Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radi-
ační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla povrchové konta-
minace  jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrol ogických a technických požadavků na 
tato měřidla . Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely  schválením typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a d le ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 4. 
4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C079-16 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
 „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná  pro kontrolu dodržování limitů 
v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní  – přenosná 
měřidla povrchové kontaminace “ 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
2 1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a dále uvedené 
termíny a definice . 
1.1 
nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná  pro kontrolu dodržování limitů  
v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní   
měřiče a monitory záření navržené pro přímé měření nebo přímou detekci povrchové  kontaminace ra-
dionuklidy emitujícími záření alfa anebo beta  a určení vztah u ke stanoveným limitům  
1.2 
měřič kontaminace povrchu alfa, beta a alfa/beta   
zařízení obsahující jed en nebo více detektorů záření a přidružená zařízení nebo základní funkční jed-
notky , které je určené k  měření příkonu plošné emise alfa (resp. beta, resp. alfa/beta) příslušnému ke 
kontaminaci měřeného povrchu  
1.3 
monitor kontaminace povrchu alfa, beta a al fa/beta   
měřič aktivity alfa (resp. beta, resp. alfa/beta)  vybavený prostředky pro poskytování zřetelného varo-
vání, když indikovaný příkon plošné emise na jednotku plochy přesáhne určitou nastavitelnou předem 
stanovenou hodnotu  
1.4 
příkon plošné emise (zdroje)   
počet částic daného typu s energií vyšší než daná mez, které vystupují z plochy zdroje nebo z jeho 
okénka  za jednotku času  
1.5 
účinnost zdroje   
poměr mezi počtem částic daného typu s  energií vyšší než daná mez, které vystupují z  čelní plochy 
zdroje nebo z  jeho okénka za jednotku času (příkon plošné emise) a počtu částic stejného typu vytvoře-
ných nebo uvolněných ve zdroji (pro tenký zdroj) nebo jeho saturační vrstvě (pro tlustý zdroj) za jed-
notku času  
1.6 
zdroj s vysokou účinností   
zdroj, který má účinnost pro částice s energií větší než 5,9 keV včetně zpětně odražených částic větší  
než 0,25 (tato definice platí pro zdroje záření beta s maximální energií >150 keV)  
1.7 
zdroj s malou plochou   
zdroj, jehož plocha aktivního povrchu má maximální lineární  rozměr nepřesahující 1 cm  
1.8 
odezva na příkon plošné emise (účinnost přístroje)   
                                                      
1   TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
3 při stanovených podmínkách s pecifikovaných výrobcem (citlivá  plocha detektoru, citlivá  plocha zdroje  
a vzdálenost mezi zdrojem a detektorem) – odezva na příkon plošné emise (účinnost) detektoru použí-
vaného  ve spojení se zařízeními, poměr počtu detekovaných částic (například počet impulzů za jednotku  
času korigovaný na pozadí) k počtu částic stejného typu emitovaných zdrojem záření ve stejném časo-
vém intervalu (konvenčn ě pravé  hodnotě příkonu plošné emise)  
1.9 
citlivá plocha detektoru   
plocha detektoru definovaná výrobcem, kde je účinnost pro zdroj s malou plochou větší než 50 % ma-
ximální  účinnosti  
1.10 
celková ekvivalentní tloušťka    
tloušťka, obvykle vyjádřená jako hmotnost n a jednotku plochy, kterou částice (alfa nebo beta) emito-
vaná  obvykle z kontaminovaného povrchu projde, aby dosáhla citlivého objemu detektoru  
1.11 
chyba údaje   
rozdíl mezi indikovanou hodnotou veličiny  a konvenčně pravou hodnotou veličiny c v bodě měření; 
je vyjádřena jako ( – c) 
1.12 
odezva   
poměr indikované hodnoty monitoru nebo měřiče a konvenčně pravé hodnoty : 
cR
 (1) 
kde  je hodnota veličiny měřené zkoušeným přístrojem nebo zařízením a c je konvenčně pravá h odnota 
této veličiny  
1.13 
relativní chyba údaje I  
poměr chyby údaje měřené veličiny a konvenčn í pravé hodnoty veličiny; může být vyjádřena v procen-
tech 
100
ccI(%)
 (2) 
kde  je indikovaná hodnota veličiny a c je konvenčně pravá hodnota veličiny v bodě měření  
1.14 
variační koeficient V  
poměr směrodatné odchylky s a aritmetického průměru 
x souboru n měření  
ix, daný rovnicí : 

n
iixxnxxsV
12
11 1
 (3) 
1.15 
detekční limit příkonu plošné emise na jednotku plochy  
pro daný radionuklid je  
A SRDL
nucliden
) (
 (4) Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
4 kde S(nuclide )  ........   je odezva na příkon plošné emise (viz 1.4), 
 A  ................   citlivá plocha detekčního zařízení ,  
 Rn  ...............   dolní detekční limit čisté četnosti impulzů  
Pro dolní detekční limit četnosti impulzů platí v  případě předvoleného času a známé četnosti impulzů 
pozadí následující rovnice : 



  
n oo nttR k k R1 1) (1 1  
 (5) 
kde  Ro  ...............   je čistá četnost impulzů pozadí , 
 to ..............   doba měření pozadí , 
 tn ..............   doba měření vzorku , 
 k1-α ..............   kvantil  normálního rozdělení pro pravděpodobnost chyby prvního druhu , 
 k1-β ..............   kvantil  normálního rozdělení pro pravděpodobnost chyby druhého druhu . 
1.16 
detekční zařízení   
zařízení obsahující minimálně detektor  
1.17 
vyhodnocovací zařízení   
zařízení  zobrazující detekovanou úroveň kontaminace  
2   Metrologické požadavky  
2.1   Pracovní podmínky  
Pracovní podmínky měřidla  stanoví jeho výrobce.  Měřidlo musí splňovat metrologické požadavky  
v rozsahu stanovených pracovních podmínek . 
2.2   Měřicí rozsah  
Výrobce musí stano vit efektivní měřicí rozsah všech stupnic  každé měřené veličiny.  Pro zařízení s  více 
než jednou stupnicí pro jednu veličinu se musí efektivní měřicí rozsahy stupnic překrývat.  
Pro zařízení s  lineárními stupnicemi musí být efektivní měřicí rozsah od 10  % do  100 % každého roz-
sahu stupnice . 
Pro zařízení s  logaritmickými stupnicemi musí být efektivní měřicí rozsah od třetiny nejméně významné 
dekády do plné stupnice.  
Pro zařízení s  digitálními stupnicemi musí být efektivní měřicí rozsah od začátku druhé nejméně vý-
znamné číslice do plné stupnice.  
2.3   Největší dovolená chyba  
Relativní chyba naměřené hodnoty  vzhledem k  referenčnímu záření za referenčních podmínek pro  pří-
slušný referenční radionuklid  nesmí  přesáhnout ±25 % přes celý efektivní měřicí rozsah.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
5 2.4   Odezva měřidla  
2.4.1   Odezva měřidla na příkon plošné emise  
Odezva na příkon plošné emise musí být v  mezích ± 25 % hodnoty specifikované výrobcem.  
2.4.2   Závislost odezvy měřidla na příkon plošné emise na poloze zdroje  
Odezva zařízení na zdroje s  malou p lochou, umístěné na zkoušeném povrchu , se mění podle polohy 
zdroje vzhledem k  detektoru a propustnosti mřížky.  
Žádná odezva nesmí být menší než polovina maxim ální odezvy zjištěné  při zkoušce.  
2.4.3   Závislost  odezvy měřidla na pří kon plošné emise na energii  záření  
Požadavek na příkon plošné emise specifikovaný v  článku 2.4.1 musí být splněn i pro různé energie 
záření beta rozložené takto:  
    jedna energie do 0,2 MeV ; 
   jedna energie mezi 0,2 MeV a 0,5 MeV ; 
    jedna energie větší než 0,5 MeV . 
2.4.4    Relativní základní chyba  
Při jmenovitých podmínkách nesmí relativní základní chyba pro příslušný referenční radionuklid pře-
sáhnout ±25 % přes celý efektivní měřicí rozsah.  
2.5   Statistické fluktuace  
Při opakovaných měřeních etalonového zdroje akti vity stejným měřidlem a při zachování stejné geome-
trie nesmí variační koeficient překročit 0,2.  
2.6   Doba odezvy  
Doba odezvy musí být taková, že po náhlé změně měřené kontaminace dosáhne indikovaná hodnota 
v době kratší než 7  sekund  při zvýšení signálu a 10  sekund  při snížení signálu hodnoty:  
p k p M M M  10090
 (6) 
kde  Mp  .........   je počáteční údaj , 
 Mk  .........   konečný údaj.  
2.7   Přetížení  
Pro aktivity větší než je maximální hodnota měřicího rozsahu , musí výchylka indikátoru zařízení vybočit 
mimo stupnici na jejím horním konci a musí tam zůstat nebo indikovat přetížení. Po odstranění zdroje 
přetížení se musí přístroj vrátit do normálního stavu.  
2.8   Doba náběhu  
Indikovaná hodnota musí po zapnutí přís troje dosáhnout po jedné minutě ±25 % konečné hodnoty a po 
dvou minutách ±20  %. 
2.9   Vliv okolního prostředí  
2.9.1    Teplotní stabilita  
Rozdíl mezi naměřenými hodnotami při dolní a horní mezní hodnotě rozsahu pracovní teploty okolí 
nesmí být pro:  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
6    rozsah teplot + 10 °C až +35  °C pro vnitřní použití v  budovách větší než ±15  %; 
   rozsah teplot −10 °C až +40  °C pro venkovní použití větší než ±20  %.  
2.9.2    Náhlé změny teploty  
Při náhlé změně pracovní teploty za dobu kratší než 5 min ut 
   z teploty + 20 °C na +35  °C, nebo z teploty +2 0 °C na +10  °C pro vnitřní použití v  budovách ; 
   z teploty +2 0 °C na +40  °C, nebo z teploty +2 0 °C na −10 °C pro venkovní použití ; 
se naměřené hodnoty nesmí změnit více než o dvojnásobek naměřených hodnot při teplotě 2 0 °C. 
2.9.3    Zapnutí při nízké teplotě  
Po vystavení nejnižší stanovené pracovní teplotě po dobu 4 h odiny  ve vypnutém stavu musí měřidlo po 
zapnutí pracovat podle požadavků v  článku 2. 9.1. 
2.9.4    Relativní vlhkost vzduchu  
Rozsah relativní vlhkosti vzduchu m usí být 40  % až 85  %. 
Rozdíl naměřené hodnoty při dolní mezi rozsahu relativní vlhkosti 40  % a při horní mezi rozsahu rela-
tivní vlhkosti 85  % musí být menší než ±7,5  %. 
3   Technické požadavky  
3.1   Obecně  
Měřiče a monitory záření  se skládají ze dvou částí : 
 detekční ho zařízení (obsahující ho plynový detektor záření, scintilační detektor nebo polovodi-
čový detektor,  atd.), které může být připojeno buď pevně nebo pomocí kabelu , nebo je vestavěno 
do jednoho zařízení ; 
 vyhodnocovací ho zařízení.  
Tento předpis se vztahuje na : 
 měřiče /monitory  povrchové kontaminace alfa ; 
 měřiče /monitory  povrchové kontaminace beta ; 
 měřiče /monitory  povrchové kontaminace alfa/beta . 
Pokud bylo zařízení určeno k provádění kombinovaných funkcí, musí vyhovovat požadavkům přísluše-
jícím k těm to různým funkcím. Pokud je naopak určeno k provádění jedné funkce a navíc je také 
schopno provádět jiné funkce, potom musí vyhovovat požadavkům na první funkci a je žádoucí, aby  vy-
hovovalo požadavkům příslušejícím k dalším funkcím.  
3.2   Detekční zařízení  
Detekční zařízení musí být konstruováno tak, aby citlivá plocha detektoru mohla být umístěna v  případě 
detektorů alfa blíže než 5  mm a v  případě detektorů beta blíže než 10  mm od měřeného povrchu.  
Pokud je citlivý povrch detektoru opatřen mřížkou, musí vý robce uvést jmenovitou neurčitost způsobe-
nou touto mřížkou. Tlouš ťka této ochranné mřížky musí být taková, aby stín icí účinek byl pro  všechny 
vstupní úhly minimalizová n. 
Musí být uv edena jak celková,  tak citlivá plocha  detektoru .  
Pokud detektor vyžaduje d odávání plynu, musí výrobce uvést požadovaný typ plynu a průtokovou rych-
lost. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
7 3.3   Odezva na jiná ionizující záření  
Přístroj pro měření povrchové kontaminace musí být konstruováno tak, aby se minimalizoval vliv jiných 
ionizujících záření.  
3.4   Indikace přístroje  
Kromě vizuální indikace četnosti impulzů musí být poskytována zvuková indikace četnosti impulzů.  
Ovládací prvky ke kalibraci musí být chráněny proti neoprávněnému nastavení.  
3.5   Zobrazení  
Údaj zobrazovaný přístrojem musí být vyjádřen v impulzech za jednotku času nebo může být použito 
zobrazení v  jednotkách aktivity nebo aktivity na jednotku plochy.  
3.6   Mechanické rázy  
Přenosná zaří zení musí být schopná vydržet bez poškození mechanické rázy ze všech směrů se špičko-
vým zrychlením 300  m·s-2 (~30 g) podobu 18 ms, tvar rázu je semisinusový.  
3.7   Elektromagnetická kompatibilita  
3.7.1   Odolnost proti elektrickým  a elektromagnetickým rušením  
Měřidla  nesmí být ovlivněn a elektrickým a elektromagnetickým rušením  z okolního prostředí. Po zkou-
šení elektromagnetické kompatibility v  laboratoři musí měřidlo  vykazovat normální funkci . 
3.7.2   Vyzařov ání elektromagnetické ho pole 
Měřidla n esmí při činnosti vyzařovat elektromagnetické pole , které by mohlo nežádoucím způsobem 
ovlivnit činnost jiných systém ů. 
3.8   Bezpečnost  
Vlastnosti měřidla musí splňovat požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických 
předpisů, že měřidlo je za podmínek obvyklého, určeného použití bezpečné.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidl e musí být uvedeny následující údaje:  
identifik ace výrobce;  
označení typu měřidla;  
výrob ní číslo  měřidla;  
značka schválení typu ; 
o bezpečnosti měřidla . 
Všechny značky a nápisy musí být čitelné, trvanlivé, jednoznačné a běžným způsobem neodstranitelné.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek musí být stanoveno v certifikátu o schválení typu.   
Pokud je to možné, značky se um ísťují na čelní panel zobrazovací jednotky tak, aby nezakrývaly žádný 
z údajů uvedených na měřidle.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
8 5   Schvalování typu m ěřidla  
5.1   Obecně  
Proces schvalování typu měřidla zahrnuje následující zkoušky:  
a) vnější prohlídk a; 
odezva na příkon plošné emise ; 
závislost odezvy na příkon plošné emise na poloze zdroje ; 
relativní základní chyba  (linearita) ; 
závislost odezvy na příkon plošné emise na energii záření ; 
statistické fluktuace ; 
g) doba odezvy ; 
h) přetížení ; 
i) doba náběhu ; 
j) vliv okolního prostředí ; 
k) zkouška EMC . 
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se posuzuje  
a) úplnost předepsané technické dokumentace, včetně návodu pro obsluhu;  
b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách  2 a 3;  
c) úplnost a stav funkčních celků měřidla  podle předepsané technické dokumentace;  
d) shoda verze soft ware měřidla  s verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Funkční zkoušky  
5.3.1   Zkouška odezvy na příkon plošné emise  
Zkouška odezvy na příkon plošné emise se provádí s etalonovým  zdrojem s  takovou plochou, aby byla 
pokryta celá citlivá plocha detektoru. V případě,  že takový zdroj je nedostupný, použije se etalon s  plo-
chou menší , než je plocha detektor u. V tomto případě se provede měření postupně v  různých místech 
tak, aby byla plocha detektoru pokryta. Pravá hodnota příkonu plošné emise etalonového zdroje  musí 
být známa s  chybou menší než ±10 %.  
Při zkoušce odezvy na příkon plošné emise musí výsledek měření splňovat požadavky uvede né v článku  
2.4.1. 
5.3.2   Zkouška závislosti odezvy na příkonu plošné emise na poloze zdroje  
Zkouška se provádí se zdrojem s malou plochou. Citlivá plocha detektoru musí být rozdělena na téměř 
stejné oblasti  o rozměrech co nejblíže k  (25 × 25) mm. V  případě, že tento rozměr nelze dodržet, zvolí 
se rozměry tak, aby jednotlivé oblasti byly stejné.  Zdroj záření se umístí do střed u každé oblasti a měří 
se odezva.  
Výsledky měření musí splňovat požadavky uvedené v článku  2.4.2. 
5.3.3   Zkouška relativní základní chyby  (linearity)  
Ke zkoušce se použije sada zdrojů aktivity jednoho radionuklidu o známé aktivitě a o stejné geometrii 
tak, aby byl pokryt měřicí rozsah přístroje. Pro každé měření se vypoč ítá podíl očekávané hodnoty  
a naměřené hodnoty.  
Vypoč ítané odchylky mu sí splňovat požadavek článku 2. 4.4. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
9 5.3.4   Zkouška závislosti odezvy na příkonu plošné emise na  energii záření  
Zkouška se provede podle článku 5.3.2 s  minimálně třemi zdroji záření beta , které mají  maximální ener-
gii rozlo ženou takto : 
 jedna energie do 0,2 MeV  
 jedna energie mezi 0,2 MeV a 0,5 MeV  
 jedna energie nad 0,5 MeV  
Výsledek měření musí splňovat  požadavky uvede né v článku 2. 4.1. 
5.3.5   Zkouška statistické fluktuace  
Zařízení se ozařuje zdrojem záření, které dává údaj mezi jednou třetinou až jednou polovinou měřicího 
rozsahu přístroje. Provede se minimálně 20 odečtů.  
Vypoč ítaný variační koeficient musí splňova t požadavek uvedený v  článku 2.5 . 
5.3.6   Zkouška doby odezvy  
Měření se provádí jak pro zvyšující se , tak snižující se údaj četnosti impulzů.  
Při zkoušce se vzrůstající četností impulzů je měřidlo vystaveno vyšší četnosti impulzů a z aznamená se 
Mk. Poté je měřidlo vystaveno četnosti impulzů, která by měla být nejméně desetkrát nižší. Po ustálení 
údaje se zaznamená Mp. Poté se provede co nejrychleji změna na četnost Mk a změří se doba potřebná 
k dosažení hodnoty dané vztahem uvedeným v článku 2.6. 
Zkouška se snižující se četností impulzů se provede stejným způsobem se zaměněnými hodnotami Mp  
a Mk. 
5.3.8    Zkouška přetížení  
Zkouška se provádí vystavením měřidla po dobu 1 minuty aktivitě nejméně 10krát vyšší než odpovídá 
plné výchylce na  každém dílčím rozsahu. Do 5 minut po odstranění aktivity se musí vrátit do normálního 
stavu.  
5.3.9   Doba náběhu  
Zkouška se provádí na měřidle, které bylo alespoň 4 hodiny vypnuté. Poté je přístroj ozařován vhodným 
zdrojem záření. Po zapnutí přístroje se v rozsahu 20  s až 120  s každých 5  s odečte hodnota. 15  minut po 
zapnutí se provede nejméně 10 odečtů a střední hodnota se použije jako „konečná hodnota“.  
Rozdíl mezi „konečnou  hodnotou“ a hodnotami odečtenými v  60 s a 120  s musí být v  souladu s člán kem 
2.8. 
5.3.10   Vliv okolního prostředí  
Tyto zkoušky se provádí v  klimatizační komoře.  
a) Teplotní stabilita  
 Teplota se udržuje na obou krajních mezích po dobu nejméně 4 hodiny a během posledních  
30 minut tohoto intervalu se provádí měření.  
 Naměřené hodnoty musí odpovídat poža davkům uvedeným v  článku 2.9.1.  
b) Teplotní šok  
  Přístroj se nechá ustálit při teplotě +20 °C alespoň 40 minut. Poté se umístí do prostředí s teplotou 
+40 °C (resp. +35 °C). Měření se provede po 5 minutách a pak po každých 15 minutách po dobu 
2 hodin. Teplota se nechá klesnout na +20 °C na dobu 4 hodin a následně se přístroj umístí do 
prostředí s  teplotou −10 °C (resp. +10 °C). Měření se provede stejně jako při vyšší teplot ě. 
  Naměřené hodnoty musí odpovídat požadavkům uvedeným v  článku 2.9.2.  
c) Zapnutí při nízké teplotě  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
10 Přístroj se umístí do prostředí s  teplotou −10 °C (resp. +10 °C) po dobu 4 hodin a poté se zapne.  
Přístroj musí pracovat jako v bodě 2.9.1 . 
d) Relativní vlhkost  vzduchu  
Zkouška této ovlivňující veličiny je požadována pouze tehdy, pokud se předpokládá, že její vliv 
je významný.  
Zkouška se provádí jako v  bodě a) s  teplotou udržovanou na +35 °C.  
Naměřené hodnoty musí odpovídat po žadavkům uvedeným v  článku 2.9.4 . 
5.4   Zkoušky elektromagnetick é kompatibilit y 
Zkoušky EMC se pro vádí s přístrojem v zapojení podle specifikace výrobce.  
5.4.1   Odolnost proti elektrostatickému výboji  
Odolnost proti elektrostatickému výboji se zkouší na přístroji v  zapnutém stavu s přiloženým radioak-
tivním zdrojem kontaktním výbojem 6  kV a vzduchovým výbojem 8 kV. Výboje se aplikují na vodivé 
povrchy . 
Maximální falešná indikovaná hodnota způsobená elektrostatickým výbojem musí být menší než  10 % 
indikovaného ú daje.  
5.4.2   Odolnost  proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím  
Odolnost proti vyzařovanému vysokofrekvenčnímu poli se zkouší na zapnutém přístroji s přiloženým 
radioaktivním zdrojem v kmitočtovém pásmu 80 MHz až 1 000 MHz, intenzita pole 10 V/m.  Amplitu-
dová modulace 80  % AM/ 1 kHz sin.  
Maximální falešná indikovaná hodnota musí být menší než 10  % indikovaného údaje.  
5.4.3   Vyzařované (elektromagnetické) záření  
Vyzařování se měří s  použitím úzké šířky vlnového pásma  ve stíněné komoře , anténa je umístěna  
1 metr od zařízení.  Šířky vlnového pásma pro jednotlivé kmitočty jsou uvedeny v  tabulce 1.  
Tabulka 1 – Šířky vlnového pásma  
Kmitočet  
(Hz) Šířka pásma  
(Hz) 
1 k až 50 k 100 
50 k až 500 k 400 
500 k až 1 M 2 k 
1 M  až 10 M 10 k 
10 M až  1 G 50 k 
 
Zaznamená se kmitočet a indikovaná úroveň emise při  vypnutém (pozadí) a zapnutém přístroji.  
Vyzařování musí být v  celém kmitočtovém rozsahu menší n ež 0,1 V/m.  
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověření se provádějí následující zkoušky:  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
11 a) vizuální  prohlídka , 
b) odezva na příkon plošné emise , 
c) relativní základní chyba  (linearita) , 
d) závislost odezvy na příkon plošné emise na energii záření . 
6.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce přenosných měřidel povrchové kontaminace  se posuzuje:  
a) shoda přenosných měřid el povrchové kontaminace  se schváleným typem;  
b) úplnost přenosných měřidel povrchové kontaminace  podle certifikátu schválení typu;  
c) zda jednotlivé části přenosných měřidel povrchové kontaminace  nejsou poškozeny a zda jsou 
funkční . 
6.3   Funkční zkoušky  
6.3.1    Zkouška odezvy na příkon plošné emise  
Zkouška odezvy na příkon plošné emise se provádí stejným způsobem jako při schválení typu podle 
článku 5.3. 1. 
6.3.2   Zkouška relativní základní chyby (linearity)  
Zkouška relativní základní chyby se provádí stejným způsobem jako při schválení typu podle článku 
5.3.3. 
6.3.3   Zkouška závislosti odezvy na příkon plošné emise na energii záření  
Zkouška závislosti odezvy na příkon plošné emise na energii záření  se provádí stejným způsobem jako 
při schválení typu podle článku 5.3. 4. 
7   Následné ověření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření podle kapitoly 6.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek  
největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznáme né normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technick é normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznám í ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz ). Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
12 Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obe cné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením g arantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy,  kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v 
oblasti radiační ochran y nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla povrchové 
kontaminace “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze D ruhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 8. 7 a 8.8 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č.  2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanov uje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo při-
pomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními před-
pisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsa hovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C079 -16 
13  
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  .............................................. ...... 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................