』제41조의규정에따라다음과같
이공고합니다 .
 2012년05월03일
보건복지부장관
1.개정이유
‘12.2의료법 개정에 따른특수의료장비 관리주체변경 ,
’11.11특수의료장비로 신규포함된 8종장비의설치․운영
기준 (인력 ,시설 ,품질 )반영및그간운영상나타난미비점
등개선․보완
2.주요내용
가.특수의료장비 관리주체를 시․도⇒시․군․구로이양
(제2조제 1항)
○의료법개정(‘12.8.2시행예정 )으로특수의료장비 관리주체가
시․도에서시․군․구로이양됨에따라이를반영- 3 -*진단용방사선발생장치 (시군구신고),특수의료장비(시도등록)이원화에따른
불편해소
나.특수의료장비 고유번호를 해당장비에부여관리 (제2조
제4항,별표 8)
○장비의사용이력관리를 도모하고 ,2개이상동일장비
보유의료기관의 경우부적합판정장비의부적절한 사용
관리강화
다.특수의료장비 신규확대 8종에대한기준신설 (제3,5
조별표 1,3,5)
○신규확대 8종장비에대한설치기준 연구용역 ,Field
Test,전문가협의를통해장비별인력 ,시설 ,정도관리 ,
품질관리 기준신설
라.특수의료장비 검사주기를 내용연수에 따라차등화 (제5
조별표 2)
○검사주기를 새장비는완화하고 ,중고장비는단축하여
장비의내용연수에 따라차등화 ,노후장비 퇴출을 자연
스럽게유도
*기존에는모든장비는3년단일검사주기였으나,신규설치후4년째-3
년째-2년째-2년째-2년째-2년째-1년째로내용연수를기준으로검사주
기를차등화
마.특수의료장비 부적합판정시재검사항목명확화 (제5조
제3항)
○정기검사에서 부적합판정후재검사시5개항목전부
를검사하는 것이아니라부적합 받은항목만 받도록
하여중복검사방지- 4 --현재는부적합시 전체 5개항목을정밀검사 받도록규정
되어있어불합리
바.특수의료장비 정기검사 날짜 2개월전 사전통지 (제5조
제6항)
○시장․군수․구청장이 특수의료장비 정기검사 날짜를정기
검사일 2개월전에통지하도록하여의료기관의 정기검사
편의도모
사.특수의료장비 품질관리검사기관 위탁기준 보완 (제6조의
2별표 4)
○신규 8종확대장비에대한품질관리검사기관 위탁기준
(검사인력 ,시스템 ,장비구비 등)을신설하여품질관리
검사기관 등록․관리
아.품질부적합판정의료장비의 사용기간 명확화 (제7조제
4항)
○정기검사 중부적합판정시부터 재검사를 통한적합판
정시까지 장비의사용을금지하도록 하여부적합 장비
의사용관리 강화
3.의견제출
특수의료장비의 설치및운영에관한규칙일부개정령안
에대하여의견이있는단체또는개인은 2012년7월2일까
지다음사항을기재한의견서를 보건복지부장관 (주소 :서
울종로구율곡로 75현대빌딩 8층의료자원정책과 )로제출- 5 -하여주시기바랍니다 .
가.예고사항에 대한의견(찬
반여부와 그사유)
나.성명(단체의경우단체명과 그대표자성명),주소및전화번호
다.기타참고사항 등
4.기타
자세한 사항은 보건복지부 홈페이지 (www.mw.go.kr) →
정보마당 →법령자료 →입법예고를 참조하거나 보건복지
부의료자원정책과 (전화 2023-7317, 7331팩스 2023-7333) 로
문의하여 주시기바랍니다 .- 6 -특수의료장비의 설치및운영에관한규칙
일부개정령안
특수의료장비의 설치및운영에 관한규칙일부를 다음과 같
이개정한다 .
제2조제1항중“특별시장 ·광역시장 ·도지사또는특별자치도지사
(이하"시·도지사"라한다)”를“시장·군수·구청장”으로한다.
제2조제2항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로하고,제1
호,제2호를삭제하고 ,제3호의괄호중“유방촬영용장치외
의특수의료장비로서 다른의료기관과 공동활용하려는 경우에
만제출한다 ”를“별표1의시설기준을 적용받는 장치로서 다른
의료기관과 공동활용하려는 경우에만 제출한다 ”로한다.
제2조제2항의2를다음과같이신설한다 .
②의2제2항에따라신청서를 제출받은 시장·군수·구청장은 「전
자정부법 」제36조제1항에따른행정정보의 공동이용을 통하여특
수의료장비 등록신청을 한의료기관의 개설허가 (신고)증명서와 별
표1의운용인력기준에 해당하는 특수의료장비를 운용할 인력의
전문의자격증,방사선사 ,간호사면허증등해당자격또는면허- 7 -를증명할수있는서류를확인하여야 한다.다만,신청인이나 종
사자가이에동의하지 아니하는 경우에는 그사본을첨부하도록
하여야한다.
제2조제3항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로한다.
제2조제3항의2를다음과같이신설한다 .
③의2시장․군수․구청장은 제3항에따라등록증명서를 발급받
은자가등록증명서의 훼손또는분실등의사유로별지제3의2
호서식에 따라재발급을 신청하면 그증명서를 재발급하여야 한
다.
제2조제4항을다음과같이신설한다 .
④시장․군수․구청장은 제2조제1항에따라특수의료장비를 신규
로등록할때에는별표8에따른장비고유번호를 부여하여야 한
다.
제3조제2항중“운용할영상의학과 전문의와 방사선사는 다음각
호의”를“운용하는 별표1의운용인력은 별표7에서정하는”으
로하고,제1호,제2호를삭제한다 .
제4조제1항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로하고,제1호
의나목을삭제하고 제2호의다목괄호“유방촬영용장치외
의특수의료장비의 공동활용에 동의한의료기관을 변경한경우
에만첨부한다 ”를“특수의료장비의 공동활용에 동의한의료기- 8 -관을변경한경우에만 첨부한다 ”로한다.
제4조제1항의2를다음과같이신설한다 .
①의2제1항에따라인력등록사항 변동통보서를 제출받은 시장·
군수·구청장은 「전자정부법 」제36조제1항에따른행정정보의 공
동이용을 통하여별표1의운용인력기준에 해당하는 특수의료장비
를운용할인력의전문의자격증,방사선사 ,간호사면허증등해
당자격또는면허를증명할수있는서류를확인하여야 한다.다
만,해당종사자가 이에동의하지 아니하는 경우에는 그사본을
첨부하도록 하여야한다.
제4조제2항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로한다.
제4조제3항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로하고,“양
도”를“매도”로하고,제2호중“양도”를“매도”로한다.
제4조제4항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로한다.
제5조제3항제1호“특수의료장비를 설치하는 경우”를“특수의료장
비를신규로설치하는 경우”로,제2호중“특수의료장비의 설치
장소를변경한경우.이경우설치장소를 변경한날로부터 ”를
“특수의료장비를 이동하여 설치하는 경우.이경우이동하여 설
치한날로부터 ”로,제4호에단서조항을 다음과같이신설한다 .
“단,부적합판정을받은날로부터 30일이내재검사신청을한
경우에는 부적합받은항목만재검사를 실시한다 .”- 9 -제5조제6항을다음과같이신설한다 .
⑥시장·군수·구청장은 제1항에따라정기적인 품질관리검사를 받
아야하는관할의료기관의 개설자등에게 정기검사일 2개월전에
검사절차 등을미리알려야한다.
제7조제1항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로하고,“검사
결과를통보하여야 한다.”를“검사결과를즉시통보하여야 한
다.”로한다.
제7조제2항중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로한다.
제7조제3항중“제1항에따른품질검사 결과를그특수의료장비
에부착하여 표시할수있다.”를“제1항에따라통보받은 별지
제9호서식의 특수의료장비 품질관리검사 성적서를 해당특수의
료장비에 부착하여야 한다.”로한다.
제7조제4항을다음과같이신설한다 .
④의료기관 개설자등은 제7조제1항에따른품질관리검사 결과
부적합통보를받은즉시해당특수의료장비의 운영을중지해
야하며,재검사를 통해적합판정을통보받은 시점부터 운영할
수있다.
제9조중“시·도지사”를“시장·군수·구청장”으로한다.
별표1,별표2,별표3,별표4,별표5를별지와같이하고,별표
7,8을별지와같이신설한다 .- 10 -별지제1호,제2호,제3호,제4호,제5호,제6호,제7호서식을 별지
와같이하고,별지제3의2호서식을 별지와같이신설한다 .
부 칙
제1조(시행일)이규칙은공포한날부터시행한다 .
제2조(특수의료장비 등록관청 변경에관한경과조치 )이규칙시행
전에시․도지사에게 특수의료장비의 등록을한자는제2호제1
항의개정규정에 따라시․군․구청에등록을한것으로본다.
제3조(이미설치․운영되고 있는특수의료장비의 등록에관한경
과조치)이규칙시행전에설치․운영되고 있는특수의료장비
(혈관조영장치 ,투시장치 ,이동형투시장치 (C-Arm 등),방사선치
료계획용 투시장치 ,방사선치료계획용 CT,체외충격파쇄석기 )는
별표1의제1호운영인력기준 및제2호의시설기준에도 불구하
고이규칙에따라설치인정을 받은것으로보고그인정기간
은규칙제5조①항에따른품질관리검사가 최초로도래하는 때
까지로한다.단,양전자방출단층촬영장치 ,양전자방출전산화단
층촬영장치의 인정기간은 품질관리검사 중정밀검사가 최초로
도래하는 때까지로 한다.
제4조(품질관리검사에 관한적용특례 )혈관조영장치 ,투시장치,이
동형투시장치 (C-Arm 등),양전자방출단층촬영장치 ,양전자방출전
산화단층촬영장치 ,방사선치료계획용 투시장치 ,방사선치료계획- 11 -용CT,체외충격파쇄석기에 대한규칙제5조에따른품질관리검
사는이규칙시행후6개월이경과한날로부터 적용한다 .- 12 -현 행 개정안
특수의료장비의 설치및운영에
관한규칙
제2조(등록 )①「의료법」(이하 "법"
이라한다 )제38조제 1항에따른특수
의료장비 (이하 "특수의료장비 "라한
다)를설치·운영하려는 의료기관의
개설자나 관리자 (이하 "개설자등 "이
라한다 )는해당의료기관의 소재지
를관할하는 특별시장 ·광역시장 ·도지
사또는특별자치도지사 (이하 "시·도
지사 "라한다 )에게등록하여야 한다 .특수의료장비의 설치및운영에
관한규칙
제2조(등록 )①-----------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------- 시장·
군수·구청장 ----------------------------------
--------------------------------.
②제1항에따라특수의료장비를 등
록하려는 경우에는 별지제1호서식의
특수의료장비 등록신청서 (전자문서로
된신청서를 포함한다 )에다음각호
의구분에따른서류 (전자문서를 포
함한다 )를첨부하여 시·도지사에게
제출하여야 한다 .
1.별표 1의운용인력기준에 해당하
는특수의료장비를 운용할인력의영②------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------- 시장·군수·구청장
--------------------------------.
1.<삭제 >신․구조문대비표- 13 -상의학과 전문의자격증및방사선사
면허증사본각1부
2.특수의료장비 등록신청을 한의
료기관의 개설허가증명서 또는개설
신고증명서 사본 1부
3.별지제2호서식의 특수의료장비
공동활용 동의서 1부(유방촬영용장
치외의특수의료장비로서 다른의료
기관과공동활용하려는 경우에만 제
출한다 )2.<삭제 >
3.-----------------------------------------------
------------- --------- ------(별표 1의시설기준
을적용받는 장치로서 다른의료기관
과공동활용하려는 경우에만 제출한
다)
<신설 > ②의2제2항에따라신청서를 제출받
은시장·군수·구청장은 「전자정부
법」제36조제 1항에따른행정정보의
공동이용을 통하여특수의료장비 등
록신청을 한의료기관의 개설허가 (신
고)증명서와 별표 1의운용인력기준에
해당하는 특수의료장비를 운용할인
력의전문의자격증 ,방사선사 ,간호
사면허증등해당자격또는면허를
증명할수있는서류를확인하여야
한다 .다만 ,신청인이나 종사자가 이
에동의하지 아니하는 경우에는 그- 14 -사본을첨부하도록 하여야한다 .
③제1항에따라등록신청을 받은
시·도지사는특수의료장비가 제3조에
따른특수의료장비 설치인정기준에
맞다고 인정되면 별지제3호서식의
특수의료장비 등록증명서를 신청인에
게내주고 ,그사실을별지제4호서
식의특수의료장비 등록대장 (전자문
서로된대장을포함한다 )에적어야
하며 ,설치인정기준에 맞지아니한
경우에는 그사유를구체적으로 밝혀
문서 (전자문서를 포함한다 )로통보하
여야한다 .③-------------------------------------------------------- 
시장·군수·구청장은 -----------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------.
<신설> ③의2시장․군수․구청장은 제3항에
따라등록증명서를 발급받은 자가등
록증명서의 훼손또는분실등의사
유로별지제3의2호서식에 따라재발
급을신청하면 그증명서를 재발급하
여야한다 .
<신설> ④시장․군수․구청장은 제2조제 1항
에따라특수의료장비를 신규로
등록할때에는별표 8에따른장- 15 -비고유번호를 부여하여야 한다 .
제3조(설치인정기준 등)
①제2조에따라등록하려는 특수의
료장비는 별표 1의설치인정기준에
맞게설치․운영하여야 한다 .
②제1항의기준에따라특수의료장
비를운용할영상의학과 전문의와 방
사선사는 다음각호의 업무를수행
한다 .
1.영상의학과 전문의 :특수의료장
비의품질관리 업무의총괄및감
독,영상화질 평가 ,임상영상 판독
2.방사선사 :특수의료장비의 취
급,정도관리항목 실행 ,그밖의
품질관리에 관한업무제3조(설치인정기준 등)
①*첨부별표 1개정
②----------------------------------------------
------------------- 운용하는 별표 1의운
용인력은 별표 7에서정하는 ------------
------.
1.<삭제>
2.<삭제>
제4조(등록사항의 변경통보 등)
①특수의료장비를 설치·운영하고 있
는의료기관의 개설자등은 다음각
호의어느하나에 해당하는 사유가
발생하면 그사유가발생한날부터
30일이내에다음각호의구분에따제4조(등록사항의 변경통보 등)
①----------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 16 -른서류 (전자문서를 포함한다 )를시·
도지사에게제출하여야 한다 .
1.(생략)
가.(생략)
나.특수의료장비 관련변경인력의
영상의학과 전문의자격증및방사선
사면허증사본각1부
2.(생략)
가.(생략)
나.(생략)
다.변경된 공동활용 의료기관의
특수의료장비 공동활용 동의서사본
및병상수확인서각1부(유방촬영
용장치외의특수의료장비의 공동활
용에동의한의료기관을 변경한경우
에만첨부한다 )
3.(생략)------------------------------------------------ 시
장·군수·구청장 -------------------------.
1.(현행과같음 )
가.(현행과같음 )
나.<삭제 >
2.(현행과같음 )
가.(현행과같음 )
나.(현행과같음 )
다.------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------- (특수의
료장비의 공동활용에 동의한의료기
관을변경한경우에만 첨부한다 )
3.(현행과같음 )
<신설 > ①의2제1항에따라인력등록사항 변
동통보서를 제출받은 시장·군수·구
청장은「전자정부법 」제36조제 1항에
따른행정정보의 공동이용을 통하여
별표 1의운용인력기준에 해당하는 특
수의료장비를 운용할인력의전문의- 17 -자격증 ,방사선사 ,간호사면허증등
해당자격또는면허를증명할수있
는서류를확인하여야 한다 .다만 ,해
당종사자가 이에동의하지 아니하는
경우에는 그사본을첨부하도록 하여
야한다 .
②제1항에따라변경통보를 받은
시·도지사는 변경사항이 제3조에따
른특수의료장비 설치인정기준에 맞
다고인정하면 특수의료장비 등록증
명서를고쳐적거나재발급하고 ,변
경사항을 별지제4호서식의 특수의료
장비등록대장 (전자문서로 된대장을
포함한다 )에적어야한다 .②----------------------------------------------
시장·군수·구청장은 ------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------.
③특수의료장비를 설치․운영하는
의료기관의 개설자등은 특수의료장비
를양도 또는폐기하거나 사용중지한
경우그사유가발생한날부터 30일
이내에별지제7호서식의 통보서 (전
자문서로 된통보서를 포함한다 )에
다음각호의서류를첨부하여 시․
도지사에게제출하여야 한다 .
1.(생략 )③---------------------------------------------
--------------------------------------------------
-----매도 --------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------ 시장·
군수·구청장 -------------------.
1.(현행과같음 )- 18 -2.양도 및폐기를확인할수있는
서류 1부2.매도 ----------------------------------------
----------
④시․도지사는 제3항에따른통보
를받으면그사실을별지제4호서식
의특수의료장비 등록대장 (전자문서
로된대장을포함한다 )에적어야한
다.④시장·군수·구청장은 --------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--.
제5조(품질관리검사 )
①법제38조제 2항에따라특수의료
장비를 설치․운영하는 의료기관의
개설자 등이받아야하는정기적인
품질관리검사는 서류검사와 정밀검사
로하되 ,그내용은별표 2와같다 .
②제1항에따른품질관리검사의 기
준은별표 3과같다 .
③(생략)
1.특수의료장비를 설치하는 경우
2.특수의료장비의 설치장소를 변경
한경우 .이경우설치장소를 변경한
날로부터 30일이내에검사를받아야
한다 .
3.(생략 )제5조(품질관리검사 )
①*첨부별표 2개정
②*첨부별표 3개정
③(현행과같음 )
1.특수의료장비를 신규로설치하는
경우
2.특수의료장비를 이동하여 설치하
는경우 .이경우이동하여 설치한날
로부터 --------------------------------------
------.
3.(현행과같음 )- 19 -4.제7조제 1항에따른품질관리검사
결과부적합한 것으로판정된특수의
료장비를 다시사용하려는 경우 <신
설>
④(생략)
⑤(생략)
<신설 >4.----------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------ 단,부적합판정을
받은날로부터 30일이내재검사신청
을한경우에는 부적합받은항목만
재검사를 실시한다 .
④(현행과같음 )
⑤(현행과같음 )
⑥시장·군수·구청장은 제1항에따라
정기적인 품질관리검사를 받아야하
는관할의료기관의 개설자등에게 정
기검사일 2개월전에검사절차 등을
미리알려야한다 .
제6조의 2(품질관리검사기관 )
①(생략 )
②제1항에따른품질관리검사기관은
별표 4의기준에적합하여야 한다 .제6조의 2(품질관리검사기관 )
①(현행과같음 )
②*첨부별표 4개정
제7조(검사결과의통보등)①품질
관리검사기관의 장은특수의료장비에
대한품질관리검사를 한경우에는 별
지제9호서식의 특수의료장비 품질관
리검사성적서 (전자문서로 된성적서
를포함한다 )를신청인에게 내주고 ,제7조(검사결과의통보등)①-------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 20 -보건복지부장관 ,시·도지사 ,국민건강
보험공단이사장 및건강보험심사평가
원장에게 검사결과를통보하여야 한
다.------------- 시장·군수·구청장 --------------
---------------------------------------------------
----------검사결과를즉시통보하여야
한다 .
②시·도지사는제1항에따라품질관
리검사기관의 장으로부터 검사결과
를통보받았을 때에는이를별지제4
호서식의 특수의료장비 등록대장 (전
자문서로 된대장을포함한다 )에적어
야한다 .②시장·군수·구청장 -----------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------.
③특수의료장비를 설치·운영하는 의
료기관의 개설자등은 제1항에따른
품질관리검사 결과를그특수의료장
비에부착하여 표시할수있다 .③----------------------------------------------
---------------------------------- 제1항에따
라통보받은 별지제9호서식의 특수
의료장비 품질관리검사 성적서를 해
당특수의료장비에 부착하여야 한다 .
<신설 > ④의료기관 개설자등은 제7조제 1항
에따른품질관리검사 결과부적합통
보를받은즉시해당특수의료장비의
운영을중지해야 하며 ,재검사를 통해
적합판정을통보받은 시점부터 운영
할수있다 .
제9조(서류의 작성ㆍ비치ㆍ보존및
제출 )특수의료장비를 설치·운영하는
의료기관의 개설자등 및품질관리검제9조(서류의작성ㆍ비치ㆍ보존및제
출)----------------------------------------------
---------------------------------------------------- 21 -사기관의 장은별표 6의특수의료장
비에관한서류 (전자문서를 포함한다 )
를작성·비치및보존하여야 하고 ,보
건복지부장관이나 시·도지사가 요구
하면관계서류 (전자문서를 포함한다 )
를제출하여야 한다 .---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------- 시장·군수·구청장이 ---
---------------------------------------------------
-----------------------.- 22 -[별표 1] 
특수의료장비의 
            종류
 항목자기공명영상 
촬영장치전산화단층 촬영장치 유방 촬영용 장치
용도
구분전신용
두부전용
척추 전용
관절 전용
척추 및 관절 전용
두부 및 척추 전용
두부 및 관절 전용전신용
두부 전용
척추 전용
두부 및 척추 전용유방용
운용인력
기준영상의학과
 전문의전속 1명 이상  비전속 1명 이상  비전속 1명 이상
방사선사 전속 1명 이상  전속 1명 이상  비전속 1명 이상
      특수의료장비의 
            종류
 항목혈관조영장치 투시장치 이동형 투시장치
용도
구분일반용
뇌혈관용
심장용해당없음 해당없음
기능
구분고정식 단일면
고정식 이중면
이동식해당없음 해당없음
운용
인력
기준영상의학과
전문의전속 1명 이상비고1해당없음비고2해당없음
간호사 전속 1명 이상 해당없음 해당없음
방사선사 전속 1명 이상 전속 1명 이상 비전속 1명 이상
비고1. 동 장치를 심장용만으로 등록한 경우에는 전문의의 수련 및 
자격 인정 등에 관한 규정 제3조에 따른 내과, 흉부외과 , 소
아청소년과 , 영상의학과 전문의 전속 1인 이상으로 한다.특수의료장비 설치인정기준 (제3조 관련)
1. 운용인력기준
<현행>
 가. 자기공명영상 촬영장치 (MRI), 전산화단층 촬영장치 (CT), 유방 촬영용 장치
(Mammo)
<신설>
 나. 혈관조영장치 , 투시장치 , 이동형 투시장치 (C-Arm 등)- 23 -2. 건강검진기본법 시행규칙 제4조제3항에 따른 위암 출장검진
기관인 경우에는 영상의학과 전문의 비전속 1인 이상을 두어
야 한다.
      특수의료장비의 
            종류
항목 양전자방출단층촬영장치  양전자방출전산화단층촬영장치
운용
인력
기준영상의학과
 전문의해당없음 해당없음비고1
핵의학과
 전문의전속 1명 이상 전속 1명 이상
방사선사 전속 1명 이상 전속 1명 이상
비고1. 양전자방출전산화단층촬영장치를 진단목적으로 CT만 단독으
로 사용ㆍ판독하는 경우는 영상의학과 전문의를 비전속 1명 
이상(CT 운용인력기준 ) 두어야 한다.
       특수의료장비의 
            종류
항목 방사선치료계획용 투시장치  방사선치료계획용 CT
운용
인력
기준방사선종양학과
전문의전속 1명 이상 전속 1명 이상
영상의학과
 전문의해당없음 해당없음비고1
방사선사 전속 1명 이상 전속 1명 이상
방사선 품질관리 
종사자비전속 1명 이상비고2비전속 1명 이상비고2
비고1. 방사선치료계획용 CT를 진단용 CT로 사용ㆍ판독하는 경우
는 영상의학과 전문의를 비전속 1명 이상(CT 운용인력기준 ) 
두어야 한다.
2. 방사선 품질관리 종사자라 함은 의학물리 , 방사선학 및 관련
전공(핵/입자물리학 , 원자력공학 ) 석사 이상 학위 소지자로
서 석사학위 소지자는 4년 이상, 박사학위 소지자는 2년 이
상의 실무 경력을 갖춘 자를 말한다 . 단, 실무 경력은 방사
선종양학과 전문의의 지도하에 해당 장비의 품질관리를 주
된 업무로 하는 기간을 말한다 .
   특수의료장비의 
            종류
항목 체외충격파쇄석기 (ESWL)
운용 비뇨기과 전속 1명 이상비고1 
 다. 양전자방출단층촬영장치 (PET),  양전자방출전산화단층촬영장치 (PET-CT)
 라. 방사선치료계획용 투시장치 , 방사선치료계획용 CT
 마. 체외충격파쇄석기 (ESWL)- 24 -        특수의료
        장비
 항목자기공명영상 촬영장치 , 
양전자방출단층촬영장치 , 
양전자방출전산화단층촬영장치전산화단층 촬영장치
시
설
기  
준시 지역
(광역시의 군 
포함)1) 200병상 이상인 의료기관만 
설치할 수 있다.
2) 200병상 미만인 의료기관이 
특수의료장비를 설치하려면 다
른 의료기관과 공동활용하여야 
하고, 이 경우 공동활용을 위하
여 별지 제2호서식의 특수의료
장비 공동활용 동의서를 제출한 
의료기관과의 병상 합계가 200
병상 이상이어야 한다.1) 200병상 이상인 의료기관만 
설치할 수 있다.
2) 200병상 미만인 의료기관이 
특수의료장비를 설치하려면 다
른 의료기관과 공동활용하여야 
하고, 이 경우 공동활용을 위하
여 별지 제2호서식의 특수의료
장비 공동활용 동의서를 제출한 
의료기관과의 병상합계가 200
병상 이상이어야 한다. 
군 지역
(인구가 10만 
명 이하인 시 
지역 포함)1) 100병상 이상인 의료기관만 
설치할 수 있다.
2) 100병상 미만인 의료기관이 
특수의료장비를 설치하려면 다인력
기준전문의
비고1. 체외충격파쇄석기란 충격파발생 및 전달장치 , 테이블 , 이동
형 투시장치 (C-Arm), 초음파 등이 세트로 구성된 장치를 
총칭한다 .
 <신 설>
 바. 전속 및 비전속 시간 기준
  1. 전속은 주 4일(32시간) 이상을 근무하는 것으로 본다.
  2. 전속으로 근무하는 경우는 비전속으로 2개 의료기관 , 비전속으로 근무하
는 경우는 비전속 5개 의료기관까지 근무할 수 있는 것으로 한다.
2. 시설기준
 가. 자기공명영상 촬영장치 , 양전자방출단층촬영장치 , 양전자방출전산화단층
촬영장치 및 전산화단층 촬영장치- 25 -른 의료기관과 공동활용하여야 
하고, 이 경우 공동활용을 위하
여 별지 제2호서식의 특수의료
장비 공동활용 동의서를 제출한 
의료기관과의 병상합계가 100
병상 이상이어야 한다. 
비  고1. 종합병원은 전산화단층 촬영장치의 시설기준을 적용받지 아니한다 .
2. 시설기준 중 자기공명영상 촬영장치 및 전산화단층 촬영장치 , 양전
자방출단층촬영장치 , 양전자방출전산화단층촬영장치 의 공동활용에 
관한 동의는 각각의 장비에 대하여 둘 이상의 의료기관에 중복하여 
할 수 없다.
3. 특수의료장비를 공동활용할 수 있는 의료기관은 특수의료장비를 설
치한 의료기관이 소재한 시·군·구(자치구를 말한다 . 이하 같다)와 동
일한 시·군·구에 소재하거나 지리적으로 경계가 인접한 시·군·구에 
소재한 의료기관으로 한정한다 .
4. 다음 각 목의 병원 등의 병상은 공동활용병상으로 인정되지 아니한
다.
  가. 「의료법 」 제3조에 따른 의료기관 중 치과병원 , 한방병원 , 요양
병원, 치과의원 , 한의원 및 조산원 . 다만, 「의료법 」 제43조제2항에 
따라 관련 의과 진료과목을 추가로 설치한 한방병원은 제외한다 .
  나. 「정신보건법 」 제3조제3호에 따른 정신의료기관 중 같은 법 제
12조제1항 및「정신보건법 시행규칙 」 제7조의 시설기준 등에 따른 
정신병원 ․정신과의원 과 병원급 이상의 의료기관에 설치된 정신과
  다. 「결핵예방법 」제15조에 따른 의료기관
5. 공동활용병상으로 인정되지 아니하는 의료기관은 자체병상을 확보
하여도 특수의료장비를 설치할 수 없다.
6. 도서지역 등 설치인정기준을 충족하기 어렵다고 보건복지부장관이 
인정하는 경우에는 예외적으로 설치인정기준을 적용받지 아니할 수 
있다.
7. 동일한 종류의 장비를 추가로 설치하는 의료기관 (공동활용으로 운
영하는 의료기관을 포함한다 .)은 최초 장비 설치시 시설기준을 충족
하였고 , 현재까지 유효하면 별도의 시설기준을 적용받지 아니한다 . 
나. 유방 촬영용 장치, 혈관조영장치 , 투시장치 , 이동형 투시장치 (C-Arm 등), 
방사선치료계획용 투시장치 , 방사선치료계획용 CT, 체외충격파쇄석기
(ESWL)  : 해당없음- 26 -[별표2]
특수의료장비 품질관리검사의 종류(제5조제1항관련)
서류검사 정밀검사
검사주기 내용연수 기준 검사 종류 및 주기(아래표1))
검사방법  서류  현지 출장검사
검사항목 1. 인력검사
 2. 시설검사
 3. 정도관리기록 검사
 4. 팬텀영상 검사 1. 인력검사
 2. 시설검사
 3. 정도관리기록 검사
 4. 팬텀영상 검사
 5. 임상영상 검사
비 고1. 제5조제3항제1호의 검사에서는 정도관리기록 검사 및 임상영상 검사를 제
외한다 .
2. 정밀검사를 받은 경우에는 해당 연도에만 서류검사를 면제한다 .
3. 검사기간은 검사주기 만료일 전후 각각 31일로 한다.
4. 내용연수는 새 장비가 제조된 이후 현재까지 지속된 기간을 말한다 . 
5. 장비의 제조시기 중 제작 연도는 알고 있으나 월이 미상인 경우는 6월, 일
이 미상인 경우는 각 월 15일을 기준으로 한다.
6. 장비의 제조시기가 미상인 경우는 1월 1일 또는 7월 1일을 기준으로 하여 
1년 단위로 정밀검사를 실시한다 .
1) 내용연수 기준 검사 종류 및 주기
내용
연수1
년2
년3
년4
년5
년6
년7
년8
년9
년10
년11
년12
년13
년14
년15
년16년 
이후
검사
종류서류서류서류정밀서류서류정밀서류정밀 서류 정밀서류정밀서류정밀 정밀
검사
주기4년 3년 2년 2년 2년 2년 1년- 27 -[별표 3] 
표 준 팬 텀Standard XR-21, National Electronical Manufacturers 
Association; NEMA
팬 텀  촬 영  조 건1. SID 100cm 으로 설정
2. 80kVp, 20mA. 장치의 구비 조건상 기본촬영조건을 정확히 준수 
할 수 없는 경우 가장 근접한 조건으로 검사하고 이를 명시함
3. 팬텀과 디텍터간의 거리는 50mm 로 설정
4. C-arm 의 RAO/LAO 및 CRA/CAU 을 0도로 설정
5. 해상력 챠트는 모니터 주사선 및 그리드의 영향을 최소화하기 위
하여 45도로 위치특수의료장비 품질관리검사의 기준(제5조제2항 관련)
1. 인력검사 (변경없음 )
2. 시설검사 (변경없음 )
3. 정도관리기록 검사 (변경없음 )
4. 팬텀영상 검사
 가. 자기공명영상 촬영장치 (변경없음 )
 나. 전산화단층 촬영장치 (변경없음 )
 다. 유방 촬영용 장치
 <전단표 >(변경없음 )
 <후단표 >
항     목합     격     기     준 
필름 유방 촬영용 장치 CRㆍDR 유방 촬영용 장치
섬  유  소 4개 이상 관찰할 수 있어야 한다.4개 이상 관찰할 수 있어야 한다.
작 은  석 회 화  그 룹 3개 이상 관찰할 수 있어야 한다.3개 이상 관찰할 수 있어야 한다.
종     괴 3개 이상 관찰할 수 있어야 한다.3개 이상 관찰할 수 있어야 한다.
모 조 병 소 10개 이상 관찰할 수 있어야 한다.10개 이상 관찰할 수 있어야 한다.
인 공 물인공물의 정도가 모조병소의 평가를 어렵게 할 수 있을 정도로 많은 경우
총 점 에 서  1 점  감 점 한 다 .
 <신설>
 라. 혈관조영장치  - 28 -6. 환자 테이블 위의 패드를 제거함
제 출 영 상1. 팬텀 촬영 스팟 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시)
2. 고정식 이중면 (dual) 의 경우 양면에서 모두 검사하여 제출한다 .
합 격 기 준 이중면의 경우 양면에서 모두 적합이어야 적합이다 .
항   목 합    격    기    준
B e a m  a l i g n m e n t  Acceptable 기준 이상이어야 한다.
S p a t i a l  r e s o l u t i o nI.I type 
field size(cm)34-40 0.8(lp/mm)
28-33 1.0(lp/mm)
22-27 1.2(lp/mm)
16-21 1.4(lp/mm)
10-15 1.5(lp/mm)
F.D type 
field size(cm)Over 45 0.8(lp/mm)
40-45 1.0(lp/mm)
28-33 1.2(lp/mm)
22-27 1.4(lp/mm)
16-21 1.5(lp/mm)
L o w  c o n t r a s t  i o d i n e 
d e t e c t a b i l i t y최소농도 200mg/cc 까지 보여야 한다.
P h a n t o m 
e n t r a n c e  d o s e10R/min 이하이어야 한다. (화면 확대 비적용 )
W i r e  r e s o l u t i o n Static 최소 0.012“까지 보여야 한다.
항     목 합      격      기      준 
공 간 분 해 능 5개 이상의 격자 형태가 잘 보여야 한다.
저 대 도 조  분 해 능 저대조도 원형이 5개 이상 잘 보여야 한다.  
인 공 음 영 하등의 인공물이 없어야 한다. 
팬텀의 모든 원형이 원형으로 보이며 일정한 간격을 유
지해야 한다표 준 팬 텀CDRH phantom(Center for Devices and Radiological Health 
phantom, model 07-649) 및 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 
이와 동등함이 검증된 팬텀
팬 텀  촬 영  조 건 임상 촬영조건
제 출 영 상팬텀 촬영 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시하여
야 한다) 마. 투시장치- 29 -표 준 팬 텀CDRH phantom(Center for Devices and Radiological Health 
phantom, model 07-649) 및 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 
이와 동등함이 검증된 팬텀.  CDRH 07-649 팬텀인 경우, 검사시 
acryl 팬텀을 제거한 상태에서 촬영한 영상을 평가함 .
팬 텀  촬 영  조 건 임상 촬영조건
제 출 영 상팬텀 촬영 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시하여
야 한다)
* 영상저장장치가 다양하므로 영상을 digital 로 보낼 수 있는 경우는 
DICOM, jpg 모두 가능하며 폴라로이드 , 레이저 종이 프린터 , CRT 화면 
수신, digital camera 로 화면 영상 촬영 모두 가능함 . 
항     목 합      격      기      준 
공 간 분 해 능 5개 이상의 격자 형태가 잘 보여야 한다.
저 대 도 조  분 해 능 저대조도 원형이 5개 이상 잘 보여야 한다.  
인 공 음 영 하등의 인공물이 없어야 한다. 
팬텀의 모든 원형이 원형으로 보이며 일정한 간격을 유지
해야 한다
항  목 합 격 기 준 
N a - 2 2 
점 선 원영 상 해 상 도 
측 정제조업체기준의 +20% 이내
민감도 측정 제조업체기준의 -20% 이상
원통형팬텀 균일도 측정 측정 영상의 (최소 10장) 변동계수 (CV값) : 0.1 이하표 준 팬 텀1. Na-22 점선원 팬텀(직경 1 mm, 100 μCi(3.7 MBg))
2. 원통형 팬텀(제조업체별 표준팬텀 )
3. 민감도 팬텀(NEMA 팬텀)
4. AAPM CT Performance Phantom 76-410* 또는 각 항목별로 
보건복지부장관이 정하는 바에 따라 이와 동등함이 검증된 팬텀
팬 텀  촬 영  조 건1. Na-22 점선원 양전자방출단층촬영
 - 1 bed position, 표준 감쇠보정 및 재구성 알고리즘 , 슬라이스 두께 8 mm 이내
2. 원통형 팬텀 양전자방출단층촬영
 - 팬텀 전체 길이를 포함하는 FOV, 표준 감쇠보정 및 재구성 알고리즘 , 슬라이스 
두께 8 mm 이내
3. AAPM CT Performance Phantom 76-410*
 - 120 ㎸p, 250 ㎃s, 10 ㎜ collimation, 25 cm 이상 FOV, 표준재구성 알고리즘
   (단, 기기에 따라 10 mm collimation 이 불가능한 경우 제조회사별로 가장 근접한 
프로토콜을 사용할 수 있다.)
 4. 민감도 팬텀
 - 1 bed position, activity 2.5 mCi(92.5 MBq)이하, 제조회사별 프로토콜을 사용
제 출 영 상팬텀 촬영 영상 1부
(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시하여야 한다) 바. 이동형 투시장치 (C-Arm 등)
 사. 양전자방출단층촬영장치 (PET) 및 양전자방출전산화단층촬영장치 (PET-CT)- 30 -표 준 팬 텀1. Iso-Align (MedTec) 팬텀
2. CDRH phantom (Center for Devices and Radiological Health 
phantom, model 07-649), TOR-18FG (LeedsTestObjects) 및 
보건복지부장관이 정하는 바에 따라 이와 동등함이 검증된 팬텀
팬 텀  촬 영  조 건1. 조사야 크기 15x15 cm2, 콜리메이터 , 갠트리 , 테이블을 회전시
키면서 촬영
2. SID=140cm, 1 mm 구리 필터, 팬텀을 포함할 정도의 조사야 , 촬
영조건 80 kVp, 25mA, 8 ms 을 기준으로 최적 영상 조건 
제 출 영 상1. 콜리메이터 , 갠트리 , 테이블을 회전하면서 촬영한 팬텀 영상 
2. 팬텀 촬영 영상 1부
* 팬텀 영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시하여야 한다.
팬 텀 항 목 합      격      기      준 
Iso-Align 
(MedTec)방 사 선
조 사 야 
일 치 도X, Y 각 방향으로 2mm 이내
방 사 선 
회 전 중 심
일 치 도콜리메이터 , 갠트리 회전 정확도 : 반경 1 mm 이내
테이블 회전 정확도 : 반경 2 mm 이내
C D R H 
혹 은
TOR-18FG공 간 분 해 능CDRH: 5개 이상의 격자 형태가 잘 보여야 한다.
TOR-18FG: 0.7 lp/mm 이상
저 대 도 조 
분 해 능CDRH: 저대조도 원형이 5개 이상 잘 보여야 한다.
TOR-18FG: 3.2% 이상  
인 공 음 영 하등의 인공물이 없어야 한다. 
팬텀의 모든 원형이 원형으로 보이며 일정한 간격을 유지
해야 한다
표 준 팬 텀1. Gammex 혹은 LAP 레이저 정렬 팬텀
2. 제조사 제공 물 팬텀
3. 선량계산용 전자밀도환산표 작성에 사용한 기관별 Gammex 또는 S U V  측 정 측정 영상의 (최소 10장) SUV 값 : 1±0.2(g/ml)
정합도 측정* CT와 PET영상의 fusion( 융합) 영상(최소 10장)에서 중심
축 오차가 5 mm 이내이어야 한다.
AAPM 팬텀*물 의  C T 
감 약 계 수*0±7 HU이어야 한다.
노 이 즈*6 HU 이하이어야 한다.
균 일 도*중심부와 주변부 간 5HU 이하이어야 한다.
인공물 유무
(유무로 표시)*인공물이 없어야 한다.
  ("*"는 양전자방출전산화단층촬영장치 (PET-CT) 에 한함)
 아. 방사선치료계획용 투시장치
 자. 방사선치료계획용 CT- 31 -CIRS 전자밀도 CT팬텀
팬 텀  촬 영  조 건1. 슬라이스 두께 1 mm 이내 
2. 120㎸p, 250㎃s, 10㎜ collimation, 25㎝ 이상 FOV, 25㎝ 
Display FOV, Standard Reconstruction Algorithm
3. 선량계산용 전자밀도환산표 작성에 사용한 기관별 촬영 조건
제 출 영 상1. 레이저에 정렬된 팬텀 사진 및 팬텀 촬영 영상 1부
2. 팬텀 촬영 영상 1 부
3. 기관 선량계산용 전자밀도환산표 및 팬텀 촬영 영상 1부
* 팬텀 영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시하여야 한다.
팬 텀 항     목 합      격      기      준 
레 이 저
정 렬 팬 텀레이저정확도 2 mm 이내
테이블정확도 2 mm 이내
위치확인영상 2 mm 이내
물 팬 텀물의 CT감약
계 수0 ± 7 HU이어야 한다.
노  이  즈 6 HU 이하이어야 한다.
균  일  도 중심부와 주변부 간 5 HU 이하이어야 한다.
인공물 유무
(유무로 표시)없어야 한다.
전 자 밀 도 팬 텀물 전자밀도 
일 치 도기관별 전자밀도환산표의 물 상대전자밀도 ±0.03
폐 전자밀도 
일 치 도기관별 전자밀도환산표의 폐 상대전자밀도 ±0.05
뼈 전자밀도 
일 치 도기관별 전자밀도환산표의 뼈 상대전자밀도 ±0.08
제 출 영 상1. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전신용인 
경우: 두부 영상 1개, 척추 영상 1개(경추, 요추 중 하나를 선택할 수 있
다), 관절 영상 1개(슬관절 , 견관절 , 족관절 , 손목관절  중 하나를 선택할 수 
있다)
2. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전용인 경
우: 해당 부위 영상. 다만, 관절 전용인 경우는 슬관절 , 견관절 , 족관절 , 손
목관절  중 2개를 선택하여 제출한다 .
3. 임상영상검사에서 관절과 척추영상은 3년 전 정밀검사에 제출한 부위와 
다른 부위를 제출할 것을 권장한다 .
합 격 기 준제출된 영상의 점수가 60/100 이상이어야 합격으로 인정한다 .
전신용 및 관절 전용인 경우 제출된 영상 점수 총점이 60/100 이상이어야 
합격으로 인정한다 .5. 임상영상 검사
 가. 자기공명영상 촬영장치
1) 검사방법- 32 -제 출 영 상 의
선 행 조 건1. 필수 펄스대열 (Pulse sequences): 시상 T1강조영상 , 축상 T2강조영상
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 뇌 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 두부 영상을 제출한다 .
일반 정보 항목(두부)
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명 필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
M R검 사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 위
치확인영상 혹은 PACS 에서 scout localization 이 가능
하다.각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다. 
영상 정보 항목
항  목 평 가 내 용 점수표시
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다.
3. Radiofrequency interference 인공물이 없다.
4. 그 외 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생
한 인공물이 없다.각4점 16점
포함범위1. 축상 T2강조영상에서 
 1) 두정부에서 두개골 기저부까지 포함된다
 2) 두개골의 전후, 좌우 전체가 포함된다6점
16점2. 시상 T1강조영상에서
 1) 두정부에서 두개골 기저부까지 포함된다
 2) 정중앙 영상이 포함되어야 한다5점
3. 축상 T2강조영상에서 양측 대뇌반구의 좌우대칭이 이
루어져야 한다5점
영 상 대 조 도1. 축상 T2강조영상에서 뇌회백질 구분이 가능하다
각5점 40점2. 축상 T2강조영상에서 기저핵의 세부구조가 구분된다
3. 축상 T2강조영상에서 근위부 중대뇌동맥 (M1)이 전장에 
걸쳐 추적 가능하다
4. 축상 T2강조영상에서 internal cerebral vein이 전장
에 추적 가능하다
5. 축상 T2강조영상에서 중뇌의 red nucleus 와 
substantial nigra가 구분된다
6. 축상 T2강조영상에서 양측 다섯 번째 뇌신경의 
cisternal segment 가 확인된다
7. 축상 T2강조영상에서 연수의 olive의 돌출이 확인된다2) 두부- 33 -제 출 영 상 의
선 행 조 건1. 필수 펄스대열 (pulse sequences):
 - 시상 T1강조영상
 - 시상 T2강조영상
 - 축상 T2강조영상  
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 요추 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 요추 영상을 제출한다 .
일반 정보 항목(요추)
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
M R검사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 위치
확인영상 혹은 PACS 에서 scout localization 이 가능하
다.각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다. 
영상 정보 항목
항 목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법 FS T2WI 또는 whole spine sagittal image (cervical 
spine포함) 영상이 포함되었다 .6점 6점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 인
공물이 없다.각4점 12점
포함범위1. 시상 T1 및 T2강조영상에서 양측 신경공이 포함된다
각4점 16점2. 시상 T1 및 T2강조영상에서 최소 흉추 및 천추 1개 이
상을 포함한다
3. 요추 최하위 3개 추간판에 대한 축상 영상이 있다
4. 축상 영상에서 상하 종판이 포함된 추간판 준위가 3개 
이상이다
영 상 대 조 도1. 시상 T2강조영상에서 섬유륜과 수핵이 구분된다
각8점 40점2. 시상 T1강조영상에서 신경공 내의 신경근이 보인다
3. 축상 영상에서 추간판과 척추체 종판의 후면경계가 전장8. 시상 T1강조영상 안구의 중앙 준위에서 양측 소뇌의 
뇌회백질 구분이 가능하다
절 편 두 께 와 
격 자 크 기 의 
적 정 성1. 절편두께는 5mm 이하이다 .  
각4점 12점 2. 절편간격은 2.5mm 이하이다 .
3. 격자수 (matrix number) 는 256×256 이상이어야 한다.
3) 요추- 34 -제출영상의
선 행 조 건1. 필수 펄스 대열(pulse sequences)
 - 시상 프로톤강조영상 , T2강조영상 중 1가지 이상
 - 관상 프로톤강조영상 , T2강조영상 중 1가지 이상
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 슬관절 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 슬관절 영상을 제출한다 .
일반 정보 항목(슬관절 )
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명 필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 
부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
M R검 사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 , 위
치확인영상 혹은 PACS 에서 scout localization 이 가
능하다각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다
영상 정보 항목
항  목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법oblique coronal 또는 isotrophic image 또는 FS image
가 포함되었다 . 4점 4점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 
인공물이 없다.각4점  12점
포함범위1. 시상 영상에서 대퇴사두근건의 원위부와 경골결절을 
포함한다각4점 12점2. 관상 영상에서 비골두와 내측측부인대를 포함한다
3. 시상과 관상 영상에서 반월판연골의 전장이 포함된다
영 상 대 조 도 1. 후방십자인대 골 부착부위와 중간부분에서 경계가 각6점 48점에 걸쳐 보인다 
4. 시상 T2강조영상에서 척수액과 척수 및 척수 신경총이 
구분된다
5. 축상 영상에서 척수액과 척수 또는 척수 신경총이 구분
된다
절 편 두 께 의
적 정 성1. 시상 영상의 절편두께 5mm 이하이다
각2점 10점2. 축상 영상의 절편두께 4mm 이하이다
3. 시상 영상의 절편간격 1.5mm 이하이다
4. 축상 영상의 절편간격 1mm 이하이다
5. 격자수 (matrix number) 는 256×256 이상이어야 한다.
4) 슬관절- 35 -분명하다 . 
2. 반월판연골 경계가 분명하다 .
3. 전방십자인대골 부착부위와 중간부분에서 경계가 
분명하다 . 
4. 내측측부인대골 부착부위와 중간부분에서 경계가 
분명하다 . 
5. 외측측부인대골 부착부위와 중간부분에서 경계가 
분명하다 . 
6. 슬개골 연골 관절액과 신호강도가 구별된다 . 
7. 대퇴골 연골 관절액과 신호강도가 구별된다 . 
8. 관절액T2강조영상에서 관절액과 지방의 신
호강도가 구별된다 .
절편두께 
및 조사야
의 적정성1. FOV는 16cm 이하이다
각2점 8점2. 시상 영상의 절편두께 4mm 이하, 절편간격 1mm 이
하이다 .
3. 관상 영상의 절편두께 4mm 이하, 절편간격 1mm 이
하이다 .
4. Matrix number 256x256 이상이다 .
제출영상의
선 행 조 건1. 필수 펄스 대열 (pulse sequences):
 - 축상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 관상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 시상 T1강조영상 또는 T2강조영상
 - 지방억제 영상 하나 포함
2. 관상 영상은 supraspinatus axis에 대하여 평행하거나 glenoid fossa 에 
직각이어야 한다.
3. 시상 영상은 supraspinatus tendon 원위부에 대하여 직각이어야 한다.
4. 관절 내 조영 영상(MR arthrography) 도 제출할 수 있다.
5. 견관절 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 견관절 영상을 제출한다 .
일반 정보 항목 (견관절 )
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명 필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 
부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
MR검사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 , 위
치확인영상 혹은 PACS 에서 scout localization 이 가
능하다각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다5) 견관절- 36 -영상 정보 항목
항 목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법1. 지방억제 영상에서 지방억제 정도가 균일하다 . 3점 3점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 
인공물이 없다.각4점 12점
포함범위1. 축상 영상에서 상하로 acromioclavicular joint와 axillary 
recess 를 모두 포함한다 
각4점 12점2. 관상 영상에서 전후로 coracoid process 와 scapular 
spine을 포함한다
3. 시상 영상에서 내외로 상완골 대결절과 spinoglenoid 
notch 를 모두 포함한다
영 상 대 조 도1. labrum전하방 관절순이 주변구조와 구별
된다. 
각6점 42점2. MGHL 조영제 또는 관절액과 MGHL 이 구
별된다 .  
3. supraspinatus tendon   골 부착부위 평가가 가능하다 .
4. infraspinatus tendon 골 부착부위 평가가 가능하다 .
5. subscapularis tendon 골 부착부위 평가가 가능하다 .
6. biceps tendon 조 영 제  또 는  관 절 액 과  구 별 된 다 . 
7. humerus cartilage조 영 제  또 는  관 절 액 과  연 골 의  신 호
강 도 가  구 별 된 다 . 
절편두께 
및 조사야
의 적정성1. 축상 영상의 절편두께 4mm이하, 절편간격 2mm 이하이다
각3점 15점2. 관상 영상의 절편두께 4mm이하, 절편간격 2mm 이하이다
3. 시상 영상의 절편두께 4mm이하, 절편간격 2mm 이하이다
4. FOV는 20cm 이하이다
5. Matrix number 256x256 이상이다 .
일반 정보 항목(경추)
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
MR검사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께 각2점제출영상의
선 행 조 건1. 필수 펄스 대열(pulse sequences):
 - 시상 T1강조영상
 - 시상 T2강조영상
 - 축상 T2강조영상
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 경추질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 경추 영상을 제출한다 .6) 경추- 37 -4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 위치확
인영상 혹은 PACS에서 scout localization 이 가능하다 . 각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다. 
영상 정보 항목
항 목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법1. GRE image 또는 oblique sagittal image 가 포함되었다 . 6점 6점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 인
공물이 없다.각4점 12점
포함범위1. 시상영상에서 양측 신경공이 포함된다
각4점 16점2. 시상영상에서 atlanto-occipital joint와 1개 이상의 흉
추를 포함한다
3. 3개 이상의 경추 추간판에 대한 축상 영상이 있다
4. 축상 영상에서 상하 종판이 포함된 추간판 준위가 3개 
이상이다
영 상 대 조 도1. 시상 T2강조영상에서 섬유륜과 수핵이 구분된다
각8점 40점2. 시상 또는 축상 영상에서 신경공 내의 신경근이 보인다
3. 축상 영상에서 추간판과 척추체 종판의 후면경계가 전
장에 걸쳐 보인다
4. 시상 T2강조영상에서 척수액과 척수가 구분된다
5. 축상 영상에서 척수액과 척수가 구분된다
절 편 두 께 의 
적 정 성1. 시상 영상의 절편두께가 4mm 이하이다
각2점 10점2. 축상 영상의 절편두께가 3mm 이하이다
3. 시상 영상의 절편간격 1mm 이하이다
4. 축상 영상의 절편간격 1mm 이하이다
5. 격자수 (matrix number) 는 256×256 이상이어야 한다.
제출영상의
선 행 조 건1. 필수펄스 대열(pulse sequences)
 - 시상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 관상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 축상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 지방억제 영상 하나 포함
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 족관절 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 족관절 영상을 제출한다 .
일 반  정 보  항 목(족 관 절)
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명필수항목
(평가내용 중 한표지 
라도 미포함시 부적합 )2. 환자번호 
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
MR검사 1. 기기명칭 1점 14점7) 족관절- 38 -제출영상의
선 행 조 건1. 필수 펄스 대열(pulse sequences)
 - 시상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 관상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 축상 프로톤강조영상 또는 T2강조영상
 - 지방억제 영상 하나 포함
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 손목관절 질환을 평가하기 위하여 시행한 일상적인 손목관절 영상을 제
출한다 .
일 반  정 보  항 목(손 목 관 절 )
항 목 평 가 내 용 점수표시
일반검사 
표 지1. 환자성명 필수항목
(평가내용 중 한표지 2. 환자번호 표 지2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 , 위치확인
영상 혹은 PACS에서 scout localization 이 가능하다 각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다
영 상  정 보  항 목
항 목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법1. 지방억제 영상에서 지방억제 정도가 균일하다 . 3점 3점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 인공물
이 없다.각4점 12점
포함범위1. 시 상 영 상 에 서  중 족 골 저 (m etatarsal base)와  아 킬 레 스 건 이  포함된
다
각4점 12점 2. 관상과 축상영상에서 경골내과와 외과가 포함 된다
3. 시상, 관상, 축상 영상에서 경골 원위부와 종골 바닥까지 
포함된다
영 상 대 조 도1. Posterior tibiotalar ligament
전장에 걸쳐 
경계가 뚜렷하게 
주위조직과 
구별된다 .각6점 42점2. Tibiocalcaneal ligament
3. Anterior talofibular ligament
4. Posterior talofibular ligament
5. Calcaneofibular ligament
6. Tibialis posterior tendon
7. Peroneus tendon
절편두께 
및 조사야
의 적정성1. 축 상  영 상 의  절 편 두 께  4m m이 하, 절 편 간 격  1.5m m  이 하 이 다
각3점 15점2. 관 상  영 상 의  절 편 두 께  4m m이 하, 절 편 간 격  1.5m m  이 하 이 다
3. 시 상  영 상 의  절 편 두 께  4m m이 하, 절 편 간 격  1.5m m  이 하 이 다
4. FOV는 16cm 이하이다
5. Matrix number 는 256x256 이상이다 .
8) 손목관절 <신설>- 39 -3. 촬영날짜라도 미포함시 부적합 )4. 촬영기관
MR검사 
표 지1. 기기명칭 1점
14점2. 자장세기 3점
3. 영상두께
각2점4. TR/TE
5. NEX
6. 조사야 (FOV)
7. 격자수 (matrix number)
일반정보1. scaler, 방향표시가 있고, 영상의 배열이 적절하며 , 위치확인
영상 혹은 PACS에서 scout localization 이 가능하다 각1점 2점
2. 성별, 나이가 있다
영 상  정 보  항 목
항 목 평 가 내 용 점수표시
특수영상
기 법1. 지방억제 영상에서 지방억제 정도가 균일하다 . 5점 5점
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Aliasing 인공물이 없다. 
3. 기기 자체에서 발생하였거나 검사자 조작으로 발생한 인공물
이 없다.각4점    12점
포함범위1. 관상영상에서 radius and ulnar styloid process 가 포함 
된다
각3점 9점2. 시상, 관상, 축상 영상에서 metacarpal base와 distal 
radioulnar joint 가 포함 된다
 3. 축상영상에서 손목 전체가 포함되었으며 좌우폭 레이아웃의 
80%이상이다
영 상 대 조 도1. TFCC 골부착 부위와 
전장에 걸쳐 
경계가 뚜렷하게 
주위조직과 
구별된다 .각8점 48점2. Lunate cartilage
3. Extensor carpi ulnaris tendon
4. Flexor pollicis longus tendon
5. Median nerve
6. Flexor retinaculum
절편두께 
및 조사야
의 적정성1. 축 상  영 상 의  절 편 두 께  3mm이 하, 절 편 간 격  1mm 이 하 이 다
각2점 10점2. 관 상  영 상 의  절 편 두 께  3mm이 하, 절 편 간 격  1mm 이 하 이 다
3. 시 상  영 상 의  절 편 두 께  3mm이 하, 절 편 간 격  1mm 이 하 이 다
4. FOV는 14cm 이하이다
5. Matrix number 는 256x256 이상이다 .
제출영상1. 제2조제2항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전신용
인 경우 흉부와 복부 영상을 제출한다 .
2. 제2조제2항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전용기
기인 경우 해당 영상
합격기준제출된 영상의 점수가 60/100 이상이어야 합격으로 인정한다 .
전신용인 경우 제출된 영상 모두의 점수가 60/100 이상이어야 합격으로 인정한다 . 나. 전산화단층 촬영장치
1) 검사방법- 40 -항목 평 가 내 용 점수표시  
일반 정보 항목
검 사 표 지1. 환자성명
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관필수항목
(평가내용 중 
한표지 라도 
미포함시 부적합 )
일 반 정 보1. Scanogram, Scaler, 좌우 방향표시가 있고, 영상 순서가 
확인된다 .
2. 성별과 나이가 표시되었다 1점
1점
촬 영 조 건
의  적 정 성1. 적정한 kVp를 적용하였다 .
2. 적정한 mAs를 적용하였다 .1점
1점
D o s e 
reportCTDI, DLP, phantom 크기가 표시되어 있다 4점
영상 정보 항목
인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다. 4점
2. Beam-hardening artifact 가 없다. 3점
3. Ring artifact 가 없다. 있으면 부적합
4. 그 외의 인공물이 없다. 3점
포 함 범 위1. 두정부에서 두개골 기저부까지 포함한다 . 5점
2. 두개골 전폭이 포함되었다 . 4점
3. Orbitomeatal line 에 맞추어 tilting 되었다 . 5점
4. 좌우가 대칭적으로 촬영되었다 . 4점
해 상 도 
및 대 조 도1. 회백질과 백질의 구분이 가능하다 . 6점
2. 기저핵이 구분된다 . 6점
3. sylvian fissure 가 구별된다 . 6점
4. 뇌고랑이 식별된다 . 6점
5. 중대뇌동맥의 근위부가 식별된다 . 6점
6. 소뇌 충부(vermis) 가 식별된다 . 6점
7. Cerebellopontine cistern 이 식별된다 . 6점
8. 소뇌의 피질과 심부백질의 구분이 가능하다 . 6점
영 상 창 의
적 정 성뇌설정과 골격설정이 별도로 인화되었다 4점
절 편 두 께
의  적 정 성1. 절편두께가 천막상부에서 8 mm 이하, 후두개와에서는 5 
mm 이하이다 .(한쪽만 만족하면 4점).8점
4점
2. 절편간격이 없어야 한다. 4점제출영상의 
선행조건1. 조영 증강 전 사진을 제출한다 .
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
제출영상의 
선행조건1. 일반 흉부 CT 영상(고해상 CT 영상은 제출대상에서 제외한다 )을 제출한다 .
2. 원칙적으로 조영증강 후 영상을 제출하며 부득이한 경우 조영 증강 전 
영상을 제출할 수 있으나 해당 항목의 점수를 받을 수 없다.
3. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
항목 평 가 내 용 점수표시   
일반 정보 항목2) 두부
  3) 흉부- 41 -검 사 표 지1. 환자성명
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관필수항목
(평가내용 중 
한표지 라도 
미포함시 부적합 )
일 반 정 보1. Scanogram, Scaler, 좌우 방향표시가 있고, 영상 순서가 
확인된다 .
2. 성별과 나이가 표시되었다1점
1점
촬 영 조 건
의  적 정 성1. 적정한 kVp를 적용하였다 .
2. 적정한 mAs를 적용하였다 .1점
1점
D o s e 
reportCTDI, DLP, phantom 크기가 표시되어 있다 4점
영상 정보 항목
인 공 물1. Motion artifact 가 없다호흡에 의한 운동이 없다 2점
심장박동에 의해 상행대동맥과 폐동맥
의 경계가 흐려지지 않는다2점
심장박동에 의해 하행대동맥과 폐정맥
의 경계가 흐려지지 않는다2점
2. 기기 자체에서 발생
한 artifact 가 없다하등의 장비적 artifact 가 없다 있으면 부적합
3. 검사조작상의 
artifact 가 없다견관절부위를 제외한 부위에서
beam-hardening artifact 가 없다2점
전체 흉부 영역에서 
beam-hardening artifact 가 없다2점
포 함
범 위1. 폐첨부에서 
   횡격막늑골각까지   
포함되었다폐첨부보다 적어도 한장 이상이더 
촬영되었다3점
횡격막늑골각 이하 폐가 보이지 
않는 사진이 최소 1장 있다3점
부신이 완전히 포함되었다 3점
성대 윗부분 포함 -3점
신장 (lower pole) 아랫부분 포함 -3점
2. 흉벽전체가 포함
되었다횡격막 상단에서 흉벽측부가 피부
까지 완전히 포함되었다2점
양측 상완골두가 직경의 1/2 이상 
포함되었다2점
3. 흉벽의 최대 좌우폭이 레이아웃의 80% 이상이다 2점
해 상 도  및 
대 조 도1. 원위부 1/3 이하의 폐혈관이 구분가능하다 7점
2. 분엽기관지 근위부까지 구분할 수 있다 7점
3. 흉선을 비롯한 전종격동 구조가 구분 가능하다 7점
4. 기관 주변 조직이 구분 가능하다 7점
5. 폐문부의 림프절과 폐혈관을 구분할 수 있다 7점
영 상 창 의 
적 정 성폐설정과 종격동 설정이 별도로 인화되었다없으면 
부적합
조 영 증 강
의  적 정 성1. 조영제 주입여부와 주입총량이 표시되어 있다 2점
2. 폐문부위 폐동맥이 주위 조직과 구분된다 6점
3. Internal mammary artery 가 식별된다 6점
4. 촬영초기와 말기의 영상이 유사한 품질을 유지한다 6점
절 편 두 께
의  적 정 성1. 절편두께가 8mm 이하이다5mm 이하 8점
5-8mm 4점- 42 -제출영상의 
선행조건1. 조영 증강 후 사진을 제출한다 .
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 (신장이나 간 내 낭종 등은 가
능하나 췌장에 병변이 있는 경우는 피한다 ).2. 절편간격이 없어야 한다 4점
항목 평 가 내 용 점수표시   
일반 정보 항목
검사표지1. 환자성명
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관필수항목
(평가내용 중 
한표지 라도 
미포함시 부적합 )
일반정보1. Scanogram, Scaler, 좌우 방향표시가 있고, 영상 순서가 
확인된다 .
2. 성별과 나이가 표시되었다 1점
 
1점
촬영조건
의
적 정 성1. 적정한 kVp를 적용하였다 .
2. 적정한 mAs를 적용하였다 .1점
1점
D o s e 
reportCTDI, DLP, phantom 크기가 표시되어 있다 4점
영상 정보 항목
인 공 물1. 환자의 호흡 등 움직임에 의한 인공물이 없다. 4점
2. Beam-hardening artifact 가 없다. 4점
3. 기기 자체에서 발생한 artifact 가 없다 있으면 부적합
4. 그 외의 인공물이 없다 4점
포함범위1. 횡격막 첨부가 포함되었다 . 4점
2. 장골능 (iliac crest) 까지 포함되었다 . 4점
- 폐문 이상 포함 -3점
- Ischial   tuberosity 이하 포함 -3점
3. 탈장부를 포함한 복벽 전체가  포함되었으며 좌우폭에 
레이아웃의 80%이상이다3점
해 상 도  및 
대 조 도1. 간문부에서 간동맥 및 문맥이 구분된다 . 6점
2. 췌장의 전장이 보이며 그 경계를 그릴 수 있다 6점
3. 양측 주 신장동맥 모두가 대동맥 기시부부터 신장문 
(renal hilus) 까지 명확히 연결되어 보인다7점
4. 장간막 말초 혈관이 주위 장과 선명하게 구분된다 . 7점
영상창의
적 정 성1. 적절한 영상창 설정의 변화를 주었다 . 5점
2. 폐기저부의 폐설정이 있어야 한다. 5점
조영증강
의  적 정 성1. 조영제 주입속도 , 총량, 방법, 지연 시간 등이 표시되어 있다 3점
2. 간문맥이 주위 간과 선명하게 구분된다 . 6점
3. 위의 점막이 다른 층과 구분되어 보인다 . 6점
4. 촬영초기와 말기의 영상이 유사한 품질을 유지한다 6점
절편두께
의  적 정 성1. 절편두께가 8mm 이하이다5mm 이하 8점
5-8mm 4점
2. 절편간격이 없어야 한다. 4점  
  4) 복부- 43 -제출영상의 
선행조건1. 추간판을 위주로 검사한 영상을 제출한다 .
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
항목 평 가 내 용 점수표시    
일반 정보 항목 
검사표지1. 환자성명
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관필수항목
(평가내용 중 
한표지 라도 
미포함시 부적합 )
일반정보1. Scanogram, Scaler, 좌우 방향표시가 있고, 영상 순서가 
확인된다 .
2. 성별과 나이가 표시되었다 1점
 
1점
촬 영 조 건 의
적 정 성1. 적정한 kVp를 적용하였다 .
2. 적정한 mAs를 적용하였다 .1점
1점
D o s e 
r epor tCTDI, DLP, phantom 크기가 표시되어 있다 4점
영상 정보 항목 
인 공 물1. 환자의 움직임이 없다. 4점
2. Ring artifact 가 없다. 있으면 부적합
3. Beam hardening 3점
4. 그 외의 인공물이 없다. 3점
포함범위1. 5개 이상의 추간판이 포함되었다 . 7점
2. 각각의 추간판에 평행한 방향으로 영상을 얻었다 (재구성
하였다 ).7점
3. 각각의 추간판 후면윤곽이 충분히 포함되었다 . 7점
4. 3개 이상의 추간판에 대하여 위아래의 종판이 충분히 포
함되었다 .7점
5. 각각의 횡단면 영상이 요추 어느 부위인지 알 수 있다. 7점
해 상 도  및 
대 조 도1. 추간판의 바깥쪽을 따라 윤곽을 그릴 수 있다. 9점
2. 추간판과 경막강의 구분이 가능하다 . 9점
3. 요추 4-5번에서   황색인대의 두께를 측정할 수 있다. 9점
4. 양측 돌기관절공간이 보인다 9점
영상창의 
적 정 성연부조직 setting 과 뼈 setting 의 변화를 주었다 . 4점
절 편 두 께 의
적 정 성1. 절편 두께가 3mm 이하이다 . 4점
2. 추간판 부위에서 절편간격은 0 이다. 3점
제출영상이름, 성별, 나이, 환자번호 , 촬영날짜 , 촬영기관명이 모두 영상에 표시되
어 있어야 한다. 
 밀도가 낮은 유방(fatty breast), 밀도가 높은 유방(dense breast) 에 대한 
유방영상검사 2건(양측 유방, 내외사위 및 상하위 )
합격기준 60점 이상
항   목 평  가  내  용 점수 소계  5) 요추
 
 다. 유방 촬영용 장치
  1) 필름 유방 촬영용 장치- 44 -촬영표지MLO/CC 표지 1
4점 카세트 번호 1
촬영자 이름 2
필름에 직접 표지하지 않고 종이 등에 써서 부착하였을 때 -4 -4점
자세잡기<내외사위 영상>
대흉근 하단유두후방선과 같거나 아래에 보임 10
10점 유두후방선 위에 보임 0
포함안됨 -10
대흉근 외곽볼록하거나 직선이다 5
5점 오목하거나 접히고 불규칙하다 0
일부만 포함되어 있다 -5
유방의 아래 부위의 처
짐(sagging) 이 있는가 ?팽팽하다 . 5
5점 약간 처져 있다. 3
많이 처져 있다. 0
유방하 주름이 포함되
어 있는가 ?잘 펴지게 포함되어 있다. 5
5점 일부 포함되거나 접혀있다 . 3
전혀 포함되어 있지 않다. 0
후방지방잘 포함되어 있다. 5
5점 약간 포함되어 있다 3
포함되지 않았다 . 0
피부주름 전혀 없다. 2
2점 약간 있다. 1
판독에 지장을 줄 정도로 많이 보인다 . 0
유두유두의 윤곽전체가 관찰된다 . 2
2점 유방조직과 약간 겹쳐 있다. 1
유방조직 속에 보인다 . 0
신체의 다른 부분이 유
방을 가리는가 ?가리지 않는다 . 33점가린다 . 0
필름내 유방의 위치가 
적절한가 ? 중앙에 잘 위치한다 . 33점위쪽이나 아래쪽으로 치우쳐 있다. 0
유방의 일부가 영상 내에 포함되지 않았다 . -5 -5점
<상하 영상>
유두유방의 중앙에 유두 윤곽 전체
가 관찰된다 .2
2점유방조직과 약간 겹쳐 있다. 1
유방조직 속에 보인다 . 0
유두후방선의 길이를 
내외사위 영상과 비교
하면?차이가 1㎝ 미만이다 . 5
5점 차이가 1㎝ 이상 2㎝ 미만이다 . 3
차이가 2㎝ 이상이다 . 0
내측 유방조직이 포함
된 정도는 ?충분히 포함되어 있다. 33점포함되지 않은 부분이 상당히 많다. 0
유방 후방 지방
(retromammary fat)이 포
함되었는가 ?많이 포함되어 있다. 5
5점 약간 포함되어 있다. 3
전혀 포함되어 있지 않다. 0
피부의 겹침과 주름은 ?전혀 없다. 2
2점 약간 있다. 1
판 독 에  지 장 을  줄  정 도 로  많 이  보 인 다. 0
신체의 다른 부분이 유
방을 가리는가 ?가리지 않는다 . 3
3점가린다 . 0- 45 -필름내 유방의 위치가 
적절한가 ? 중앙에 잘 위치한다 . 33점내축이나 외측으로 치우쳐 있다. 0
유방의 일부가 영상 내에 포함되지 않았다 . -5 -5점
압 박압박 정도충분히 압박되어 유방조직이 지
방과 잘 분리되어 보인다 .10
10점압박이 덜 되어 일부 유방조직
이 겹쳐 있다.5
불충분하게 압박되어 유방조직
이 많이 중첩되어 있다.0
움직임움직임에 의한 영상의 흐림이 없다. 5
5점움직임에 의한 영상의 흐림이 약간 
있다.3
움직임에 의한 영상의 흐림이 많다. 0
노 출석회화 발견이 어려울 정도로 심한 노출 부족 -5점
노출이 판독하기에 적
절한가 ?별도의 밝은 전등을 사용하지 
않아도 판독이 가능하다 .10
10점별도의 밝은 전등을 사용하면 
유방조직이 잘 보인다 .5
유선이 지나치게 밝게 보이며 
피부선이 쉽게 잘 보인다 .0
잡 영 과 
인 공 물점상5개 이상 0
2점 1~4개 1
없다. 2
기타2개 이상 0
2점 1개 1
없다. 2
판독하기 힘들 정도로 많다 -5 -5점
기 타Collimation적절하다 22점적절하지 않다 0
필름크기적절하다 22점적절하지 않다 0
제출영상이름, 성별, 나이, 환자번호 , 촬영날짜 , 촬영기관명이 모두 영상에 표시되어 
있어야 한다. 
밀도가 낮은 유방(fatty breast), 밀도가 높은 유방(dense breast) 에 대한 
유방영상검사 2건(양측유방 , 내외사위 및 상하위 )
합격기준 60점 이상
항   목 평  가  내  용 점수 소계
촬영표지MLO/CC 1
4점 카세트번호 1
촬영자 이름 2
필름에 직접 표지하지 않고 종이 등에 써서 부착하였을 때 -4 -4점
<내외사위 영상>
대흉근 하단유두후방선과 같거나 아래에 보임 10
10점 유두후방선 위에 보임 0
포함안됨 -10  2) CRㆍDR 유방 촬영용 장치- 46 -자세잡기대흉근 외곽볼록하거나 직선이다 5
5점 오목하거나 접히고 불규칙하다 0
일부만 포함되어 있다 -5
유방의 아래 부위의 처짐
(sagging) 이 있는가 ?팽팽하다 . 5
5점 약간 처져 있다. 3
많이 처져 있다. 0
유방하 주름이 포함되어 
있는가 ?잘 펴지게 포함되어 있다. 5
5점 일부 포함되거나 접혀있다 . 3
전혀 포함되어 있지 않다. 0
후방지방잘 포함되어 있다. 5
5점 약간 포함되어 있다 3
포함되지 않았다 . 0
피부주름 전혀 없다. 2
2점 약간 있다. 1
판독에 지장을 줄 정도로 많이 보인다. 0
유두유두의 윤곽전체가 관찰된다 . 2
2점 유방조직과 약간 겹쳐 있다. 1
유방조직 속에 보인다 . 0
신체의 다른 부분이 유방
을 가리는가 ?가리지 않는다 . 33점가린다 . 0
필름내 유방의 위치가 적
절한가 ? 중앙에 잘 위치한다 . 33점위쪽이나 아래쪽으로 치우쳐 있다. 0
 유방의 일부가 영상 내에 포함되지 않았다 . -5 -5점
<상하 영상>
유두유방의 중앙에 유두 윤곽 전
체가 관찰된다 .2
2점유방조직과 약간 겹쳐 있다. 1
유방조직 속에 보인다 . 0
유두후방선의 길이를 내
외사위 영상과 비교하면 ?차이가 1㎝ 미만이다 . 5
5점 차이가 1㎝ 이상 2㎝ 미만이다 . 3
차이가 2㎝ 이상이다 . 0
내측 유방조직이 포함된 
정도는 ?충분히 포함되어 있다. 33점포함되지 않은 부분이 상당히 많다. 0
유방 후방 지방(retromammary 
fat)이 포함되었는가 ?많이 포함되어 있다. 5
5점 약간 포함되어 있다. 3
전혀 포함되어 있지 않다. 0
피부의 겹침과 주름은 ?전혀 없다. 2
2점약간 있다. 1
판독에 지장을 줄 정도로 많
이 보인다 .0
신체의 다른 부분이 유방
을 가리는가 ?가리지 않는다 . 33점가린다 . 0
필름내 유방의 위치가 적
절한가 ? 중앙에 잘 위치한다 . 33점내축이나 외측으로 치우쳐 있다. 0
유방의 일부가 영상 내에 포함되지 않았다 . -5 -5점
압박 압박 정도충분히 압박되어 유방조직이 
지방과 잘 분리되어 보인다 .10
10점압박이 덜 되어 일부 유방조
직이 겹쳐 있다.5- 47 -제 출 영 상1. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 일반용인 경우 : 
간동맥조영술과 장골동맥조영술로 촬영한 영상중 택일하여 제출한다 .
2. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 뇌혈관용인 경우 : 
전뇌동맥조영술로 촬영한 영상을 제출한다 .
3. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 심장용인 경우 : 
관상동맥조영술로 촬영한 영상을 제출한다 .
4. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 중복된 경우 : 
각 용도에 따른 촬영한 영상을 모두 제출하여야 한다.
점 수 계 산 공통항목 점수(30점) + 부위별 영상정보항목 (70점) = 100점
합 격 기 준공통항목 점수와 부위별 영상정보항목 점수 각각이 60/100 이상이면 합격
으로 인정한다 . 
항  목 평    가    내    용점수표시
2 1 0
1. 
시술표시1. 환자이름 □ □
2. 성별 □ □불충분하게 압박되어 유방조
직이 많이 중첩되어 있다.0
움직임움직임에 의한 영상의 흐림이 없다. 5
5점움직임에 의한 영상의 흐림이 
약간 있다.3
움직임에 의한 영상의 흐림이 많다. 0
노출석회화 발견이 어려울 정도로 심한 노출 부족 -5 -5점
노출이 판독하기에 적절한가 ?별도의 밝은 전등을 사용하지 
않아도 판독이 가능하다 .10
10점별도의 밝은 전등을 사용하면 
유방조직이 잘 보인다 .5
유선이 지나치게 밝게 보이며 
피부선이 쉽게 잘 보인다 .0
잡영과 
인공물점상5개 이상 0
2점 1~4개 1
없다. 2
기타2개 이상 0
2점 1개 1
없다. 2
판독하기 힘들 정도로 많다 -5 -5점
기타Collimation적절하다 22점적절하지 않다 0
필름크기적절하다 22점적절하지 않다 0
 <신설>
 라. 혈관조영장치
  1) 검사방법
  2) 공통항목- 48 -3. 나이 □ □
4. 환자번호 □ □
5. 시술 일시 □ □
6. 시술기관명 □ □
7. 시술자명 □ □
2.일반정보1. 영상 순서가 확인된다 . (series, image, number, scan time 등) □ □
2. 적절한 annotation 이 있다. □ □
3. 영상이 정확한 위치 및 배열을 가지고 있다. □ □
4. 좌우 방향 표시가 있다. □ □
5. DICOM 규정에 맞는 영상정보를 가지고 있다. □ □
3. 인공물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다. □ □ □
2. 기기 자체에서 발생하는 인공물이 없다. □ □ □
3. 검사자 조작상의 인공물이 없다. □ □ □
4. 조영제에 의한 인공물이 없다. □ □ □
4. 방사선 
노출량1. 방사선 노출량 표시가 있다. □ □
합계 (  )점/30점
항  목 평    가    내    용 점수표시항  목 평    가    내    용점수표시
4 2 0
1. 
포함범위1. 간동맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □
2. 간문맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □
3. 간동맥조영술에서 unsubtracted image, 초, 중, 후기 동맥
기, 모세혈관기가 포함되었다 .□ □
4. 병변 부위에 선택적 혈관조영술을 시행하였다 . □ □
5. 모세혈관기 때 간실질부 너비가 영상면 너비의 80% 이상 
차지하였다 .□ □
6. 적절한 collimation 을 하였다 . □ □ □
2. 혈관의 
인지도1. 총간동맥 □ □ □
2. 고유간동맥 □ □ □
3. 위십이지장동맥 □ □ □
4. 우간동맥 □ □ □
5. 좌간동맥 □ □ □
6. 우간동맥의 2번째 가지 □ □ □
7. 좌간동맥의 2번째 가지 □ □ □
8. 주 문맥 □ □ □
9. 좌 우 문맥 □ □ □
10. Unsubtracted image 가 있다. □ □ □
3. 해상도 
및  대 조 도1. 질병의 유무 확인이 가능하다 . □ □ □
2. 512×512 화소 이상의 영상이다 . □ □ □
4. 조영제1. 적절한 양의 조영제가 사용되었다 . □ □ □
2. 모세혈관기에 간실질이 주위와 뚜렷이 구별된다 . □ □ □
합계 (  )점/70점
  3) 간동맥조영술
  4) 전뇌동맥조영술- 49 -4 2 0
1. 포 함 범 위1. 내경동맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □ □
2. 좌우 내경동맥의 전후면 , 측면 모두 검사되었다 . □ □ □
3. 척추동맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □ □
4. 전후면상에서 두 개각(cranial angle) 이 적절하다 . □ □ □
5. 한 영상 시리즈가 5장 이상으로 동맥기 (2), 모세혈관기 (1), 
정맥기 (2)가 모두 포함되었다 . (괄호는 해당영상 수)□ □ □
6. 전후면 영상에서 두개골의 좌우 최장길이가 영상면 너비의 
90% 이상이다 .□ □ □
7. 측면상에서 정맥동후두골연합 , 상시상정맥동이 포함되었다 .□ □ □
8. 전후면상에서 S상 정맥동과 상시상정맥동의 상연이 포함되
었다.□ □ □
2. 혈관의 
인지도1. 전뇌동맥 □ □ □
2. 전뇌동맥의 첫 번째 가지 □ □
3. 중뇌동맥 □ □ □
4. 중뇌동맥의 첫 번째 가지 □ □
5. 후뇌동맥 □ □ □
6. 후뇌동맥의 첫 번째 가지 □ □
7. 척추동맥과 뇌저동맥 □ □ □
8. 척추동맥과 뇌저동맥의 첫 번째 가지 □ □
9. Unsubtracted image 가 있다. □ □
3. 해상도 
및  대 조 도1. 안동맥과 망막조영이 확인된다 . □ □ □
2. 전후면상에서 렌즈선조체동맥의 원위부가 확인된다 . □ □ □
4. 조영제 1. 모세혈관기에 뇌실질이 주위조직과 뚜렷이 구별된다 . □ □ □
합계 (  )점/70점
항  목 평    가    내    용점수표시
4 2 0
1. 포 함 범 위1. 복부대동맥 일부가 포함되었다 . □ □
2. 총대퇴동맥 일부가 포함되었다 . □ □
3. 좌우측 혈관이 적절히 포함되었다 . □ □
4. 초, 중, 후기 동맥기가 포함되었다 . □ □
5. 적절한 collimation 을 하였다 . □ □
6. unsubtracted image 가 있다 □ □ □
2. 혈관의 
인지도1. 총장골동맥 (common iliac artery) □ □ □
2. 외장골동맥 (external iliac artery) □ □ □
3. 내장골동맥 (internal iliac artery) □ □ □
4. 외천추동맥 (Lateral sacral artery) □ □ □
5. 장요동맥 (Iliolumbar artery) □ □ □
6. 상둔동맥 (Superior gluteal artery) □ □ □
7. 내음부동맥 (Internal pudendal artery) □ □ □
8. 폐쇄근동맥 (Obturator artery) □ □ □
9. 하둔동맥 (Inferior gluteal artery) □ □ □
10. 천장골회선동맥 (Circumflex iliac artery) □ □ □
11. 하심와부동맥 (Inferior epigastric artery) □ □ □
3. 해상도 
및  대 조 도1. 질병의 유무 확인이 가능하다 . □ □ □
2. 512X512 화소 이상의 영상이다 □ □ □
4. 조영제 1. 적정한 양의 조영제가 사용되었다 □ □ □
  5) 장골동맥조영술- 50 -합계 (  )점/70점
항  목 평    가    내    용점수표시
4 2 0
1. 포 함 범 위1. 좌관상동맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □ □
2. 우관상동맥과 그 가지가 모두 포함되었다 . □ □ □
3. 병변 부위에 선택적 혈관조영술을 시행하였다 . □ □ □
4. 적절한 collimation 을 하였다 . □ □
2. 혈관의 
인지도1. 좌관상동맥의 좌주관지 □ □ □
2. 좌관상동맥의 좌전하행지 □ □ □
3. 좌전하행지의 제 1 사선분지 □ □ □
4. 좌전하행지의 제 2 사선분지 □ □ □
5. 좌관상동맥의 좌회선지 □ □ □
6. 좌회선지의 제 1 모서리분지 □ □ □
7. 좌회선지의 제 2 모서리분지 □ □ □
8. 우관상동맥 □ □ □
9. 우관상동맥의 우심실분지 □ □ □
10. 우관상동맥의 후하행동맥 □ □ □
11. 우관상동맥의 우측방분지 □ □ □
3. 해상도 
및  대 조 도1. 병변의 유무 및 협착정도의 확인이 가능하다 . □ □ □
2. 512×512 화소 이상의 영상이다 . □ □ □
4. 조영제 1. 적정한 양의 조영제가 사용되었다 . □ □ □
합계 (  )점/70점
제출영상1. 위암이나 대장암검진기관으로 등록하여 위장조영검사를 시행하는 경우는 위
장조영검사영상을 , 대장조영검사를 시행하는 경우는 대장조영검사 영상을 
제출한다 .
2. 투시장치를 사용하여 위장조영검사와 대장조영검사를 시행하는 기관은 위장
조영검사 또는 대장조영검사 영상을 제출한다 .
3. 위장조영검사나 대장조영검사를 시행하지 않는 경우 가장 다빈도로 시행하
는 검사의 영상을 제출한다 . 
제출영상의 
선행조건정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
점수계산 위장조영검사 , 대장조영검사 , 기타검사의 임상영상평가표에 의해 평가
합격기준위장조영검사 , 대장조영검사의 경우 60점 이상이면 합격으로 인정한다 .
기타검사의 경우 평가항목별 적합/부적합으로 판정한다 .
  6) 관상동맥조영술
 마. 투시장치
  1) 검사방법
  2) 위장조영검사- 51 -항목 평가 내용 점수표시
사용한 
바륨농도사용한 바륨농도 ( % w/v)가 영상에 표시되어 있다 가산점 5 점
환자선량
정보환자선량정보나 총 투시시간이  영상에 표시되어 있다 가산점 5 점
촬영 
표지1. 환자이름 ,  환자번호 , 촬영날짜 , 성별, 나이 없으면 부적합
2. 촬영기관명이 없다 -3
3. 검사자 이름(직접 검사를 시행한 의사나 방사선사 )이 없다 -3
4. 종이에 써서 붙이거나 필름에 직접기입 -3
X-선 
투과도사진의 농도(density) 와 대조도 (contrast) 가 적절하다 8, 4, 0항  목 평    가    내    용 점수표시
사용한 
바륨농도사용한 바륨농도 ( % w/v)가 영상에 표시되어 있다 가산점 5 점
환자선량
정보환자선량정보나총투시시간이  영상에 표시되어 있다 가산점 5 점
촬영 
표지1. 환자이름 ,  환자번호 , 촬영날짜 , 성별, 나이 없으면 부적합
2. 촬영기관명이 없다 -3
3. 검사자 이름(직접 검사를 시행한 의사나 방사선사 )이 없다 -3
4. 종이에 써서 붙이거나 필름에 직접기입 -3
X-선 
투과도 사진의 농도(density) 와 대조도 (contrast) 가 적절하다 6, 3, 0 
인공물반점형 (patch) 점막도포 , 침강물 등과 같은 인공음영이 보
이지 않는다6, 3 ,0 
식도부위
영상1. 원위부 식도 영상이 포함되어 있다 4, 0
2. 위식도 접합부를 포함한 위 분문부 (cardia) 영상이 포함되어 있다 4, 0
압박영상1. 적절히 압박된 위체부영상이 포함되어 있다 2, 1, 0
2. 적절히 압박된 위각 영상이 포함되어 있다 2, 1, 0
3. 적절히 압박된 위전정부 영상이 포함되어 있다 2, 1, 0
4. 적절히 압박된 십이지장 구부가 포함되어   있다. 2, 1, 0
복와위 
영상적절한 복와위 영상이 있다. 6, 3, 0
이중조영
영상1. 점막도포가 잘 된 위기저부 영상이 포함되어 있다. 8, 4, 0
2. 점막도포가 잘 된 위체부 영상이 포함되어 있다 8, 4, 0
3. 점막도포가 잘 된 위각 영상이 포함되어 있다 8, 4, 0
4. 점막도포가 잘 된 위전정부 영상이 포함되어 있다 8, 4, 0
5. 점막도포가 잘 된 십이지장 구부 및 근위부가   포함되어 있다. 8, 4, 0
6. 충분히 팽창된 위기저부 영상이 포함되어 있다. 4, 2, 0
7. 충분히 팽창된 위체부 영상이 포함되어 있다 4, 2, 0
8. 충분히 팽창된 위각 영상이 포함되어 있다 4, 2, 0
9. 충분히 팽창된 위전정부 영상이 포함되어 있다 4, 2, 0
10. 충분히 팽창된 십이지장 구부 및 근위부가 포함되어 있다. 4, 2, 0
흐름영상1. 위체부 소만곡에서 적절한 바륨 흐름영상 (flow  technique) 이 있다 3, 0
2. 위 전 정 부   소 만 곡 에 서  적 절 한  바 륨  흐 름 영 상 (flow technique) 이  있 다 3, 0
합계 (   )/100 점
  3) 대장조영검사- 52 -(penetrat
-ion) 
검사 
전처치대장점막에 분변이 묻은 흔적이 전혀 없다 8, 4, 0
인공물 반점형 (patch) 점막도포 , 침강물 등과 같은 인공음영이 
 보이지 않는다8, 4, 0
검사기법 직장을 통하여 주입된 바륨과 공기의 양이 적절한 이중조영 영상이다 8, 4, 0
Overhead  
사진앙아위 , 기립위 또는 양측와위 영상 중 적어도 3가지 사진이 
있다. *두 장만 있음(4) 한 장만 있음(1), 한 장도 없음 (0)8, 4, 1, 0
순간촬영
사진1. 직장 AP 영상이 충분히 포함되어 있다 5
2. 직장 Lateral 영상이 충분히 포함되어 있다. 5
3. S자 결장 영상이 충분히 포함되어 있다 5
4. 하행결장 영상이 충분히 포함되어 있다. 4
5. 비장만곡 영상이 충분히 포함되어 있다. 5
6. 횡행결장 영상이 충분히 포함되어 있다. 4
7. 상행결장 영상이 충분히 포함되어 있다. 4
8. 간만곡 영상이 충분히 포함되어 있다. 5
9. 맹장 영상이 충분히 포함되어 있다. 4
10. 적절한 회맹판 영상이 포함되어 있다 5
11. 말단회장이 적절하게 포함되어 있다. 4
점막도포 
(mucosal 
-coating) 백색의 바륨선 (white barium line), 회색도 (grayness), 무
명구(innominate groove) 가 모든 부위에 걸쳐 지속적으로 
관찰된다10, 5, 0
합계 (   )/100 점
항목 평가 내용 점수표시
사용한 
조영제사용한 조영제에 대한 정보가 영상에 표시되어 있다 권장
투시시간 총  투시시간이 영상에 표시되어 있다 권장
촬영 표지 환자이름 ,  환자번호 , 촬영날짜 , 성별, 나이없으면 
부적합
X-선 
투과도
(penetrati
-on) 사진의 농도와 대조도가 매우 부적절하여 판독에 지장을 초래한다 . 없으면 
부적합
인공물 인공음영으로 인하여 판독에 지장을 초래한다 .있으면 
부적합
제 출 영 상 F-18 FDG 토르소 (torso) 영상 1개  4) 그 외 투시검사영상
 바. 양전자방출단층촬영장치 (PET)
 1) 검사방법- 53 -제출영상의
선행조건1. F-18 FDG PET
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 영상을 제출한다 .
점 수 계 산 일반 정보 항목 점수(20점) + 영상 정보 항목 점수(80점) = 100점
합 격 기 준일반 정보 항목과 영상 정보 항목 점수가 각각 60/100 이상이면 합격으로 인
정한다 . 
일반 정보 항목
항  목 평    가    내    용 점수표시
일 반 검 사
표    지1. 환자성명
2. 환자번호
3. 성별
4. 나이
5. 촬영날짜
6. 촬영기관각 1점
PET 검사
정 보1. 기기명칭
2. 몸무게
3. 키
4. 방사성의약품 종류
5. 방사성의약품 주입량
6. 주사 전 혈중포도당 농도
7. 촬영부위
8. 촬영방향각 1점
일 반 정 보1. 환자의 자세 표시
2. 방향표시
3. 영상의 적절한 배열
4. Scaler 가 있다.각 2점
 (다 만, 영 상
의  배 열 과 
scaler 항 목
은  각  1점)
합계 (   )/20점
영상 정보 항목
항   목 평    가    내    용 점수표시  2) 토르소 PET- 54 -인 공 물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. PET 영상에서 인접한 axial FOV 사이 부위(bed와 bed사이)
에 noise가 심하지 않다.
3. 방사성의약품을 투여한 부위에 판독에 지장을 줄 정도의 방
사능이 남아 있지 않다.
4. 과다/과소 감쇠보정에 의한 인공산물이 없다.
5. 비특이적인 연부조직 섭취증가가 없다.
6. 방광 및 요관의 소변 농축이 지나쳐 영상의 질 저하가 있지 않다.
7. 소변 오염에 의한 영상의 질 저하가 생기지 않았다 .각 4점
포 함 범 위 1. 토르소 영역 전체(소뇌의 1/3 이상, 대퇴골의 상위 1/3 이
상)가 포함되었다 .각 4점
영상대조도 
및 민감도1. 포함된 뇌에서 회백질과 백질의 섭취가 구분된다 .
2. 종격동 부위와 폐실질 부위의 섭취가 구분이 된다.
3. 흉-복부에서 근육, 지방, 폐의 섭취가 구분된다 .
4. 복부에서 장관의 섭취가 심하지 않다.
5. 시상 또는 관상영상에서 척추체와 추간판의 섭취가 구분된다 .
6. 골반부위에서 골반뼈 , 둔근, 피하지방의 섭취가 구분된다 .각 6점
영상균질도1. 간 실질이 전반적으로 균질한 섭취를 보이고 , 간의 평균 
SUV가 적절한 범위에 포함되어 있다. (1.0-4.0)
2. 폐 실질이 전반적으로 균질한 섭취를 보이고 , 평균 SUV가 
적절한 범위에 포함되어 있다. (<1.0)각 4점
절 편 의
적 정 성1. 절편두께가 5 ㎜ 이하이다 .
2. 절편간격이 없고 누락된 절편이 없어야 한다.각 2점
합계 (   )/80점
제 출 영 상 F-18 FDG 토르소 (torso) 영상 1개
제출영상의
선행조건1. F-18 FDG PET-CT
2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다 .
3. 조영 증강을 하지 않은 영상을 제출한다 .
4. 질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 영상을 제출한다 .
점 수 계 산 일반 정보 항목 점수(20점) + 영상 정보 항목 점수(80점) = 100점
합 격 기 준 일반 정보 항목과 영상 정보 항목 점수가 각각 60/100 이상이면 합격으로 인정한다 . 
일반 정보 항목
항  목 평    가    내    용 점수표시
일반검사
표    지1. 환자성명
2. 환자번호각 1점 사. 양전자방출전산화단층촬영장치 (PET-CT)
  1) 검사방법
  2) 토르소 PET-CT- 55 -3. 성별
4. 나이
5. 촬영날짜
6. 촬영기관
PET/CT 
검사정보1. 기기명칭
2. 몸무게
3. 키
4. 방사성의약품 종류
5. 방사성의약품 주입량
6. 촬영부위
7. 촬영방향
8. CT의 mAs와 kVp (또는 이에 상응하는 항목으로 환자 선
량평가에 참고할 수 있는 값)각 1점
일반정보1. 환자의 자세
2. 방향표시
3. 영상의 적절한 배열
4. Scaler 가 있다.각 2점 
(다만, 영상의 
배 열 과 
scaler 항목
은 각 1점)
합계 (   )/20점
영상 정보 항목
항   목 평    가    내    용 점수표시
PET
인공물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. PET영상에서 인접한 axial FOV 사이 부위(bed와 bed사
이)에 noise 가 심하지 않다.
3. 방사성의약품을 투여한 부위에 판독에 지장을 줄 정도의 방
사성이 남아 있지 않다.
4. 과다/과소 감쇠보정에 의한 인공산물이 없다.
5. 비특이적인 연부조직 섭취증가가 없다.
6. 방광 및 요관의 소변 농축이 지나쳐 영상의 질 저하가 있지 않다.
7. 소변의 오염에 의한 영상의 질 저하가 생기지 않았다 .각 2점
CT
인공물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. Beam-hardening artifact 가 심하지 않다.
3. Ring artifact 가 없다.
4. 그 외의 인공물이 없다.각 2점
포함범위 토르소 영역 전체(소뇌의 1/3 이상, 대퇴골의 상위 1/3 이상)
가 포함되었다 .각 2점
PET
영상대조
도 및
민감도1. 포함된 뇌에서 회백질과 백질의 섭취가 구분된다 .
2. 종격동 부위와 폐실질 부위의 섭취가 구분이 된다.
3. 흉-복부에서 근육, 지방, 폐의 섭취가 구분된다 .
4. 복부에서 장관의 섭취가 심하지 않다.
5. 시상 또는 관상영상에서 척추체와 추간판의 섭취가  구분된다 .
6. 골반부위에서 골반뼈 , 둔근, 피하지방의 섭취가 구분된다 .각 4점
P E T
영상 균질 도1. 간 실질이 전반적으로 균질한 섭취를 보이고 , 간의 평균 
SUV가 적절한 범위에 포함되어 있다. (1.0-4.0)각 4점- 56 -2. 폐 실질이 전반적으로 균질한 섭취를 보이고 , 평균 SUV가 
적절한 범위에 포함되어 있다. (<1.0)
C T
영상 대조 도 
및 해상도1. 흉부에서 원위부의 1/3 이하의 폐혈관을 구분할 수 있다.
2. 흉부에서 엽사이 기관지 (interlobar bronchus) 까지 구분할 수 있다.
3. 종격동의 구조물을 구분할 수 있다.
4. 복부에서 복강동맥 (celiac artery), 윗장간막동맥 (superior 
mesenteric artery), 및 신장동맥 (renal artery) 기시부를 
확인할 수 있다.
5. 간문부의 구조물을 구분할 수 있다
6. 췌장의 전장이 보이며 그 경계를 그릴 수 있다.
7. 장간막의 구조물 또는 장간막 혈관을 확인할 수 있다.
8. 경추, 흉추, 요추에서 척추체가 명확히 구분되어 척추체의 
번호를 판단할 수 있다.각 1점
영상정합1. 두경부에서 PET과 CT의 영상정합은 적절하다 .
2. 흉부에서 PET과 CT의 영상정합은 적절하다 .
3. 복부에서 PET과 CT의 영상정합은 적절하다 .
4. 골반부에서 PET과 CT의 영상정합은 적절하다 .각 3점
절편 두께 의
적 정 성1. 절편두께가 5 ㎜ 이하이다 .
2. 절편간격이 없고 누락된 절편이 없어야 한다.각 2점
합계 (   )/80점
일반 정보 항목
항  목 평    가    내    용 점수표시
일반검사
표지1. 환자이름
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
5. 성별
6. 나이각 5 점
일반정보1. 환자의 자세 표시
2. 좌우 방향 표시
3. 십자선 및 조사야 표시가 있다.각 5 점제 출 영 상방사선치료계획용 투시 영상 1개 (투시 영상을 보완하는 기록이 있는 경우, 
기록지도 같이 제출)
점 수 계 산 일반 정보 항목 점수(60점) + 영상 정보 항목 점수(40점) = 100점
합 격 기 준일반 정보 항목과 영상 정보 항목 점수가 각각 60/100 이상이면 합격으로 인
정한다 .  아. 방사선치료계획용 투시장치
  1) 검사방법
  2) 방사선치료계획용 투시장치- 57 -4. 길이를 확인할 수 있는 스케일러가 있다.
5. 조사면 크기, 콜리메이터 , 갠트리 각도가 표시되어 있다.
6. 팔 또는 다리의위치를확인할수있어야한다 .
합계 (   )/60점
영상 정보 항목
항 목 평가 내용 점수 표시
인공물1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.
2. 기기 자체에서 발생되는 인공물이 없다.
3. 검사자 조작상의 인공물이 없다.
4. 환자 고정 장치에 의한 인공물은 확인할 수 있어야 한다. 각 5점
일반정보1. 방사선 조사야를 충분히 포함하여야 한다. 
2. 최소한 2장 이상의 다른 방향의 영상이 있어야 한다. 
3. 영상의 단절이 있는 경우에는 융합된 영상이 있어야 한다. 
4. 방사선치료 중심점에서 뼈의 윤곽을 확인할 수 있어야 한다. 각 5점
합계 (   )/40점
제 출 영 상 방사선치료계획용 CT 영상 1개  (scout view 포함)
점 수 계 산 일반 정보 항목 점수(50점) + 영상 정보 항목 점수(50점) = 100점
합 격 기 준일반 정보 항목과 영상 정보 항목 점수가 각각 60/100 이상이면 합격으로 
인정한다 . 
영상 정보 항목
항 목 평가 내용 점수 표시
인공물 1. 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다. 각 5점일반 정보 항목
항  목 평    가    내    용 점수표시
일반검사
표지1. 환자이름
2. 환자번호
3. 촬영날짜
4. 촬영기관
5. 성별/나이각 5 점
일반정보1. 환자의 자세 표시
2. 좌우 방향 표시
3. 영상의 순서 확인
4. scaler 가 있다.
5. 영상 두께각 5 점
합계 (   )/50점 자. 방사선치료계획용 CT
  1) 검사방법
  2) 방사선치료계획용 CT- 58 -2. beam-hardening artifact 가 없다.
3. Ring artifact 가 없다.
4. 그 외 인공물이 없다.
5. 환자 고정 장치를 사용한 경우에는 고정 장치가 영상에 포함
되어야 한다.
일반정보1. 방사선 조사 방향의 피부 윤곽의 소실이 없다.
2. 절편 두께가 10 mm 이하이어야 한다.
3. 누락된 절편이 없어야 한다. 
4. 절편의 단절이 없어야 한다. 
5. 방사선치료 자세와 동일하여야 한다.  각 5점
합계 (   )/50점- 59 -[별표 4] 
품질관리검사업무 위탁기준 (제6조제1항 관련)
  특수의료장비 품질관리검사기관은 별표 2에 따른 품질관리검사의 각 항목을 평가
할 수 있고 특수의료장비 품질관리에 관한 전문성을 가진 법인(비영리 ), 기관으로서 
다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.
1. (생 략) 
2. 별표 2의 검사항목을 검사할 수 있는 다음의 검사장비 등을 갖출 것
구분 검사장비
자기공명영상 
촬영장치 , 
전산화단층 
촬영장치 , 
유방 촬영용 
장치, 
혈관조영장치
, 투시장치 , 
이동형 
투시장치가. 의료장비별 표준팬텀
나. 판독용모니터 (5M pixel이상)
다. 판독대 (illuminater)
라. 전산화단층촬영장치 선량측정용 팬텀(복부, 두부)
마. 전산화단층촬영장치 CTDI 선량측정기 (electrometer, chamber 포함)
바. 유방촬영용장치 유선선량측정기 (electrometer)
사. 관전압측정기
아. 관전류측정기
자. mAs 측정기
차. 농도계 (Densitometer)
카. 감광계 (Sensitometer)
타. 의료용 디지털 온도계
파. 40mesh 구리망 (Screen Film Contact  Test Tool)
하. 감약 아크릴 시트(1인치, 4개이상 )
거. 알루미늄 시트(99%이상, 반가층 측정용 )
너. 잔여정착액 키트
더. 조사시간측정기
러. 조도계
머. 휘도계
버. 기압계 [Barometer(Digital)] 
서. 소음계 (Sound level meter)
어. 해상력차트 (resolution test pattern)
저. 그 밖에 품질관리검사에 필요한 검사장비
양전자방출단
층촬영장치
(양전자방출
전산화단층촬
영장치 포함)가. 의료장비별 표준팬텀
나. 판독용모니터 (2M pixel이상)
다. 전산화단층촬영장치 선량측정용 팬텀(복부, 두부)
라. 전산화단층촬영장치 CTDI 선량측정기 (electrometer, chamber 포함)
마. 방사선 (량) 측정기 2대 이상
바. 방사선경보기 2개 이상
사. 포켓도시메터 2개 이상
아. 휴대용 핵종 분석기
자. 표준선원 (α, β, γ-선원)- 60 -차. 방사선 방호장비
카. 관전압측정기
타. 관전류측정기
파. mAs 측정기
하. 감약 아크릴 시트(1인치, 4개이상 )
거. 알루미늄 시트(99%이상, 반가층 측정용 )
너. 조사시간측정기
더. 휘도계
러. 기압계 [Barometer(Digital)] 
머. 소음계 (Sound level meter)
버. 해상력차트 (resolution test pattern)
서. 그 밖에 품질관리검사에 필요한 검사장비
방사선치료계
획용 CT,
방사선치료계
획용 
투시장치가. 의료장비별 표준팬텀
나. 판독용모니터 (5M pixel이상)
다. 판독대 (illuminater)
라. 전산화단층촬영장치 선량측정용 팬텀(복부, 두부)
마. 전산화단층촬영장치 CTDI 선량측정기 (electrometer, chamber 포함)
바. 관전압측정기
사. 관전류측정기
아. mAs 측정기
자. 농도계 (Densitometer)
차. 감광계 (Sensitometer)
카. 의료용 디지털 온도계
타. 40mesh 구리망 (Screen Film Contact  Test Tool)
파. 감약 아크릴 시트(1인치, 4개이상 )
하. 알루미늄 시트(99%이상, 반가층 측정용 )
거. 잔여정착액 키트
너. 조사시간측정기
더. 조도계
러. 휘도계
머. 기압계 [Barometer(Digital)] 
버. 소음계 (Sound level meter)
서. 해상력차트 (resolution test pattern)
어. 레이저수평계 (수평 및 수직 라인 각각 3방향이상 표시)
저. 치료계획용 투시장치 isocenter 검사 장치(IsoAlign, Civco)
처. 치료계획용 투시장치 기계중심 확인 게이지 (다이얼 게이지 )
커. TG66 CT Simulation Laser QA Device
터. 치료계획용 CT 전자밀도 환산용 팬텀
퍼. 그 밖에 품질관리검사에 필요한 검사장비
3.품질관리검사를 안내하기 위한 인터넷 홈페이지 , 기록의 보존ㆍ변경ㆍ검색을 위
한 데이터베이스 , 건강보험심사평가원 등의 관련기관에 일관성 있는 정보 제공 
및 업무처리 일원화를 할 수 있도록 보건복지부장관이 지정하는 검사 시스템을 
사용할 것- 61 -4. 다음 각 목에 해당하는 전속 직원을 둘 것
 가. 자기공명영상 촬영장치 , 전산화단층 촬영장치 , 유방 촬영용 장치, 투시장치 , 이
동형 투시장치
  (1) 영상의학과 전문의 또는 의학물리 ㆍ의공학 전공자 중 학사 이상의 학위를 가
진 자 1명 이상
  (2) 실무경력 3년 이상인 방사선사 2명 이상
 나. 양전자방출단층촬영장치 (양전자방출전산화단층촬영장치 포함)
  (1) 핵의학과 전문의 또는 의학물리 ㆍ의공학 전공자 중 학사 이상의 학위를 가진 
자 1명 이상
  (2) 실무경력 3년 이상인 방사성동위원소취급자 일반면허자 또는 방사선사 2명 
이상
 다. 방사선치료계획용 CT, 방사선치료계획용 투시장비
  (1) 방사선종양 학과 전문의 또는 의학물리 ㆍ의공학 전공자 중 학사 이상의 학위를  
가진 자 1명 이상
  (2) 실무경력 3년 이상인 방사선사 2명 이상
5. 제2호에 따른 검사장비는 다음과 같이 관리되어야 한다.
가. 별도의 관리실을 마련하여 온도, 습도 등이 과도하게 변동되지 않게 하여야 하며, 
장비를 쉽게 식별 또는 구분이 되게 보관하여야 한다. 
나. 검사장비별로 교정 및 수리에 관한 검사장비 이력부를 갖추어 두어야 하며 이력
부에는 다음의 내용을 기록하여야 한다.
  (1) 기기재원 및 특성(기기명 , 제작회사 , 형번호 , 일련번호 , 제작년도 , 측정가능범위 
및 정확도 등)
  (2) 기기이력 
  (3) 교정일자
  (4) 수리에 관한 내용
  (5) 관리사항 (사용일지 ) 및 관리내용
다. 검사장비별 자체기준에 따라 교정을 실시하고 , 교정유효기간이 초과되어서는 아
니 된다.
라. 연 1회 이상 「국가표준기본법 」 제14조에 따라 지정된 국가교정업무 전담기관
에서 교정하여야 한다.
마. 장비의 성능에 영향을 미치는 요소(과부하 , 취급부주의 , 수리 등)가 발생하거나 , 
검사장비의 전체오차가 검사기준에 따른 허용오차의 1/3을 초과하는 경우에는 
즉시 「국가표준기본법 」 제14조의 규정에 따라 지정된 국가교정업무 전담기관
에 의뢰하여 교정하여야 한다.- 62 -6. 품질관리검사기관은 특수의료장비의 제조, 수입, 판매 또는 수리업소 , 의료기관 
등과 이해관계가 없는 자일 것 
7. 품질관리검사기관은 품질 매뉴얼 및 검사업무 절차서 등의 품질보증시스템을 구
축ㆍ유지할 것
8. 검사장비는 표준물질 또는 교정을 통하여 정확도 ㆍ정밀도가 「국가표준기본법 」 
제3조제4호, 제5호에 따른 국가측정표준 또는 국제측정표준과 일치되도록 연관
성이 유지될 것
9. 다음 각 목의 자격을 갖춘 특수의료장비별 20인 이상의 비상근 전문 검사위원을  
둘 것. 이 경우 검사위원은 2개 이상의 품질관리검사기관에 소속될 수 없다.
 가. 자기공명영상 촬영장치 , 전산화단층 촬영장치 , 유방 촬영용 장치, 혈관조영장치 , 투
시장치 , 이동형 투시장치 : 영상의학과 전문의 취득 후 2년 이상 경력을 가질 것
 나. 양전자방출단층촬영장치 (양전자방출전산화단층촬영장치 포함) : 핵의학과 전문
의 취득 후 2년 이상 경력을 가질 것
 다. 방사선치료계획용 CT 및 방사선치료계획용 투시장치 : 방사선종양학과 전문의  
취득 후 2년 이상 경력자 (최소 10인 이상) 및 의학물리 ㆍ의공학 전공자 실무
경력 5년 이상 경력자
 라. 동 검사위원은  보건복지부장관이 지정하는  품질관리 검사교육을 이수할 것- 63 -[별표 5] 
주기 혈관조영장치
매일테이블이동점검 
C-arm 및L-arm(Biplane) 작동점검 
데이터저장장치작동점검 
조영제자동주입장치작동점검 
항온항습기작동점검 
환자Monitor 장치작동점검 
Emergencykit 상태점검 
Wallsuction 및산소공급장치작동점검 
하드카피장치의 작동 점검(Film)
현상기 성능 관리(Film)
시술환자선량기록
매주판독실의조명 ,환기,소음점검 
조영제 보관온도 점검(35~39 도)
IVR시술약품점검 
3개월판독용모니터관리 (CRT) 
임상영상평가 
영상에서의 측정치와 실 측정치의 비교평가
6개월관전압시험 
관전류시험 
판독용모니터관리 (LCD) 
반가층시험 
표준팬텀을이용한시험 
1년시술자 및 환자 보호장구 점검
종사자 품질관리교육
비고* 주기가 1개월 미만의 항목은 점검유무만 O 또는 X로 
기록표에 표시하며 , 서류검사 시 정도관리 기록대장 
사본을 제출하지 않으며 , 정밀검사 시 정도관리 기록
대장 원본과 시험검사물로 시행 여부를 확인한다 . 
* 정도관리항목 중 「진단용방사선발생장치의안전관리에
관한규칙 」에 의해 검사를 실시한 항목은 해당 검사항
목의 검사주기에 한하여 정도관리기록검사를 면할 수 
있다. 다만, 시험성적을 정도관리 기록대장에 기록하고 
그 시험검사성적서 (또는 사본)을 보관하여야 한다.정도관리항목 (제8조제2항 관련)
1. 자기공명영상 촬영장치 (생 략)
2. 전산화단층 촬영장치 (생 략)
3. 유방 촬영용 장치 (생 략)
<신설>
4. 혈관조영장치  
 - 64 -주기 필름 투시촬영장치 CR 투시촬영장치 DR 투시촬영장치
매일현상기 관리Image  plate 청소 투시장비 동작 및 점검
등 확인투시장비 동작 및 점검
등 확인 카세트 청소 
검사환자선량 기록투시장비 동작 및 점검
등 확인 검사환자선량 기록
검사환자선량 기록
매주암실 청소판독실 환경 점검 판독실 환경 점검판독실 환경 점검
3개
월임상영상평가임상영상평가 임상영상평가
Image plate 민감도검사판독용 , 촬영용 모니터 관
리(CRT)판독용 , 촬영용 모니터 관
리(CRT)
6개
월팬텀영상평가팬텀영상평가 팬텀영상평가
암실안개
CR판독기 점검판독용 , 촬영용 모니터 
관리 (LCD)필름내 잔여정착액 분석
판독용 , 촬영용 모니터 
관리 (LCD)증감지 -필름 밀착도 시험
1년증감지 감도측정 조사야 점검 조사야 점검
조사야 점검자동노출장치 점검과 재
현성자동노출장치 점검과 재
현성 자동노출장치 점검과 재
현성 관전압 점검 관전압 점검
관전압 점검 관전류 점검 관전류 점검
관전류 점검  반가층시험  반가층시험
 반가층시험 검사자 및 환자 보호장구 
점검 검사자 및 환자 보호장구 
점검
 검사자 및 환자 보호장구 
점검  종사자 품질관리교육  종사자 품질관리교육
 종사자 품질관리교육
비고* 주기가 1개월 미만의 항목은 점검유무만 O 또는 X
로 기록표에 표시하며 , 서류검사 시 정도관리 기록
대장 사본을 제출하지 않으며 , 정밀검사 시 정도관
리 기록대장 원본과 시험검사물로 시행 여부를 확
인한다 . 
* 정도관리항목 중 「진단용방사선발생장치의안전관
리에관한규칙 」에 의해 검사를 실시한 항목은 해당 
검사항목의 검사주기에 한하여 정도관리기록검사를 
면할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리 기록대장
에 기록하고 그 시험검사성적서 (또는 사본)을 보관
하여야 한다.5. 투시장치- 65 -주기 이동형 투시장치
6개월 팬텀영상평가
1년조사야 점검
자동노출장치 점검과 재현성
관전압 점검
관전류 점검
반가층 시험
 검사자 (촬영자 ) 및 환자 보호장구 점검
 종사자 품질관리교육 
비고* 정도관리항목 중 「진단용방사선발생장치의안전관리에관한규칙 」에 의해 검
사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에 한하여 정도관리기록검사
를 면할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리 기록대장에 기록하고 그 시험
검사성적서 (또는 사본)을 보관하여야 한다.
주기 양전자방출 단층촬영장치 /양전자방출 전산화단층촬영장치
매일테이블 이동 점검
항온항습기 작동점검
온도 및 습도 점검
데이터 저장장치 작동 점검
영상 콘솔 작동 점검
네트워크 상태 점검
데이터베이스 용량 점검
 PET-Daily Check (기기별 자체프로그램 )
 CT-Daily Check (기기별 자체프로그램 )*
X-선관 회전 소음 점검*
기기 주변부 방사능 오염 점검
 매주판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검
응급환자 구조용 시스템 점검
응급 중단 스위치 작동 점검
3개월 임상영상평가
6개월팬텀을 이용한 시험(제조업체 기준에 준함)
관전류 시험*
관전압 시험*
환자테이블의 이동간격 정확도 시험
1년Image artifact 점검
PET normalization 점검6. 이동형 투시장치 (C-Arm 등)
7. 양전자방출단층촬영장치 (PET) 및 양전자방출전산화단층촬영장치 (PET-CT)- 66 -PET detector calibration (sinogram 상태확인 )
Gain 값 점검
Energy spectrum 점검
Coincidence timing calibration
비고* “*” 표시된 항목은 양전자방출전산화단층촬영장치에만 해당된다 .
* 주기가 1개월 미만인 항목은 서류검사 시 정도관리 기록대장 사본을 제출하
지 않으며 , 정밀검사 시 정도관리 기록대장 원본과 시험검사물로 시행 여부
를 확인한다 .
* 정도관리 항목 중 「진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 의
해 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에 한하여 정도관리기록
검사를 면할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리대장에 기록하고 그 시험검
사성적서 (또는 사본)을 보관하여야 한다. 
주기 방사선치료계획용 투시장치 점검기준
매일레이저 위치 정확도 점검 2mm 이내
광학거리표시자 (ODI) 정확도 점검 2mm 이내
매월조사야 크기 표시자 정확도 점검 2mm 이내
갠트리 및 콜리메이터 각도 표시자 정확도 점검 1도 이내
십자선 (Cross-hair) 중심 정확도 점검 직경 2mm 이내
응급정지버튼 /충돌 방지 기능 점검 정상 동작
광학조사야의 방사선조사야 일치도 점검 (2mm 혹은 1% 중 큰 
값) 이내
방사선 십자선중심 정확도 점검콜리메이터 , 갠트리 
회전: 직경 2mm 이내
테이블 회전: 3mm 이내
필름 현상기 감광측정 성능 (필름사용 시) 점검
6개월팬텀영상평가
① 방사선 조사야 및 십자선 중심 점검
② 영상 품질 점검
임상영상평가
1년콜리메이터 , 갠트리 , 테이블 회전축의 기계적 안정성 점검 콜리메이터 , 갠트리 
회전: 직경 2mm 이내
테이블 회전: 3mm 이내
테이블 이동 정확도 점검 2mm 이내
관전압 시험
관전류 시험
비고* 정도관리 항목 중 「진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 
의해 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에 한하여 정도관리기
록검사를 면할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리대장에 기록하고 그 시험
검사성적서 (또는 사본)을 보관하여야 한다. 8. 방사선치료계획용 투시장치- 67 -주기 방사선치료계획용 투시장치 점검기준
매일테이블 이동 점검 정상 동작
데이터 저장장치 작동 점검 정상 동작
조영제 주입기 작동 점검 정상 동작
레이저 위치 일치도 점검 2 mm 이내
매주응급환자 구조용 시스템 점검
응급 중단 스위치 작동 점검
매월 
(또는 
레이저 
위치 
조정 
시)레이저 위치 정확도 
2 mm 이내① 레이저 z방향 위치와 스캔영상단면의 일치 점검
② 레이저의 x, y 방향 위치와 스캔영상단면에 대한 방향성 일치
③ 측면 레이저의 스캔영상단면에 대한 측면 벽 레이저의 공간 점검
④ 스캔영상단면에 대한 벽면 레이저의 방향성 일치 점검
⑤ 스캔영상단면에 대한 천장 레이저의 방향성 일치 점검
테이블 위치 및 정확성 점검
2mm 이내① 스캔영상단면에 대한 테이블 윗면의 방향성 일치 점검
② 테이블의 수직 및 수평 이동 점검
③ 테이블 indexing / position 점검
위치확인영상의 정확도 점검 2mm 이내
6개월표준팬텀을 이용한 시험
① 레이저 정확도 점검
② 영상 품질 점검
③ CT number/ 전자밀도 변동 점검
임상영상평가
1년CT영상정보의 방사선치료계획장치로의 전송 정도관리 정상 동작
관전압 시험
관전류 시험
비고* 정도관리 항목 중 「진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 
의해 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에 한하여 정도관리
기록검사를 면할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리대장에 기록하고 그 
시험검사성적서 (또는 사본)을 보관하여야 한다. 
* 환자 셋업용 레이저는 갠트리에 부착된 레이저를 이용하는 경우(진단용 CT
를 치료계획용으로 사용하는 경우 포함)와 별도의 방사선치료계획용 레이저
(고정식과 이동식으로 분류)를 설치, 이용하는 경우로 분류되는데 , 갠트리에 
부착된 레이저는 별도의 품질관리를 시행하지 않아도 된다. 단, 이동식의 
경우 거리에 관한 항목을 매주 점검해야 한다.9. 방사선치료계획용 CT- 68 -[별표 7] <신설>
특수의료장비 운용인력 수행업무 (제3조제2항 관련)
 1. 영상의학과 , 핵의학과 , 방사선종양학과 전문의  및 이외 혈관조영장치 운용 전문
과목별 전문의 : 특수의료장비의 품질관리 업무의 총괄 및 감독, 영상화질 평가, 
임상영상 판독
 2. 비뇨기과 전문의 : 특수의료장비 관리 업무 총괄
 3. 방사선사 : 특수의료장비의 취급, 정도관리항목 실행, 그 밖의 품질관리에 관한 
업무
 4. 혈관조영장치 운용 간호사 : 시술 및 검사 시행 보조, 회복실 환자 관리, 약품점
검 등 정도관리항목 실행
 5. 방사선 품질관리 종사자 : 방사선종양학과 전문의의 지도․감독 하에 특수의료장
비의 품질관리 실행, 정도관리항목 실행, 그 밖의 품질관리- 69 -[별표 8] <신 설>
특수의료장비 고유번호 부여 체계(제3조제3항 관련)
고유
번호
세부
설명시군구 행정표준코드
(7)장비별
(2)제조연월일
(8)일련번호
(5)
비고 1. 지역 등록식별자 : 시군구 행정표준코드로 표기
 2. 장비 식별자 : 장비종류별로 1-99까지 일련번호로 표기(자기공명영상 촬영장
치 01, 전산화단층촬영장치 02, 유방 촬영용 장치 03, 혈관조영장치 04, 투시
장치 05, 이동형 투시장치 (C-Arm 등) 06, 방사선치료계획용 CT 07, 방사선치
료계획용 투시장치 08, 체외충격파쇄석기 09, 양전자방출단층촬영장치 10,  양
전자방출전산화단층촬영장치 11
 3. 제조연월일 : 장비의 제작년도 , 월일을 표기(미상인 장비는 00000101 또는 
00000701 로, 월이 미상이면 6월, 일이 미상이면 각 15일로 부여) 
 4. 일련번호 : 각 장비별 일련번호를 표기- 70 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제1호서식 ]
특수의료장비 등록신청서
(앞 쪽)
접수번호 접수일 발급일 처리기간  7 일
특 수
의 료
장 비장비고유번호 【  】신규 등록
【  】재 등록
【  】재사용 등록
명칭 기능 용도 모델명 /형식
제조연월일 제조번호 제조사 /제조국
의  료
기  관명         칭 종    별
주         소
                    설치장소 (층, 호)
전화번호 /FAX 요양기관 기호
개 설 자 성 명 개설자 생년월일
특수의료장비 인력 현황
특수의료장비의 
관리자성명 면허(자격)종류 면허(자격)번호 근무 시작일
전문의구분 성명 자격번호 전속 비전속 근무 시작일
종사자구분 성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
(장비별 인력기준에 맞춰 전문의 구분은 진료과목으 로, 종사자 구분은 간호사 , 방사선사 등으로 작성합니다 . 또한 
전속, 비전속은 해당란에 "○"합니다 .)
특수의료장비 시설현황
총 병상수                 병상○ 자    체 병상수 :  (          ) 병상
○ 공동활용 병상수 :  (          ) 병상
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제2조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 특수의료
장비의 등록을 신청합니다 .
  년         월         일
신 청 인 :              (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장  귀하
첨부서류 담당 공무원 확인사항 신청인 제출서류
수수료 
없 음  1. 특수의료장비 관련 등록인력의 전문의 자격증 및 
간호사 면허증 , 방사선사 면허증 또는 면허를 증명
할 수 있는 서류 사본 각 1부
 2. 특수의료장비 등록신청을 한 의료기관의 개설허
가증명서 또는 개설신고증명서 사본 1부 3. 별지 제2호서식의 특수의료장비 공동활용 동의
서 1부(다른 의료기관과 공동활용하려는 경우에
만 제출 합니다 .)
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품 )]- 71 -(뒤 쪽)
행정정보 공동이용 동의서
 본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 ｢전자정부법 ｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 
위의 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다 .
 ※ 신청인이 담당 공무원의 확인에 동의하지 아니하거나 전산정보처리조직 및 ｢전자정부법 ｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동
이용을 통하여 확인할 수 없는 경우에는 해당 서류를 신청인이 직접 제출하여야 합니다 .
신청인  성명                                                           (서명 또는 인)
                               등록인력
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
                               성명                     (서명 또는 인), 면허(자격)번호                            
처리절차
신청서 작성 ‣ 접 수 ‣ 서류 검토 ‣ 결 재 ‣등록증명서 발급
신청인 처리기관 처리기관 처리기관
유의사항
분류기준 종류 비고
기능에 따른 분류고정식단일면 (single plane)
이중면 (biplane)
이동식
용도에 따른 분류일반용심장혈관과 뇌혈관을 제외한 모든 혈관조영술 및 
혈관중재시술을 하는 장치
뇌혈관용 뇌혈관조영술 및 뇌혈관 중재시술을 하는 장치
심장용 관상동맥조영술 및 심장질환 중재시술을 하는 장치1. 특수의료장비의 장비고유번호 작성 유의사항 : 재 등록, 재사용 등록인 경우에만 작성하고 , 신규 등록은 작성하지 않습니다 .
 
2. 신규 등록, 재 등록, 재사용 등록 구분기준
  1) 신규 등록 : 특수의료장비를 최초로 등록하는 경우(장비고유번호 최초 부여)
  2) 재 등록 : 의료기관에 설치‧운영되던 특수의료장비가 판매되어 새로운 의료기관에서 중고로 구입한 경우(기존 장비고유번호 표기)
  3) 재사용 등록 : 사용중지 통보한 특수의료장비를 재사용하려는 경우(기존 장비고유번호 표기)
3. 특수의료장비의 명칭 작성 유의사항 : PET-CT 를 진단목적으로 CT만 단독으로 또는 방사선치료계획용 CT를 진단용 CT로 
사용ㆍ판독하는 경우에는 ‘PET-CT(CT 단독)’ 또는 ‘방사선치료계획용 CT(진단용 CT 겸용)’으로 기재합니다 . 
4. 혈관조영장치의 분류기준
5. 기능, 용도란 작성예시 (혈관조영장치 )
  1) 기능적으로 고정식 단일면이며 일반용으로 사용하는 경우
     기능: 고정식 단일면
     용도: 일반용 , 뇌혈관용 , 심장용 
  2) 고정식 이중면이고 뇌혈관용과 일반용으로 사용하는 경우
     기능: 고정식 이중면
     용도: 일반용 , 뇌혈관용 
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품 )]- 72 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제2호서식 ]
특수의료장비 공동활용 동의서
특수의료장비 명칭[   ] 자기공명영상 촬영장치 (MRI)       
[   ] 전산화단층 촬영장치 (CT)
[   ] 양전자방출단층 촬영장치 (PET)
[   ] 양전자방출전산화단층 촬영장치 (PET-CT)
특수의료장비 설치 의료기관 정보
의 료 기 관 명 종    별
개 설 자 성 명 인허가번호
주 소(전화번호 )
                    
사업자등록번호 병상수
공동활용 동의 의료기관 정보
의 료 기 관 명 종    별
개 설 자 성 명 인허가번호
주 소(전화번호 )
                    
사업자등록번호 병상수
 본 의료기관은 허가(신고) 병상 (     )병상의 의료기관으로 「특수의료장비의 설치 및 운영에 
관한 규칙」 제2조제1항 및 제2항에 따라 특수의료장비를 설치한 위 의료기관과 해당 특수의료
장비에 대하여 공동 활용할 것에 동의합니다 .
  년         월         일
동 의 인 :              (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장  귀하
첨부서류  공동활용 동의 의료기관의 개설허가증명서 또는 개설신고증명서 사본 또는 공동활용하려는 의료기관의 병상수를 확인할 수 있는 
서류 1부
비고  시장‧군수‧구청장은 인허가번호로 공동활용 동의 의료기관의 중복동의 여부를 조회하여 등록하여야 한다.
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품 )]- 73 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제3호서식 ]
특수의료장비 등록증명서
(앞 쪽)
특 수
의 료
장 비장비고유번호 【  】신규 등록
【  】재 등록
【  】재사용 등록
명칭 기능 용도 모델명 /형식
제조연월일 제조번호 제조사 /제조국
의  료
기  관명         칭 종    별
주         소
                    설치장소
전화번호 /FAX 요양기관 기호
개 설 자 성 명 개설자 생년월일
특수의료장비 인력 현황
특수의료장비의 
관리자성명 면허(자격)종류 면허(자격)번호 근무 시작일
전문의구분 성명 자격번호 전속 비전속 근무 시작일
종사자구분 성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
(장비별 인력기준에 맞춰 전문의 구분은 영상의학과 , 핵의학과 , 방사선종양학과 , 비뇨기과로 , 종사자 구분은 간호
 사, 방사선사 등으로 작성합니다 . 또한 전속, 비전속은 해당란에 "○"합니다 .)
특수의료장비 시설현황
총 병상수                 병상○ 자    체 병상수 :  (          ) 병상
○ 공동활용 병상수 :  (          ) 병상
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제2조제3항에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명
합니다 .
년       월       일
시장ㆍ군수ㆍ구청장 직인
비고 1. 인력 현황은 등록신청서상의 인력으로만 표기하고 나머지 인력은 적지 아니한다 .
 2. 시설 현황은 공동활용동의서를 제출한 경우에만 표기한다 .
210mm×297mm[보존용지 (1종) 70g/㎡]- 74 -(뒤 쪽)
특수의료장비 공동활용 의료기관
의료기관명 주소 개설자 인허가번호 전화번호
변경사항
※ 변경구분 : 인력/자체 병상수 /공동활용 병상수 /개설자 /의료기관 명칭/의료기관 종류 등
변경구분 변경일 변경전 변경후 담당자
210mm×297mm[보존용지 (1종) 70g/㎡]- 75 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제3의2호서식 ]
특수의료장비 등록증명서 재발급 신청서
접수번호 접수일 발급일 처리기간  즉시
특 수
의 료
장 비장비고유번호
명칭 기능 용도 모델명 /형식
제조연월일 제조번호 제조사 /제조국
의  료
기  관명         칭 종    별
주         소
                    설치장소 (층, 호)
전화번호 /FAX 요양기관 기호
개 설 자 성 명 개설자 생년월일
신 청
내 용등록일자
신청사유 (구체적 기술)
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제2조제3항의2에 따라 위와 같이 특수의료장비의 
등록증명서 재발급을 신청합니다 .
  년         월         일
신 청 인 :              (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장  귀하
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품 )]- 76 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제4호서식 ]
특수의료장비 등록대장
(앞 쪽)
특 수
의 료
장 비장비고유번호
명칭 기능 용도 모델명 /형식
제조연월일 제조번호 제조사 /제조국
의  료
기  관명         칭 종    별
주         소
                    설치장소
전화번호 /FAX 요양기관 기호
개 설 자 성 명 개설자 생년월일
특수의료장비 인력 현황
특수의료장비의 
관리자성명 면허(자격)종류 면허(자격)번호 근무 시작일
전문의구분 성명 자격번호 전속 비전속 근무 시작일
종사자구분 성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
(장비별 인력기준에 맞춰 전문의 구분은 영상의학과 , 핵의학과 , 방사선종양학과 , 비뇨기과로 , 종사자 구분은 간호
 사, 방사선사 등으로 작성합니다 . 또한 전속, 비전속은 해당란에 "○"합니다 .)
특수의료장비 시설현황
총 병상수                 병상○ 자    체 병상수 :  (          ) 병상
○ 공동활용 병상수 :  (          ) 병상
기타 사항
비고 1. 인력 현황은 등록신청서상의 인력으로만 표기하고 나머지 인력은 적지 아니한다 .
 2. 시설 현황은 공동활용동의서를 제출한 경우에만 표기한다 .
210mm×297mm[보존용지 (1종) 70g/㎡]- 77 -(뒤 쪽)
변경사항
※ 변경구분 : 인력/자체 병상수 /공동활용 병상수 /개설자 /의료기관 명칭/의료기관 종류 등
변경구분 변경일 변경전 변경후 담당자
특수의료장비 품질관리검사 현황
※ 검사분류 : 정밀검사 , 서류검사 , 재검사
검사분류 검사연월일 검사결과 검사분류 검사연월일 검사결과
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
[  ]적합  [   ]부적합 [  ]적합  [   ]부적합
변경일자 장비 상태(사용중 , 사용중지 , 매도, 폐기 등)
210mm×297mm[보존용지 (1종) 70g/㎡]- 78 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제5호서식 ]
특수의료장비 인력등록사항 변경통보서
접수번호 접수일 발급일 처리기간  7 일
장비 명칭 장비고유번호
의  료
기  관명         칭 종    별
주         소
                    전화번호
개 설 자 성 명 개설자 생년월일
변경 전 인력등록사항
특수의료장비의 
관리자성명 면허(자격)종류 면허(자격)번호 근무 시작일
전문의전문과목 성명 자격번호 전속 비전속 근무 시작일
종사자성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
변경 후 인력등록사항
특수의료장비의 
관리자성명 면허(자격)종류 면허(자격)번호 근무 시작일
전문의전문과목 성명 자격번호 전속 비전속 근무 시작일
종사자성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
성명 면허번호 전속 비전속 근무 시작일
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제4조제1항에 따라 위와 같이 통보합니다 .
  년         월         일
통 보 인 :              (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장  귀하
첨부서류  1. 특수의료장비 등록증명서 원본 각 1부
 2. 특수의료장비 관련 변경인력의 전문의 자격증 및 간호사 면허증 , 방사선사 면허증 또는 면허를 증명할 수 있는 서류 
   사본 각 1부수수료 
없 음
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품 )]- 79 -■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙[별지 제6호서식 ]
 특수의료장비□시설등록사항
변경통보서 □개설자/의료기관명칭
□용도/설치장소(주소)
접수번호 접수일 발급일 처리기간  7 일
장비 명칭 장비고유번호
의  료
기  관명       칭 종    별 요양기관기호
주       소
                    전화번호
개설자 성명 개설자 생년월일
시설등록사항 변경 내용
변경 전 변경 후
설치 의료기관 종류
총 병상수
자체 병상수
공동활용 
의료기관명칭/병상수
명칭/병상수
명칭/병상수
개설자 (생년월일 )/의료기관명칭 /용도/설치장소 (주소) 변경 내용
구분 변경 전 변경 후
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제4조제1항에 따라 위와 같이 통보합니다 .
  년         월         일
통 보 인 :              (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장  귀하
첨부서류  1. 특수의료장비 등록증명서 원본 각 1부
 2. 의료기관 개설허가증명서 또는 개설신고증명서 사본 1부
 3. 변경된 공동활용 의료기관의 특수의료장비 공동활용 동의서 사본 및 병상수 확인서 각 1부
   (특수의료장비의 공동활용에 동의한 의료기관을 변경한 경우에만 제출합니다 .)수수료 
없 음
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품 )]- 80 -■ 특수의료장비 설치 및 운영에 관한 규칙 [별지 제7호서식]
특수의료장비[]매도
[]폐기
[]사용중지통보서
접수번호 접수일 발급일 처리기간  3 일
신고인의료기관 명칭 요양기관 기호
소재지
                                               (전화번호 :                     )
개설자 성명 생년월일
장비관리자성명 면허/자격종류 (면허/자격번호 )
(특수의료장비 관리자는 사용중지의 경우만 작성합니다 .)
인수인기관명칭 사업자등록번호
소재지
                                                      (전화번호 :                     )
대표자 성명 생년월일
(매도, 폐기의 경우만 작성합니다 .)
신고 대상 
장비 내용장비명칭 장비고유번호
용 도(기능) 모델명 /형식
제조사 /제조국제조번호제조연월일
「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제4조제3항에 따라 위와 같이 통보합니다 .
년       월       일
신고인                (서명 또는 인)
시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
첨부서류1. 특수의료장비 등록증명서 원본 1부
2. 매도 및 폐기를 확인할 수 있는 서류 1부(매도, 폐기하는 경우에만 제출합니다 .)수수료 
없 음
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품 )]