i 
 PROYECTO DE NORMA  PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA  2018 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  817, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
FRÍA Y AGUA CALIENTE .  
Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos.  
 
WATER METERS FOR CO LD POTABLE WATER AND HOT WATER  
Part 1: Metrological and technical requirements   
 
(Equiv. : OIML R 49 -1:2013 Water meters for co ld potable water and hot water - Part 1: 
Metrological and technical requirements ) 
 
2018-01-29 
3ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio.  
No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 63 páginas  
I.C.S.: 91.140.60   
Descriptores: Metrología, flujo, medición de flujo, medidores de agua, agua potable fría, agua caliente.  
 ii 
  
ÍNDICE  
 
 PREFACIO  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... iv 
1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  ................................ ................................ ..........................  1 
2 REFERENCIAS NORMATIVAS  ................................ ................................ ................................ ..... 1 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................ ................................ ................................ ....... 2 
3.1 Medidor de agua y sus componentes  ................................ ................................ ................................ . 2 
3.2 Características metrológicas  ................................ ................................ ................................ ..............  6 
3.3 Condiciones de funcionamiento  ................................ ................................ ................................ .........  9 
3.4 Condiciones de ensayo  ................................ ................................ ................................ ....................  11 
3.5 Equipos electrónicos y eléctricos  ................................ ................................ ................................ ..... 14 
4.  REQUISITOS METROLÓGICOS  ................................ ................................ ................................ .. 16 
4.1.  Valores de Q 1, Q2, Q 3 y Q 4 ................................ ................................ ................................ ..............  16 
4.2.  Clase de exactitud y error máximo permitido  ................................ ................................ ..................  17 
4.3.  Requisitos para medidores y dispositivos auxiliares  ................................ ................................ ........  20 
5.  Medidores de agua equipados con dispositivos electrónicos ................................ ............................  22 
5.1.  Requisitos generales  ................................ ................................ ................................ ........................  22 
5.2.  Fuente de alimentación  ................................ ................................ ................................ ....................  23 
6.  REQUISITOS TÉCNICOS  ................................ ................................ ................................ .............  25 
6.1.  Materiales y construcción de medidores de agua  ................................ ................................ .............  25 
6.2.  Ajuste y corrección  ................................ ................................ ................................ ..........................  26 
6.3.  Condiciones de instalación  ................................ ................................ ................................ ..............  27 
6.4.  Condiciones nominales de funcionamiento ................................ ................................ ......................  29 
6.5.  Pérdida de presión  ................................ ................................ ................................ ...........................  29 
6.6.  Marcas e inscripciones  ................................ ................................ ................................ .....................  30 
6.7.  Dispositivo indicador  ................................ ................................ ................................ .......................  33 
6.8.  Dispositivos de protección  ................................ ................................ ................................ ...............  39 
7.  CONTROLES METROLÓGICOS ................................ ................................ ................................ .. 40 
7.1.  Condiciones de referencia  ................................ ................................ ................................ ................  40 
7.2.  Evaluación y aprobación de modelo  ................................ ................................ ................................  41 
7.3.  Verificación inicial  ................................ ................................ ................................ ..........................  50 
ANEXOS  
A ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES DE AGUA CON DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS  ................................ ................................ ................................ ...........................  52 
A.1  Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 52 
A.2 Clasificación ambiental  ................................ ................................ ................................ ...................  52 
A.3  Ambientes electromagnéticos  ................................ ................................ ................................ ..........  53 
A.4 Evaluación y aprobación de modelo de una calculadora  ................................ ................................ .. 53 
A.5 Ensayos de funcionamiento  ................................ ................................ ................................ .............  54 
B. SISTEMAS DE VERIFICACIÓN ................................ ................................ ................................ ... 55 iii 
 B.1 Acciones de los sistemas de verificación  ................................ ................................ .........................  55 
B.2 Sistemas de verificación del transductor de medición  ................................ ................................ ...... 56 
B.3 Sistemas de verificación de la calculadora  ................................ ................................ .......................  58 
B.4 Sistema de verificación del dispositivo indicador  ................................ ................................ ............  59 
B.5 Sistemas de verificación de dispositivos auxiliares  ................................ ................................ ..........  60 
B.6 Sistemas de verificación de los instrumentos de medición asociados  ................................ ..............  61 
C. ERRORES PERMITIDO S DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y LA VERIFICACIÓN 
POSTERIOR  ................................ ................................ ................................ ................................ ... 62 
 BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ .............................  63 
 
 
---oooOooo --- 
 
  iv 
 PREFACIO  
A. Reseña histórica  
A.1 La Dirección  de Metrología de IN ACAL , se ha basado en la Recomendación  
Internacional O IML R 49 -1:2013 “Water meters for cold potable water and hot water — 
Part 1: Metrological and technical requirements ”, para obtene r el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 005 -1:201 8 MEDIDORES DE AGUA PARA AG UA 
POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos . 
A.2 El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante 
un “Sistema de Adopción ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de 
acuerdo a lo establec ido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de 
Elaboración y Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado 
mediante resolución N° 002 -2012/SNM -INDECOPI y publicado el 17 de mayo de 
2012.  
A.3 El presente Proyecto de Norma  Metrológica Peruana presenta cambios 
editoriales  y estructurales  de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 
002:1995.  
---oooOooo ---  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   1 de 63 
 
 
 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
FRÍA Y AGUA CALIENTE.  
Parte 1:  Requisitos metrológicos y técnicos  
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana especifica los requisitos 
metrológicos y técnicos aplicables a los medidores de agua potable fría y agua caliente 
que circula por un conducto cerrado completamente lleno . Estos medidores de agua 
incorporan dispositivos que indican el volumen integrado.  
Además de los medidores de agua cuyo funcionamiento se basa en los principios 
mecánicos, el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana , aplica a los 
dispositivos cuyo funcionamiento se basa en un principio eléctrico o electrónico, así 
como a un funcionami ento mecánico que incluye dispositivos electrónicos utilizados 
para medir el volumen suministrado de agua potable fría y agua caliente.  
Asimismo, el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana aplica a dispositivos 
auxiliares electrónicos. Los dispositivos auxiliares son opcionales. Sin embargo, es 
posible que se vuelvan obligatorios algunos dispositivos auxiliares en relación con el 
uso de los medidores de agua.  
Los temas  relacionado a l as “características técnicas  (tamaño, dimensiones, conexión 
roscada, conexión embridada,…)  y a los requisitos de instalación de medidores de 
agua” ; se encuentran especificadas  en la ISO 4064 -4:2014 y ISO 4064 -5:2015, 
respectivamente.  
2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
Los siguientes documentos, en su totalidad o en forma parcial, se mencionan de 
manera normativa en el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana y son 
indispensables para su aplicación. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del 
documento citado (incluyendo las eventuales modificaciones).  
- PNMP 005 -2:2018 , Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   2 de 63 
 
 
 — Parte 2: Métodos de ensayo . 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
Para los fines del presente documento, se aplican las siguientes definiciones.  
NOT A Esta terminología se ajusta a la utilizada en la VIM 2012 (INACAL)[1], VIML 2013 
(INACAL)[2] y OIML D 11[3]. Aquí se mencionan versiones modificadas de algunos términos 
definidos en las Referencias [1]–[3]. 
3.1. Medidor de agua y sus componente s 
3.1.1.  medidor de agua : instrumento destinado a medir de manera continua, 
memorizar y visualizar el volumen de agua que pasa por el transductor de medición 
en las condiciones de medición . 
Nota  1: Un medidor de agua incluye por lo menos un transductor de medición, una 
calculadora (incluyendo los dispositivos de ajuste o de corrección si están presentes) y un 
dispositivo indicador. Estos tres dispositivos pueden encontrarse en cubiertas diferente s. 
Nota 2: Un medidor de agua puede ser un medidor de combinación (ver 3.1.16).  
Nota 3: En esta Norma Internacional, a un medidor de agua también se le denomina “medidor”.  
3.1.2.  transductor de medición : parte del medidor que transforma el caudal o 
volumen de agua a medir en señales que se transmiten a la calculadora, e incluye el 
sensor . 
Nota: El transductor de medición puede funcionar de manera autónoma o utilizar una fuente de 
alimentación eléctrica externa y puede basarse en un principio mecánico, eléctrico  o electrónico.  
3.1.3.  sensor : elemento de un medidor directamente afectado por la acción del 
fenómeno, cuerpo o sustancia portador de la magnitud a medir .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   3 de 63 
 
 
 [FUENTE: VIM 2012 (INACAL) , 3.8, modificada — Se sustituye “sistema de medición” por 
"medidor"].  
Nota: En el caso de un medidor de agua, el sensor puede ser un disco, pistón, rueda, elemento de turbina, 
los electrodos de un medidor electromagnético u otro elemento. El elemento detecta el caudal o 
volumen de agua que pasa por el medidor, y se le denomina “senso r de flujo” o “sensor de volumen”.  
3.1.4.  calculadora : parte del medidor que transforma las señales de salida 
provenientes del(los) transductor(es) de medición y, posiblemente, de instrumentos 
de medición asociados, y, si es apropiado, almacena los resultados en la memoria 
hasta que se utilicen . 
Nota 1: El sistema de engranaje de un medidor mecánico se considera como la calculadora de ese 
medidor.  
Nota 2: La calculadora puede estar provista de sistemas de comunicación de emisión y recepción con los 
dispositivos auxiliares.  
3.1.5.  dispositivo indicador : parte del medidor que proporciona una indicación 
correspondiente al volumen de agua que pasa por el medidor  
Nota: Para conocer la definición del término “indicación”, ver la VIM 2012 (INACAL), 4.1.  
3.1.6.  dispositivo de ajuste : parte del medidor que permite ajustar el medidor de 
modo que la curva de error de este último se desplace generalmente paralela a sí misma, para  
hacer que los errores se encuentren dentro de los límites del error máximo permitido  
Nota: Para conocer la definición del término “ajuste de un sistema de medición”, ver la VIM 2012 
(INACAL), 3.11 . 
3.1.7.  dispositivo de corrección : dispositivo conectado o integrado al medidor para la 
corrección automática del volumen de agua en las condiciones de medición, tomando en 
cuenta el caudal y/o las características del agua que se debe medir, y las curvas de calibración 
preestablecidas  
Nota 1: Las características d el agua, por ejemplo, la temperatura y la presión, pueden medirse utilizando  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   4 de 63 
 
 
 instrumentos de medición asociados o almacenarse en una memoria del medidor.  
Nota 2: Para conocer la definición del término “corrección”, ver la VIM 2012 (INACAL), 2.53.  
3.1.8.  dispositi vo auxiliar: dispositivo destinado a realizar una función 
específica, directamente implicada en la elaboración, la transmisión o la 
visualización de los valores medidos  
Nota 1: Para conocer la definición del término “valor medido”, ver la VIM 2012 (INACAL), 2.10.  
Nota 2: Los principales dispositivos auxiliares son:  
a) dispositivo de puesta a cero;  
b) dispositivo indicador de precio;  
c) dispositivo indicador de repetición;  
d) dispositivo de impresión;  
e) dispositivo de memoria;  
f) dispositivo de control de tarificación;  
g) dispositivo de predeterminación;  
h) dispositivo de autoservicio;  
i) detector de movimiento del sensor de flujo (para detectar el movimiento del sensor de flujo 
antes de que sea clarame nte visible en el dispositivo indicador);  
j) dispositivo de lectura a distancia (que pueda incorporarse de forma permanente o añadirse  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   5 de 63 
 
 
 temporalmente).  
Nota 3: Dependiendo de la legislación nacional, los dispositivos auxiliares pueden estar sujetos a un 
contro l metrológico legal.  
3.1.9.  dispositivo de control de tarificación : dispositivo que asigna los valores 
medidos a diferentes registros, en función de la tarificación u otros criterios, teniendo 
cada registro la posibilidad de ser leído individualmente  
3.1.10.  dispositivo de predeterminación : dispositivo que permite seleccionar la 
cantidad de agua a medir y que detiene automáticamente el flujo de agua después de haber 
medido la cantidad seleccionada  
3.1.11.  instrumento de medición asociado : instrumento conectado a la calculadora 
o el dispositivo de corrección para medir una cantidad de agua característica, con miras a 
realizar una corrección y/o conversión  
3.1.12.  medidor para dos socios constantes : medidor que se instala de forma 
permanente y se utiliza únicamente para las entregas entre u n proveedor y un cliente  
3.1.13.  medidor  en línea : tipo de medidor instalado en un conducto cerrado mediante 
las conexiones finales proporcionadas con el medidor  
Nota: Las conexiones finales pueden ser roscadas o con bridas . 
3.1.14.  medidor completo : medidor cuyo transductor de medición, calculadora y 
dispositivo indicador no son separables  
3.1.15.  medidor combinado : medidor cuyo transductor de medición, calculadora y 
dispositivo indicador son separables  
3.1.16.  medidor  de combinación : medidor compuesto de un medidor grande, un 
medidor pequeño y un dispositivo de conmutación que, dependiendo de la magnitud del caudal 
que pasa por el medidor, conduce automáticamente el agua por el medidor pequeño, el 
medidor grande o ambos   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   6 de 63 
 
 
 Nota: La lectura del medidor se obtiene a partir de dos totalizadores independientes o de un totalizador 
que suma los valores de los dos medidores de agua.  
3.1.17.  equipo sometido a ensayo  (ESE):  medidor completo, subconjunto o 
dispositivo auxiliar sometido a un ensayo  
3.1.18.  medidor concéntrico  tipo de medidor que se instala  en un conducto 
cerrado mediante un múltiple  
Nota : Los conductos de entrada del medidor y de salida del múltiple son coaxiales a la altura de 
su unión.  
3.1.19.  múltiple del medidor concéntrico : accesorio de tubería específico para la 
conexión de un medidor concént rico 
3.1.20.  medidor  de cartuchos : tipo de medidor instalado en un conducto cerrado 
mediante un accesorio intermedio llamado interfaz de conexión  
Nota : Los conductos de entrada del medidor y de salida de la interfaz de conexión son 
concéntricos o axiales según se especifica en ISO 4064 -4. 
3.1.21.  interfaz de conexión del medidor de cartuchos : accesorio de tubería 
específico para la conexión de un medidor de cartuchos axial o concéntrico  
3.1.22.  medidor con módulo metrológico intercambiable : medidor con un caudal 
permanente ≥16 m3/h, compuesto de una interfaz de conexión y un módulo metrológico 
intercambiable provenientes de la misma aprobación de modelo  
3.1.23.  módulo metrológico intercambiable : módulo autónomo compuesto de un 
transductor de medición, una calculadora y un dispositivo indic ador 
3.1.24.  interfaz  de con exión para medidores equipados con módulos 
metrológicos intercambiables : accesorio de tubería específico para la conexión de 
módulos metrológicos intercambiables   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   7 de 63 
 
 
 3.2. Características metrológicas  
3.2.1.  volumen real  (Va): volumen total de agua que pasa por el medidor, 
independientemente del tiempo tomado  
Nota  1: Se trata del mensurando.  
Nota  2: El volumen real se calcula a partir de un volumen de referencia determinado por un 
patrón de medición adecuado, tomando en cuenta las diferencias de las condiciones de 
medición, según corresponda.  
3.2.2.  volumen indicado  (Vi): volumen de agua indicado por el medidor, 
correspondiente al volumen real  
3.2.3.  indicación primaria : indicación sujeta a un control metrológico legal  
3.2.4.  error : valor medido de una magnitud menos un valor de referencia  
[FUENTE: VIM  2012 (INACAL) , 2.16]  
Nota  1: Para la aplicación de l presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana , el volumen 
indicado se considera como la cantidad medida y el volumen real como la cantidad de 
referencia. A la diferencia entre el volumen indicado y el volumen real se le denomina error (de  
indicación).  
Nota  2: En e ste PNMP , el error (de indicación) se expresa en porcentaje del volumen real y es 
igual a: (𝑉𝑖−𝑉𝑎)
𝑉𝑎×100  %  
3.2.5.  error máximo permi tido EMP : valor extremo del error de medición, con 
respecto a un valor de referencia conocido, que es permitido por las especificaciones o 
reglamentaciones para un medidor dado  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.26, modificada — Se sustituye “medición, 
instrumento de medición o sistema de medición” por “medidor”].   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   8 de 63 
 
 
 3.2.6.  error intrínseco : error de un medidor determinado en las condicio nes de 
referencia  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.8, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por “medidor”].  
3.2.7.  error intrínseco inicial : error intrínseco de un medidor determinado antes 
de los ensayos de funcionamiento y las evaluaciones de durabilida d 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.9, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por "medidor"].  
3.2.8.  falla : diferencia entre el error (de indicación) y el error intrínseco de un medidor  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.10, modificada — Se ha colocado "de indicación" 
entre paréntesis; se sustituye “instrumento de medición” por "medidor"].   
3.2.9.  falla  significativa : falla cuyo valor es superior al valor especificado en el 
presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana.  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.12, modificada — Se sustituye “la Recomendación 
pertinente ” por “ esta parte del PNMP 005 ”.] 
Nota : Ver 5.1.2, que especifica el valor de una falla significativa.  
3.2.10.  durabilidad : capacidad de un medidor para mantener sus características 
de desempeño durante un período de uso  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.18, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por "medidor"].  
3.2.11.  condiciones de Medición: condiciones del agua, cuyo volumen se debe 
medir, en el punto de medición   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   9 de 63 
 
 
 EJEMPLO  Temperatura y presión del agua.  
3.2.12.  primer  elemento de un dispositivo indicador : elemento que, en un 
dispositivo indicador compuesto de varios elementos, lleva la escala graduada con el intervalo 
de escala de verificación  
3.2.13.  intervalo de escala de verificación : división de escala más pequeña del 
primer elemento de un dispositivo indicador  
3.2.14.  resolución de un dispositivo visualizador : diferencia más pequeña entre 
indicaciones visualizadas, que puede distinguirse de forma significativa.  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.15]  
Nota : Para un dispositivo indicador digital, se trata del cambio de indicación cuando la cifra 
menos significativa cambia en una etapa.  
3.3. Condiciones de funcionamiento  
3.3.1.  Caudal  (Q): Q = dV/dt donde V es el volumen real y t es el tiempo transcurrido 
para que este volumen pase por el medidor . 
Nota  1 de la entrada: En ISO 4006:1991[4], 4.1.2, se prefiere el uso del símbolo qv para esta 
cantidad, pero en esta Norma Internacional se utiliza Q porque está bien establecido en la 
industria.  
3.3.2.  caudal permanente  (Q3): caudal más alto dentro de las condiciones nominales 
de funcionamiento, para el cual el medidor debe funcionar dentro de los límites del error 
máximo permitido . 
Nota  1: En este  Proyecto d e Norma Metrológica Peruana , el caudal se expresa en m3/h. Ver 
4.1.3.  
3.3.3.  caudal de sobrecarga  (Q4): caudal más alto para el cual el medidor debe 
funcionar durante un corto período dentro de los límites del error máximo permitido ,  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   10 de 63 
 
 
 manteniendo a la vez su desempeño metrológico cuando se lo hace funcionar posteriormente 
dentro de  las condiciones nominales de funcionamiento  
3.3.4.  caudal  de transición  (Q2): caudal que se produce entre el caudal permanente y 
el caudal mínimo, dividiendo el alcance de caudal en dos zonas, la “zona superior de caudal” y 
la “zona inferior de caudal”, cada una  de las cuales se caracteriza por sus propios errores 
máximos permitido s. 
3.3.5.  caudal mínimo  (Q1): caudal más bajo para el cual el medidor debe funcionar 
dentro de los límites del error máximo permitido . 
3.3.6.  caudal de conmutación  del medidor de combinación  (Qx): caudal para el 
cual el flujo del medidor más grande se detiene con el caudal decreciente  (Qx1) o se 
inicia con el caudal creciente  (Qx2). 
3.3.7.  temperatura  mínima admisible  (TmA): temperatura mínima del agua que 
un medidor puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones nominales de 
funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
Nota : La TmA es el límite inferior de las condiciones nominales de funcionamiento para la 
temperatura.  
3.3.8.  temperatura máxima admisible  (TMA ) temperatura máxim a del agua 
que un medidor puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones 
nominales de funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
Nota : La TMA es el límite superior de las condiciones nominales de funcionamiento para la 
temperatura.  
3.3.9.  presión máxima admisible  (PMA): presión interna máxima que un 
medidor puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones nominales de 
funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
3.3.10.  temperatura de trabajo  (Tw): temperatura del agua en la tubería, medida 
aguas arriba del medidor .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   11 de 63 
 
 
 3.3.11.  presión de trabajo  (pw): presión (manométrica) promedio del agua en la 
tubería, medida aguas arriba y aguas abajo del medidor . 
3.3.12.  pérdida de presión  (Δp): disminución irrecuperable de presión, con un 
determinado caudal, causada por la presencia del medidor en la tubería . 
3.3.13.  caudal  de ensayo : caudal medio durante un ensayo, calculado a partir de 
las indicaciones de un dispositivo de referencia calibrado . 
3.3.14.  diámetro nominal  (DN): designación a lfanumérica de dimensión de los 
componentes de una red de tuberías, que se utiliza para fines de referencia . 
Nota  1: El diámetro nominal se indica con las letras DN seguidas de un número entero 
adimensional que está indirectamente relacionado con las dimensiones reales, en milímetros, del 
calibre o del diámetro exterior de las conexiones finales.  
Nota  2: El número qu e viene después de las letras DN, no representa un valor medible y no 
debería utilizarse para fines de cálculo, salvo si la norma pertinente lo especifica.  
Nota  3: En las normas que utilizan el sistema de designación DN, se debería indicar cualquier 
relaci ón entre DN y las dimensiones de los componentes, por ejemplo, DN/DE o DN/DI.  
3.4. Condiciones de ensayo  
3.4.1.  magnitud de influencia : magnitud que, en una medición directa, no afecta 
a la magnitud que realmente se está midiendo, pero sí afecta a la relación entre la  
indicación y el resultado de medición.  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 2.52]  
EJEMPLO : La temperatura ambiente del medidor es una magnitud de influencia, 
mientras que la temperatura del agua que pasa por el medidor, afecta el mensurando.  
3.4.2.  factor  de influencia : magnitud de influencia cuyo valor se encuentra 
dentro de las condiciones nominales de funcionamiento de un medidor especificadas en  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   12 de 63 
 
 
 el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana.  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.15.1, modificado — Se sustituye “instrumento d e 
medición” por "medidor"; se sustituye “la Recomendación pertinente” por “ el presente 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana ”] 
3.4.3.  perturbación : magnitud de influencia cuyo valor se encuentra dentro de los 
límites especificados en el presente Proyecto de Norma  Metrológica Peruana  pero fuera 
de las condiciones nominales de funcionamiento especificadas del medidor  
[FUENTE: OIML D 11:2004, 3.15.2, modificada — Se sustituye "la Recomendación 
pertinente" por “ el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana ”; se su stituye 
·instrumento de medición" por “medidor”]  
Nota : Una magnitud de influencia es una perturbación si no se especifican las condiciones 
nominales de funcionamiento para esa magnitud de influencia.  
3.4.4.  condición nominal de funcionamiento  (CNF): condición de 
funcionamiento que requiere cumplimiento durante una medición para que un medidor 
funcione conforme a su diseño.  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.9, modificada — Se sustituye “que debe 
cumplirse” por “que requiere cumplimiento”; se sustituye "instrumento de m edición o 
sistema de medición" por "medidor"]  
Nota : Las condiciones nominales de funcionamiento especifican los intervalos del caudal y de 
las magnitudes de influencia para los cuales los errores (de indicación) deben encontrarse dentro 
de los límites del error máximo permitido . 
3.4.5.  condición  de referencia : condición de funcionamiento prescrita para 
evaluar el comportamiento de un medidor o para comparar los resultados de medición  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.11, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medic ión o sistema de medición” por “medidor”]  
3.4.6.  ensayo de funcionamiento : ensayo diseñado para verificar si el equipo  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   13 de 63 
 
 
 sometido a ensayo es capaz de cumplir sus funciones previstas  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.21.4]  
3.4.7.  ensayo de durabilidad : ensayo diseñado para verificar que el equipo 
sometido a ensayo es capaz de mantener sus características de funcionamiento 
durante un período de uso  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.21.5]  
3.4.8.  estabilidad de la temperatura : condición según la cual todas las partes 
del equipo sometido a en sayo tienen una temperatura con un margen de error de 3 °C la 
una respecto de la otra, o en caso que se indique lo contrario en la especificación 
pertinente, respecto de su temperatura final . 
3.4.9.  preacondicionamiento : tratamiento del equipo sometido a ensayo con el 
objeto de eliminar o contrarrestar parcialmente los efectos de sus antecedentes . 
Nota : Cuando proceda, se trata del primer proceso de un procedimiento de ensayo . 
3.4.10.  acondicionamiento : exposición del equipo sometido a ensayo a una 
condición ambiental (f actor de influencia o perturbación) para determinar el efecto de 
dicha condición sobre éste  
3.4.11.  recuperación : tratamiento del equipo sometido a ensayo, después del 
acondicionamiento, para que sus propiedades puedan estabilizarse antes de la medición  
3.4.12.  evaluación  de modelo  / evaluación de tipo : procedimiento de evaluación  
de la conformidad  de una o varias  muestras de un modelo identificado de l instrumento 
de medición que conduce a un informe de evaluación  y/o un certificado de evaluación.  
Nota : En metrología legal, el término “modelo” se utiliza con el mismo significado que “tipo”.  
[FUENTE: VIML 2013 (INACAL), 2.04, modificada — Se sustituye "evaluación de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   14 de 63 
 
 
 tipo (de modelo)" por el término sinónimo "evaluación de tipo" y "evaluación de 
modelo"; se sustituye "ti po (modelo)" por “tipo o modelo”]  
3.4.13.  aprobación  de modelo : decisión de alcance legal, basada en  la revisión  
del informe de evaluación  de modelo , según la cual el modelo  de instrumento de 
medición cumple con los requisitos reglamentarios aplicables y que conduce a la 
emisión del certificado de aprobación de modelo.  
[FUENTE: VIML 2013 (INACAL), 2.05 ] 
3.5. Equipos electrónicos y eléctricos  
3.5.1.  dispositivo electrónico: dispositivo que utiliza subconjuntos electrónicos 
y realiza una función específica, generalmente fab ricado como una unidad separada y 
susceptible de ser ensayado independientemente . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.2, modificada — Se sustituye "función. Los 
dispositivos electrónicos por lo general son fabricados como unidades separadas y son 
susceptibles de" por “función, generalmente fabricado como una unidad separada y 
susceptible de"]  
Nota : Un dispositivo electrónic o puede consistir de un medidor completo o una parte de un 
medidor, tal como se define en 3.1.1 a 3.1.5 y 3.1.8.  
3.5.2.  subconjunto electrónico : parte de un dispositivo electrónico que utiliza 
componentes electrónicos y tiene una función que le es reconocida  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.3] 
3.5.3.  componente electrónico : entidad física más pequeña que utiliza la 
conducción por electrones o por huecos en los semiconductores, los gases o en el vacío  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.4]   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   15 de 63 
 
 
 3.5.4.  sistema  de verificación : sistema incorporado en el medidor y que permite 
detectar y poner en evidencia fallas significativas  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19, modificada — Se sustituye “instrumento de medición” 
por "medidor"]  
Nota : La verificación de un dispositivo de transmisión tiene como objetivo verificar si toda la 
información transmitida (y solo esa información) es recibida completamente por el equipo 
receptor.  
3.5.5.  sistema de verificación automático : sistema de verificación que 
funciona sin la intervención de un operador  
[FUENTE: OIML D 11: 2013, 3.19.1]  
3.5.6.  sistema de verificación automático permanente  / sistema de 
verificación automático de tipo P : sistema de verificación automático que funciona 
durante cada ciclo de medición  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19.1.1, modificada — Presentación de sinón imos]  
3.5.7.  sistema de verificación automático intermitente  / sistema de 
verificación automático de tipo I : sistema de verificación automático que funciona 
a ciertos intervalos de tiempo o durante un número determinado de ciclos de 
medición . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19.1.2, modificada — Presentación de sinónimos]  
3.5.8.  sistema  de verificación no automático  / sistema de verificación de tipo 
N: sistema de verificación que requiere la intervención de un operador . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19.2, modificada — Presentación de sinónimos]   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   16 de 63 
 
 
 4. REQUISITOS METROLÓGICOS  
4.1. Valores de Q1, Q2, Q3 y Q4 
4.1.1 Las características del caudal de un medidor de agua deben estar definidas 
por los valores de Q1, Q2, Q3 y Q4. 
4.1.2 Un medi +dor de agua debe estar designado por el valor numérico de Q3 en 
m3/h y la relación Q3/Q1. 
4.1.3 El valor de Q3, expresado en m3/h, debe seleccionarse a partir de la 
siguiente lista:  
 1 1,6 2,5 4 6,3 
 
 10 16 25 40 63 
 
 100 160 250 400 630 
 
 1 000  1 600  2 500  4 000  6 300  
La lista puede ampliarse a valores más altos o más bajos de la serie.  
4.1.4 El valor de la relación Q3/Q1 debe seleccionarse a partir de la siguiente 
lista:  
 40 50 63 80 100 
 
 125 160 200 250 315 
 
 400 500 630 800 1 000  
La lista puede ampliarse a valores más altos de la serie.  
NOTA  Los valores indicados en 4.1.3 y 4.1.4 se han tomado de las líneas R 5 y R 10 de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   17 de 63 
 
 
 ISO 3[4], respectivamente.  
4.1.5 La relación Q2/Q1 debe ser 1,6.  
4.1.6 La relación Q4/Q3 debe ser 1,25.  
4.2. Clase de exactitud y error máximo permitido  
4.2.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe estar diseñado y fabricado de tal modo que sus errores (de 
indicación) no sobrepasen los errores máximos permitido s (EMP) definidos en 4.2.2 
o 4.2.3 en las condiciones nominales de funcionamiento.  
Un medidor de agua debe estar desig nado como clase de exactitud 1 o 2, de acuerdo 
con los requisitos de 4.2.2 o 4.2.3 , ver comentarios del Anexo C . 
El fabricante del medidor debe especificar la clase de exactitud.  
4.2.2.  Medidores de agua de la clase de exactitud 1  
El EMP de la zona superior de caudal ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) es ± 1 % para temperaturas de  
0,1 °C a 30 °C, y ± 2 % para temperaturas superiores a 30 °C.  
El EMP de la zona inferior de caudal ( Q1 ≤ Q < Q2) es ± 3 % independientemente 
del alcance de temperatura.  
4.2.3.  Medidores de agua de la clase de exactitud 2  
El EMP de la zona  superior de caudal ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) es ± 2 % para temperaturas de 
0,1°C a 30 °C, y ± 3 % para temperaturas superiores a 30 °C.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   18 de 63 
 
 
 El EMP de la zona inferior de caudal ( Q1 ≤ Q < Q2) es ± 5 % independientemente 
del alcance de temperatura.  
4.2.4.  Clases de temperatura del medidor  
Los medidores pueden clasificarse por clases de temperatura correspondientes a los 
diferentes alcances, seleccionadas por el fabricante de entre los valores indicados en 
la Tabla 1.  
Se debe medir la temperatura del agua en la entrada del medido r. 
Tabla 1 — Clases de temperatura del medidor  
Clase  TmA  
(°C) TMA  
(°C) T30 0,1 30 
T50 0,1 50 
T70 0,1 70 
T90 0,1 90 
T130  0,1 130 
T180  0,1 180 
T30/70  30 70 
T30/90  30 90 
T30/130  30 130 
T30/180  30 180 
 
4.2.5.  Medidores de agua con calculadora y transductor  de medición 
separables  
La calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) y el transductor de medición 
(incluyendo el sensor de flujo o sensor de volumen) de un medidor de agua, cuando 
son separables e intercambiables con otras calculadoras y transducto res de medición 
del mismo diseño o de diseño diferente, pueden ser objeto de aprobaciones de 
modelo separadas. Los EMP del dispositivo indicador y transductor de medición 
combinados no deben sobrepasar los valores indicados en 4.2.2 o 4.2.3 según la 
clase de exactitud del medidor.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   19 de 63 
 
 
 4.2.6.  Error relativo de indicación  
El error relativo (de indicación) se expresa en porcentaje y es igual a:  
(𝑉𝑖−𝑉𝑎)
𝑉𝑎×100  % 
donde Va es según se define en 3.2.1 y Vi es según se define en 3.2.2.  
4.2.7.  Flujo inverso  
El fabricante debe especificar si el medidor de agua está diseñado o no para medir el 
flujo inverso.  
Si un medidor está diseñado para medir el flujo inverso, el volumen que pasa durante 
el flujo inverso, debe restarse al volumen indicado o el medidor debe registrarlo por 
separado.  Se debe cumplir el EMP de 4.2.2 o 4.2.3 tanto para el flujo directo como 
para el flujo inverso. En el caso de medidores diseñados para medir el flujo inverso, 
el caudal permanente y el alcance de medición pueden ser diferentes en cada 
dirección.  
Si un medidor no está diseñado para medir el flujo inverso, éste debe impedir el flujo 
inverso o debe soportar el flujo inverso accidental para un caudal de hasta Q3 sin que 
sus propiedades metrológicas en flujo directo se deterioren o cambien.  
4.2.8.  Temperatura  y presión del agua  
Los requisitos referentes a los EMP deben cumplirse para todas las variaciones de 
temperatura y presión que se produzcan dentro de las condiciones nominales de 
funcionamiento de un medidor de agua.  
4.2.9.  Ausencia de flujo o de agua  
La totaliz ación del medidor de agua no debe cambiar en ausencia de flujo o de agua.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   20 de 63 
 
 
 4.2.10.  Presión estática  
Un medidor de agua debe ser capaz de soportar las siguientes presiones de ensayo 
sin que haya fugas o daños:  
a) 1,6 veces la presión máxima admisible aplicada durante 15 min;  
b) dos veces la presión máxima admisible aplicada durante 1 min.  
4.3. Requisitos para medidores y dispositivos auxiliares  
4.3.1.  Conexiones entre partes electrónicas  
Las conexiones entre el transductor de medición, la calculadora y el dispositivo 
indicador deben ser confiables y durables de acuerdo con 5.1.4 y B.2.  
Estas disposiciones también deben aplicarse a las conexiones entre los dispositivos 
primario y secundario de los medidores electromagnéticos.  
NOTA : Las definiciones de dispositivos primario y secundario  de los medidores 
electromagnéticos se dan en ISO 4006[5].  
4.3.2.  Dispositivo de ajuste  
Un medidor puede estar equipado con un dispositivo de ajuste electrónico, el cual puede 
reemplazar a un dispositivo de ajuste mecánico.  
4.3.3.  Dispositivo de corrección  
Un medidor puede estar equipado con dispositivos de corrección; estos dispositivos siempre 
se consideran como una parte integrante del medidor. Por lo tanto, todos los requisitos que se 
aplican al medidor, en especial los EMP especificados en 4.2, son aplicables al v olumen 
corregido en las condiciones de medición.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   21 de 63 
 
 
 En operación normal, no se debe visualizar el volumen no corregido.  
Un medidor de agua con dispositivos de corrección debe cumplir con los ensayos de 
funcionamiento de A.5.  
Todos los parámetros que no se mid en y que son necesarios para la corrección, deben estar 
contenidos en la calculadora al inicio de la operación de medición. El certificado de 
aprobación de modelo puede establecer la posibilidad de verificar los parámetros que son 
necesarios para la correc ción al momento de la verificación del dispositivo de corrección.  
El dispositivo de corrección no debe permitir la corrección de una deriva previamente 
estimada, por ejemplo, en relación con el tiempo o el volumen.  
Los instrumentos de medición asociados, s i hubiera alguno, deben cumplir con las Normas 
Internacionales o Recomendaciones OIML aplicables. Su exactitud debe ser lo 
suficientemente buena para permitir el cumplimiento de los requisitos en el medidor, según se 
especifica en 4.2.  
Los instrumentos de medición asociados deben estar equipados con sistemas de verificación, 
según se especifica en B.6.  
No se deben utilizar dispositivos de corrección para ajustar los errores (de indicación) de un 
medidor de agua a valores distintos a los más cercanos posible  a cero, aunque estos valores se 
encuentren dentro de los límites del EMP.  
No se debe permitir el acondicionamiento del agua con caudales por debajo de Q1 mediante 
un dispositivo móvil, por ejemplo, un acelerador de flujo accionado por resorte.  
4.3.4.  Calculadora  
Todos los parámetros necesarios para la elaboración de indicaciones que están sujetos a un 
control metrológico legal, por ejemplo, una tabla de cálculo o un polinomio de corrección, 
deben estar presentes en la calculadora al inicio de la operación de medi ción. 
La calculadora debe contar con interfaces que permitan el acoplamiento de equipo periférico.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   22 de 63 
 
 
 Cuando se utilizan estas interfaces, el hardware y software de un medidor de agua deben 
seguir funcionando correctamente y sus funciones metrológicas no debe n ser susceptibles de 
ser afectadas.  
4.3.5.  Dispositivo indicador  
El dispositivo indicador debe visualizar el volumen de forma continua, periódica o cuando se 
solicite. Debe estar fácilmente disponible para su lectura.  
4.3.6.  Dispositivos auxiliares  
Además de los dispos itivos indicadores especificados en 6.7.2, un medidor de agua puede 
incluir los dispositivos auxiliares especificados en 3.1.8.  
Cuando las regulaciones nacionales lo permiten, se puede utilizar un dispositivo de lectura a 
distancia para el ensayo y la veri ficación y para la lectura a distancia de un medidor de agua, 
siempre que otros medios garanticen el funcionamiento satisfactorio del medidor de agua . 
La adición de estos dispositivos, ya sean temporales o permanentes, no debe cambiar las 
características m etrológicas del medidor.  
5. MEDIDORES DE AGUA EQUIPADOS CON DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS  
5.1. Requisitos generales  
5.1.1.  Un medidor de agua equipado con dispositivos electrónicos debe estar diseñado y 
fabricado de tal manera que no ocurran fallas significativas cuando está  expuesto a las 
perturbaciones especificadas en A.5.  
5.1.2.  Una falla significativa debe tener un valor igual a la mitad del EMP en la 
zona superior de caudal. Las siguientes fallas no se consideran significativas:  
a) fallas que surgen de causas simultáneas y mutuam ente independientes en el propio  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   23 de 63 
 
 
 medidor o en sus sistemas de verificación;  
b) fallas transitorias, es decir, variaciones temporales de la indicación que no se pueden 
interpretar, memorizar o transmitir como un resultado de medición.  
5.1.3.  Un medidor de agua con di spositivos electrónicos debe estar equipado con 
los sistemas de verificación especificados en el Anexo B, salvo en el caso de 
mediciones no reiniciables entre dos socios constantes . 
Todos los medidores de agua equipados con sistemas de verificación deben impedir o 
detectar el flujo inverso, según se especifica en  4.2.7. 
5.1.4.  Se supone que un medidor de agua cumple con los requisitos de 4.2 y 5.1.1 
si supera la inspección de diseño y los ensayos de funcionamiento especificados en 
7.2.12.1 y 7.2.12.2 en las sigui entes condiciones : 
a) el número de medidores presentados se define en 7.2.2;  
b) se presenta por lo menos uno de estos medidores para todo el grupo de ensayos;  
c) todos los medidores aprueban  los ensayos.  
5.2. Fuente de alimentación  
5.2.1.  Generalidades  
Esta Norma Internacional  contempla tres tipos diferentes de fuentes de alimentación 
básicas para los medidores de agua con dispositivos electrónicos:  
a) fuente de alimentación externa;  
b) batería no cambiable;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   24 de 63 
 
 
 c) batería cambiable.  
Estos tres tipos de fuentes de alimentación pueden utiliz arse solos o combinados. Los 
requisitos para cada tipo de fuente de alimentación se especifican en 5.2.2 a 5.2.4.  
5.2.2.  Fuente de alimentación externa  
5.2.2.1.  Un medidor de agua con dispositivos electrónicos debe estar diseñado de tal 
manera que, en caso de una falla en  la fuente de alimentación externa (corriente alterna 
o corriente continua), la indicación de volumen del medidor justo antes de la falla no se 
pierda y siga siendo accesible por un año como mínimo.  
La correspondiente memorización debe producirse por lo me nos una vez al día o para 
cada volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. 
5.2.2.2.  Cualquier otra propiedad o parámetro de un medidor no debe verse afectado 
por una interrupción del suministro eléctrico.  
NOTA  El cumplimiento de este requisito no asegura necesari amente que el medidor de agua 
siga registrando el volumen consumido durante una falla en la fuente de alimentación.  
5.2.2.3.  Las conexiones de la fuente de alimentación en un medidor deben ser 
susceptibles de ser protegidas de una manipulación indebida . 
5.2.3.  Batería no cambiable  
5.2.3.1.  El fabricante debe asegurarse de que la duración esperada de la batería sea 
tal que un medidor funcione correctamente durante por lo menos un año más que su 
vida útil. 
5.2.3.2.  El medidor  debe tener un indicador de tensión baja de la batería o de batería 
agotada, o una fecha en que éste debe cambiarse. Si la pantalla de registro da una 
indicación de “tensión baja de la batería”, ésta debe tener por lo menos 180 días de vida 
útil desde el momento en que visualiza la indicación de "tensión baja de la batería " 
hasta el término de su vida útil.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   25 de 63 
 
 
 NOTA  Se prevé que se considerará una combinación de volumen total máximo permitido  
especificado registrado, volumen visualizado, vida útil indicada, lectura a distancia, 
temperaturas extremas y, si es necesario, conducti vidad del agua al especificar una batería y 
durante la evaluación de modelo.  
5.2.4.  Batería cambiable  
5.2.4.1.  Cuando la fuente de alimentación eléctrica es una batería cambiable, el 
fabricante debe dar reglas precisas para el cambio de la batería.  
5.2.4.2.  El medidor debe tener un indicador de tensión baja de la batería o de batería 
agotada, o una fecha en que la batería debe cambiarse. Si la pantalla de registro da una 
indicación de “tensión baja de la batería”, ésta debe tener por lo menos 180 días de vida 
útil desde el momento  en que visualiza la indicación de "tensión baja de la batería" 
hasta el término de su vida útil.  
5.2.4.3.  Las propiedades y parámetros de un medidor no deben verse afectados por 
la interrupción del suministro eléctrico cuando se cambia la batería.  
NOTA  Se prevé qu e se considerará una combinación de volumen total máximo permitido  
especificado registrado, volumen visualizado, vida útil indicada, lectura a distancia, 
temperaturas extremas y, si es necesario, conductividad del agua al especificar una batería y 
durante la evaluación de modelo.  
5.2.4.4.  El cambio de la batería debe realizarse de tal manera que no sea necesario 
romper el sello requerido para inspecciones metrológicas reglamentarias.  
5.2.4.5.  El compartimiento de la batería debe ser susceptible de ser protegido de una 
manipulación indebida.  
6. REQUISITOS TÉCNICOS  
6.1. Materiales y construcción de medidores de agua  
6.1.1.  Un medidor de agua debe estar hecho de materiales de resistencia y 
durabilidad adecuadas para el propósito para el cual se va a utilizar.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   26 de 63 
 
 
 6.1.2.  Un medidor de agua debe estar fabricado de materiales que no sean 
afectados adversamente por las variaciones de la temperatura del agua, dentro del 
alcance de temperatura de trabajo (ver 6.4). 
6.1.3.  Todas las partes de un medidor de agua que estén en contacto co n el agua 
que circula por éste, deben estar fabricadas de materiales que se sabe 
convencionalmente que son no tóxicos, no contaminantes y biológicamente inertes. Se 
debe tomar en cuenta  las regulaciones nacionales.  
6.1.4.  Todo el medidor de agua debe estar fabric ado de materiales que sean 
resistentes a la corrosión interna y externa o que estén protegidos mediante algún 
tratamiento adecuado para superficies.  
6.1.5.  El dispositivo indicador de un medidor de agua debe estar protegido con una 
ventana transparente. También s e puede proporcionar una cubierta adecuada como 
protección adicional.  
6.1.6.  Cuando existe el riesgo de que se forme condensación en la parte inferior de 
la ventana del dispositivo indicador de un medidor de agua, éste debe incorporar 
dispositivos para eliminar d icha condensación.  
6.1.7.  El diseño, la composición y la construcción de un medidor de agua deben 
ser tales que no faciliten la comisión de un fraude . 
6.1.8.  Un medidor de agua debe estar equipado con un dispositivo visualizador 
controlado metrológicamente. El dispositivo visualizador debe ser de fácil acceso para 
el cliente, sin requerir el uso de una herramienta.  
6.1.9. El diseño, la composición y la construcción de un medidor de agua deben 
ser tales que no permitan  que éste explote el EMP o favorezca a alguna parte . 
6.2. Ajuste y corrección  
6.2.1.  Un medidor de agua puede estar equipado con un dispositivo de ajuste y/o 
un dispositivo de corrección. Cualquier ajuste debe realizarse de tal manera que se 
ajusten los errores (de indicación) del medidor de agua a valores lo más cercanos  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   27 de 63 
 
 
 posible a cero pa ra que éste no pueda explotar el EMP o favorecer sistemáticamente a 
alguna parte . 
6.2.2.  Si estos dispositivos de ajuste se encuentran montados en el exterior del 
medidor de agua, se debe prever el sellado (ver 6.8.2).  
6.3. Condiciones de instalación  
NOTA : En la Norma  Técnica Peruana NTP -ISO 4065 -5:20XX  especifica los requisitos 
para la instalación de los medidores  de agua . 
6.3.1.  El medidor de agua debe instalarse de tal manera que esté completamente 
lleno de agua en las condiciones normales.  
6.3.2.  En condiciones de instalación específicas, se puede requerir un colador o 
filtro, colocado en la entrada de un medidor o en la tubería aguas arriba . 
Deberían tener en cuenta , los ingenieros instalado res, que las partículas sólidas se 
acumulan en un medidor de agua, por ejemplo, después  de trabajos en la tubería aguas 
arriba del medidor.  
NOTA  Pueden aplicarse regulaciones nacionales. Ver también ISO 4064 -5:2014[8], 6.3.  
6.3.3.  Se pueden tomar disposiciones en un medidor de agua para que esté 
correctamente nivelado durante la instalación . 
NOTA  Esto puede ser una superficie vertical u horizontal plana contra la cual se pueda 
colocar un dispositivo indicador de nivel temporal o permanente (por ejemplo, un nivel de 
burbuja) . 
6.3.4.  Si la exactitud de un medidor de agua es afectada por perturbaciones en la  
tubería aguas arriba o aguas abajo (por ejemplo, debido a la presencia de codos, 
válvulas o bombas), éste debe estar provisto de un número suficiente de tramos de 
tubería recta, con o sin un enderezador de flujo, según lo especifique el fabricante, de 
manera que las indicaciones del medidor de agua instalado cumplan con los requisitos 
de 4.2.2 o 4.2.3 con respecto a los EMP y de acuerdo con la clase de exactitud del  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   28 de 63 
 
 
 medidor.  
6.3.5.  Un medidor de agua debe ser capaz de soportar la influencia de campos de 
velocidad perturbados según se define en los procedimientos de ensayo del Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana PNMP 005 -2:2018. Durante la aplicación de estas 
perturbaciones del fluj o, el error (de indicación) debe cumplir con los requisitos de 4.2.2 
o 4.2.3.  
El fabricante del medidor debe especificar la clase de sensibilidad del perfil de flujo de 
acuerdo con las Tablas 2 y 3.  
Cualquier sección específica de acondicionamiento de fluj o, incluyendo un enderezador 
y/o tramos rectos, que deba utilizarse, debe ser establecida por el fabricante.  
 
Tabla 2 — Sensibilidad a la irregularidad  en las clases de campos de velocidad 
aguas arriba (U)  
 
Clase  Tramo recto requerido  
×DN  Se requiere 
enderezador  
U0 0 No 
U3 3 No 
U5 5 No 
U10 10 No 
U15 15 No 
U0S 0 Sí 
U3S 3 Sí 
U5S 5 Sí 
U10S  10 Sí 
 
Tabla 3 — Sensibilidad a la irregularidad  en las clases de campos de velocidad 
aguas abajo (D)  
 
Clase  Tramo recto requerido  
×DN  Se requiere 
enderezador  
D0 0 No 
D3 3 No 
D5 5 No 
D0S 0 Sí 
D3S 3 Sí  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   29 de 63 
 
 
 6.4. Condiciones nominales de funcionamiento  
Las condiciones nominales de funcionamiento de un medidor de gas deben ser las 
siguientes:  
Alcance de caudal:  Q1 a Q3, ambos inclusive.  
Alcance de temperatura ambiente:  + 5 °C a +  55 °C  
Alcance de temperatura del agua:  Remítase a la Tabla 1.  
Alcance de humedad relativa 
ambiente:  0 % a 100 %, salvo para dispositivos indicadores a 
distancia en los que el alcance debe ser de 0 % a 
93 %.  
Alcance de presión:1 0,03 MPa (0,3 bar) a por lo menos 1 MPa  (10 bar), 
salvo para medidores de DN ≥ 500, en los que la 
presión máxima admisible (PMA) debe ser por lo 
menos 0,6 MPa (6 bar).  
 
 
6.5. Pérdida de presión  
La pérdida de presión1 en un medidor de agua, incluyendo su filtro o colador y/o 
enderezador, cuando cualquiera de éstos forma parte integrante del medidor, no debe ser 
superior a 0,063 MPa (0,63 bares) entre Q1 y Q3. 
La clase de pérdida de presión es seleccionada por el fabric ante de entre los valores 
indicados en la Tabla 4 (que siguen a ISO 3[4], R 5): para una determinada clase de 
pérdida de presión, la pérdida de presión en un medidor de agua, incluyendo su filtro o 
colador y/o enderezador, cuando cualquiera de éstos forma parte integrante del medidor, 
no debe ser superior a la pérdida de presión máxima especificada entre Q1 y Q 3. 
Un medidor concéntrico, de cualquier modelo  y basado en cualquier principio de 
medición, debe ensayarse junto con su respectivo múltiple.  
 
 
                                                 
1 Se puede utilizar el bar como unidad de presión.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   30 de 63 
 
 
 Tabla 4 — Clases de pérdida de presión  
 
Clase  Pérdida de presión 
máxima  
MPa  bar 
Δp 63 0,063  0,63 
Δp 40 0,040  0,40 
Δp 25 0,025  0,25 
Δp 16 0,016  0,16 
Δp 10 0,010  0,10 
 
NOTA  1 Los enderezadores, especificados en 6.3, no son considerados como parte integrante 
de un medidor.  
NOTA  2 Para algunos medidores, en el alcance de caudal Q1 ≤ Q ≤ Q3, la pérdida de presión 
máxima no se produce con Q3. 
6.6. Marcas e inscripciones  
6.6.1. Se debe prever un lugar para colocar la marca o marcas de verificación (ver 
VIML 2013 : INACAL , 3.04), el cual debe ser visible sin desmontar el medidor de agua 
después de que se lo ha lanzado al mercado o puesto en servicio . 
6.6.2.  Un medidor de agua debe estar marcado clara e indeleblemente con la 
siguiente información, ya sea de manera agrupada o  distribuida en la carcasa, en el dial 
del dispositivo indicador, en una placa de identificación o en la cubierta del medidor si 
no es desmontable.  Estas marcas deben ser visibles sin desmontar el medidor de agua 
después de que se lo ha lanzado al mercado o puesto en servicio.  
NOTA : En el caso de un medidor de combinación, las marcas de lo siguiente se refieren al 
medidor de combinación considerado como un único medidor.  
a) La unidad de medida.  
b) La clase de exactitud, cuando es diferente a la clase de exactitud 2.  
c) Valor numérico de Q3 y la relación Q3/Q1: si el medidor mide el flujo inverso y 
los valores de Q3 y la relación Q3/Q1 son diferentes en las do s direcciones, se  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   31 de 63 
 
 
 deben grabar ambos valores de Q3 y Q3/Q1; la dirección del flujo a la cual cada 
par de valores se refiere, debe ser clara. La relación Q3/Q1 puede expresarse como 
R, por ejemplo, “R160”. Si el medidor tiene diferentes valores de Q3/Q1 en la 
posición horizontal y vertical, se deben grabar ambos valores de Q3/Q1, y la 
orientación a la cual cada valor se refiere, debe ser clara.  
d) La designación  del número de  aprobación de modelo  
e) El nombre o marca registrada del fabricante.  
f) El año de fabri cación, los dos últimos dígitos del año de fabricación o el mes y el 
año de fabricación.  
g) El número de serie (lo más cerca posible al dispositivo indicador).  
h) La dirección del flujo, mediante una flecha (indicada en ambos lados del cuerpo o 
únicamente en un lado siempre que la dirección de la flecha de flujo pueda verse 
fácilmente en cualquier circunstancia).  
i) La presión máxima admisible (PMA)1 si es superior a 1 MPa (10 bar) o 0,6 MPa 
(6 bar) para DN ≥500.  
j) La letra V o H si el medidor solo puede operarse en l a posición vertical u 
horizontal.  
k) La clase de temperatura especificada en la Tabla 1 cuando es diferente a T30.  
l) La clase de pérdida de presión cuando es diferente a Δp 63. 
m) La clase de sensibilidad de la instalación cuando es diferente a U0/D0.  
Para un medidor de agua con dispositivos electrónicos, las siguientes inscripciones 
adicionales deben aplicarse según corresponda.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   32 de 63 
 
 
 n) En el caso de una fuente de alimentación externa, la tensión y la frecuencia.  
o) En el caso de una batería cambiable, la última fecha en  que se debe cambiar la 
batería.  
p) En el caso de una batería no cambiable, la última fecha en que se debe cambiar el 
medidor.  
q) La clasificación ambiental.  
r) La clase ambiental electromagnética.  
La clasificación ambiental y la clase ambiental electromagnética pu eden proporcionarse 
como una hoja de datos aparte, claramente relacionada con el medidor mediante una 
identificación única, y no en el propio medidor.  
El siguiente es un ejemplo de las marcas e inscripciones requeridas para un medidor sin 
dispositivos elec trónicos.  
EJEMPLO  Un medidor con las siguientes características:  
 Q3 = 2,5 m3/h; 
 Q3/Q1 = 200;  
 montaje horizontal;  
 clase de temperatura 30 ;  
 clase de pérdida de presión Δp 63 ;  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   33 de 63 
 
 
  presión máxima admisible: 1 MPa (10 bar);  
 clase de sensibilidad del perfil de flujo U0/D0  
 número de serie: 123456;  
 año de fabricación: 2008;  
 fabricante ABC,  
se marcaría de la siguiente manera:  
Q3 2,5; R200; H; →; 123456; 08; ABC  
6.7. Dispositivo indicador  
6.7.1.  Requisitos generales  
6.7.1.1.  Función  
El dispositivo indicador de un medidor de agua debe proporcionar una lectura fácil y 
confiable, y una indicación visual del volumen de agua que no sea ambigua. Un 
medidor de combinación puede tener dos dispositivos indicadores, cuya suma 
proporcione el volumen indicado.  
El dispositivo indicador debe incluir  medios visuales para los ensayos y la calibración.  
El dispositivo indicador puede incluir elementos adicionales para los ensayos y la 
calibración mediante otros métodos, por ejemplo, para los ensayos y la calibración 
automáticos.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   34 de 63 
 
 
 6.7.1.2.  Unidad de medida, símbolo  y ubicación  
El volumen de agua indicado debe expresarse en metros cúbicos. El símbolo m3 debe 
aparecer en el dial o inmediatamente adyacente al dispositivo visualizador numerado.  
En el comercio internacional, se deben utilizar los equivalentes acordados oficialmente 
entre estas unidades de medida y las del SI.  
6.7.1.3.  Alcance de indicación  
El dispositivo indicador debe ser capaz de registrar el volumen indicado en metros 
cúbicos que se da en la Tabla 5 sin pasar por cero . 
Tabla 5 — Alcance de indicación de un med idor de agua  
Q3 
(m3/h) Alcance de indicación  
(valores mínimos)  
m³ 
Q3 ≤ 6,3  9 999  
6,3 < Q3 ≤ 63 99 999  
63 < Q3 ≤ 630  999 999  
630 < Q3 ≤ 6 300  9 999 999  
 
La Tabla 5 puede ampliarse a valores más grandes de Q3. 
6.7.1.4.  Codificación de colores para dispositivos indicadores  
Se debería utilizar el color negro para indicar el metro cúbico y sus múltiplos.  
Se debería utilizar el color rojo para indicar los submúltiplos del metro cúbico.  
Estos colores deben aplicarse a los punteros, agujas, números, ruedas, discos, di ales o 
ventanas.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   35 de 63 
 
 
 Se pueden utilizar otros medios para indicar el metro cúbico, sus múltiplos y sus 
submúltiplos siempre que no haya ambigüedad para distinguir entre la indicación 
primaria y las visualizaciones alternativas, por ejemplo, submúltiplos para l a 
verificación y los ensayos.  
6.7.2.  Tipos de dispositivo indicador  
Se debe utilizar cualquiera de los siguientes tipos.  
6.7.2.1.  Tipo 1 — dispositivo analógico  
El volumen indicado debe ser proporcionado por el movimiento continuo de:  
a) uno o más punteros que se mueven en relación con escalas graduadas; o  
b) una o más escalas circulares o tambores, cada uno de los cuales pasa por una aguja.  
El valor expresado en metros cúbicos para cada división de escala debe ser de la forma 
10n, donde n es un número entero positivo o negativ o o cero, por lo que se establece un 
sistema de décadas consecutivas. Cada escala debe estar graduada en valores expresados 
en metros cúbicos o acompañada de un factor de multiplicación (×0,001; ×0,01; ×0,1; 
×1; ×10; ×100; ×1 000; etc.).  
El movimiento rota tivo de los punteros o escalas circulares debe ser en el sentido de las 
agujas del reloj.  
El movimiento lineal de los punteros o escalas debe ser de izquierda a derecha.  
El movimiento de los indicadores de rodillos numerados (tambores) debe ser hacia 
arrib a. 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   36 de 63 
 
 
 6.7.2.2.  Tipo 2 — dispositivo analógico  
El volumen indicado debe ser proporcionado por una línea de dígitos adyacentes que 
aparecen en una o más aberturas. El avance de un dígito debe completarse cuando el 
dígito de la década siguiente inmediatamente inferior pasa de 9 a 0. La altura aparente 
de los dígitos debe ser por lo menos 4 mm.  
Para dispositivos no electrónicos:  
a) El movimiento de los indicadores de rodillos numerados (tambores) debe ser hacia 
arriba.  
b) Si la década de menor valor tiene un movimiento continu o, la abertura debe ser lo 
suficientemente grande para permitir la lectura de un dígito sin ambigüedad.  
Para dispositivos electrónicos:  
c) Se permiten visualizaciones permanentes o no permanentes — en el caso de 
visualizaciones no permanentes, el volumen debe  ser susceptible de ser 
visualizado en cualquier momento durante por lo menos 10 s.  
d) El medidor debe permitir una verificación visual de todo el dispositivo 
visualizador que debe tener la siguiente secuencia:  
1) para el tipo de siete segmentos, visualización d e todos los elementos (por 
ejemplo, una prueba de "ochos");  
2) para el tipo de siete segmentos, borrado de todos los elementos (por ejemplo, 
una prueba de "blancos");  
3) para visualizaciones gráficas, una prueba equivalente para demostrar que las 
fallas de visua lización no pueden ocasionar la mala interpretación de cualquier 
dígito .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   37 de 63 
 
 
  
Cada etapa de la secuencia debe durar por lo menos 1 s.  
6.7.2.3.  Tipo 3 — combinación de dispositivos analógicos y digitales  
El volumen indicado es proporcionado por una combinación de dispositivos de los tipos 
1 y 2 y deben aplicarse los respectivos requisitos de cada uno.  
6.7.3.  Dispositivos de verificación — Primer elemento de un dispositivo 
indicador — Intervalo de escala de verificación  
6.7.3.1.  Requisitos generales  
Todo dispositivo indicador debe proporcionar medios que permitan una verificación 
visual no ambigua de los ensayos y la calibración.  
La verificación visual puede realizarse con un movimiento continuo o discontinuo.  
Además de los medios de verificación con dispositivo visual, un dispositi vo indicador 
puede incluir sistemas para un ensayo rápido mediante la inclusión de elementos 
complementarios (por ejemplo, ruedas o discos en estrella), que proporcionan señales a 
través de sensores conectados externamente). También se puede prever la dete cción de 
fugas.  
6.7.3.2.  Dispositivos visuales de verificación  
6.7.3.2.1.   Valor del intervalo de escala de verificación  
El valor del intervalo de escala de verificación, expresado en metros cúbicos, debe ser 
de la forma: 1  × 10n, 2 × 10n o 5 × 10n, donde n es un número entero positivo o 
negativo, o cero.  
Para los dispositivos indicadores analógicos y digitales con movimiento continuo del 
primer elemento, el intervalo de escala de verificación puede formarse de la división en  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   38 de 63 
 
 
 2, 5 o 10 partes iguales del int ervalo entre dos dígitos consecutivos del primer elemento. 
La numeración no debe aplicarse a estas divisiones.  
Para los dispositivos indicadores digitales con movimiento discontinuo del primer 
elemento, el intervalo de escala de verificación es el interval o entre dos dígitos 
consecutivos o movimientos incrementales del primer elemento.  
6.7.3.2.2.  Forma de la escala de verificación  
En los dispositivos indicadores con movimiento continuo del primer elemento, la 
división de escala aparente no debe ser menos de 1 mm ni más de 5 mm. La escala debe 
consistir de:  
a) líneas de igual grosor que no sobrepasen un cuarto de la división de escala y  que 
solo difieran en longitud; o  
b) bandas de contraste de un ancho constante igual a la división de escala  
c) El ancho aparente de la punta del puntero no debe ser superior a un cuarto de la 
división de escala y nunca debe ser más de 0,5 mm.  
6.7.3.2.3.  Resolución del dis positivo indicador  
Las subdivisiones de la escala de verificación deben ser lo suficientemente pequeñas 
para asegurar que el error de resolución del dispositivo indicador no exceda del 0,25 %, 
para los medidores de la clase de exactitud 1, y 0,5 %, para los medidores de la c lase de 
exactitud 2, del volumen que pasa durante 90 min con el caudal mínimo Q1. 
Se pueden utilizar elementos de verificación adicionales, siempre que la incertidumbre 
de la lectura no sea superior a 0,25% del volumen de ensayo para los medidores de la 
clase de exactitud 1 y 0,5 % del volumen de ensayo para los medidores de la clase de 
exactitud 2, y que se verifique el funcionamiento correcto del registro.  
Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es continuo, se debe tomar en 
cuenta un error  máximo de cada lectura que no sea más de la mitad del intervalo de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   39 de 63 
 
 
 escala de verificación.  
Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es discontinuo, se debe tomar en 
cuenta un error máximo de cada lectura que no sea superior a un dígito de la  escala de 
verificación.  
NOTA  Ver Proyecto de Norma Metrológica Peruana P NMP 005 –2:201 8, 6.4.3. 6.2.3 para el 
cálculo del error de resolución . 
6.7.3.3.  Medidores de combinación  
En el caso de medidores de combinación con dos dispositivos indicadores , 6.7.3.1 y 6.7.3.2 se 
aplican a ambos dispositivos indicadores . 
6.8. Dispositivos de protección  
6.8.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe incluir dispositivos de protección que puedan sellarse para 
impedir, antes y después de la instalación correcta, el desmontaje  o la modificación del 
medidor, su dispositivo de ajuste o su dispositivo de corrección, a menos que se dañen 
estos dispositivos. En el caso de los medidores de combinación, este requisito se aplica 
a ambos medidores . 
El dispositivo visualizador de la cant idad total suministrada o los dispositivos 
visualizadores de los cuales puede obtenerse la cantidad total suministrada, no deben ser 
reiniciables mientras el medidor esté en funcionamiento para un único cliente.  
6.8.2.  Dispositivos de sellado electrónico  
6.8.2.1.  Cuando el acceso a los parámetros que influyen en la determinación de los 
resultados de mediciones, no está protegido con dispositivos de sellado mecánico, la 
protección debe cumplir con las siguientes disposiciones:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   40 de 63 
 
 
 a) El acceso debe permitirse solo a personas auto rizadas, por ejemplo, mediante un 
código (contraseña) o un dispositivo especial (por ejemplo, una tecla dura). Debe ser 
posible cambiar el código.  
b) Debe ser posible que la evidencia de una intervención esté disponible durante un 
período definido. El registr o debe incluir la fecha y un elemento  característico que 
identifique a la persona autorizada que realizó la intervención [ver a)]. Si el borrado 
de una intervención anterior es necesario para permitir un nuevo registro, se debe 
borrar el registro más antig uo. 
6.8.2.2.  En el caso de medidores con partes que el usuario puede desconectar la una 
de la otra y que son intercambiables, se deben cumplir las siguientes disposiciones:  
a) No debe ser posible acceder a los parámetros que participan en la determinación de 
resultado s de mediciones a través de puntos desconectados a menos que se cumplan 
las disposiciones de 6.8.2.1.  
b) Se debe evitar interponer cualquier dispositivo que puede influir en la exactitud, a 
través de protecciones electrónicas y de procesamiento de datos o, si  esto no es 
posible, a través de medios mecánicos.  
6.8.2.3.  En el caso de medidores con partes que el usuario puede desconectar la una 
de la otra y que no son intercambiables, se deben cumplir las disposiciones de 6.8.2.2.  
Además, estos medidores deben contar con d ispositivos que no les permitan funcionar si 
las diferentes partes no están conectadas de acuerdo con el modelo  aprobado. Deben 
estar equipados con un dispositivo que impida cualquier medición después de una 
desconexión no autorizada y posterior reconexión  por el usuario . 
7. CONTROLES METROLÓGICOS   
7.1. Condiciones de referencia  
Todas las magnitudes de influencia, salvo la magnitud de influencia que se está 
ensayando, deben mantenerse en sus condiciones de referencia. Las condiciones de 
referencia (incluyendo sus tolerancias) se proporcionan en  el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 005 -2:201 8, capítulo 4. Se especifican los valores del 
caudal, la temperatura del agua, la presión del agua, la temperatura ambiente, la  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   41 de 63 
 
 
 humedad relativa ambiente y la presión at mosférica ambiente.  
7.2. Evaluación y aprobación de modelo  
7.2.1.  Examen externo  
Antes de ser sometido a los ensayos de evaluación de modelo , se debe examinar 
externamente cada modelo  de medidor de agua presentado con el fin de asegurarse de 
que cumpla con las disposiciones de los capítulos precedentes aplicables al presente 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana . 
7.2.2.  Número de muestras  
Los ensayos de evaluación deben realizarse en el númer o mínimo de muestras de cada 
modelo  que se indica en la Tabla 6,  en función de la designación del medidor de agua 
Q3 del modelo  presentado.  
El organismo responsable de la evaluación de modelo  puede solicitar muestras 
adicionales . 
Tabla 6 — Número mínimo de  medidores de agua que se deben ensayar  
Designación del medidor  
Q3 
 
(m3/h) Número mínimo de medidores que 
se deben ensayar para todos los 
modelo s de medidor, excluyendo 
los ensayos requeridos para 
medidores con dispositivos 
electrónicos  
Q3 ≤ 160  3 
160 < Q3 ≤ 1 600  2 
1 600 < Q3 1 
 
Los requisitos de 4.2.2 o 4.2.3 deben aplicarse a todos los medidores ensayados, de 
acuerdo con la clase de exactitud del medidor .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   42 de 63 
 
 
 Para la aprobación de modelo  de un medidor de agua con dispositivos electrónicos, se 
deben suministrar cinco muestras para los ensayos especificados en el Anexo A, que 
pueden ser muestras diferentes a las proporcionadas para otros ensayos, sometiendo por 
lo menos un medidor a todos l os ensayos apropiados. Se debe someter el mismo 
medidor a todos los ensayos, salvo en circunstancias en las que la organización que 
realiza la evaluación de modelo , pueda justificar el no hacerlo . 
7.2.3.  Errores (de indicación)  
Se deben determinar los errores (de  indicación) de un medidor de agua (en la medición 
del volumen real) para por lo menos los siguientes caudales nominales:  
a) Q1, 
b) Q2, 
c) 0,35 ( Q2 + Q3), 
d) 0,7 (Q2 + Q3), 
e) Q3, 
f) Q4, 
y para los medidores de combinación:  
g) 0,9 Qx1, 
h) 1,1 Qx2. 
Los errores (de indicación) observados para cada uno de los caudales antes 
mencionados no deben sobrepasar los EMP indicados en  4.2.2 o 4.2.3. 
NOTA  Ver Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 005 –2:2018, 7.4.4 para los 
alcances de caudal permitidos y el Proyecto de Norma Metrológi ca Peruana PNMP 005 –2:2018, 
7.4.4 y 7.4.5 para el número requerido de mediciones con cada caudal.  
Si todos los errores relativos (de indicación) de un medidor de agua tienen el mismo 
signo, por lo menos uno de los errores no debe exceder de la mitad del EMP. En todos 
los casos, este requisito debe aplicarse equitativamente con respecto al proveedor de 
agua y el consumidor (ver también 4.3.3, párrafos 3 y 8).  
Si un medidor está marcado para operar solo en ciertas orientaciones, entonces se debe  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   43 de 63 
 
 
 ensayar en estas orientaciones.  
En ausencia de dichas marcas, se debe ensayar el medidor en por lo menos cuatro  
orientaciones.  
7.2.4.  Repetibilidad  
Un medidor debe ser repetible: la desviación estándar de tres mediciones con el mismo 
caudal no debe ser superior a un tercio de los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3. Los 
ensayos deben realizarse con los caudales nominales de Q1, Q2 y Q3. 
7.2.5.  Temperatura del agua de sobrecarga  
Un medidor de agua con TMA ≥ 50 °C debe ser capaz de soportar una temperatura del 
agua de TMA + 10 °C durante 1 h. Se especifica el ensayo en el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 005 -2:2018, 7.6.  
7.2.6.  Durab ilidad  
7.2.6.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe ser sometido a los ensayos de durabilidad especificados en  el 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 005 -2:2018, 7.11, simulando las 
condiciones de funcionamiento.  
Después de cada uno de estos ensayos, se deben volver a medir los errores del medidor 
de agua con los caudales indicados en 7.2.3 y se deben aplicar los criterios dados en  
7.2.6.2 o 7.2.6.3.  
La orientación u orientaciones de un medidor sometido a ensayo de ben establecerse con 
referencia a la orientación u orientaciones del medidor declaradas por el fabricante.  
NOTA  En el caso de familias de medidores, únicamente el medidor con el diámetro 
representativo más pequeño debe ser sometido al ensayo de durabilidad .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   44 de 63 
 
 
 7.2.6.2.  Medidor de agua de la clase de exactitud 1  
Para un medidor de agua de la clase de exactitud 1, la variación de la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a 2 % para los caudales de la zona inferior                              
(Q1 ≤ Q < Q2), y 1 % para los caudales de la zona superior (Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para los caudales de la zona inferior (Q1 ≤ Q < Q2), la curva de error (de indicación) no 
debe ser superior a un límite de error máximo de ±  4 % para todas las clases de 
temperatura. Para los cauda les de la zona superior  (Q2 ≤ Q ≤ Q4), la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a un límite de error máximo de ±  1,5 % para los 
medidores de la clase de temperatura T30 y ±  2,5 % para todas las demás clases de 
temperatura.  
Para los fines de estos requisitos, se deben aplicar los valores medios de los errores (de 
indicación).  
7.2.6.3.  Medidor de agua de la clase de exactitud 2  
Para un medidor de agua de la clase de exactitud 2, la variación de la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a 3 % para caudales de la zona inferior (Q1 ≤ Q < Q2), y 
1,5 % para caudales de la zona superior (Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para los caudales de la zona inferior  (Q1 ≤ Q < Q2), la curva de error (de indicación) no 
debe ser superior a un límite de error máximo de ±  6 % para todas las clases de 
temperatura. Para los caudales de la zona superior  (Q2 ≤ Q ≤ Q4), la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a un límite de error máximo de ±  2,5 % para los 
medidores de la clase de temperatura T30 y ±  3,5 % para todas las demás clases de 
temperatura.  
Para los fines de estos requisitos, se deben aplicar los valores medios de los errores (de 
indicación).  
7.2.7.  Error de intercambio  
Se debe demostrar que los medidores de cartuchos y módulos metrológicos 
intercambiables para medid ores de agua con módulos metrológicos intercambiables son  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   45 de 63 
 
 
 independientes de las interfaces de conexión para los cuales se hacen, en lo que respecta 
a su desempeño metrológico. Se deben ensayar los medidores de cartuchos y módulos 
metrológicos intercambiabl es de acuerdo con el ensayo establecido en  el Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana PNMP 005 -2:2018, 7.4.6.  
La orientación u orientaciones de un medidor sometido a ensayo deben establecerse con 
referencia a la orientación u orientaciones del medidor declar adas por el fabricante.  
7.2.8.  Campo magnético estático  
Se debe demostrar que un medidor de agua no es afectado por un campo magnético 
estático. Un ensayo debe aplicarse a todos los medidores de agua cuando los 
componentes mecánicos pueden verse influenciados por  un campo magnético, y a todos 
los medidores con componentes electrónicos. Se especifica el ensayo en el Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana  PNMP 005 -2:2018, 7.12. El objetivo de este ensayo es 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 en presencia de campos 
magnéticos estáticos.  
7.2.9.  Documentación  
7.2.9.1.  La solicitud de aprobación de modelo de un medidor de agua, una 
calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) o un transductor de medición debe 
incluir los siguientes documentos:  
a) una descripción q ue dé las características técnicas y el principio de funcionamiento;  
b) un plano o fotografía del medidor de agua completo, la calculadora o el transductor 
de medición;  
c) una lista de las partes con una descripción de sus materiales componentes cuando 
estas par tes tienen una influencia metrológica;  
d) un plano de montaje con la identificación de las diferentes partes;  
e) para medidores equipados con dispositivos de corrección, una descripción de la  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   46 de 63 
 
 
 manera en que se determinan los parámetros de corrección;  
f) un plano que  muestre la ubicación de los sellos y la marca o marcas de verificación;  
g) un plano de las marcas reglamentarias;  
h) para medidores de combinación que incluyen medidores aprobados, los informes de 
ensayo de esos medidores;  
i) opcionalmente, un manual del usuario y  un manual de instalación.  
7.2.9.2.  Además, la solicitud de aprobación de modelo  de un medidor de agua 
con dispositivos electrónicos debe incluir:  
a) una descripción funcional de los diferentes dispositivos electrónicos;  
b) un diagrama de flujo de la lógica, que muestre las funciones de los dispositivos 
electrónicos;  
c) cualquier documento o evidencia que demuestre que el diseño y la construcción del 
medidor de agua con dispositivos electrónicos cumplen con los requisitos de l 
presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana , en particular,  5.1 y el Anexo B.  
7.2.9.3.  El solicitante que busque la aprobación de modelo , debe proporcionar al 
organismo responsable de la evaluación un medidor, una calculadora (incluyendo el 
dispositivo indicador) o un transductor de medición que sea representa tivo del modelo  
final.  
El organismo responsable de la evaluación de modelo  puede considerar que son 
necesarias muestras adicionales del modelo  para calcular la reproducibilidad de las 
mediciones.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   47 de 63 
 
 
 7.2.10.  Certificado de aprobación de modelo  
La siguiente información debe aparecer en el certificado de aprobación de modelo  o en 
sus anexos:  
a) el nombre y la dirección del titular del certificado;  
b) el nombre y la dirección del fabricante, si no es el titular;  
c) la designación del modelo  y/o comercial;  
d) información suficiente para identificar el modelo  de medidor, por ejemplo, un 
plano, una fotografía o una descripción;  
e) las principales características metrológicas y técnicas;  
f) la marca de aprobación de modelo ; 
g) el período de validez;  
h) la clasificación ambien tal, si es aplicable (ver A.2);  
i) información sobre la ubicación de las marcas de la aprobación de modelo , la 
verificación inicial y el sellado (por ejemplo, una fotografía o un plano);  
j) una lista de los documentos que acompañan al certificado de aprobación d e modelo ; 
k) observaciones específicas.  
Cuando sea aplicable, se debe indicar la versión de la parte metrológica del software 
evaluado en el certificado de aprobación de modelo  o en sus anexos (expediente 
técnico).   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   48 de 63 
 
 
 7.2.11.  Modificación de un modelo  aprobado  
7.2.11.1.  El titular de la aprobación de modelo debe informar al organismo 
responsable de dicha aprobación sobre cualquier modificación o adición que tenga que 
ver con un modelo aprobado . 
7.2.11.2.  Las modificaciones y adiciones deben estar sujetas a una aprobación de 
modelo  complementaria cuando influyen o pueden influir en los resultados de medición 
o las condiciones de uso reglamentarias de un medidor. El organismo que aprueba el 
modelo  inicial, debe decidir en qué medida los exámenes y ensayos especificados a 
continuación deb en realizarse en el modelo  modificado en relación con la naturaleza de 
la modificación . 
7.2.11.3.  Si el organismo que aprueba el modelo  inicial, considera que no es probable 
que las modificaciones o adiciones influyan en los resultados de medición, este 
organismo debe permitir, por escrito, que se presenten los medidores modificados para 
la verificación inicial sin otorgar una aprobación de modelo  complementaria.  
Se debe emitir una aprobación de modelo  nueva o complementaria cuando el modelo  
modificado ya no cumple con las disposiciones de la aprobación de modelo  inicial . 
7.2.12.  Evaluación de modelo  de un medidor de agua con dispositivos 
electrón icos 
7.2.12.1.  Inspección de diseño  
Además de los requisitos especificados en los párrafos precedentes, un medidor de agua 
con dispositivos electrónicos debe estar sujeto a una inspección de diseño. Esta revisión 
de documentos tiene por objeto verificar que el diseño de los dispositivos elec trónicos y 
sus sistemas de verificación, si es aplicable, cumplan con las disposiciones del presente 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana , en particular, el capítulo 5. Esto incluye : 
a) un examen del modo de construcción y de los subsistemas y componentes 
electrónicos utilizados, para verificar la adecuación para su uso previsto;  
b) la consideración de fallas que pueden ocurrir, para verificar que, en todos los casos  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   49 de 63 
 
 
 considerados, estos dispositivos cumplen con las disposiciones de 5.1 y el Anexo B;  
c) la verificac ión de la presencia y eficacia del dispositivo o dispositivos de ensayo 
para los sistemas de verificación, si es necesario.  
7.2.12.2.  Funcionamiento  
7.2.12.2.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe cumplir con las disposiciones de 4.2 y 5.1.1 con respecto a las 
magnitudes de i nfluencia.  
7.2.12.2.2.  Funcionamiento bajo el efecto de los factores de influencia  
Cuando está sometido al efecto de los factores de influencia previstos en el Anexo A, un 
medidor de agua debe seguir funcionando correctamente y los errores (de indicación) no 
deben sobrepasar los EMP aplicables.  
 
7.2.12.2.3.  Funcionamiento bajo el efecto de las perturbaciones  
Cuando está sometido a las perturbaciones externas previstas en el Anexo A, un 
medidor de agua debe seguir funcionando correctamente o se deben detectar y poner en 
evidencia las fallas significativas mediante un sistema de verificación . 
7.2.12.2.4.  Equipo sometido a ensayo  
Cuando los dispositivos electrónicos son parte integrante de un medidor de agua, los 
ensayos deben realizarse en el medidor completo.  
Si los dispositivos elec trónicos de un medidor de agua se encuentran en una cubierta 
separada, se pueden ensayar sus funciones electrónicas independientemente del  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   50 de 63 
 
 
 transductor de medición del medidor mediante señales simuladas representativas del 
funcionamiento normal del medidor,  en cuyo caso se deben ensayar los dispositivos 
electrónicos en su cubierta final.  
En todos los casos, se pueden ensayar los dispositivos auxiliares por separado.  
7.3. Verificación inicial  
7.3.1.  En general, solo los medidores de agua que han sido aprobados como 
medidores completos o como calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) y 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) aprobados por 
separado y posteriormente ensamblados en un medidor combinado, deben ser elegibles 
para la verifi cación inicial.  
Se debe aplicar cualquier requisito especial para los ensayos de la verificación inicial, 
detallados en el certificado de aprobación de modelo . 
7.3.2.  Un medidor de agua debe ser sometido a los ensayos de la verificación 
inicial indicados a contin uación. Esta verificación debe realizarse después de que se ha 
otorgado la aprobación de modelo . 
Se debe demostrar que el medidor de agua es capaz de soportar la siguiente presión de 
ensayo sin que haya fugas o daños: 1,6 veces la presión máxima admisible aplicada 
durante 1 min ( PNMP 005 -2:201 8, 10.1.2).  
7.3.3.  Los medidores de agua del mismo tamaño y el mismo modelo  pueden 
ensayarse en serie; sin embargo, en este caso, el requisito de l Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 005 -2:201 8, 10.1.3, paso d) con res pecto a la presión de 
salida del medidor de agua debe cumplirse para cada medidor de agua y no debe haber 
una interacción significativa entre los medidores de agua.  
Los tramos rectos aguas arriba y aguas abajo (y los enderezadores si es necesario) deben 
estar de acuerdo con la clase de sensibilidad del perfil de flujo del medidor . 
7.3.4.  Se deben determinar los errores (de indicación) de un medidor de agua en la 
medición del volumen real para por lo menos los siguientes caudales nominales:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   51 de 63 
 
 
 a) Q1, 
b) Q2, 
c) Q3, 
d) para medidores de combinación, 1,1 Qx2. 
NOTA  Ver Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 005 -2:201 8, 10.1.3, paso g), para 
los alcances de caudal permitidos.  
Sin embargo, dependiendo de la forma de la curva de error, se pueden especificar 
caudales adici onales en el certificado de aprobación de modelo . 
Durante un ensayo, la temperatura del agua debe ser la exigida en  el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 005 -2:2018, 10.1.3, paso e).  
Todos los demás factores de influencia deben mantenerse dentro de  las condicionales 
nominales de funcionamiento.  
7.3.5.  Los errores (de indicación) determinados para cada uno de los caudales 
antes mencionados no deben sobrepasar los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3.  
7.3.6.  Si todos los errores (de indicación) de un medidor de agua tien en el mismo 
signo, por lo menos uno de los errores no debe exceder de la mitad del EMP. En todos 
los casos el requisito se aplicará equitativamente con respecto al proveedor de agua y al 
consumidor.  
Si todos los errores (de indicación) de un medidor de agu a determinados para la 
verificación inicial tienen el mismo signo, pero ninguno de éstos se encuentra dentro de 
la mitad del EMP, se deben obtener errores adicionales con otro caudal o caudales 
especificados en 7.2.3: si uno de estos errores se encuentra d entro de la mitad del EMP 
o del signo opuesto, este criterio se considera cumplido .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   52 de 63 
 
 
 ANEXO A  
(Normativo)  
 
ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES DE AGUA CON 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
A.1.  Generalidades  
Este anexo define el programa de ensayos de funcionamiento destinados a verificar que 
los medidores de agua con dispositivos electrónicos pueden funcionar según lo previsto 
en un ambiente y en condiciones especificados. Cada ensayo indica, cuando sea 
apropiado, las condiciones de referencia para det erminar el error intrínseco.  
Estos ensayos complementan cualquier otro ensayo establecido.  
Cuando se está evaluando el efecto de una magnitud de influencia, todas las demás 
magnitudes de influencia deben mantenerse relativamente constantes, a valores cerca nos 
a las condiciones de referencia (ver 7.1 | PNMP 005 -2:2018, capítulo 4).  
A.2.  Clasificación ambiental  
Ver OIML D 11[3]. 
Para cada ensayo de funcionamiento, se indican las condiciones de ensayo típicas, que 
corresponden a las condiciones ambientales climáticas y mecánicas a las cuales un 
medidor de agua está generalmente expuesto.  
Los medidores de agua con dispositivos electrónicos se dividen en tres clases según las 
condiciones ambientales climáticas y mecánicas.  
 clase B para medidores fijos instalad os en un edificio;  
 clase O para medidores fijos instalados al aire libre;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   53 de 63 
 
 
  clase M para medidores móviles.  
Sin embargo, el solicitante de la aprobación de modelo  puede indicar condiciones 
ambientales específicas en la documentación proporcionada al organism o encargado de 
la aprobación de modelo , en base al uso previsto del instrumento. En este caso, el 
laboratorio de ensayo debe realizar los ensayos de funcionamiento en los niveles de 
severidad correspondientes a estas condiciones ambientales. Si se otorga l a aprobación 
de modelo, la placa descriptiva debe indicar los correspondientes límites de uso. Los 
fabricantes deben informar a los posibles usuarios sobre las condiciones de uso para las 
cuales se ha aprobado un medidor.  
A.3. Ambientes electromagnéticos  
Los medidores de agua con dispositivos electrónicos se dividen en dos clases de 
ambiente electromagnético:  
 E1 — residencial, comercial e industria ligera;  
 E2 — industrial.  
A.4 Evaluación y aprobación de modelo  de una calculadora  
A.4.1 . Cuando una calculado ra electrónica (incluyendo el dispositivo indicador) se 
presenta para la aprobación de modelo  por separado, los ensayos de la evaluación de 
modelo  deben realizarse en la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) sola, 
simulando diferentes entradas generadas por patrones apropiados (por ejemplo, 
calibradores).  
A.4.2  Se requieren ensayos de exactitud en las indicaciones de los resultados de 
medición. Para este fin, el error obtenido en la indicación del resultado se calcula 
considerando que el valor v erdadero es el que toma en cuenta el valor de las magnitudes 
simuladas aplicadas a las entradas de la calculadora y utilizando métodos normalizados 
de cálculo. Los EMP son los indicados en 4.2.  
NOTA  Un EMP apropiado para una calculadora es 1/10 del EMP de un medidor completo. 
Sin embargo, esto no es un requisito. El requisito se da en 4.2.5.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   54 de 63 
 
 
 A.4.3  Se deben realizar los exámenes y ensayos para instrumentos electrónicos 
especificados en 7.2.12 . 
A.5 Ensayos de funcionamiento  
Los ensayos indicados en la Tabla A.1 implican la parte electrónica de un medidor de 
agua o sus dispositivos y pueden realizarse en cualquier orden.  
Tabla A.1 — Ensayos que implican la parte electrónica de un medidor de agua o sus 
dispositivos  
 
PNMP 005 -2:2018,  
apartado  Ensayo  Característica 
sometida a ensayo  Condiciones 
aplicadas  
8.2 Calor seco  Factor de influencia  EMP  
8.3 Frío Factor de influencia  EMP  
8.4 Calor húmedo, ensayo cíclico  Perturbación  Falla significativa  
8.5.2  Variación de tensión de 
alimentación  Factor de influencia  EMP  
8.5.2  Variación de frecuencia de la red  Factor de influencia  EMP  
8.5.3  Baja tensión de batería interna (no 
conectada a la alimentación por la 
red) Factor de influencia  EMP  
8.6 Vibraciones (aleatorias)  Perturbación  Falla significativa  
8.7 Sacudidas mecánicas  Perturbación  Falla significativa  
8.8 Caídas de tensión de la red de CA, 
interrupciones breves y variaciones 
de tensión  Perturbación  Falla significativa  
8.9 Transitorios eléctricos en las líneas 
de señales, datos y control  Perturbación  Falla significativa  
8.10 Transitorios eléctricos en la red de 
CA y CC  Perturbación  Falla significativa  
8.11 Descargas electrostáticas  Perturbación  Falla significativa  
8.12 Campos electromagnéticos 
radiados  Perturbación  Falla significativa  
8.13 Campos electromagnéticos 
conducidos  Perturbación  Falla significativa  
8.14 Sobretensiones en las líneas de 
señales, datos y control  Perturbación  Falla significativa  
8.15 Sobretensiones en las líneas de la 
red de CA y CC  Perturbación  Falla significativa  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   55 de 63 
 
 
 ANEXO B  
(Normativo)  
 
SISTEMAS DE VERIFICACIÓN  
B.1 Acciones de los sistemas de verificación  
La detección de fallas significativas mediante los sistemas de verificación debe tener 
como resultado las siguientes acciones, según el tipo.  
Para sistemas de verificación del tipo P o I:  
a) debe haber una corrección automática de la falla; o  
b) el dispositivo defectuoso solo debe detenerse cuando el medidor de agua sin ese 
dispositivo sigue cumpliendo con las regulaciones; o  
c) debe haber una alarma visible o audible; esta alarma debe continuar hasta que se 
elimine la causa de la alarma.  
Además, cuando un medidor de agua transmite los datos a equipo periférico, la 
transmisión debe ir acompañada de un mensaje que indique la presencia de una falla. 
(Este requis ito no es aplicable para las perturbaciones especificadas en A.5.)  
El instrumento también puede estar equipado con dispositivos para calcular el volumen 
de agua que ha pasado por la instalación durante la ocurrencia de la falla. El resultado 
de este cálcul o no debe ser susceptible de ser confundido con una indicación válida.  
La alarma visible o audible no está permitida en el caso de dos socios constantes, 
mediciones no reiniciables y no pre -pagadas, cuando se utilizan sistemas de 
verificación, a menos que esta alarma se transfiera a una estación remota.  
NOTA  La transmisión de la alarma y los valores medidos repetidos desde un medidor hacia la 
estación remota no tiene que asegurarse si los valores medidos se repiten en esa estación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   56 de 63 
 
 
 B.2 Sistemas de verificac ión del transductor de medición  
B.2.1 . El objetivo de estos sistemas de verificación es verificar la presencia del 
transductor de medición, su operación correcta y la corrección de la transmisión de 
datos.  
La verificación de la operación correcta incluye l a detección o prevención de flujo 
inverso. Sin embargo, no es necesario que la detección o prevención de flujo inverso se 
opere electrónicamente.  
B.2.2 . Cuando las señales generadas por el sensor de flujo son en forma de 
impulsos, cada uno de los cuales re presenta un volumen elemental, la generación de 
impulsos, la transmisión y el conteo deben realizar las siguientes tareas:  
a) el conteo correcto de impulsos;  
b) la detección del flujo inverso, si es necesario;  
c) la verificación del correcto  funcionamiento.  
Esto puede hacerse mediante:  
1) un sistema de tres impulsos con uso de flancos de impulso o estado de impulsos;  
2) un sistema de doble impulso con uso de flancos de impulso más estado de 
impulsos;  
3) un sistema de doble impulso con impulsos positivos y negativos, depend iendo de la 
dirección del flujo.  
Estos sistemas de verificación deben ser del tipo P.  
Durante la aprobación de modelo , debe ser posible verificar que estos sistemas de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   57 de 63 
 
 
 verificación funcionen correctamente.  
i) desconectando el transductor; o  
ii) interrumpiendo uno  de los generadores de impulsos del sensor; o  
iii) interrumpiendo el suministro eléctrico del transductor.  
B.2.3 . Solo en caso de medidores electromagnéticos, en los cuales la amplitud de 
las señales generadas por el transductor de medición es proporcional al c audal, se puede 
utilizar el siguiente procedimiento.  
Se introduce una señal simulada con una forma similar a la de la señal de medición en la 
entrada del dispositivo secundario, representando un caudal entre el caudal mínimo y 
máximo de un medidor. El sist ema de verificación debe verificar los dispositivos 
primario y secundario. Se verifica el valor digital equivalente para comprobar que se 
encuentre dentro de los límites predeterminados dados por el fabricante y sea 
compatible con los EMP. Este sistema de verificación debe ser del tipo P o I. En el caso 
de los sistemas del tipo I, la verificación debe producirse por lo menos cada 5 min.  
NOTA  Siguiendo este procedimiento, no se requieren sistemas de verificación adicionales 
(más de dos electrodos, transmisió n de doble señal, etc.).  
B.2.4 . La longitud máxima permitido  del cable entre los dispositivos primario y 
secundario de un medidor electromagnético, según se define en ISO 6817:1992[6], debe 
ser no más de 100 m o no más del valor L, expresado en metros, de acuerdo con la 
siguiente fórmula, el menor de ambos:  
𝐿= 𝑘𝜎
𝑓𝐶 
donde:  
k es igual a 2 × 10−5 m. 
  es la conductividad del agua, en S/m.  
f  es la frecuencia de campo durante el ciclo de medición, en Hz.  
C  es la capacitancia efectiva del cable por metro,  en F/m.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   58 de 63 
 
 
 No es necesario cumplir con estos requisitos si las soluciones del fabricante garantizan 
resultados equivalentes.  
B.2.5  En el caso de otras tecnologías, falta desarrollar sistemas de verificación que 
proporcionen niveles de seguridad equivalentes.  
B.3 Sistemas de verificación de la calculadora  
B.3.1 . El objetivo de estos sistemas de verificación es verificar que el sistema de 
cálculo funcione correctamente, y asegurar la validez de los cálculos realizados.  
No se requieren medios especiales para ind icar que estos sistemas de verificación 
funcionan correctamente.  
B.3.2 . Los sistemas de verificación para el funcionamiento del sistema de cálculo 
deben ser del tipo P o I. En el caso del tipo I, la verificación debe producirse por lo 
menos una vez al día o para cada volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. El 
objetivo de este sistema de verificación es verificar que:  
a) los valores de todas las instrucciones y datos memorizados de manera permanente 
sean correctos, utilizando medios tales como:  
1) suma de todos los códigos de instrucciones y datos y comparación de la suma 
con un valor fijo;  
2) bits de paridad de líneas y columnas (verificación de la redundancia longitudinal 
y vertical);  
3) verificación por redundancia cíclica (CRC 16);  
4) doble almacenamiento independiente de datos;  
5) almacenamiento de datos en “código de seguridad”, por ejemplo, con protección 
por suma de comprobación, bits de paridad de líneas y columnas;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   59 de 63 
 
 
 b) se realicen correctamente todos los procedimientos de transferencia interna y 
almacenamien to de datos relacionados con el resultado de medición, utilizando 
medios tales como:  
1) rutinas de lectura -escritura;  
2) conversión y reconversión de códigos;  
3) uso de “código de seguridad” (suma de comprobación, bit de paridad);  
4) doble almacenamiento.  
B.3.3 . Los s istemas de verificación de la validez de los cálculos deben ser del tipo 
P o I. En el caso del tipo I, la verificación debe producirse por lo menos una vez al día o 
para cada volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. 
Esto consiste en verificar el valor correcto de todos los datos relacionados con la 
medición cuando estos datos se almacenan internamente o se transmiten a equipo 
periférico a través de una interfaz. Esta verificación puede realizarse con medios tales 
como  bit de paridad, suma de comprobación o doble almacenamiento. Además, el 
sistema de cálculo debe contar con medios para controlar la continuidad del programa 
de cálculo.  
B.4 Sistema de verificación del dispositivo indicador  
B.4.1  El objetivo de este sistem a de verificación es verificar que se visualicen las 
indicaciones primarias y que correspondan a los datos proporcionados por la 
calculadora.  Además, tiene como objetivo verificar la presencia de los dispositivos 
indicadores cuando son desmontables. Estos sistemas de verificación deben tener la 
forma definida en B.4.2 o la definida en B.4.3.  
B.4.2  El sistema de verificación del dispositivo indicador es del tipo P; sin 
embargo, puede ser del tipo I si otro dispositivo proporciona una indicación primaria.  
Los medios pueden incluir, por ejemplo:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   60 de 63 
 
 
 a) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan filamentos incandescentes o 
diodos emisores de luz, medición de la corriente en los filamentos;  
b) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan tubos fluorescentes , medición de 
la tensión de rejilla;  
c) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan cristales líquidos multiplexados, 
verificación de salida de la tensión de control de las líneas de segmento y de 
electrodos comunes, para detectar cualquier desconexió n o cortocircuito entre 
circuitos de control.  
Las verificaciones mencionadas en 6.7.2.2 no son necesarias.  
B.4.3  El sistema de verificación del dispositivo indicador debe incluir la 
verificación del tipo P o I de los circuitos electrónicos utilizados para el dispositivo 
indicador (excepto los circuitos excitadores del propio dispositivo visualizador); este 
sistema de verificación debe cumplir con los requisitos de B.3.3.  
B.4.4  Durante la evaluación de modelo , debe ser posible determinar que el sistema 
de ve rificación del dispositivo indicador está funcionando:  
a) desconectando todo o parte del dispositivo indicador; o  
b) mediante una acción que simule una falla en el dispositivo visualizador, por 
ejemplo, con un botón de ensayo.  
B.4.5  Aunque la visualización conti nua del volumen no es obligatoria (ver 4.3.5), 
la interrupción del dispositivo visualizador no debe interrumpir el funcionamiento de los 
sistemas de verificación.  
B.5 Sistemas de verificación de dispositivos auxiliares  
Un dispositivo auxiliar (dispositivo de repetición, dispositivo de impresión, dispositivo 
de memoria, etc.) con indicaciones primarias debe incluir un sistema de verificación del 
tipo P o I. El objetivo de este sistema de verificación es verificar la prese ncia del  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   61 de 63 
 
 
 dispositivo auxiliar cuando es un dispositivo necesario, y verificar el correcto 
funcionamiento y la correcta transmisión.  
B.6 Sistemas de verificación de los instrumentos de medición asociados  
Los instrumentos de medición asociados deben incluir un sistema de verificación del 
tipo P o I. El objetivo de este sistema de verificación es asegurar que la señal 
proporcionada por estos instrumentos asociados se encuentre dentro de un alcance 
predeterminado de medición.  
EJEMPLOS  Transmisión a cuatro hilos  para sensores de temperatura de tipo 
resistencia; control de la corriente de excitación para sensores de presión de 4 –20 mA.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   62 de 63 
 
 
 ANEXO C  
(Informativo)  
 
ERRORES PERMITIDO S DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
VERIFICACIÓN POSTERIOR  
Los EMP de un medidor de agua mientras está en funcionamiento, deberían ser dos 
veces los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3 según la clase de exactitud del medidor. 
Aunque la verificación posterior no está incluida en el alcance de l presente Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana , históric amente se ha determinado que ésta es razonable.  
La verificación posterior debería aplicarse de acuerdo con las regulaciones nacionales 
sobre metrología legal.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-1 
METROLÓGICA PERUANA   63 de 63 
 
 
 BIBLIOGRAFÍA  
[1] VIM 2012 (INACAL) , Vocabulario internacional de metrología — Conceptos 
básicos y ge nerales , y términos asociados (VIM)2 
[2] VIML 2013 (INACAL) , Vocabulario internacional de términos de metrología legal 
(VIML)  
[3] OIML D 11:2013, Requisitos generales para los instrumentos de medición  — 
Condiciones ambientales  
[4] ISO 3, Números preferentes — Series de números preferentes  
[5] ISO 4006:1991, Medición del caudal de fluidos en conductos cerrados — 
Vocabulario y símbolos  
[6] ISO 6817:1992, Medición del caudal de líquidos conductores  en conductos 
cerrados — Método por caudalímetros electromagnéticos  
[7] ISO 4064 -4:2014, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 4: 
Requisitos no metrológicos no cubiertos por ISO 4064 -1. 
[8] ISO 4064 -5:2014, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 5: 
Requisitos de instalación . 
 
 
 
                                                 
2 Equivalente a OIML V 2 -200:2012