اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟدوﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺟﻠس ﻟدوﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳس  ﻫﻳﺋﺔ  اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)   
 
   
ﻧﻬﺎﺋﻲ: ﻣﺷروع  
 
GSO/04/FDS/OIML R80-1:2014 
OIMLR80-1:2010 
  
   
اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  واﻟﺳﻛك اﻟطرق ﺻﻬﺎرﻳﺞ   اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس ذات    
واﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ـ اﻷوﻝ اﻟﺟزء   
Road and rail tankers  with level gauging 
Par 1: Metroligical and technical requirements  
 
  
إعداد  
اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس  ﻣواﺻﻔﺎت  ﻟﻘطﺎع اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ   
 ﻋرﺿﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟذﻟك ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، واﻟﻣﻠﺣوظﺎت  اﻟرأي  ﻹﺑداء ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﺗم ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻣﺷروع اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻫذﻩ
 واﻟﺗﺑدﻳﻝ،  ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر. اﻟﻬﻳﺋﺔ إدارة ﻣﺟﻠس ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ  ﺑﻌد إﻻ ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﻣواﺻﻔﺔ  إﻟﻳﻬﺎ اﻟرﺟوع ﻳﺟوز وﻻ  
ICS:77.040.10          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
1 
  ﻘدﻳمﺗ  
 اﻟوطﻧﻳﺔ اﻷﺟﻬزة ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﺿم إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟدوﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺟﻠس ﻟدوﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳس ﻫﻳﺋﺔ
اﻟﻬﻳﺋ ﻣﻬﺎم وﻣن ، اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ دوﻝ ﻓﻲ واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس  ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت  إﻋداد ﺔ
.ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  ﻓﻧﻳﺔ ﻟﺟﺎن ﺑواﺳطﺔ   
 رﻗم اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻣﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿﻣن اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟدوﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺟﻠس ﻟدوﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺎﻣت وﻗد4  "
 اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳساﻟﻠﺟﻧﺔ  ﻟﻘطﺎع " ﺑﺗﺑﻧﻲ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔاﻟﻣواﺻﻔﺔ :  OIML R80-1:2010  "  ﺻﻬﺎرﻳﺞ
واﻟ اﻟطرق  اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﺎﺋﻝﺳﻛك  ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس ذات  واﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ـ اﻷوﻝ اﻟﺟزء   واﻟﺗﻲ" 
 )اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  ﻟﻠﻣﺗروﻟوﺟﻳﺎ  اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ " أﺻدرﺗﻬﺎOIML"( اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ وﻗﺎﻣتوﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ (  . ﻗطر) 
 .اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﻣﺷروع ﺑﺈﻋداد   
 اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ اﻋﺗﻣدت  ﻼﺋﺣﺔﻛوﻗد  ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻧﻳﺔ ﺗﻌدﻳﻼت  أﻳﺔ إدﺧﺎﻝ دون  وذﻟك
      /      اﻟﻣواﻓق ، ﻫـ    /      /      ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘد اﻟذي ، )      ( رﻗم اﻟﻬﻳﺋﺔ إدارة ﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ
.م   /      
  
  
  
 
  
      
 
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
2 
   اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  واﻟﺳﻛك اﻟطرق اﻟﺳﺎﺋﻝﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس ذات   
اﻟﻣﺗ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ـ اﻷوﻝ واﻟﻔﻧﻳﺔاﻟﺟزء  روﻟوﺟﻳﺔ   
1 اﻟﻣﺟﺎﻝـ  
1.1  ﻫذﻩ ﺗﺣدد  اﻟﻼﺋﺣﺔ  اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑق اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻧﻳﺔ و اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ
 ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺳواﺋﻝ ﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ  ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﺗﻌطﻲ ﻛذﻟك. اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻲ
.اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣن أﺟزاء ﻷﻋﺗﻣﺎد   
اﻟﻣ ﻫذﻩ ﺗطﺑق  ﺑواﺳطﺔ أو اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟطرق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻧﻘﻝ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﻋﻠﻰ واﺻﻔﺔ
 ﻗﻳﺎس ﻛﺧزاﻧﺎت  أﻳﺿﺎ اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﻫذﻩ اﺳﺗﺧدام  ﻳﺗم ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻛﺣﺎوﻳﺎت  وظﻳﻔﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ,  اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك
ﻓ أﻣﺛﻠﺔ ﻳوﺟد. ﻲﻣﺗﻧﻘﻠﺔ  (. ب ) وﻣﻠﺣق ( أ ) ﻣﻠﺣق   
2.1 ﻟ ﻗﻳﺎس اﺟﻬزة اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﺗﻌﺗﺑر ﻗد  ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺣرارة درﺟﺔ ﻓﻰ ﻟزوﺟﺗﻬﺎ ﺗزﻳد ﻻ اﻟﺗﻰ ﻠﺳواﺋﻝ20  ﻣﻠﻲ
.ﺛﺎﻧﻳﺔ. ﺑﺳﻛﺎﻝ   
3.1 .اﻟﻣرﺳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺣﺟم ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﺗطﺑق ﻛذﻟك   
4.1  اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت  طﺑﻘﺎً اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت   اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺔ
 اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔGSO OIML R 117-1:2010 ﻟﻠﺳوا اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ] اﻟﻣﺎء ﻏﻳر ﺋﻝ3  أﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟرﺟوع[
.اﻟﻐرض ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﺧدم  اﻟﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗر ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎس   
5.1  طرق ﻓﺄن , اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻣن اﻟﺟزء  ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  واﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ  اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺔاﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳ  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء  ﻓﻲ ﻣذﻛورة واﻻﺧﺗﺑﺎراتOIMLR 80-2) اﻻﺧﺗ ﺗﻘرﻳر وﻧﻣﺎذج  اﻟﺟزء ﻓﻲ ﺑﺎر
 اﻟﺛﺎﻟثOIMLR 80-3).  
6.1  ﻛذﻟك أﻧظر ) ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ  ﺗﺗﻌﻠق أﺑﻌﺎد أﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻻ اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ1.2.5.(  
               اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
3 
  2اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ـ   
 ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت  اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ اﻟﻣﻔردات  ﻣﻊ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ﺟﻣﻳﻊ
] اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺎ  ﻓﻰ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ1وﺗﺗطﺎﺑ[ ] اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﻠﻐوﻳﺔ اﻟﻣﻔردات  ﻣﻊ ق2  ذﻟك إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ[
.اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﻷﻏراض ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ﻓﺈن   
1.2 ﻣﺗﻧﻘﻝ ﻗﻳﺎس ﺧزان   
 و ﺗﻔﺻﻝ أو ( ﺣدﻳدﻳﺔ ﺳﻛك ﻋرﺑﺔ أو ) ﺷﺎﺣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑت , ﻟﻠﺳواﺋﻝ ﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻸﺳﺗﺧدام  ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺎوﻳﺔ
و ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺻﻝ  ﻋدة إﻟﻰ ﺗﻘﺳم أن ﻳﻣﻛن واﻟﺗﻲ  ﻗﻳﺎسأﺟزاء ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  .
.ﺧزان أو ﻗﻳﺎس ﻛﺧزان ﺑﻌد ﻓﻳﻣﺎ إﻟﻳﻪ ﻳﺷﺎر: ﻣﻼﺣظﺔ   
2.2 ﺳﺎﻛن ﻗﻳﺎس ﻧظﺎم   
 ﻗﻳﺎس ﻓﻲ ﻳﺳﺗﺧدم أن ﻛذﻟك ﻳﻣﻛن اﻟﺳﺎﻛن اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ. وأﺿﺎﻓﺎت  ﻣﺳﺎﻋدة ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻣزود ﻗﻳﺎس ﺧزان ﻳﺷﻣﻝ ﻧظﺎم
اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﻓﻲ اﻟﺣﺟم ﻣﺛﻝ اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﻣﻳﺔ.  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  ﻓﻲ أو   
.ﻗﻳﺎس ﻛﻧظﺎم ﺑﻌد ﻓﻳﻣﺎ إﻟﻳﻪ ﻳﺷﺎر: ﻣﻼﺣظﺔ   
3.2  ﻣﺳﺎﻋدةاﺟﻬزة  
.اﻟﻘﻳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض أو إﺣﺎﻟﺔ , وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗﺿﻣن , ﺟزﺋﻳﺔ وظﻳﻔﺔ ﻷداء ﺗﺳﺗﺧدم وﺳﻳﻠﺔ   
 ﻣن اﻻﺟﻬزةأﻣﺛﻠﺔ: اﻟﻣﺳﺎﻋدة  
 ﺟﻬﺎز. اﻟﺻﻔر ﺿﺑط  
  ﺟﻬﺎز. اﻟﺑﻳﺎن إﻋﺎدة  
 ﺟﻬﺎز. اﻟذاﻛرة 
 ﺟﻬﺎز. اﻟﺳﻌر ﻋرض  
 زﺟﻬﺎ. ﺗﺣوﻳﻝ          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
4 
  4.2 إﺿﺎﻓﻲ ﺟﻬﺎز   
 أو ﺟﻬﺎزﺟزء  اﻟﺟﻬﺎزﺧﻼف اﻟﻣﺳﺎع ﻳد  أو اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣطﻠوب ﻳﻛون  ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺳﺗﺧدم
.طرﻳﻘﺔ ﺑﺄي اﻟﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ ﺗﻠك أو أو, اﻟﻘﻳﺎس   
 ﻟﻼﺟﻬزةأﻣﺛﻠﺔ: اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ  
 ﻣﺗﺷﻌب اﻧﺑوب  
 ﺟﻬﺎز. اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺳﺣب  
 .ﻏﺎز ﻣﺑﻳن  
 .ﻣﺿﺧﺔ , ﻣرﺷﺢ  
 ﺟﻬﺎز ا إزاﻟﺔ. ﻟﻐﺎز 
 ﺟﻬﺎز ﻳ. اﻟﻧﻘﻝ ﻟﻧﻘطﺔ ﺳﺗﺧدم  
 ﺟﻬﺎز اﻟدواﻣﺔ ﻣﻧﻊ  
 .ﺗﺧطﻳﺎت  أو ﻓروع  
 .ﺧراطﻳم أو ﺻﻣﺎﻣﺎت  
5.2  إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﺟزء  
أي ﺟﻬﺎز. إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎت  ﻳﺣﺗوي ﻗﻳﺎس ﻋﻧﺻر أو ﻣﻛون,  
6.2   (ﻣﻘﺻورة أو أو ﻟﻠﺧزان ) اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ( Va) 
.ﻣﻘﺻورﺗﻪ  أو اﻟﺧزان ﻋﻠﻰ ( ﻳﺳﺟﻝ ) ﻳوﺿﺢ ﺣﺟم   
:ﻣﻼﺣظﺎت  
1اﻷﺳﻣﻳ اﻟﺳﻌﺔ ﻗﻳﻣﺔ  ـ  ﻷﻗﺻﻰ ﻣﻠﺋﻪ ﻋﻧد ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺣرارة درﺟﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺻورة  أو اﻟﺧزان ﻳﺣﺗوﻳﺔ اﻟذي اﻟﺳﺋﻝ ﺣﺟم ﻣﻊ ﺗﺗواﻓق ﻋﺎدة ﺗﻛون ﺔ
.اﻟﺣﺟم ﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﺳﻣوح ﻣﺳﺗوى            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
5 
  2  .اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﻣﺣدودة ﺗﻛون أن ﻳﻣﻛن اﻟﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ ـ   
7.2   اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ   
ﻣﻘﺻورة أو ﺧزان ﻳﺣﺗوﻳﻪ أن ﻳﻣﻛن اﻟذى ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم أﻗﺻﻰ ﻫﻰ   ظروف ﺗﺣت ذﻟك و اﻻﻧﺳﻛﺎب  درﺟﺔ ﺣﺗﻰ
.ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺣرارة درﺟﺔ وﻋﻧد اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ   
8.2  اﻟﺗﻣدد ﺣﺟم   
.ﻟﻠﺧزان اﻷﺳﻣﻳﺔ واﻟﺳﻌﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﻔرق ﻫو   
9   اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﺣﺟم. (Vt ) 
.اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﻗت ﻓﻲ ﻣﻘﺻورة أو ﺧزان ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻝ ﻟﺣﺟم ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ   
10.2   اﻟﻣﺑﻳن اﻟﺣﺟم( Vi ) 
ﻗﻳﻣ. اﻟﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﺑﻧظﺎم ﻣﺛﺑت ﻟﺣﺟم ﺔ   
11.2 اﻟﻣﺑﻳن اﻟﺣﺟم ﺧطﺄ   
 اﻟﻣﺑﻳن اﻟﺣﺟم ﺑﻳن اﻟﻔرق( Vi )  أو ﻣﻧﻔﺻﻝﻟﻠﺧزان  ﺟزء   اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺣﺟم( Vt ).  
12.2  أو ﺧزان ﻣﻧﻔﺻﻝﻣﻌﺎﻳر  ﺟزء(  ﺧزان ﻣﻌﺎﻳرة  ) 
 أو ﺧزان ﺳﻌﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  ﻣن ﻣﻧﻔﺻﻝﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺟزء   اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﺗرﺿﻲ طرق ﺑﺎﺳﺗﺧدام
وا  ﻫﻧدﺳﻲ ﺣﺟم ﻗﻳﺎس طرق ﺑواﺳطﺔ ﻣﻝء ﻣﺳﺗوﻳﺎت  ﻋدة ﺣﺗﻰ أو ﻣﻝء ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺛﻝ , ﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ
.ﺣﺟﻣﻲ أو وزﻧﻲ  , 
 ﺣﺟم ﺗﻘﻳس اﻟﺣﺟﻣﻳﺔ  اﻟطرﻳﻘﺔ , وزﻧﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم ﺗﻘﻳس( اﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ )  اﻟوزﻧﻳﺔ اﻟطرﻳﻘﺔ
اﻟﺧزان داﺧﻝ ﺑﺄدﺧﺎﻟﻪ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ.  اﻟﺧزان ﻣن ﺑﺗﻔرﻳﻐﺔ أو   
13.2 اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى   
ﻣﺳﺗوى( ﻣﻧﺳوب. ) اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ/اﻟﺑﺧﺎر ﻟـ اﻟﺑﻳﻧﻲ اﻟﺳطﺢ أو اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺳطﺢ            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
6 
  
14.2  ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻧﻘطﺔ   
.ﻗﻳﺎﺳﺔ ﺗم اﻟذي اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺗﻛون اﻟرأﺳﻰ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﺑوﺿوح ﻣﺣددة ﻧﻘطﺔ   
15.2   ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﻣﺔ ﻧﻘطﺔRPT) 
 اﻟﺟز ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻧﻘطﺔ. اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى ﻓوق اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت اﻟﺧزان  ﻣن اﻟﻌﻠوي ء   
16.2   ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﺎع ﻧﻘطﺔRPB)  
.اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى أﺳﻔﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت ﻟﻠﺧزان اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟﺟزء ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻧﻘطﺔ   
17.2   اﻟﻣرﺟﻌﻲ  اﻷرﺗﻔﺎع( H)  
 اﻟﻘﻣﺔ ﻧﻘطﺔ ﺑﻳن اﻟرأﺳﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣور طوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺗم ﻣﺳﺎﻓﺔ. اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻘﺎع وﻧﻘطﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ   
18.2   ﻗﻣﻲ أرﺗﻔﺎعC)  
.اﻟرأﺳﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣور طوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻘﻣﺔ وﻧﻘطﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣر اﻟﺳطﺢ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ   
19.2   اﻟﺳﺎﺋﻝ أرﺗﻔﺎع( h)  
.اﻟرأﺳﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣﻣر طوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻘﺎع وﻧﻘطﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣر اﻟﺳطﺢ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ   
      
  
               اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
7 
     
 20.2  اﻟﺧزان ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ   
 )  اﻟﻣﻧﺳوب  ﻓﻰ اﻟﺗﻐﻳر ﻣﻘدار ﻫﻰh Δ   اﻟﻣوﺟود ﻟﻠﺣﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ        ﻟﻠﺣﺟم اﻟﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻋﻝ ﻣﻘﺳوﻣﺎ( 
 ) ﺑﺎﻟﺻﻬرﻳﺞV  )  ﻟﻠﻣﻧﺳوب  واﻟﻣﻘﺎﺑﻝ( h .اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣن  ( 
21.2 اﻟﺧزان  ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝ   
 ) اﻟﺧزان ﻳﺣﺗوﻳﺔ اﻟذي واﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى ﺑﻳن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳظﻬر ﺟدوﻝ  ﻣﻧﻔﺻﻝﺟزء  اﻟﻣﺳﺗوى  ﻫذا ﻋﻧد( 
(.اﻟﺧزان ﻣوﺿﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ) ﻣرﺟﻌﻳﺔ ظروف ﺗﺣت   
22.2   ﺣﺎﺟزBaffle  
 اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣرﻛﺔ ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺧزان داﺧﻝ ﻋﻘﺑﺔ أو ﻓﺎﺻﻝ ﺣﺎﺋط ﻣﺛﻝ , اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء او ﻟﻠﺧزان داﺧﻠﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ
.ﻟﻠﺧزان  اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ  اﻟﺛﺑﺎت وزﻳﺎدة اﻟﻧﻘﻝ أﺛﻧﺎء   
23.2 اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎس   
ا ﻟﻣﺳﺗوى ﻗﻳﺎس وﺳﻳﻠﺔ. اﻟﻣﻘﺻورة  أو اﻟﺧزان ﻓﻲ ﻟﺳﺎﺋﻝ   
24.2 اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎس ﻗﻳﺎس ﻣدى   
 أن وﻳﺟب ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻛون وﻧظﺎﻣﺎً ﻧوﻋﺎً اﻟﻣﻧﺧﻔض  اﻟﺣد. اﻟﻣﺳﺗوى  ﻟﺣﺳﺎس ﻣﻣﻛن ﺑﻳﺎن وأﻗﺻﻰ أدﻧﻰ ﺑﻳن اﻟﻣدى
 أو ﻟﻠﺧزان ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺳطﺢ ﻋن ﺑوﺿوح أﻗﻝ اﻟﻣﻧﻔﺻﻝﻳﻛون  اﻟﺟزء  اﻟﻌﻠوي اﻟﺣد. 
ا أرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺗﻣد  أو ﻟﻠﺧزان ﻣﺳﻣوح ﻣﻝء أرﺗﻔﺎع أﻗﺻﻰ ﻓوق ﻳﻛون أن وﻳﺟب اﻟﻣﻧﻔﺻﻝﻟﺧزان  اﻟﺟزء   .
25.2 اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﺣﺳﺎس   
.اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣرارة ﻟدرﺟﺔ ﻗﻳﺎس وﺳﻳﻠﺔ   
26.2  اﻟﺑﻳﺎن ﺣﺳﺎس   
ﺟﻬﺎز. اﻟﻠف وزواﻳﺎ اﻟﻣﻳﻝ ﻗﻳﺎس   ΔV  
V          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
8 
  27.2 اﻟﻣﻳﻝ وزاوﻳﺔ اﻟطوﻟﻲ اﻟﻣﺣور   
ﻋﻧد. ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﺗﺟﺎﻩ ﻣوازﻳﺎً اﻟﺧزان ﻣﺣور ﺗﻧﺎظر  اﻟزاوﻳﺔ. اﻟطﺑﻳﻌﻲ  اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺧزان ﻳﻛون ﻣﺎ
 اﻟﺧزان ﻣن اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺟزء ﻛﺎن إذا ﻣوﺟﺑﺔ ﺗﻛون. اﻟﻠف ﻟزاوﻳﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺗﻬﺎ  ﺗﻛون اﻟﻣﺣور ﺑﻬﺎ ﻳﻠف اﻟذي اﻟرأﺳﻳﺔ
.اﻟﻳﺳﺎر ﻋﻠﻰ   
28.2 اﻟﻠف وزاوﻳﺔ اﻟﻌرﺿﻲ  اﻟﻣﺣور   
 و ﻓﻲ اﻟﺧزان ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟطوﻟﻲ اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﻋﻣودﻳﺎً ﻟﻠﺧزان اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻣﺣور ﻳﻛون  اﻟزاوﻳﺔ. طﺑﻳﻌﻲ ﺿﻊ
 ﻣن اﻷﻳﻣن اﻟﺟزء  ﻛﺎن إذا ﻣوﺟﺑﺔ ﺗﻛون. اﻟﻠف زاوﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرف اﻟطوﻟﻲ اﻟﻣﺣور ﻳﻠف ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرأﺳﻳﺔ
.اﻟﻳﺳﺎر ﻓﻲ( اﻟﺣرﻛﺔ ﻷﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ )اﻟﺧزان   
29.2  ﺗﺧﻣﻳدﺻﻣﺎم  
( ﺛﻘوب ذات اﻧﺑوﺑﺔ ﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة )ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ  اﻟﺳطﺗوﺳﻳﻠﺔ  ﻣوﺟﺎت ﺗﺄﺛﻳر إزاﻟﺔ أو ﻟﺗﻘﻳﻠﻳﻝ ﺳﺗﺧدم  ﻋﻠﻰ ﺢ
.اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ  اﻟﺗﻠف ﺿد اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎس وﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى   
30.2 اﻟﻧﻘﻝ ﻧﻘطﺔ  
.أﺳﺗﻼﻣﺔ أو ﺗﺳﻠﻳﻣﺔ ﻳﺗم أﻧﻪ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻳﻌرف ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘطﺔ   
31.2 (ﺟﺎف ﺧرطوم )ﻓﺎرغ ﺧرطوم   
اﻟﺻﻔﻘ ﻧﻘﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺗﻔرﻳﻐﻬﺎ ﻳﺗم وﻋﺎدة ﺻﻔﻘﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﻘط ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺣﺗوي ﺷﻐﻝ أﻧﺑوﺑﺔ أو/و ﺧرطوم.  ﺔ
 ﺧرطوم ﻣﺻب أو اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺧرطوم ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻧد ﺗﻘﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻧﻘطﺔ )اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻧﻘطﺔ ﻣﺻب إﻟﻰ ﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ  ﻳﺗم
(.اﻻﺳﺗﻼم  
32.2 (رطب ﺧرطوم )ﻣﻣﺗﻝء ﺧرطوم   
 ﺗﻘﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻧﻘطﺔ ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ. ﺻﻔﻘﺔ وﺑﻌد ﻗﺑﻝ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻣﻠؤة ﺷﻐﻝ أﻧﺑوﺑﺔ أو/و ﺧرطوم
 اﻟﻣﻣﺗﻝء اﻟﺧرطوم  ﻟﻣﺧرج ﻣﻘرﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﺧط أو اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺧط ﻓﻲ ﻳﻘﻊ ﻗﻔﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﻣن ﺗﺗﻛون اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻧﻘطﺔ) 
(.اﻻﺳﺗﻼم  
33.2  اﻧﺑوب  ﻣﺗﺷﻌب           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
9 
   ﻣﺧﺎرج إﻟﻰ ﺻﻣﺎﻣﺎت  ﻋﺑر ﻣﺗﺻﻝ ﺗﺟﻣﻳﻊ أﺟزاءﺧط  اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ﻋدة أو أي ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳم وﻳﺳﻣﺢ  أﺟزاء
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ. ﻋﺎﻣﺔ ﺷﻐﻝ أﻧﺑوﺑﺔ ﻋﺑر   
34.2 ﻣدﻣﺞ ﻣﺗﺷﻌب   
إﻟﻰ ﺗﺣوﻳﻝ ﺻﻣﺎﻣﺎت  ﻋﺑر ﻣﺗﺻﻝ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺧط   اﻟﺿﺦ ﻷﺟزاءأﻧﺎﺑﻳب  اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳم وﻳﺳﻣﺢ
 أي  ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء  ﻋدة أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔة  أﺟزاء.   ﻋﺎﻣﺔ ﺷﻐﻝ أﻧﺑوﺑﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻝﻋﺑر  اﻟﺟزء   ﻣدﻣﺞ ﺑﻣﺗﺷﻌب  اﻟﻣﺗﺻﻝ
.ﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺻﻣﺎم وﻣزودة ﺧروج ﺑﺻﻣﺎم ﻣزودة : ﻣﺣﺗﻣﻠﻳن  ﻣﺧرﺟﻳن  ﻟﻪ   
35.2 اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺿﺦ   
ﻗﻳﺎ ﻣﻘﺻورة ﻛﻝ , ﺑﺎﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ  اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﺗﺿﺦ  اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣﺣوﻝ ﻳﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﻛﺛﻳراً. ﺧﺎص ﻣﺧرج ﻟﻬﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ س
.ﻛﻣﺧرج  
36.2 أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ   
 ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺟزءﻳﺗم  اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ. اﻟﻐرض ﻟﻬذا ﻳﻔﺗﺢ اﻟذي اﻟﻣﻝء ﻓﺗﺣﺔ ﻏطﺎء ﺧﻼﻝ أﻋﻠﻰ ﻣن   
37.2 اﻟﻘﺎع ﻣن اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ   
 ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺟزءﻳﺗم  اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  ﻣﺣوﻝ ﻣﺛﻝ ) ﻗﻳﺎﺳﻲ ﺟﺎف ﻣﺣوﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻘﺎع ﻣن(  اﻟﻣرﻳﻛﻲ اﻟﺑﺗروﻝ ﻣﻌﻬد
 ﻗﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻘﺎع ﺟزءوﺻﻣﺎم  اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ. اﻟﻐرض ﻟﻬذا واﻟﻣﻔﺗوح   
38.2 ﺻﻔﻘﺔ( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ) 
 ﻣن اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺟزءﺗوﺻﻳﻝ  ﻗﻳﺎس ﻣﻧﻔﺻﻝ  ﻋدة أو أﺟزاءواﺣد . ﻣﺳﺗﻠم إﻟﻰ ﻗﻳﺎس   
اﻟ ﺗﻛون(. اﻟﻠﺑن ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺷﺎﺣﻧﺔ ﻣﺛﻝ ) اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻛذﻟك ﺗﻛون أن ﻳﻣﻛن اﻟﺻﻔﻘﺔ: ﻣﻼﺣظﺔ  اﻷطراف  ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘرة ﺻﻔﻘﺔ
 أو ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻳﻛون أن ﻳﻣﻛن ﻫذا. اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻟﻛﻣﻳﺔ طﺑﻘﺎً( ﺿﻣﻧﻧﺎً أو ﺻراﺣﺗﺎً ) ﺑـ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  أﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻬم  ﻋﻣﻠوا ﻗد ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ  اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن
.إﻟﺦ ,.. ﺗوﺻﻳﻝ أﻣر ﺗوﻗﻳﻊ أو أﺋﺗﻣﺎن ﻛﺎرت ﻗﺳﻳﻣﺔ ﺗوﻗﻳﻊ   
أو أﻧﻔﺳﻬم اﻷطراف  ﻳﻛوﻧوا أن ﻳﻣﻛن ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ  اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن  اﻷطراف(.  اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﺳﺎﺋق , اﻟﻣﻝء ﻣﺣطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوظف  ﻣﺛﻝ ) ﻣﻣﺛﻠﻳﻬم   
39.2 ﻣوﺿﻊ ﻣرﺟﻌﻲ           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
10 
  ﻣوﺿﻊ  ﻧﻘطﺔ. اﻟﻣﻳﻝ ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻟوظﻳﻔﺔ اﻷﺳﺎس أﻧﻪ. اﻟﺗﺻﻣﻳم  ﻟرﺳم طﺑﻘﺎً اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان( ﺗﺣﻣﻳﻝ أو ) ﻟﺿﺦ
.اﻟﻣﻳﻝ ( واﻟﻌرﺿﻲ  اﻟطوﻟﻲ ) ﻣن ﻟﻛﻝ اﻟﺻﻔر ﻧﻘطﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﻳﻝ اﻟﺻﻔر   
40.2 اﻟﻌﻣﻝ ظروف   
 ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻲ اﻟظروف  ﻣوﺿﻊ , اﻟﻠزوﺟﺔ , اﻟﺣرارة درﺟﺔ: ﻣﺛﻝ ) اﻟﻘﻳﺎس ﻧﻘطﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم ﻗﻳﺎس
(اﻟﺧزان  
41.2 أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف   
(واﻟﺿﻐط  واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺛﻝ ) ﻗﻳﺎﺳﺔ ﺗم اﻟذي اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم ﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻧدﻫﺎ ﻳﺗم ﻣوﺻﻔﺔ ظروف   
42.2 اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﺎﺷف   
ﻟ اﻟﺧزان أو اﻟﻌﻣﻝ أﻧﺑوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ وﺟود ﻟﻛﺷف ﺗﺳﺗﺧدم وﺳﻳﻠﺔ  ﺟزء ﻛﻝ أن اﻟﺗوﻗف وﺑﻌد اﻟﺑدء ﻗﺑﻝ ﻠﻛﺷف
 ) اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣن ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﺎرغ أو ( اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﺧرطوم ) ﺑﺎﻟﺳﺎﺋﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﻣﻠؤ إﻣﺎ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣن
 (.ﻓﺎرغ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﺧرطوم   
.اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻟﻛﺷف ﻛذﻟك ﻳﺳﺗﺧدم أن ﻳﻣﻛن اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﺎﺷف: ﻣﻼﺣظ   
43.2 اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺑﻳن   
 وﺟود ﻟﺗظﻬر وﺳﻳﻠﺔ (. رؤﻳﺔ زﺟﺎج ﻣﺛﻝ ) اﻟﻌﻣﻝ أﻧﺑوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ   
44.2  ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ( Vmin )   
 ﻳﻛون أن ﻳﺟب. ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﻘﺻورة ﻟﻛﻝ أو ﻟﻠﺧزان ﻣﺗروﻟوﺟﻳﺎً  اﻟﻘﻳﺎس ﻗﺑوﻝ ﻳﺗم واﻟذي ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم أﺻﻐر
.ﺟزﺋﻳﺎً اﻟﺣﺟوم ﻟﻘﻳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﻳﺎس ﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻘط ﻣﺣدداص   
" ﺗوﺻﻳﻝ أدﻧﻰ "ﻣﺻطﻠﺢ  اﺳﺗﺧدام  ﻳﻣﻛن ,  ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ". أﺳﺗﻼم أدﻧﻰ "أو   
45.2 ) ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود أدﻧﻰ( Emin  
 أو ﻟﺧزان ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﻷدﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن ﻣﻧﻔﺻﻝﻣرﺗﻳن  ﺟزء  .          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
11 
  46.2 ﻣؤﺛرة ﻛﻣﻳﺔ  
.اﻟﺧزان ﺑﻳﺎن أو ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗؤﺛر وﻟﻛن اﻟﻘﻳﺎس ﻣوﺿوع ﻟﻳﺳت ﻛﻣﻳﺔ   
47.2 أﺿطراب  
دا ﺗﻘﻊ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻛﻣﻳﺔ  اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﻣﻌدﻻت  ﺧﺎرج وﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﻣﺣددة اﻟﺣدود ﺧﻝ
.ﻟﻠﺧزان اﻟﻣوﺿوﻋﺔ   
48.2 ﺧطﺄ  
.اﻟﻘﻳﺎس ﻟﺟﻬﺎز اﻟﺟوﻫري  واﻟﺧطﺄ اﻟﺑﻳﺎن ﺧطﺄ ﺑﻳن اﻟﻔرق   
: ﻣﻼﺣظﺎت1 .إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻗﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﺧﻼﻝ ﺗﺗﺑﻊ أو ﻓﻲ ﻣوﺟودة ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣرﻏوب ﻏﻳر ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻧﺗﻳﺞ ﻫو اﻟﻔﺷﻝ اﺳﺎﺳﺎً ـ   
 2 "ﻓﺷﻝ"ﻓﺄن اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت  ﻣن %. . ﻟﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻛﻘﻳﻣﺔ أو ﻗﻳﺎس وﺣدة ﻓﻲ إﻣﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻳﻌﺑر رﻗﻣﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻫو   
49.2 واﺿﺢ ﺧطﺄ   
 ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻔﺔ  اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر ﺧطﺄ4.1.7.5.  
 50.2 ﻣﻘدرة ﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف   
اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻟﺗﻠك ﻣؤﺛرة ﻟﻛﻣﻳﺎت ﻟﻘﻳم ﻣدى ﺗﻌطﻲ اﺳﺗﺧدام  ظروف   ﻟﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﻳﺎس ﻟﺟﻬﺎز
.ﻣﻌطﺎة ﺣدود داﺧﻝ   
51.2 ﻣرﺟﻌﻳﺔ ظروف   
.ﻗﻳﺎﺳﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻗﻳﺎس ﺟﻬﺎز أداء ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣددة اﺳﺗﺧدام  ظروف   
.اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻠﻛﻣﻳﺎت  ﻣرﺟﻌﻳﺔ أﻣدﻳﺔ أو ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﻳم ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟظروف:  ﻣﻼﺣظﺔ   
52.2 ﻣؤﺛر ﻋﺎﻣﻝ  
ﻣؤﺛرة ﻛﻣﻳﺔ  اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻔﺔ  اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف داﺧﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻬﺎ1.1.5.   
53.2 اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻗوة            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
12 
  .اﻻﺳﺗﺧدام  ﻣن ﻓﺗرة ﻣدى ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﺧﺻﺎﺋص  ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ  اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ   
54.2 ﺟوﻫري ﺧطﺄ   
.ﻣرﺟﻌﻳﺔ ظروف ﺗﺣت ﻳﺳﺗﺧدم ﻗﻳﺎس ﻟﻧظﺎم( ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ ) ﺧطﺄ   
55.2 ﻣﺑدﺋﻲ ﺟوﻫري ﺧطﺄ   
ﺗﻌﻳﻳن ﻛﻣﺎ ﺟوﻫري ﺧطﺄ.  اﻷداء اﺧﺗﺑﺎرات  ﻛﻝ ﻗﺑﻝ   
56.2  ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ   
.ﻣﻌﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ  اﻟﺧطﺄ أظﻬﺎر ﻣن ﺗﻣﻛن واﻟﺗﻲ ﻗﻳﺎس ﺑﺟﻬﺎز ﺗﻠﺣق أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ   
(.إﻟﺦ..اﻟﻘﻳﺎس ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻳﻘﺎف , ﺳﻣﻌﻳﺔ أﺷﺎرة , ﺿوﺋﻳﺔ أﺷﺎرة  ) اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌود" ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ: "ﻣﻼﺣظﺔ   
57.2 ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ   
اﻟ أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ. اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﺗدﺧﻝ ﺑدون ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻔﺣص   
58.2  ﻧوع )داﺋﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔP(  
.ﻗﻳﺎس ﺣﻠﻘﺔ ﻛﻝ ﻋﻧد ﺗﻌﻣﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ   
59.2  ﻧوع ) ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔI(  
.اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  ﻣن ﺛﻠﺑت ﻋدد ﻛﻝ أو ﻣﻌﻳﻧﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻓﺗرات ﻋﻧد ﺗﻌﻣﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﺣص أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ   
60.2  واﻻﺧﺗﺻ  ﺎراتاﻟرﻣوز   
(ﻣﻘﺻورة أو ﻟﺧزان ) اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ    Vn   
   ﻋﻣﻝ ظروف ﻋﻧد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺟمVt            
ﻣﺑﻳن ﺣﺟم    Vi                                                    
  ﻣرﺟﻌﻲ أرﺗﻔﺎعH                                      اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
13 
    أرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﻘصC                           
       ﺳﺎﺋﻝ أرﺗﻔﺎع                    h 
  ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰVmin                                 
  ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود أدﻧﻰEmin                   
اﻻرﺗﻳﺎب اﻟﻣﻣﺗد   ﻗﻳﺎس ﻟﻣﺳﺗوىUx          
  ﻋﻣﻝ ﺣرارة درﺟﺔ ﻋﻧد ﺟزﺋﻲ ﺣﺟم∆Vt,i  
   ﻋﻣﻝ ﺣرارة درﺟﺔt                         
  أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣرارة درﺟﺔt0                                     
 أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف ﻋﻧد ﺟزﺋﻲ ﺣﺟم∆V0,I       
   أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف ﻋﻧد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺟمV0        
                  ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻌﺎدﻟﺔφ (∆Vt, t )  
   ﺣراري ﺗﻣدد ﻣﻌﺎﻣﻝa0                                
  أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف ﻋﻧد ﻛﺛﺎﻓﺔp0                    
ﻧ    ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﻣﺔ ﻘطﺔRPT                 
  ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﺎع ﻧﻘطﺔRPB                 
   ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰMMQ            
                              
 3 واﻟوﺻفـ  اﻟﺗﺻﻧﻳف   
1.3 ﻋﺎم           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
14 
  1.1.3 :ﺣدﻳدﻳﺔ ﺳﻛك ﻋرﺑﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر ﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳن   
 ﻟدﻓ اﻟﻘﻳﺎس طرﻳﻘﺔ. اﻟﺣﺟم ﻊ  
 اﻻﺟﻬزة. اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
 .( اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣﻝ ) اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف  
 .ﻣﻌﺎﻳرﺗﻬﺎ  وﺟداوﻝ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ  
 .اﻟﺧزان ﺗﺻﺎﻋد طرﻳﻘﺔ  
2.1.3 :اﻟﻘﻳﺎس طرق   
 اﻟﻣﺳﺗوي  ﻗﻳﺎس  
.إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﺳﺗوى ﻋداد أو ﻣﺳﺗوى ﻋداد ( ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺎً )  ﺑﺎﻟﻧظر أو ﻳدوﻳﺎً ـ   
 اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻗﻳﺎس  
ﺗﺳ ) ﻣﻧﻘوﻝ ﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ـ(  أﻧﺑوﺑﺔ )ﺧط ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ  ﺣرارة ﺑﺣﺳﺎس ( اﺳﺗﻼم/ﻠﻳم
أو , اﻟدﺧوﻝ/ اﻟﺿﺦ   
 ﻣﺗوﺳط ﺑﻘﻳﺎس ﺗﺳﻣﺢ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣوﺿوع ﺗرﻣوﻣﺗر/  أﻛﺛر أو واﺣد ﺣرارة ﺑﺣﺳﺎس اﻟﺟرد ﻗﻳﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ـ
 ﻛﻝ ﻓﻲ أو اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻟﺣﺟم اﻟﺣرارة ﻣﻧﻔﺻﻝدرﺟﺔ  ﺟزء.  اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ   
 اﻷ اﻟظروف  أو اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد ﺣﺟم ﻗﻳﺎس(: ﺟزﺋﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳﻣﺎت  ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﺳﺗﻼم/ﺗﺳﻠﻳم ) ﺳﺎﺳﻳﺔ  
 و اﻟﺧزان ﻣﻌﺎﻳرة ﺟدوﻝ ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  ﻳدوي ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ أو , ﻣراﻗﺑﺔ أو ﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  ﺑوﺳﻳﻠﺔ ـ
.اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﺟدوﻝ   
:ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻗد ﺑﺻرﻳﺎً أو ﻳدوﻳﺎً اﻟﻘﻳﺎس طرﻳﻘﺔ   
 .أﻛﺛر أو ﻣﻔردة ﺣﺟﻣﻳﺔ ﻋﻼﻣﺎت  
 .اﻟﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺟﺔ ﻧﺎﻓذة           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
15 
    وﺳﻳﻠﺔ  ﻟﻧﻘﻝ وﺳﻳﻠﺔ أﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻋداد أﻧﺑوﺑﺔ أو رؤﻳﺔ ﻧﺎﻓذة ﺑﻬﺎ ) ﻣدرج ﻣدى ﺑﻬﺎ أﺧرى ﻗﻳﺎس
 (.اﻟﺧزان ﻟﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗوى  ﻣوﺿﻊ  
 .ﻋﻣق ﺷرﻳط أو ﻋﻣق ﻣﻘﻳﺎس  
:ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻗد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  اﻟﻘﻳﺎس طرﻳﻘﺔ   
 (ﻣﻐﻧﻠطﻳﺳس  ﻣدﻗق أو ﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻲ )  إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﺑﻳن ﺑﻬﺎ أزاﺣﺎت/ﻋواﻣﺎت  
 ﺻوﺗﻳ ﻓوق ﻣوﺟﺎت ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس. ﺔ 
 ( ﻗﺻﻳرة ﻣوﺟﺎت ) راداري ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس  
 .اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ  اﻟﺳﻌﺎت ﻣﺛﻝ ﺗﻼﻣس ﺑدون أﺧرى ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس  
.ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺣﺟم ﺑﻘﻳﺎس وﺗﺗﻣﻳز ﻣراﻗﺑﺔ أو ﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﺗﺗم اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣﺟم ﻗﻳﺎﺳﺎت   
:ﻳﺗﺿﻣن ﻗد ﻫذا: ﻣﻼﺣظﺔ   
 .اﻻﺳﺗﻼم/ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم وﻣراﻗﺑﺔ و ﻛﺎﻣﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺗﺣﻛم  
 اﻟﺣﺳﺑﺎن  ﻓﻲ ﻳؤﺧذ.  اﻟﻣوﺟﺎت  أو/و اﻟﺗﻔرﻳﻎ وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻳﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎًﺗﺄﺛﻳر  
3.1.3 : ﻟــ ﺗﺻﻣﻳﻣﺔ  ﻳﺗم ﻗد اﻟﺧزان ﻓﺎن اﻻﺳﺗﻼم/ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻟﻧوع رﺟوﻋﺎ   
  اﺳﺗﻼم/ﺗﺳﻠﻳم  ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء. ﻓﻘط اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ  
  ﺟزﺋﻲ ﺣﺟم اﺳﺗﻼم/ﻣﻧﻔﺻﻝﺗﺳﻠﻳم  ﻟﺞء . 
 .اﺳﺗﻼم/ﺗﺳﻠﻳم ﺣﺟم ﺣرارة درﺟﺔ ﻟﻣﺗوﺳط ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻗﻳﺎس  
 .ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺣﺟم ﺗﺣوﻳﻝ  
4.1.3  ﺑدونﻟﻠو  أو ﺑــ ﻣﺟﻬزة ﺗﻛون ﻗد اﻟﺧزاﻧﺎت  اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﺳﺎﺋﻝ  
 .اﺳﺗﻼم/ﺗﺳﻠﻳم ﺟزﺋﻳﺔ ﺣﺟوم ﻟﻘﻳﺎس ﺗرﻛﻳﺑﺎت           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
16 
   .داﺧﻠﻳﺔ ﻣﺿﺧﺎت  
 .ﻣﺟﻣﻌﺎت 
 .اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ ﺧرطوم ﺗرﻛﻳﺑﺎت  
5.1.3  اﻟﺿﻐط ﻫﻲ اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  واﺳﺗﺧدام  ﻣﻌﺎﻳرة أﺛﻧﺎء ﻛﺑﻳر ﺗﺄﺛﻳر ﻟﻬﺎ ﻳﻛون أن ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻌواﻣﻝ
.اﻟﺣرارة ودرﺟﺔ   
ﺑﺎﻟﻧﺳ( ا)ﻳﻛون  ﻗد اﻟﺧزان ﻓﺄن ﻟﻠﺿﻐط ﺑﺔ   
.اﻟﺟوي اﻟﺿﻐط ﻋﻧد ـ   
 (.اﻟﺑﻳرة أو اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎزات ﻣﺛﻝ ) ﺿﻐط ﺗﺣت   
:ﻳﻛون ﻗد اﻟﺧزان ﻓﺎن , اﻟﺣرارة ﻟدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ( ب  ) 
.ﻟﻠﻣﺣﺗوﻳﺎت  ﺣراري ﻋﺎزﻝ ﺑدون أو ﺑﻪ و ﻟﻠﺗﺳﺧﻳن  وﺳﻳﻠﺔ ﺑدون   
.ﻟﻠﻣﺣﺗوﻳﺎت  ﺣراري ﻋﺎزﻝ ﺑدون أو وﺑﻪ ﺗﺳﺧﻳن وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻪ ـ   
6.1.3 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن ﺗﻛون ﻋﺎدة اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻬﺎرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻼت ,  اﻟﺧزان ﻟﺳﻌﺔ0.5م3  و50م3 
 ﺑﻳن ﺗﻛون اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك ﻋرﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻬرﺟﻳﺔ  واﻟﻧﺎﻗﻼت10م3 و120م3.  
7.1.3 :ﺗﻛون ﻗد اﻟطرق ﻋﻠﻼ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻼت  ﻓﺄن , اﻟﺗرﻛﻳب ﻟطرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   
 ﺷﺎ ﻋﻠﻰ وداﺋﻣﺎً ﻣﺑﺎﺷرة ﻣرﻛﺑﺔ  ﻗﺎﺑﻠﺔ , ذاﺗﻲ دﻓﻊ أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺷﺑﻪ ﺷﺎﺣﻧﺔ أو ﺷﺎﺣﻧﺔ , ﻣرﻛﺑﺔ ﺳﻳﺔ
.ﻟﻸﻧﻔﺻﺎﻝ 
  اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺧزان ﻣوﺿﻊ أن ﺗﺛﺑت ﺑﺣﻳث وﺳﺎﺋﻝ ﺑواﺳطﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﻗﺗﺎً ﻣرﻛﺑﺔ
.ﺗﻐﻳر ﺑدون ﺳﻳظﻝ  
2.3  اﻟﺧزانﺗرﻛﻳب            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
17 
  1.2.3  إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳﻣﺔ ﺗم ﺧزان ﻣﻧﻔﺻﻠﺔإذا  أﺟزاء   ﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝﻓﺄن  ﺟزء  ﻳ  ﻛﺧزان ﻌﺗﺑر  وﻳﺟب ﻣﻧﻔﺻﻝ  أن
ﻳ. اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﺧﺿﻊ   
2.2.3 .ﺿﺦ ووﺳﺎﺋﻝ وﻧﻬﺎﻳﺎت(  ﻏﻼف )درع ﻳﺷﻣﻝ أن ﻳﺟب ﺧزان ﻛﻝ   
3.2.3  اﻟﺧزان  ﺗﺟﻔﻳف ﻳﺗم ﺑﺣﻳث ﺑطرﻳﻘﺔ ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟﺿﺦ وﺳﻳﻠﺔ ﺗرﻛﻳب وﻛذﻟك اﻟﺧزان وﻧرﻛﻳب ﺷﻛﻝ
.ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ  
4.2.3 ﺑﺎﻟﺗ ﺗﺳﻣﺢ )ﺿﺦ أﻧﺑوﺑﺗﻳن أو أﻧﺑوﺑﺔ ﺗﺷﻣﻝ أن ﻳﺟب اﻟﺿﺦ وﺳﻳﻠﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻔرﻳﻎ
 ﺑواﺳطﺔ ﻳوﻗف ﻳﻣﻛن اﻟﺿﺦ وأﻧﺑوﺑﺔ اﻟﺧزان ﺑﻳن اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺗدﻓق. اﻳﻘﺎف ﺑﺻﻣﺎم ﻣزودة واﺣدة ﻛﻝ( , اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ
.ﻗدم ﺻﻣﺎم  
 أﻧﺑوﺑﺗﻳن ﻛﻼ اﺳﺗﺧدام  ﺗﻣﻧﻊ ﺳوف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻗﻔﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﻹان ﺗﻔرﻳﻎ ﺑﺄﻧﺑوﺑﺗﻳن  ﻣزود ﻛﺎن اﻟﺧزان إذا
 ﻣﻌﺎً اﻟﺿﺦ  
اﻟﺧزان  ﻓﺎن ﺿروري  ﻛﺎن إذا.  اﻟﻣﺎء ﻟﻔﺻﻝ , ﻧﻘطﺔ أﺳﻔﻝ ﻋﻧد ﺗﺛﺑت وﺳﺎﺋﻝ ﻳدﻣﺞ ﻗد   
 اﻟﺑﻧد ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﺗﻐطﻲ( اﻟﺧﻠﻔﻲ ﺟﺎﻧﺑﺔ ﻋﻠﻰ ) ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺿﺦ ﺑﺄﻧﺑوة اﻟﺧزان ﻳذود ﻗد: ﻣﻼﺣظﺔ4.2.3.  
5.2.3   ﻣزودة ﺑﺧزاﻧﺎت( ﻣﻧﺳوب )ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس   
:ﺗﺷﻣﻝ أن ﻳﺟب ﻣﺳﺗوى ﺑﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣزودة اﻟﺧزاﻧﺎت   
1.5.2.3 ﻛ ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻘوﻳﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر  ﻣزودة ﻗﺑﺔ(  ﻣﻧﺗﺞ وﺟود ﻋدم ﻓﻲ ) ﺑﻌض وﻓﻲ ﺗﻣدد وﻛﻔراغ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻔﺗﺣﺔ
.اﻟﺧزان ﻗﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺔ ﺗﻛزن. اﻟﺧزان ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ﻟزﻳﺎدة اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت   
:ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻘﺑﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻗد   
 .ﻟﻠﺗﺳرﻳب  ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻐطﺎء ﻣزودة ﻟﻠﻣﻝء ﻓﺗﺣﺔ  
 .اﻟﻣﻝء ﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﺛﻘب أو ﻓﺗﺣﺔ  
 .ﻣزدوﺟﺔ وظﻳﻔﺔ ذو أﻣﺎن ﺻﻣﺎم أو ﻟﻠﺗﻬوﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
18 
  ﻳﻣ اﻟﻣﺳﺗوى  دﻟﻳﻝ  اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت  أن ﻳﺛﺑت أن ﺑﺷرط اﻟﺑدن ﻣن اﻟﻌﻠوي اﻟﺟزء ﻓﻲ أو اﻟﻘﺑﺔ ﻳﻛون أن ﻛن
.ﺗﺣﻘﻘت  
2.5.2.3 ﻳﺟب ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ  ﻣﺳﺗوى ﺑﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣزودة ﻟﻠﺧزاﻧﺎت  اﻟﻘﺑﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺳﻠم ﺗزوﻳدﻫﺎ  
و اﻟ اﻟﺻﻬرﻳﺞﻟﻳﻣﻧﺻﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻣﻠﻳﺔ أو اﻟﻘﻳﺎس ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراء ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺳﻣﺢ  . 
3.5.2.3 :إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﺳﺗوى ﺑﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣزودة ﻟﻠﺧزاﻧﺎت   
 أو , أﺧرى ﺑوﺳﻳﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﻳف  ﻳﻣﻧﻊ أن إﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺧزان ﻟداﺧﻝ اﻟوﺻوﻝ  
  ﻟﻠﺑﻧد طﺑﻘﺎً وﻣﻣﻛن ﺳﻬﻝ ﻳﻛون ﻟﻠداﺧﻝ اﻟﺑﺻري  اﻟﻔﺣص2.5.2.3  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ) 
(.أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ  
6.2.3  اﻻ ﻳﺟب اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻼت  ﺗرﻛﻳب ﺗﻐطﻲ ﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﺗﺧﺿﻊ وأن ﻗﺑب ﺑﻬﺎ ﻳﻛون
.اﻟﺿﻐط أوﻋﻳﺔ   
7.2.3 ﺑﺻﻣﺎﻣﺎت  اﻟﺧزاﻧﺎت  ﺗزود أن ﻳﺟب ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن إذا  ﺗﺻرﻳف. ﻟﻬب وﻣﺎﻧﻌﺎت   
8.2.3 .ﻟﻠﻌﻠم وب أ اﻟﻣﻠﺣﻘﻳن  ﻓﻲ ﻣذﻛورة وإﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ  ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  ﻟﻠﻧﺎﻗﻼت  أﻣﺛﻠﺔ   
4اﻟﻘﻳﺎس وﺣدات ـ   
اﻟﻣﻌﺗ اﻟﻘﻳﺎس وﺣدات  اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم وﺣدات ﻫﻲ ﻣدةSI)  واﻷﺣﺟﺎم  ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻣﺗر  اﻻطواﻝ ﺗﻛون أن ﻳﺟب. 
.ﺑﺎﻟﻠﺗرات  
 ﻗﻳﺎس وﺣدات ﻏﻳر ﻗﻳﺎس وﺣدات ﻛﺎﻧت إذاSI)  ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟوﺣدات  ﻫذﻩ ﻓﺄن , ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﺗﻣدة
ﺑ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت  ﺗطﺑﻳق ﻳﺟب اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ . ﺗﺳﺗﺧدم أن  ووﺣدات  اﻟوﺣدات  ﻫذﻩ ﻳن
 اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎمSI).  
5وﻓﻧﻳﺔ ﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ـ   
1.5 ﻋﺎم  
1.1.5 ﻣﻘدرة ﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
19 
   أﺧطﺎء أﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺗزﻳد ﻻ أﺧطﺎءﻫﺎ  أن ﺑﺣﻳث وﺗﺻﻧﻊ ﺗﺻﻣم أن ﻳﺟب اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻟﻬذﻩ طﺑﻘﺎً اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ
 رﻗم اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح2 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت   
ﻣﻘدرة ﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف   
أ(   اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺣرارة درﺟﺔ   ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ25ºس1(  
ﻣرﺗﻔﻌﺔ55ºس1(  
ب(   اﻟرطوﺑﺔ  اﻟﺗﻛﺛﻳف ﺣﺗﻰ   
ﻣن أﻗﻝ اﻻﻫﺗزاز(  ﺟـ10 ـــ ﻫرﺗز150  ,ﻫرﺗز7ms-2 , 1m2s-3  
-3dB/octave 
 اﻟﻣﺗردد اﻟﺗﻳﺎر ﺟﻬد( دAC)2), (3(   ﻣنUnom- 15%    إﻟﻰUnom+10% 
 اﻟﻣﺗردد اﻟﺗﻳﺎر ﺗردد( ﻫـAC)2(   ﻣنfnom-2%  إﻟﻰfnom+ 2% 
اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺑطﺎرﻳﺔ  ﺟﻬد( و2(   ﺟﻬد ﺣﺗﻰ ﻣﺣددة ﻫﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﺟﻬﺎز وظﺎﺋف ﻛﻔﺄة ﺗﻛون ﺟﻬد أﻗﻝ
 ﺟدﻳدة ﺑطﺎرﺑﺔ   
اﻟطرق ﻣرﻛﺑﺔ ﺑطﺎرﻳﺔ ﺟﻬد( ز2(   ﺑطﺎرﻳﺔ12 ﻓوﻟت9  ــــــ ﻓوﻟت16 ﻓوﻟت  
 ﺑطﺎرﻳﺔ24 ﻓوﻟت16  ــــ ﻓوﻟت32 ﻓوﻟت  
اﻟﻣﻳﻝ( ح   اﻟﺟﻬﺔ ﻗﺑﺎ ﻣن ﺗﺣدﻳدة ﻳﺗم  اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ  
1 ( ) ﻟﻠﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  واﻷﺣواﻝ  اﻟطﻘس ﺑظروف ﻣرﺗﺑطﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ  اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺟﻬﺔ ﻗﺑﻝ ﻣن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻳﺗم اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻫذ
ﻟدوﻟﺔ دوﻟﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻲ( إﻟﺦ .. اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ داﺧﻝ , اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎرج  .
2 (اﻟﺗطﺑﻳق أﻳﺎﻛﺎن  
3 (اﻟﻘﻳمU
nom . اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻳﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ   
ﺗوﺻﻳ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ_ ﻓﺄن ﻣدى ف15 + و ﻗﻳﻣﺔ ﻷﻗﻝ ﺑﺎﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛون10ﻗﻳﻣﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛون  %          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
20 
  2.1.5  اﻟﺿﺑﺎطﺔﺗﺻﻧﻳف اﻟ اﻟﻘﺻوى  ﺑﻬﺎواﻻﺧطﺄ  ﻣﺳﻣوح  
 أو اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺳﺎﻛن اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﺗطﺑﻳق ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎْ
ﻓﺋ أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻧف اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك ﻋرﺑﺎت ﻋﻠﻰ  ﺿﺑﺎطﺔﺎت  رﻗم ﻟﻠﺟدوﻝ طﺑﻘﺎً1  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺧطﺎء أﻗﺻﻰ. 
 رﻗم اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ ﻣوﺻﻔﺔ اﻟﻛﻣﻳﺔ ﺑﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺳوح2.  
 رﻗم ﺟدوﻝ1 ﻓﺋﺎت ـ  اﻟﺗطﺑﻳقاﻟﺿﺑﺎطﺔ  ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻋﺗﻣﺎداً   
 اﻟﺿﺑﺎطﺔﻓﺋﺔ  اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻧوع   
0.5    ﻋﻠﻰ ﺗزﻳد ﻻ ﻟزوﺟﺗﻬﺎ ﻟﺳواﺋﻝ ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ20  درﺟﺔ ﺑﺳﻛﺎﻟﻔﻲ  ﻣﻳﺟﺎ
.اﻟﻌﻣﻝ ﺣرارة  
 أﻧظﻣﺔ. رﻏوة ﺗﻛون اﻟﺗﻰ اﻷﺧرى واﻟﺳواﺋﻝ  اﻟﺑﻳرة , ﻟﻠﺑن ﻗﻳﺎس  
 .ﺑﺎﻟوﻗود اﻟطﺎﺋرات  ﻟﺗزوﻳد ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ   
1.0    ﺣرارة درﺟﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﻳس ﺿﻐط ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎزات ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗزﻳد أو ﺗﺳﺎوى10º.س  
1.5   .ﻣﺳﺎﻝ ﻛرﺑون اﻛﺳﻳد ﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ  
 ﻋﻧد ﺗﻘﻳس ﺿﻐط ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎزات ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ   ﺗﻘﻝ ﺣرارة درﺟﺔ
 ﻋن10º.س  
2.5   ﻣﺑردة ﻟﺳواﺋﻝ ﻗﻳﺎس أﻧظﻣﺔ   
 رﻗم ﺟدوﻝ2 ﻓﺋﺔ اﻟﺿﺑﺎطﺔـ  ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﻘﺻوى  واﻻﺧطﺄ   
   اﻟﺿﺑﺎطﺔﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5  
(أ )ﺳﺎﻛن ﻗﻳﺎس ﻧظﺎم0.5%  1.0%  1.5%  2.5%           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
21 
  (ب )ﻣﺗﻧﻘﻝ ﻗﻳﺎس ﺧزان  0.3%  0.5%  1.0%  1.5%  
3.1.5  ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺳﻣظروف  اﻻﻗﺻﻰ  ﺑﻪاﻟﺧطﺄ  وح  
1.3.1.5 اﻟﻘﺻوى  اﻻﺧطﺄ  اﻟ  رﻗم ﺟدوﻝ ﻣن( أ )اﻟﺳطر ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح2  ,اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻷﻧظﻣﺔ ﺗطﺑق
:ﻟـ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﺑﻳن ﺗﻌدﻳﻝ أي ﺑدون و ﻣﻘدرة ﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت   
 .النوع أعتماد  
  الأوليالتحقق 
  اللاحقةالتحققات .
2.3.1.5 القصوى  الاخطأ  ال  من( ب )السطر  في بھا رقممسموح  جدول2 :لــ تتطبق  
 .مقدرة تشغيل  ظروف  تحت قياس لخزان  النوع أعتماد  
 .القياس  لنظام مبدئي لتحقق اولية كمرحلة  للخزان  التحقق  
3.3.1.5  اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﺄن , ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﺿﻌﻔﻳن وﺣﺗﻰ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻟﻠﺣﺟوم
أدﻧ ﻣن أﻗﻝ ﺗﻛون أن ﻳﺟب ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ  ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود ﻰEmin).  
4.1.5 .أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف   
 ﻫﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺻﻲ  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟﺣرارة درﺟﺔ15º ﻣﺛﻝ اﻷﺧرى اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟﺣرارة درﺟﺎت. س20º و س27º س
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  اﻟﺟﻬﺔ ﻣن وﺿﻌﻬﺎ ﺗم إذا ﺗﺳﺗﺧدم ﻗد  ﻫو ﺑﻪ اﻟﻣوﺻﻲ  اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﻟﺿﻐط. 
 )اﻟطﺑﻳﻌﻲ  اﻟﺟوي اﻟﺿﻐط0.1 ﺑﺳﻛﺎﻝ ﻣﻳﺟﺎ  ( 
.ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﻣﺑررة ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﻗﻳم اﺳﺗﺧدام   
5.1.5 اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻗﻳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت   
1.5.1.5  ﻫو اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ ﻓﺄن اﻟﺣﺟم ﺗﻐﻳر ﻷﻏراض±1º اﻟدﻗﺔ ﻟﻔﺋﺔ س
2.5   و±0.5º.اﻷﺧرى اﻟدﻗﺔ ﻟﻔﺋﺎت س   
ﺑﺣ اﻟﻣزود ﻟﻠﺑﻳﺎن ﺗطﺑق ﻫذﻩ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣوح  اﻷﺧطﺎء  أﻗﺻﻰ: ﻣﻼﺣظﺔ  ﻏذا اﻟﺗﻘرﻳب ﺑﺳﺑب اﻟﺧطﺄ وﻳﺗﺿﻣن  اﻟﺑﻳﺎن وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺎﺳب
.رﻗﻣﻳﺔ ﻣدﺧﻼت  اﺳﺗﺧدم            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
22 
  2.5.1.5  ﻓﻲ ﻳﺛﺑت ﻳﺟب اﻟﺣرارة درﺟﺔ( ﺣﺳﺎس ) ﻋﻧﺻر ﻓﺄن ( اﺳﺗﻼم أو ﺗوﺻﻳﻝ ) ﻣﻧﻘوﻝ ﺣﺟم ﻟﻘﻳﺎس
 ﻣﺎراً اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻳﺗدﻓق , اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ أو ﻟﻠﺿﺦ ﻧﻣط أي ﺗﺣت أﻧﻪ ﺣﻳث ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺧزان ﺗﺣت اﻟﺿﺦ/اﻟدﺧوﻝ ﺧط
. ﺑﺎﻟﺣﺳﺎس. أﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣﺳﺎﺳﺎت  ﺗﺛﺑﻳت ﻳﺟب ﻓﺄﻧﻪ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ﺳﺎﺋﻝ ﻣﻣرات ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ   
3.5.1.5  ﻗﻳﺎس ﻓﻲ اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك ﻋرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أو اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ اﺳﺗﺧدﻣت  إذا
 ﺗﻌطﻲ ﺑﺣﻳث ﻣﻘﺻورة ﻛﻝ/اﻟﺧزان داﺧﻝ ﺗﺛﺑت أن ﻳﺟب اﻟﺣرارة درﺟﺔ( ﺣﺳﺎﺳﺎت ) ﺣﺳﺎس ﻓﺄن , ﻟﻠﺟرد اﻟﺣﺟم
ﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺗوﺳط   ﺑﻧد ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻛﺑﻘﺎص اﻟﻣﻘﺻورة/ اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم1.5.1.5.  
4.5.1.5  ﻟﻳس اﻟداﺋم اﻟﺑﻳﺎن اﻟﻔﻌﻠﻳﺔز  اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻗراءة ﺑﺎظﻬﺎر اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻳﺳﻣﺢ أن ﻳﺟب
.ﺿرورﻳﺎً  
6.1.5 اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ   
 أو ﻗﻳﺎس ﻟﺧزان اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ ﺗﻛون أن ﻣﻧﻔﺻﻝﻳﺟب  ﺟزء500ﻓ ذﻟك ﻏﻳر ذﻛر إذا إﻻ ﻟﺗر  ﺷﻬﺎدة ﻲ
.اﻟﻧوع أﻋﺗﻣﺎد   
7.1.5 ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ   
1.7.1.5  ﻟﻛﻝ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﻧﻔﺻﻝﻳﺟب  ﺟزء   ﺳﻌﺗﻬﺎ رﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗزﻳد اﻻ وﻳﺟب ﺑﺎﻟﺧزان
.اﻷﺳﻣﻳﺔ  
2.7.1.5 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن ﻣن أﻛﺑر أو ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﺗﻛون أن ﻳﺟب   
  طﺑﻘﺎً اﻟﺣﺟم ﻷ  ر ﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛور اﻟﻣﺳﺗوى  ﺧﺗﻼف  ﻗم3 طﺑﻘﺎً. , اﻷﺻﻐر  اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  وﻣﻊ اﻟدﻗﺔ ﻟﻔﺋﺔ  
  اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻬﻧدﺳﻲ  ااﻟﺷﻛﻝ ﻣواﺻﻔﺎت  ﺑﻳن اﻟﻔرق ) اﻟﺣﺟم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ  ﻟﺗﻔﺎوت طﺑﻘﺎً اﻟذي اﻟﺣﺟم
 )أﺧﻣﺎس ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻳزﻳد ﻻ واﻟذي( واﻟﺗﺻﻣﻳم  ﻟﻠﺧزان3/5  اﻟﺳطر ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺎء ﻷﻗﺻﻰ( 
رﻗم ﺟدوﻝ ﻣن( أ2 .ﻣﺳﻣوح ﻣﻳﻝ ﻟﻛﻝ  
رﻗم ﺟدوﻝ3أدﻧ ـ  ﻟـ طﺑﻘﺎً ﻣﺳﺗوى أﺧﺗﻼف ﻰMMQ( Vmin)   
  اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
23 
  اﻟﻣﺳﺗوى  ﻓرق200ﻣم171ﻣم190ﻣم200ﻣم  
ﻋﻠى ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻣﺳﺗوى  ﻓروق: ﺎﻻرﺗﻳﺎبﻣﻼﺣظﺔ   ﻣﺗﻣددUx  ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟدﻗﺔ ﻟﻔﺋﺎت1.3.4.5 
ﺟدوﻝ6.  
3.7.1.5 ﻗﻳﺎس ﻟﻧظﺎم ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﺗﻌطﻰ أن ﻳﺟب:  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻور ﻓﻲ   
 1× 10n  ,2× 10n  أو5× 10n  ﺣﻳث ﻟﺗرn ﻛﻠﻲ ﻋدد ﻫﻲ . 
  ﻓﻲ ﻣﺿروب  ﻛﻠﻪ100.ﻟﺗر 
2.5 اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان ﺣﺎوﻳﺔ  
1.2.5 ﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  ﻏﻳر أﺧرى ووﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻷﻣﺎن   
1.1.2.5  واﻟﺳﻠطﺎت ,  اﻟﺧطرة اﻟﻣواد ﺑﻧﻘﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ,  واﻟدوﻟﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻷﺷﺗراطﺎت
ﻣرا ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ  اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﻘﻼت ﻟﺑﻧﺎء ﺷروط ﺗﺿﻊ اﻟﺿﻐط أوﻋﻳﺔ اﻧﺗﺎج ﻗﺑﺔ
 اﻟﺧطرز  ﻣن وﺧﺎﻟﻳﺔ زاﺋد ﺣﻣﻝ ﺑدون ﺧزاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺳواﺋﻝ ﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك ﻋرﺑﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎ  ﻫذﻩ. واﻷﻧﻔﺟﺎر  اﻟﺣرﻳق ﺣدوث اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺿد واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ  اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﻳﺟب ت
.  ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ  
2.1.2.5  ﺻﻬﺎرﻳﺞ  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺷﻛﻝ ﻣﺛﻝ ) ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  اﻻﻧﺷﺎﺋﻳﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻓﺈن ﻟﻠﺷرب اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ  اﻟﺳواﺋﻝ
 ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺷرب وﺻﻼﺣﻳﺗﻪ  اﻟﻣﺣﻣوﻝ  اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻧوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺣﻘﺔ آﺛﺎر ﻟﻬﺎ ﻳﻛون أﻻ ﻳﺟب ( اﻟﺦ . . . . واﻟﻣواد
اﻟﺻﺣ واﻟﺟﻬﺎت  اﻟﻬﻳﺋﺎت ﺑﺈرﺷﺎدات  اﻷﺧذ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣﺛﻝ ﻓﻰ ﻳﺟب. اﻟﺷﺄن ﻫذا ﻓﻰ ﻳﺔ   
 ﻛوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺻﻬرﻳﺞ  وظﻳﻔﺔ ﻣﻊ وﻣﺗﻣﺷﻳﺔ  ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣذﻛورة  اﻻﺷﺗراطﺎت  ﺟﻣﻳﻊ ﺗطﺑﻳق ﻳﻛون أن ﻳﺟب
.ﻟﻠﻘﻳﺎس  
3.1.2.5  ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﻳﺔ أو اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  اﻟﺣﺳﺑﺎن  ﻓﻲ ﺗؤﺧذ ان ﻳﺟب اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ ﻣواﺻﻔﺎت
.ﻟﻠﺧزاﻧﺎت  ﻣﻝء ﺣﺟم أﻗﺻﻰ   
2.2.5 ﺗﻛوﻳ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎوﻳﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت  ن            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
24 
  1.2.2.5 اﺧﺗاﻷ  ﻳﺗم أن ﻳﺟب واﻟﺗرﻛﻳب  اﻟﺗﺟﻣﻳﻊ أو اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ وطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘوﻳﺔ وﻋﻧﺎﺻر  ﻳﺷﻛﺎﻝ  ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﺎرﻫﺎ
 ﺗﺗﺄﺛر ﻻ  اﻟﺣﺎوﻳﺎتﺑﺣﻳث   ﻷى ﻋﻣﻠﻳﺎ ﺗﺗﻌرض ﻻ وأن ﺗﺣوﻳﻬﺎ اﻟﺗﻰ واﻟﺳواﺋﻝ  اﻟﺟوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣﻝ  ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت ﺗﺷوﻫﺎت  . 
2.2.2.5 اﻟﺣﺎ ﺗﻛون أن ﻳﺟب. ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﺟرى اﻟﺗﻲ اﻷﻣﺎن أﺧﺗﺑﺎرات  ﺗﻛون أن اﻟدﻟﻳﻝ. ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﺔ   
3.2.2.5  اﻟﻣرﺟﻌﻲ  اﻷرﺗﻔﺎعH  اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن أﻛﺛر ﻋن اﻟﻣﻝء أﺛﻧﺎء ﻳﺗﻐﻳر اﻻ ﻳﺟب ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻛﻝ أو ﻟﻠﺧزان
 رﻗم اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن ﻣن اﻟﻛﺑرى4.  
 ﺟدوﻝ4ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءً اﻟرﻣﺟﻌﻲ  ﻟﻸرﺗﻔﺎع  ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺗﻐﻳر أﻗﺻﻰ ـ  اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
   اﻟﺿﺑﺎطﺔﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5  
 ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺗﻐﻳر أدﻧﻲ
 اﻟﻣرﺟﻌﻲ  اﻷرﺗﻔﺎعH(ﻣم2 أو ﻣمH/100 4 أو ﻣمH/100 
4.2.2.5  اﻟﺟز ءﺳﻌﺔ ) ﺛﻠث ﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﺗﺗﻐﻳر اﻻ ﻳﺟب اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ1/3(  اﻟﻣن  اﻻﻗﺻﻰ  اﻟﺧطﺄ  ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح
اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ( ب )اﻟﺳطر2  اﻟﻣﺟﺎو اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ  أو اﻣﺗﻼءت  ﻗد اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  اﻷﺟزء أو ر
.أﻓرﻏت  
5.2.2.5 ) ﺛﻠث ﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﺗﺗﻐﻳر ﻻ اﻟﺳﻌﺔ أن ﺑﺣﻳث اﻟﺧزان ﻣواد اﺧﺗﻳﺎر ﻳﺟب1/3  ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أدﻧﻰ ﻣن( 
اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ( ب )اﻟﺳطر ﻓﻲ ﻣوﺻف  ﺑﻪ2  ﻣدى ﻓﻲ اﻟﺧزان ﺣرارة درﺣﺔ ﺗﺗﻐﻳر ﻋﻧدﻣﺎ±10º درﺟﺔ ﻣن س
.اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﺣرارة   
: ﻣﻼﺣظﺔ  ﻳﺳﺗو اﻟﺷرط ﻫذا  ﻣن أﻗﻝ اﻟﺧزان ﻟﻣواد اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﻣدد ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎن إذا ﻓﻰ33.10-6K-1.  
6.2.2.5  ﻓﻲ ﺳﻌﺗﻬﺎ أن ﺑﺣﻳث ﺗﺻﻣم أن ﻳﺟب اﻟﺟوي اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺗم ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﺳواﺋﻝ ﺧزاﻧﺎت
 )ﺧﻣس ﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﺗﺗﻐﻳر ﻻ  اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﺿﻐط ﻣدى ﺟﻣﻳﻊ1/5  (ب )اﻟﺳطر ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ( 
اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ2.           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
25 
  7.2.2.5  ﺧز ﻛﻝ  ﻳﺣﺗﻔظ وﻻ اﻟﻣﻝء أﺛﻧﺎء ﻫواء ﻳﺣﺑس ﻻ ﺑﺣﻳث ﺷﻛﻠﺔ ﻳﻛون أن ﻳﺟب ﻣﻔﺻوﻝ ﺟزء  أو ان
.اﻟﻣﻌدة ﻷﺳﺗﺧدام  ﻣﺳﻣوح ﻣﻛﺎن أي اﻟﺗﻔرﻳﻐﻔﻲ  أﺛﻧﺎء ﺑﺳﺎﺋﻝ   
8.2.2.5   
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻣﻊ ﻟﻠﺗواﻓق وﺻﻣﺎﻣﺎت  ﺗﻧﻔﻳث أﻧﺎﺑﻳب أو ﻣﺻﺑﺎت,  ﺻﻧﺎﺑﻳر ﺗﺳﺗﺧدم ﻗد   
9.2.2.5 :ﺑــ ﺗﺄﻛﻳدة ﻳﺟب اﻟﺗﺎم اﻟﺗﺟﻔﻳف   
 اﻟﺷﻛﻝ. ﻟﻠﺧزان اﻟﻣﻧﺎﺳب  
  ﺑـ اﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧزان ﻗﺎع ﻣﻳﻝ2) %1.2ºأو.أﻓﻘﻳﺔ أرض ﻋﻠﻰ واﻟﻌرﺑﺔ ( 
 أﺧرى ﺑوﺳﺎﺋﻝ  
 ﻋن ﻳﻘﻝ ﻻ ﻣﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﻟﺗﺿﺦ اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﺧزﻧﺎت ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺻﻣم أن ﻳﺟب±2  ﻣن% 
.اﻟﻣرﺟﻌﻲ  اﻟوﺿﻊ   
اﺳﺗﺧدا ﺧﻼﻝ ﻳﺗوﻗﻊ ﻗد وﻫذا اﻷوﺿﺎع  ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻣﻛن ﻏﻳر اﻟﺗﺎم اﻟﺗﺟﻔﻳف  إذا  ﻳﺟب, ﺑﻳﺎن /ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺳﺎﺛﻝ م
(.اﻟﻣﻳﻝ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء ﻓﻲ أﺿﺎﻓﻳﺔ ﺳﺎﺋﻝ ﺑﺣﺳﺎﺳﺎت  ﻣﺛﺎﻝ ) اﻟﺗﻔرﻳﻎ ﺗﻣﺎم ﻟﺗﺄﻛﻳد ﻳﺛﺑت أن   
10.2.2.5  ﻣن أﻛﺑر اﻟﺗﺎم اﻟﺗﺟﻔﻳف  ﺑﻌد اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء  أو اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟم ﻳﻛون اﻻ ﻳﺟب
 )ﻋﺷر1/10ﻣذﻛ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ( اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ( ب )اﻟﺳطر ﻓﻲ ور2  ﻟﺳﻌﺔ اﻟﻣطﺑق
.اﻟﺗرﻛﻳب أو اﻟﺗﺷﻳﻳد ﺷروط ﺑﺳﺑب اﻟﺧزان ﻓﻲ ﻳﺗﺑﻘﻰ ﻗد اﻟﺣﺟم ﻫذا. اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء اﻟﺧزاﻧﺄو   
11.2.2.5  ﺑﻔوﻫﺎت وﺗزود ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻛﻝ ﺗﺄﺧذ أن ﻳﺟب اﻟﺧزان ﻓﻲ ﺗﺛﺑت اﻟﺗﻲ اﻟﺗدﻋﻳم وﻋﻧﺎﺻر  اﻟﺣواﺟز
واﻟﺗ اﻟﺗﺟﻔﻳف  و ﻟﻠﻣﻝء اﻋﺎﻗﺔ ﻳﺣدث ﻻ ﺑﺣﻳث ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. اﻟﺧزان ﺗﻔرﻳﻎ ﻋﻠﻰ ﻔﺗﻳش   
12.2.2.5  ﺟﺳم أى أو ﻣﺣددة ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﺳﻌﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  داﺧﻝ اﻟﺟﺎف اﻟﺧﺷب إزاﻟﺔ ﻳﺣظر
 ﻟﺗﻐﻳﻳر إزاﻟﺗﻪ ﻳؤدى واﻟذى اﻟﺧزانأﺧر  ﺳﻌﺔ  . 
13.2.2.5  إذا ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح( اﻟﺗﺳﺧﻳن  ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺛﻝ )اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  اﻟﻘﻳﺎس ﺧزاﻧﺎت أﺟزاء داﺧﻝ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر
أﺛ ﻣوﺟودة ﻛﺎﻧت. ﺗرﺣﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﻳﻣﻛن وﻻ اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﻧﺎء            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
26 
  14.2.2.5  ﻋﻧد اﻟﻣوﺟﺎت  ﺗﺛﺑط ﺑﺣﻳث ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء أو اﻟﺧزان  ﻫﻧدﺳﺔ
.اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺳطﺢ   
15.2.2.5  وأن واﻟﻌرﺿﻳﺔ  اﻟطوﻟﻳﺔ اﻷﺗﺟﺎﻫﺎت  ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﺧزاﻧﺎت ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﻣﻳﻝ ﺗﺄﺛﻳرات ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ
 اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎﺳﺎت  ﺗﻛون. اﻟﺻﺣﻳﺢ  اﻟﺣﺟم ﻗﻳﺎس أﺛﺑت إذا ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح اﻟﺧرى اﻟﺗﺷﻳدات.  اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻣﺛﺑﺗﺔ   
16.2.2.5  ﻓﻳﺟب اﻻﺳﺗﺧدام  أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  اﻟﻣﻳوﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺣت ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻏﻳر اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  ﻛﺎﻧت إذا
.اﻟﺻﺣﻳﺢ  ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟﻣطﻠوب  اﻟﻣﻳﻝ ﻟﻣدى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﻳﻝ ﺗوﺿﺢ ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﻣﺟﻬز اﻟﺧزان ﻳﻛون أن   
17.2.2.5  أن وأﺛﺑﺎت اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻓﺗﺣﺔ ﻣن اﻟﻔﺣص ﻷﻏراض  اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان ﻟداﺧﻝ اﻟوﺻوﻝ  ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟب
 ﺑﻧد ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗواﻓق. ﻫذا ﺗﻣﻧﻊ ﻻ اﻷﺧرى اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  أو اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت3.5.2.3  ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻐﻠف أن ﻳﺟب
.ﺗﻠوث ﺣدوث   
18.2.2.5  ﺑـ اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان ﺳﻌﺔ ﺗﻘﻝ أﻻ ﻳﺟب10اﻟﺗﺻﻣﻳم  وﺛﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﺳﻌﺔ ﻋن  .% 
19.2.2.5  أن ﻳﺟب ﻋﺎﻣﺔ. ﺑﻪ وﻣﻠﺣوﻣﺔ  اﻟﺧزان ﺟﺳم ﻣن اﻟﻌﻠوي اﻟﺟزء  ﻋﻠﻰ ﺗﻛون أن ﻓﻳﺟب ﻗﺑﺔ وﺟود ﻋﻧد
.اﻟﻘﺑﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ  اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻛون   
20.2.2.5  اﻟﻘﺑﺔ ﻛﺎﻧت إذا , رأﺳﻳﺔ ﺟواﻧب ﻣﻊ ﻣﺳﺗطﻳﻼت  ﻣﺗوازي أو أﺳطواﻧﻲ  ﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺔ ﺗﻛون ﻗد
ﻓﻳ ﻣﺳﺗطﻳﻼت  ﻣﺗوازي ﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ. اﻟﺧزان طوﻝ ﺑﻧﻔس ﺗﻛون أن ﻣﻛن   
21.2.2.5  ﻫواﺋﻳﺔ ﺟﻳوب ﻳﻛون أن ﻳﻣﻛن ﻫذا ﻓﺄن اﻟﺧزان ﺟﺳم ﺗﺧﺗرق ﺑﺣﻳث ﻣرﻛﺑﺔ اﻟﻘﺑﺔ ﺟواﻧب ﻛﺎﻧت إذا
 ﻛﻔﻲ أرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺷﻘوق أو ﻓوﻫﺎت ﻋﻣﻝ ﻳﺗم ذﻟك و , ﻣﺳﻣوح ﻣﻝء ﻣﺳﺗوى ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻝء ﻋﻧد
.ﻫذا ﻟﺗﺟﻧب  
22.2.2.5 اﻟﺧزان ﻟﺟﺳم اﻟﻌرﺿﻲ  اﻟﻣﻘطﻊ   ﺑﺗﺷﻳدات  ﻳﺳﻣﺢ. رأﺳﻲ ﺗﻣﺎﺳﻝ ﻣﺣور ﻟﻪ ﻳﻛون أن ﻳﺟب واﻟﻘﺑﺔ
.اﻟﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﺻﺣﺔ ﺗﺄﻛﻳد ﺗم إذا أﺧرى   
23.2.2.5  ﻋن ﻳﻘﻝ ﻻ ﺑﻘطر ﻳوﺻﻰ . اﻟﺧزان داﺧﻝ ﺑﻔﺣص ﺗﺳﻣﺢ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻣﻘطﻊ أﺑﻌﺎد ﺗﻛون أن ﻳﺟب
500.ﻣم  
3.5 أﺿﺎﻓﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ   
1.3.5 ﺿﺦ وﺳﻳﻠﺔ           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
27 
  1.1.3.5  ﺿﺦ وﺳرﻋﺔ ﺗﻣﺎم اﻟﺿﺦ وﺳﻳﻠﺔ ﺗؤﻛد أن ﻳﺟب  ﻳﺟب ذﻟك اﺟﻝ ﻣن. اﻟﺧزان ﻳﺣﺗوﻳﻪ اﻟذي اﻟﺳﺎﺋﻝ
.اﻟﺧزان ﻟﺟﺳم ﺟزء  أﺳﻔﻝ ﻓﻲ اﻟﺿﺦ أﻧﺑوﺑﺔ ﺗوﺻﻳﻝ   
2.1.3.5  اﻟﻣﺎء ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ وﺳﻳﻠﺔ ﺑﺗرﻛﻳب ﻳﺳﻣﺢ , ﻟﻠﻣطﺎرات  اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  اﻟﺧﺎص اﻟﺗﺳﻳد ذات ﻟﻠﺧزاﻧﺎت
ﺗﺻ أﻧﺑوﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻫذﻩ. اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود اﻟﻣﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺗرﺳب اﻟﺗﻲ واﻟﺷواﺋب  رﻳف
.ﻟﻠﺧزان ﺟزء ﻷﺳﻔﻝ ﻣوﺻﻠﺔ ﻏﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  اﻟﺿﺦ أﻧﺑوﺑﺔ ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﻐﻳر ﻗطرﻫﺎ, ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ   
:ﺗرﻛب ﻗد اﻟﺗﺟﻣﻳﻊ وﺳﻳﻠﺔ   
 أو ﻟﻠﺧزاﻧز اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟﺟزء  ﻛﻝ ﻋﻠﻰ  
 .اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﺟزء  ﻣﺧﺗﺻرة  ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  
3.1.3.5 ﻳﻘﻝ اﻻ ﻳوﺻﻰ. اﻷﻳﻘﺎف ﺻﻣﺎم ﺗﺟﺎﻩ أﻧﺣدار وﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن ﻣﺎ أﺻﻐر اﻟﺿﺦ أﻧﺑوﺑﺔ ﺗﻛون أن ﻳﺟب  
 ﻋن اﻷﻧﺣدار2º.  
4.1.3.5  اﻟﺷروط ﺗﺣت اﻟﻣﺗﺷﻌب  ﺑﺎﻟﺿﺦ ﻳﺳﻣﺢ. ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺿﺦ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻟﻛﻝ ﻳﻛون أن ﻳﺟب
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ  
 ﺗﻘدﻳم أو أﺧر إﻟﻰ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟﺗدﻓق ﺗﻣﻧﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺣﻛم وﺳﺎﺋﻝ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺷﻌﺑﺎت  ﺗﻛون أن ﻳﺟب
.اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻬذﻩ أدﻟﺔ   
 ﺿرو ذﻟك اﺳﺗﺧدام  ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ , أﻧﻪ إﻻ  اﻟﺗﺷﻌﺑﺎت  اﺳﺗﺧدام  ﺗﻘﺑﻝ ﻗد ﻣﺗروﻟوﺟﻳﺎً  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  اﻟﺟﻬﺔ ﻓﺄن رﻳﺎص
.اﻟﺗﻔرﻳﻎ ﻟﻧﻘﺎط ﻣﻼﺻﻘﺔ  ﻗراءﺗﻬﺎ ﺳﻬﻝ واﺿﺣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺛﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ  ﻏﻳر   
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘرات ﻣن واﺣد ﺗﻌطﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﺗﺗﻛون ﻗد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻫذﻩ   
 ا ﺧزان ﻣن ( اﻟﺗﻔرﻳﻎ ) اﻟﺗﺳﻠﻳم أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺟﻣﻊ وﺟود ﻣﺳﻣوح ﻏﻳر " إزاﻟﺔ  ﺳﻬﻝ ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ" ﻟﻘﻳﺎس
.اﻟﻣﺟﻣﻊ 
 "  اﻟﺻﻌب ﻣن ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ" اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺧزان ﺟزء ﻣن ﺗﻔرﻳﻎ ﻛﻝ وﺑﻌد ﻗﺑﻝ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻣﺳﺗوى ﻣن ﺗﺄﻛد
.اﻟﻣﺟﻣﻊ إزاﻟﺔ  
5.1.3.5 .اﻟﺗﺣﻘق ﺷﻬﺎدة ﻓﻰ ﻣوﺿﺣﺎ ﻳﻛون أن ﻳﺟب ﻣﺗﺷﻌب ﺗﻔرﻳﻎ وﺟود            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
28 
  6.1.3.5  ﺗﻛو أن وﻳﺟب ﺳﻬﻼ اﻻﻳﻘﺎف ﺻﻣﺎﻣﺎت  إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ  ﻳﻛون أن ﻳﺟب  ﻋﻠﻰ أو اﻟﺧﻠﻔﻰ اﻟﺟزء ﻋﻧد ن
.ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  اﻟﻣﻧﺎﺳب  اﻟﺟﺎﻧب   
7.1.3.5  ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﻳزود أن ﻳﺟب ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻛﻝ ﻓﺄن , واﺣد ﻗﻳﺎس ﺟزء أﻛﺛر ﻣن ﻳﺗﻛون اﻟﺧزان ﻛﺎن إذا
 اﻟﺟزاء ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣن ﻣطﻠوب اﻟﻐﻳر اﻟﺧﻠﻳط. ﺗﻔرﻳﻎ ﺧط ﻛﻝ ﻓﻲ ( ﺗﻠﻘﻠﺋﻳﺎً أو ﻳدوﻳﺎً ) ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻗطﻊ
.ﺗﺣﻛم ﺑوﺳﻳﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻳﻣﻧﻊ أن ﻳﺟب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ   
8.1.3.5ﻣ ) اﻟﺿرورة  ﻋﻧد  ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ ﻛواﺷف ﺗرﻛﻳب ﻳﺟب اﻟﺗﻔرﻳﻎ ﺗﻣﺎم ﻟﻔﺣص(, اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﻷﻧظﻣﺔ ﻘﺑوﻝ
.ﺗﻔرﻳﻎ ﺧط ﻟﻛﻝ ﻧﻘطﺔ أﺳﻔﻝ ﻣﺣﻳط ﻓﻲ رؤﻳﺔ زﺟﺎج أو   
9.1.3.5  ﺗوﺿﻊ أن وﻳﺟب ﻣرﻧﺔ ﺗﻛون أﻻ ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎس ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر ﻟﻬﺎ ﻣﻠﺋﻬﺎ ﻛﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺷﻐﻝ أﻧﺎﺑﻲ
.ﺻﺎرﻣﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ   
10.1.3.5 , اﻟﻛﺎﻣﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻟﺧرطوم   ﻟﻸﺟزاء ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑوظﻳﻔﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﺻﻝ ﻏﺎز ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻳﺟب
.اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس زﻣن ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﻠﺋﻪ ﺗم اﻟﻛﺎﻣﻝ اﻟﺧرطوم  أن ﻣن , اﻟﻣوﺟودة   
11.1.3.5  ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎس ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳدﺣض أن ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻋب  ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻛم ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺣﻛم ﺧطوط
.اﻟﻌﺑث ﻣن   
12.1.3.5 اﻟﺗﻐﻳر, اﻟﺻﻔﻘﺎت  ﺧﻼﻝ    أن إﻟﻰ أﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻛس واﻟﻌﻛس  ﻓﺎرغ إﻟﻰ اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ ﺧرطوم ﻣن
 ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﻣﻝء ﻣﺳﺗوﻳﺎت  ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺳﻣوح اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ ﺧرطوم أﻧظﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻐﻳر
.واﺿﺢ اﻟﺗﻼﻋب  ﻳﻛون ﻟذﻟك اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  اﻟﺟزاء   
13.1.3.5 إزاﻟ أو ﺗﺣرﻳﻛﻬﺎ ﺿد اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬوﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻳﺟب  اﻟﺗﻼﻋب  إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ  ﺗﻬﺎ
.اﻟﺧﺎرج ﻣن   
14.1.3.5  أطواﻟﻬﺎ ﺗﻛون أن  ﻳﺟب. واﻟﻌرﺿﻳﺔ  اﻟطوﻟﻳﺔ اﻷﺗﺟﺎﻫﺎت  ﻋﻠﻰ ﻣدﻋم اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان ﻳﻛون أن ﻳﺟب
 ﻣن أﻛﺑر500  اﻟطﺑﻳﻌﻲ  ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣرﺟﻌﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى  ﻟﺗوﺿﻳﺢ  إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  اﻟﻣﺎء ﻣﻧﺳوب وﺳﻳﻠﺔ ﻷﺳﺗﻳﻌﺎب  ﻣم
.اﻟﻘﻳﺎس ﻟﺧزان   
2.3.5  و ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺿﺧﺔﺗرﻛﻳﺑﺎت            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
29 
  1.2.3.5  ﻣزود ﻳﻛون أن ﻓﻳﺟب ﻗﻳﺎس وﺳﺎﺋﻝ أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺿﺧﺔ إﻟﻰ اﻟﺧزان ﺗوﺻﻳﻝ ﻣطﻠوب ﻛﺎن إذا
.واﻟﻔك اﻟﺗوﺻﻳﻝ  وﺳﻬﻠﺔ اﻻﻣﻛﺎن ﻗدر ﺻﻔﻳرة ﺗﻛون أن وﻳﺟب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وأﻗﺗران ﻓﺻﻝ ﺑوﺳﺎﺋﻝ   
2.2.3.5  واﺣد ﻣرﺷﺢ ﻣن أﻛﺛر ﻟﻳس ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺿﺧﺔ  إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺿﺧﺔ  ﺗرﻛﻳﺑﺎت  ﺗﺗﺿﻣن أن ﻳﺟب
وأﻧﺎﺑﻳ  ﺗﺻرﻳﻔﻬﺎ  ﻳﻣﻛن ﺑﺣﻳث اﻟﺗرﻛﻳب ﺗﺷﻳد أن ﻳﺟب(. ﻓرﻋﻳﺔ وﺻﻼت  أو ﺻﻣﺎﻣﺎت  ﺑدون )ﺟداً ﻗﺻﻳرة ب
.ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑدون اﻟﺧزان ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻔرغ ﻣرة ﻛﻝ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎً   
3.2.3.5  ﺻﻣﺎم ﺑﺗرﻛﻳب ﻳﺳﻣﺢ ﻓﺄﻧﻪ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ  اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺣﺟوم ﻟﻘﻳﺎس ﻣدﻣﺞ ﺑﻣﺗﺷﻌب  اﻟﻣزودة ﻟﻠﺧزاﻧﺎت
أﻧﺑوﺑﺔ ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳﻝ:  أﻧﻪ أﺛﺑﺎت ﻋﻧد ﺿﺦ   
  ﻳؤﻛد اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﺗﺷﻌب:  اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ ) اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺻﻣﺎم ﺧﻼﻝ ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ ﺗﺳرﻳب أي أﻛﺗﺷﺎف  ﻳﻣﻛن
 ﻗﺎﻋدﺗﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة  اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺳﻳﻠﺔ أو اﻟرؤﻳﺔ زﺟﺎج. ﻳﺣﺗوﻳﺔ اﻟذي اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺿﺦ وﺳرﻋﺔ ﺗﻣﺎم
و(. ﺗﻔرﻳﻐﺔ ﻋن ﺑﺎﻟﻛﺷف  ﺗﺳﻣﺢ ﺳوف  
 ﺳﻳﺟﻌ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺻﻣﺎﻣﺎت  وﺗﺣﻛم اﻟﺗرﻛﻳب  إﻟﻰ ﻣﻔﺻوﻝ ﺟزء ﻣن ﻣﺗدﻓﻘﺎً ﻳرﺟﻊ أن ﻳﻣﻛن ﻻ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻝ
.أﺧر ﺟزء  
4.2.3.5 اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺳﺣب وﺳﻳﻠﺔ   
.ﻗﻳﺎﺳﺔ ﺳﻳﺗم اﻟذي اﻟﺳﺋﻝ ﺧواص ﻟﺗﻌﻳﻳن ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻳﻧﺔ ﻟﺳﺣب وﺳﻳﻠﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻳﺗﺿﻣن ﻗد   
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﻏراض  ﻣطﻠوب ﻋﺎدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ   
 اﻟظ ﻋﻧد ﻣﺣدد ﺣﺟم ﺑﻣﻌﻧﻰ )اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣﺟم ﻟﺣﺳﺎب(. اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  روف  
 ﻟﻠﺗﺣوﻳﻠز  اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻟﺗﻌﻳﻳن  
 .وﺧواﺻﺔ,  اﻟﺟودة ﻣواﺻﻔﺎت  ﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻫﻝ ﻟﺗﻌﻳﻳن  
 )ﺛﻠث ﻣن أﻗﻝ اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣطﻠوب ﻏﻳر اﻟﺧزان ﻣن أﺧذﻫﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻛﻣﻳﺔ1/3  اﻟﻛﻣﻳﺔ(
ﺑﺎﻟﺟدوﻝ(  ب )اﻟﺳطر ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ2 اﻟ ﻟﺳﻌﺔ اﻟﻣطﺑق. ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء أو ﺧزان   
5.2.3.5 أﺿﺎﻓﺎت  إﺿﺎﻓﺔ ﻧظﺎم            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
30 
   اﻷﺿﺎﻓﺎت  ﻫذﻩ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌدﻝ ﻛﺎن إذا. ﺗﺳﻠﻳﻣﺔ ﻳﺗم اﻟذي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أﺿﺎﻓﺎت  ﺣﻘن وﺳﻳﻠﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻳﺗﺿﻣن ﻗد
 ﻋﻠﻰ ﻳزﻳد ﻻ1:500 .اﻟﺿﺎﻓﺔ ﻛﻣﻳﺔ اﻗﻳﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻧﺎك ﻓﻠﻳس   
3.3.5 أﺧرى وﺳﺎﺋﻝ   
1.3.3.5 :ﺑــ اﻟﺧزان ﻳزود ﻗد   
 .ﻣﺳﺗوى ﻣﻔﺗﺎح  
 ﻣ ﻛواﺷف. ﺳﺗوى 
 اﻟﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻋﻧد ﻓﺻﻝ وﺳﺎﺋﻝ  
 إﻟﺦ 
2.3.3,5  اﻟﺳﺋﻝ ﻣﺳﺗوى ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗدق ﻟوﻗف أو اﻟﻣؤﺷر ﻗراءة ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ وﺳﺎﺋﻝ ﺑﺄﺳﺗﺧدام  ﻳﺳﻣﺢ
.أﺿﺎﻓﻳﺔ ﻗﻳﺎس أﺧطﺎء وﺟود ﻋدم ﺛﺑت إذا , ﻟﻠﻣؤﺷر ﻳﺻﻝ   
4.5 اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻧظﺎم   
1.4.5 ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  
1.1.4.5  أن ﻛﻔﻝﺗﻳﺟب اﻟﻣﺳ ﻗﻳﺎس ﺗوىوﺳﻳﻠﺔ   ﻣﻳﻝ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻏﻳر وآﻣﻧﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻗراءة
 اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت وذﻟك اﻟﻣﻘدرةاﻟﺻﻬرﻳﺞ   .
2.1.4.5 اﻟﻣؤﺷر)  اﻟﺣﺟوم ﻋﻼﻣﺎت  ﺗدرﻳﺟﺎت   أﻣﻛن ﻣﺎ ﻗرﻳﺑﺎ ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟرأﺳﻰ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣور أو( 
.ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  اﻷﻓﻘﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻣرﻛز ﻣن   
3.1.4.5 ﻗﻳﺎس ﻳؤدي أن ﻳﺟب اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻧظﺎم   ﻣﺳﺗﻘر اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺳطﺢ ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﻘط ﺻﺎﻟﺢ أرﺗﻔﺎع
.اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺧرج ﺣﺗﻰ   
4.1.4.5 .ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﺳﻣﻌﻳﺔ أو/و ﻣرﺋﻳﺔ أﺷﺎرة ﺗﺣدث أن ﻳﺟب اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎس ﻗﻳﺎس ﻣدى وﺻوﻝ ﻋﻧد   
2.4.5 .ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﺟزء اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗوى  ﻣﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
31 
  1.2.4.5 ا ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ  ﻳﻛون أن ﻳﺟن اﻟﺧزان ﺷﻛﻝ  اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ﺗﻣون ﻣﺳﺗواﻩ ﻗﻳﺎس ﻳﺗم اﻟﺗﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ
 رﻗم اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻘﻳم ﻣن أﻛﺑر أو ﻣﺳﺎوﻳﺔ5.  
ﺟدوﻝ5 ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﺟزء اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم ﻗﻳﺎس ﻟﻧظﺎم اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺧزان ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ـ   
  اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5  
ﻟﻠﺧزان ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  أدﻧﻰ1.5  1.0  0.5  0.3  
  
2.2.4.5 اﻟ ﻟﻠﺧزاﻧﺎت  ﻳﺟب. ﻳدوﻳﺎً ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺟود اﻟﺳﺎءﻝ ﻣﺳﺗوى ﻗﻳﺎس ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟب , ﺿﻐط ﺗﺣت ﻟﻳﺳت ﺗﻲ
 ﻟﻠﺟزء اﻟﻌرﺿﻲ  اﻟﻘطﺎع ﺑﻣرﻛزﺟﺎذﺑﻳﺔ  اﻟﻣﺗﺻﻝ  اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ  ﻣن اﻟﻣﻛﺎن ﻗدر ﻗرﻳﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘﻳﺎس وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻛون أن
.اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻣدى ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ   
 , اﻟﺧزان ﻟﻘﺎع ﻣﻼﺻﻘﺔ  اﻟﻘﻳﺎس ﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ  ﻓﻲ اﻟﺧزان ﻗﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘر ﻣﺣورﻫﺎ ﻳﻛون
 ﻗدرﻫﺎ ﻗطر ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﻘﺑﺔ أو ﻓوﻫﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻛون ﻻ ﻧﻘطﺔ100  ﻟوح ﻳوﺟد أن ﻓﻳﺟب ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻝ ﻳﻛن ﻟم إذا. ﻣم
 ﻣﻘﺎﺳﺔ100ﻣم×100 .اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  ﺗﻛرارﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻣت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﺗﺣرك ﻏﻳر أﻓﻘﻲ ﻣم   
3.2.4.5  اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻧﻘط ﺗﻛون أن ﻳﺟبRPB  وRPT وﺣ ﺑوﺿوح ﻣﺣددة. ﻘﻳﻘﻳﺔ  
4.2.4.5  وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎس وﺳﻳﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ  واﻟﻘﺑﺔ اﻟﺧزان ﺑدن ﺑﻳن اﻷﺗﺻﺎﻝ  ﻳﻛون أن ﻳﺟب
.اﻟﻘﻳﺎس ﺧﻼﻝ رأﺳﻲ   
3.4.5 اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺗﻠﺳﻳم اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت   
1.3.4.5  ﻳزﻳد أﻻ ﻳﺟب  اﻻرﺗﻳﺎب  اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻘﻳم ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى  ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻣﺗد6.  
 ﺟدوﻝ6 رﺗﻳﺎباـ اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى   
  اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
32 
  ارﺗﻳﺎب  اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوىUx ﻣم  0.7  1.2  2  3.5  
 اﻻرﺗﻳﺎب  ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟﻣﻣﺗدUx  ﺗﻌرﻳف ﻟدﻟﻳﻝ طﺑﻘﺎً اﻻرﺗﻳﺎبﻳﺣدد   اﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲGUM) ﺎرﺗﻳﺎبﻛ  ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻗﻳﺎﺳﻲ
 اﻟﺗﻐطﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺿروبK=2)ﻣ ﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟﻛﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﺗوزﻳﻊ اﻟذي  ﻟـ اﻷﺣﺗﻣﺎﻝ  ﻌﺎﻣﻝ95 .ﺗﻘرﻳﺑﺎً  % 
 أﺧرى ﻗﻳم ﺗوﺿﻊ ﻼرﺗﻳﺎبﻟﻗد   اﻟﻣﻣﺗدUx .اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ   
 اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  ﻟﻠﻘﻳم طﺑﻘﺎص  ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟﻣﺳﺗوى  ﺑﻳﺎن ﺗﺣﻠﻳﻝ7.  
 ﺟدوﻝ7اﻟﻣﺳﺗوى  ﺑﻳﺎن ﺗﺣﻠﻳﻝ ـ   
  اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5  
ﻣم اﻟﻣﺳﺗوى  ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻗﻳﻣﺔ أﻗﺻﻰ   0.1  0.2  0.5  1.0  
3.3.4.5  ﻗﺎع ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ , ﺗﺧﻣﻳد أﻧﺑوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  ﺣﺳﺎس ﺗﺛﺑﻳت ﻳﻣﻛن , اﻟﺳطﺢ ﻣوﺟﺎت ﻹﺧﻣﺎد
 ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑوﺑﺔ ﺗؤﺛر أﻻ ﻳﺟب. اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻓﺗﺣﺔ ﻟﻸﻧﺑوﺑﺔ ﻳﻛون أن ﻳﺟب, وﺑﻳﻧﻬﻣﺎ اﻟﺧزان ﺳطﺢ وﻣن اﻟﺧزان
 (.اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﺣت ﺗرﺳﺑﺎت أو أﺗرﺑﺔ ظﻬور ﻣﺛﻝ ) اﻟﻘﻳﺎس   
4.4.5 ﻋواﻣﺔﻣﺗ  ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻟﻧظم ﺧﺎﺻﺔ طﻠﺑﺎت   
1.4.4.5  ﻟﺗﻐﻳر اﻟﺿﻐط ﻳؤدي وأﻻ ﻗﻳﺎﺳﺔ ﻳﺗم اﻟذي اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺄﺛﻳر ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﻣﺔ ﻛﺗﻠﺔ و ﺣﺟم ﻳﺗﻐﻳر أﻻ ﻳﺟب
.ﺣﺟﻣﻬﺎ  
2.4.4.5 .ﺟﻳداً ﻣﻌروف ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟﻐﻣر ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣق ﻓﻲ ﻟﻠﻌواﻣﺔ اﻟﻌرﺿﻲ  اﻟﻣﻘطﻊ ﺗﻐﻳر   
3.4.4.5 ﻣﺻﻣ اﻟﻌواﻣﺔ ﺷﻛﻝ ﻳﻛون أن ﻳﺟب  اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ طﺑﻘﺔ ﻋدا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﺗﻔظ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺎً
.اﻟﻌواﻣﺔ ﻏﺎزﻳﺔﺗﺣت  أو ﻫواﺋﻳﺔ ﻣﺧدات ﺗﻛون ﻋدم إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ. اﻟﺷﻌرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ  ﺑﺳﺑب ﺗﺣدث   
4.4.4.5  ﻳﺗﻐﻳر أﻻ ﻳﺟب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﻳﺗم اﻟذي ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣدى ﻧطﺎق ﻓﻲ
 ﺑﺎﻛﺛر ﻟﻠﻌواﻣﺔ اﻟﻐﻣر اﻟﺟدوﻝﻋﻣق  ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻘﻳم ﻣن8  ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣدي ﺗﺣدﻳد ﻳﺟب.          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
33 
   ﻣن ﻳﻧﺗﺞ اﻟذي اﻟﻐﻣر ﻋﻣق ﺗﺄﺛﻳر ﻓﺄن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﺎت  ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ  ﻏﻳر اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻧظم. اﻟﻧوع أﻋﺗﻣﺎد
 ﺗﻘدﻳر ﻓﻲ ﻳﺗﺿﻣن أن ﻳﺟب , اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ارﺗﻳﺎباﻟﺗﻐﻳر . اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس   
 ﺟدوﻝ8اﻟ ﻏﻣر ﻋﻣق ﺗﻐﻳر ﻌواﻣﺔـ   
ﻣم اﻟﻐﻣر ﻟﻌﻣق ﺗﻐﻳر أﻗﺻﻰ   اﻟدﻗﺔ ﻓﺋﺔ  
0.5  1.0  1.5  2.5  
 ﺟزﺋﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳﻣﺎت   0.5  0.8  1.6  2.5  
اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء  ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺗﺳﻠﻳﻣﺎت   1.5  2.4  4.8  7.5  
5.4.5 .اﻟﺻوﺗﻳﺔ  اﻟﻣوﺟﺎت  ﻋﺑور زﻣن ﻗﻳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻟﻧظم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت   
1.5.4.5 اﻟ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﻣدى ﻧطﺎق ﻓﻲ  ﻳﺗﻐﻳر أﻻ ﻳﺟب( اﻟﻠﻳوﻧﺔ ووﺣدات  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺎﺳﺎً ) ﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻘﻳم ﻣن ﺑﺄﻛﺛر اﻟﻣﻘﺎس اﻷرﺗﻔﺎع6  ـن ﻳﺟب ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣوح  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣﻌﺎﻳﻳر أﻣدﻳﺔ. 
.اﻟﻧوع أﻋﺗﻣﺎد ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗوﺻف   
2.5.4.5 ﺑ اﻟﺻوﺗﻳﺔ  اﻟﻣوﺟﺎت  أﺷﺎرة ﻋﺑور زﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺄﺛﻳرات ﺗﻌوﻳض ﻳﺗم ﻗد. ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ طرق   
5.5 اﻟﺧزان  ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝ   
1.5.5  ﺟدوﻝ اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲ  اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻧظﺎم ﻳﺧزن أن ﻳﺟب , ﺣﺟم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺣوﻳﻝ
 أﺧﺗﻳﺎر ﻳﺗم. ﻟﻠﺧزان  اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ طﺑﻘﺎً أﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺟم/اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳم ﻣن زوج ﻣﻊ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ
طﺑﻘﺎ اﻟﻘﻳم ﻣن اﻟزوج ﻫذا وﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋدد  ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  اﻟﻘﻳم ﺣﺳﺎب ﻳﺗم. ﻟﻠﺧزان  اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ ص
.ﻣﺳﻣوح اﻟزاﺋد اﻟﺳﺗﻛﻣﺎﻝ.  ﻣﻧﺎﺳب   
2.5.5  أو وزﻧﻳﺔ , ﺣﺟﻣﻳﺔ ﺑطرق اﻟﻘﻳﺎس ﺧزان ﻣن ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء  ﻟﻛﻝ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝ ﺗﻌﻳﻳن ﻳﺗم أن ﻳﺟب
.ﻫﻧدﺳﻳﺔ  
.اﻟﺗﺷﻳﻳد ﻣﺳﺗﻧدات  ﻋﻠﻰ ﻓﻘط اﻋﺗﻣﺎداً اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﻣوح ﻏﻳر: ﻣﻼﺣظﺔ            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
34 
  3.5.5  اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻝء ﺣﺎﻻت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺳﺗو ﻣدى ﻳﺷﻣﻝ أن ﻳﺟب
 ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح ﻧﻘطﺔ أﻗﺻﻰ وراء ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ اﻟﺧزان ﻣن اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﻘﻳﺎس ﺟزء ﻣﻝء. اﻟﻌﻣﻠﻲ
.ﺳﻣﻌﻳﺔ أو/و ﻣرﺋﻳﺔ أﺷﺎرة ﺗظﻬر أن وﻳﺟب ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﻳﺟب ﻣﻣﻧوﻋﺄو  ﻳﻛون أن ﻳﺟب اﻟﺧزان   
4.5.5  ﻳﺟب(  ﻟف و أﻧﺣدار زاوﻳﺔ ) ﻣﻌطﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺻف  اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﻣﻳﻝ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺟم ﺗﺄﺛﻳرات ﻳزﻳد أﻻ
ﺟدوﻝ ﻣن( ب )اﻟﺳطر ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻘﻳﻣﺔ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم ﻣوﺻق ﺣﺟم ﺣﻳود أدﻧﻰ ﻋن2  اﻷﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﺟم
.اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﻝء ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم , اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  ﻟﻠﺟزء   
5.5.5 ﺑﻧ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﻣﺗﺛﺎﻝ ﻛﺎن إذا  د2.5.1.5  وﺑﻧد3.5.1.5  ﺗﺻﺣﻳﺢ  أﺟراء وﺟوب ﻳﺗطﻠب اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻣﺛﺑت ﻣﻳﻝ ﺣﺳﺎﺳﺎت  ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻟﻣﺳﺗوى  ﺗوﺿﻳﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﻳﺎس ﻟﺧزان اﻟﻣﻳﻝ وﺿﻊ ﻗﻳﺎس ﻳﺟب ﻓﺄﻧﻪ , ﻟﻠﻣﻳﻝ
.اﻟﻣﻧﺎﺳب  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﺣﻝ ﺧطوات ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻟﻘﻳﺎس ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ  اﻟﻣﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺳﺗﺧدم. اﻟﺧزان ﻓﻲ ﺟﻳداً   
6.5.5 ﺟدوﻝ ﺗﺧزﻳن ﻳﺟب   ذات اﻟﻣﻳﻝ ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﺑﻳﺎﻧﺎت وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻳرة أﺛﻧﺎء ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ  ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ
.اﻟﺗﻼﻋب  ﻣن ﺳﺗﺣﻣﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ   
6.5 اﻟﻣﺳﺎﻋدة  واﻟوﺳﺎﺋﻝ  ﻟﻠﺑﻳﺎن ﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت   
1.6.5 اﻟﺣﺟم ﺗﺣوﻳﻝ   
1.1.6.5 ﻳﺳﺎ ﻛﺗﻠﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  ﻋﻧد اﻟﺣﺟم إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎس اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ  وي
± (A-B)   ﺣﻳثA وB اﻟﺟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻔﺔ  اﻟﻘﻳم ﻫﻲ2  أﻻ ﻳﺟب ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ ﻗﻳﻣﺔ أن إﻻ. 
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن أﻗﻝ ﻳﻛون   
 ) ﻧﺻف1/2 .اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺑﻳﺎن ﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺎﻓﺔ(  
  ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود ﻷﻗﺻﻰ طﺑﻘﺎً اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻧﺻف( Emin). 
2.1.6.5 اﻟﺣ ﺗﻌﻳﻳن ﻳﻣﻛن: اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن اﻟطرﻳﻘﺗﻳن  ﻣن أي ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  ﻋﻧد اﻟﻛﻠﻲ ﺟم   
 ﺟزﺋﻲ ﺣﺟم ﻛﻝ. اﻟﻘﻳﺎس ﺧﻼﻝ ﻳﺟرى اﻟﺗﺣوﻳﻝ(: أ )اﻟطرﻳﻘﺔVti) ∆ (  العمل حرارة  درجة ععند( t)   ﻳﺗم
  ﺟزﺋﻲ ﺣﺟم إﻟﻰ ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎV0i) ∆(  أساسية  حرارة  درجة عند( t0)  
V0i =φ (∆Vti t )                                                   ∆  
  الكلي الحجمV0 :ھو الأساسية  الظروف  عند            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
35 
    V0=  ∑I ∆V0i                                                 
 ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻲ اﻟوزن ﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑﺎﺳﺗﺧدام  و اﻟﻘﻳﺎس ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻳﺟرى(:   ب )اﻟطرﻳﻘﺔ
 اﻟﻌﻣﻝ ﺣرارة درﺟﺎتti  اﻟﺟ ﻟﻠﺣﺟوم  زﺋﻳﺔVti) ∆.(  
           
 
 اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺟمV0 ﻫو أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف ﻋﻧد   
V0  =  φ (∆Vt, t )                                         
3.1.6.5  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟﺗﺣوﻳﻝ داﻟﺔ ﺗﻛون أن ﻳﺟبφ (∆Vt, t )    اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت  طﺑﻘﺎً
 اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ)OIML R63 (5) طرﻳﻘﺔ أو  ( د وﻣﻠﺣق ﺟـ ﻣﻠﺣق. اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام  ﻣﻘﺑوﻝ أﺧرى
.اﻟداﻻت ﻫذﻩ ﻷﺳﺗﺧدام  ﻣﺛﺎﻟﻳن ﻳﻌطﻲ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ) 
4.1.6.5  و اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺗدﻓق اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣرارة درﺟﺎت ﻓﻳﺎس ﻗﻳﺎس ﻳﺗم أن ﻳﺟب اﻟﺻﻔﻘﺎت  ﺧﻼﻝ
.اﻟزﻣن أو ﻟﻠﺣﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   
5.1.6.5 ﺗﻛون أﻻ ﻓﻳﺟب اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺣﺟم ﻣﻌدﻝ أﺳﺗﺧدم إذا   ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﺧﻣس ﻣن أﻛﺑر اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺣﺟوم
.ﻣﻘﺎﺳﺔ  
           
6.1.6.5  ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣطﻠوب  اﻟزﻣن ﺧﻣس ﻣن أﻛﺑر اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﻛون أﻻ ﻓﻳﺟب , اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟزﻣن أﺳﺗﺧدم إذا
.ﺗدﻓق أﻗﺻﻰ ﻋﻧد ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أﺻﻐر   
7.1.6.5 :ﻫو اﻟﻌﻣﻝ ظروف ﻋﻧد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺟم   
 
8.1.6.5 ﻟﺗﻌﻳﻳ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ  ﻫو اﻟوزن ﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺗوﺳط ن±1º اﻟدﻗﺔ  ﻟﻔﺋﺔ س2.5    و±
0.5º.اﻷﺧرى اﻟدﻗﺔ ﻟﻔﺋﺎت س   
 ﻟﻠﺑﻧد طﺑﻔﺎً ﻟﻠﺟرد اﻟﺳﺎﻛن اﻟﺣﺟم ﻗﻳﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ: ﻣﻼﺣظﺔ3.5.1.5   ﻟﺣﺟم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرارة  درﺟﺔ ﻣﺗوﺳط ﻗﻳﺎس ﻳﺟب ﻓﺄﻧﻪ
.ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء/ اﻟﺧزان ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋﻝ          ∑i ∆Vt.i  
  Vt   t= 
Vmin 
5 ≤ Vti ∆ 
Vt   =   ∑I ∆Vt,i           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
36 
  9.1.6.5  ﺗﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺛﻝ ) اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺧطp0  اﻟﺗﻣدد ﻣﻌﺎﻣﻝ أو اﻟﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟظروف  ﻋﻧد
 اﻟﺣراريa0 .اﻟﺗﻼﻋب  ﻣن ﺣﻣﺎﻳﺗﺔ اﻟﻣراد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ أﻋﺗﻣﺎداً ﻟﻠﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﺑﻝ أو ﺻﺎرم ﻳوﺿﻊ أن ﻳﻣﻛن  ( 
10.1.6.5  ﻟﻠﺑﻧد طﺑﻘﺎص  اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻧت إذا9.1.6.5  أﻋﺗﻣﺎداً ﺗﻌدﻝ أن ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺧط ﺗﺣت اﻟﺗﻲ
ﻋ  اﺳﺗﺧدﻣت  ﻗد ﻗﻳم أي ﺑوﺿوح ﺗﺑﻳن اﻟطﺑﺎﻋﺔ  وﻣﺧرﺟﺎت  أﻣﻛن ﺣﻳﺛﻣﺎ اﻟﻣؤﺷر ﻳﻛون أن ﻓﻳﺟب , اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻠﻰ
.ﻗﻳﺎﺳﺔ ﺗم اﻟذي اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎﻫو أو   
11.1.6.5  ﻓوراً ﻣﻌطﻰ ﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑدون أو ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻊ ـ اﻟﻘﻳﺎس طرﻳﻘﺔ أﺧﺗﻳﺎر ﻳﺟب
ﻻﺣﻘﺎ ﻳﺗﻐﻳر ﻻ ﻗد اﻟﺧﺗﻳﺎر ﻫذا. اﻟﺗﺣﻘق زﻣن ﻓﻲ  ﻣن واﺣد ﻧوع أدﺧﺎﻝ ﻳﺗم ﻗد و اﻟﻣﻌطﻰ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ. ص
.اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت   
 ﻣﻌطﻰ ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣﺟم ﺗﻌﻳﻳن ﻋﻧد اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﺗﻐﻳر أﻻ ﻳﺟب
.ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﺗم اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻣواﺻﻔﺔ  إذا إﻻ   
2.6.5 اﻟﺑﻳﺎن وﺳﻳﻠﺔ   
1.2.6.5 أﺟﻣﺎﻟ اﻟﺑﻳﺎن ﻗراءة ﺗﻛون أن ﻳﺟب  ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟب. ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻏﻳر وﺳﻬﻠﺔ ﻳﺔ
.ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻳﺎﺳﺎت ﺑدون   
2.2.6.5  ﺻورة ﻓﻲ ﻗﻳﺎس وﺣدة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻳﺎن اﻟﻣطﻠوب  اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻳﻌﺗﻣد أن ﻳﺟب1,2  أو5ҳ10ن  أﻻ وﻳﺟب
 ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود أدﻧﻰ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﻳزﻳد( Emin) .ﺻﻔر أو ﺳﺎﻟب أو ﻣوﺟب رﻗم ﻛﻠﻪ ﻳﻛون   
3.2.6.5 أ ﻟﻠﻛﻣﻳﺔ اﻟدأﺋم اﻟﻌرض. ﻟﻠﺟﻣﻬور  اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺑﻳﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻘط أﺧﺗﻳﺎرﻳﺎً ﻳﻛون اﻟﻘﻳﺎس ﻓﻳرة ﺛﻧﺎء   
4.2.6.5  ﻗﻳﻣﺔ ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ.  ﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ اﻟﻘﻳم ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺗﻛون أن ﻳﺟب
. ﻣﻣﻛﻧﺎً اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺗﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻳم ﺟﻣﻳﻊ إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ  ﻳﻛون أن ﻓﻳﺟب ﻣوﺿﺣﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  ﻋﻧد اﻟﺣﺟم
ﻏ أﻧﻪ إﻻ. اﻟدوام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳم ﻛﻝ أظﻬﺎر ﻣطﻠوب ﻳر   
5.2.6.5 .ﺷك ﺑﻬﺎ ﻟﻳس( أﺳﺎﺳﻳﺔ ظروف أة ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس ) اﻟﻣوﺿﺣﺔ  اﻟﻛﻣﻳﺔ طﺑﻳﻌﺔ أن ﻳﺟب   
6.2.6.5  اﻟوﺣدات  ﻫذﻩ ﻣن وﺣدة ﻛﻝ. اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻧﻔس ﻟﺑﻳﺎن وﺣدات ﻋدة ﺑﻪ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻳﻛون ﻗد
.اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺣﻘق أن ﻳﺟب            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
37 
  7.2.6.5 اﻷ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣﺛﻝ ﻓﻲ. ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ  ﺗوﺿﺢ ﻗد اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ  ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻻ اﻟﺗﻲ ﺧرى
.ﻛﺎذب ﻟﺗﻔﺳﻳر ﺗؤدي أﻻ وﻳﺟب ﺑوﺿوح ﻣﺣددة ﺗﻛون أن ﻳﺟب   
8.2.6.5  ﻳﺟب. اﻟﻌﺎدي اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ  ﻏﻳر اﻟﻛﻣﻳﺎت  ﺗﻌرض أﻻ ﻳﺟب , ﻛﻣﻳﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ا ﻷﻏراض  ﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ  ﻏﻳر اﻟﻛﻣﻳﺎت  ﺗﻛون أن. ﻻﺧﺗﺑﺎر  
3.6.5 اﻟﺳﻌر ﺣﺳﺎب   
 اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺳﻌر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺳﻌر وﺣدة ﺗﺳﺗﺧدم. اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﻌد أو ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳﻌر وﺣدة أدﺧﺎﻝ ﻳﺗم ﻗد أﺧﺗﻳﺎرﻳﺎً
. ﺻوﺗﻳﺎً ﻳﻛون أو اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻳطﺑﻊ أن ﻳﻣﻛن واﻟذي   
4.6.5 اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﺳﻳﻠﺔ   
1.4.6.5 ﻟ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺑﻳﻊ اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻧظم ﻓﻘط أﻟزاﻣﻳﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻝ  ﻓﺣص ﻳﺟب , اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ.ﻠﺟﻣﻬور
 ﻟﻬذﻩ ﺟﺎﻫزة وأﻧﻬﺎ(ﻣؤﻗت ﻟو ﺣﺗﻰ ) ﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟطﺑﻊ وﺳﻳﻠﺔ أن اﻻﺳﺗﻼم  ﺑداﻳﺔ ﻗﺑﻝ أو اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻗﺑﻝ اﻟﻧظﺎم
.اﻟﺻﻔﻘﺔ  
2.4.6.5 ﺗطﺑﻊ أن ﻳﺟب اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت   
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻳﺎﻧﺎت ﺗﺗﺿﻣن أن ﻓﻳﺟب اﺳﺗﻼم/ﺗﺳﻠﻳم ﻣﺳﺗﻧدات  إﻋداد ﺗم إذا   
  ﻣﺛﻝ ) اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻧظﺎم ﺗﻌرﻳف(. اﻟﻣﻧﻔﺻﻝ  اﻟﺟزء  رﻗم أو اﻟﻣﻘطورة  ﺷﺑﻪ ﻟوﺣﺔ رﻗم و اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ  رﻗم 
 .اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﺳم أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﺳم 
 .ﺻﻔق ﻟﻛﻝ ﺳﻳﻌطﻰ اﻟذي , اﻟﻣﻣﻳز اﻟرﻗم 
  اﻟﻌﻣﻝ ظروف ﻋﻧد اﻟﺣﺟم( Vt)  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻣﻳﻊ ﺗطﺑﻊ ﻗد" , اﻻﺳﺗﻼم/ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺣرارة درﺟﺔ "ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻊ
ﻫﻧﺎ ﻛﺎن إذا. اﻻﺳﺗﻼم/ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣﺳﺗﻧدات  ﻋﻠﻰ  أن ﻓﻳﻣﻛن ﻓﻳﺟب ﻣﺗﺎﺣﺔ واﺣدة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن أﻛﺛر ك
.ﺗﺟﻣﻊ 
3.4.6.5 اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ طﺑﺎﻋﺔ   
 ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻔس ﻓﻲ ﺗطﺑﻊ ﻗد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺄن , ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺗﺳﻠﻳﻣﻣﺎﺳﺗﻼم  ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻣن أﻛﺛر اﺳﺗﺧدم إذا
.ﺗﺟﻣﻊ ﻗد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻧﻔس ﻣﺗﺎﺣﺔ واﺣدة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن أﻛﺛر ﻫﻧﺎك ﻛﺎن إذا. اﻻﺳﺗﻼم/ اﻟﺗﻠﺳﻳم            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
38 
  4.4.6.5 اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻣﻳﻳز   
 ﻫذﻩ ﻣﺛﻝ ﺑﺄﻟﺣﺎق ﻳﺳﻣﺢ ﻻ "*"(. ﻧﺟﻣﺔ ﻣﺛﻝ ) ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻔﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘق  ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت  ﺗﻠﺣق أن ﻳﺟب
.ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﻘق  ﻏﻳر ﺑﺎﻟﺑﻳﻠﻧﺎت  اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺻﻔﺎت   
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ  اﻟﻣﻼﺣظ  اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺣﺗوى أن ﻳﺟب   
*"ﻧﺟوم * ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﻘق  اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت  " 
 ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﺧﻠﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب أو اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﺑوﻋﺔ  ﺗﻛون أو اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻋداد وﻗت ﻓﻲ ﺗطﺑﻊ إﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻛون ﻗد
.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻲ   
5.6.5 اﻟذاﻛرة وﺳﻳﻠﺔ   
1.5.6.5  ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت  ﺳﺟﻼت  ﻟﺣﻔظ أو, اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ﻟﺣﻳن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺣﻔظ ذاﻛرة ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﺗزود ﻗد اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ
 ﻓﻲ أﺛﺑﺎت ﺗﻌطﻲ , اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ   ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧزﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻟﻘراءة  ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ. ﺧﻼف ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ
.اﻟذاﻛرة وﺳﺎﺋﻝ ﺿﻣن   
2.5.6.5  اﻟطﺑﺎﻋﺔ  وﺳﻳﻠﺔ ﺗﺳﺗﺑدﻝ ﻗد ﻟﻠﺟﻣﻬور  اﻟﻣﺑﺎﺳر اﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﻻﺗﺳﺗﺧدم  اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
.ﺗﺧزن أن ﻳﺟب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ  اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ. اﻟذاﻛرة ﺑوﺳﻳﻠﺔ   
3.5.6.5  ﺗﻠف ﻋدم ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﻛﺎﻓﻳﺔ اﺳﺗرارﻳﺔ ﻟﻪ ﻳﻛون أن ﻳﺟب ﺑﻪ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺧزﻳن ﻳﺗم اﻟذي اﻟوﺳط
.اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  اﻟﺗﺧزﻳن ظروف ﺗﺣت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت   
4.5.6.5  ﺟﻬﺎز ﻓﻳﻪ ﻳﺳﺗﺧدم اﻟذي ﻟﻠﻐرض ﺧﺎص ﺗطﺑﻳق ﻷي ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﺧزﻳن ذاﻛرة ﻫﻧﺎك ﻳﻛون أن ﻳﺟب
.اﻟﻘﻳﺎس  
5.5.6.5 اﻟ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﺎن ذﻟك ﺧﻼف ﻳذﻛر ﻟم ﻣﺎ  وﻓﺗرة اﻟﻔواﺗﻳر ﻟﻔﺗرة اﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧزن أن ﻳﺟب ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺗم ﺗﻲ
 ﺗﻣﺣﻰ أن ﻳﻣﻛن ﻻ اﻟﻣﺧزﻧﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وإذا أﻛﺗﻣﻠت ﻗد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذاﻛرة ﺳﻌﺔ ﻛﺎﻧت إذا. ﺗﻣﺣﻰ أن ﻗﺑﻝ اﻷﻋﺗراض
.ﺟدﻳد ﻗﻳﺎس ﺑدء ﻳﻣﻛن أﻻ ﻓﻳﺟب ﺑﻌد ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟم اﻟﻣﺣددة اﻟﻔﺗرات ﺑﺳﺑب   
6.5.6.5  ﻗد ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت إذا. ﻣﺣوﻫﺎ ﻓﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑطرﻳﻘﺔة ﻟﻠﺧﺎرج ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺗم أو طﺑﻌت   
6.6.5 اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻗف          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
39 
   أو ﻣﻌطﻰ ﻟﻔرق اﻟوﺻوﻝ  ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ أو اﻟﺿﺦ ﺑﺄﻧﻬﺎء ﻳﺳﻣﺢ ﻓﺄﻧﻪ اﻟﺿﺦ وﻗف ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر اﻟﻧظﺎم ﻛﺎن إذا
.اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻛﻣﻳﺔ   
 اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻓﻲ ﻣوﺻف  ﻫو ﻛﻣﺎ ﺗﺣدﻳدة ﻣﺳﺑق ﺣﺟم ﻟﻳس ﻫذا اﻻﺧﺗﻳﺎر  ﺣق: ﻣﻼﺣظﺔOIMLR117  ﻹﻋﺎدة ﻳﺳﺗﺧدم ﻻ وﻟذﻟك
.ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻠﻛﻣﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ  اﻟﺿروري  ﻣن ﻟﻳس. اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻔﻊ   
7.5 إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  ﺑﺄﺟزاء اﻟﻣزود اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻧظﺎم أﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت   
1.7.5  ﻋﻠﻰ ﺗزﻳد ﻻ أﺧطﺎءﻫﺎ  ﺑﺣﻳث وﻣﺻﻧﻌﺔ  ﻣﺻﻣﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  اﻷﺟزاء ﺗﻛون أن ﻋﺎﻣﺔﻳﺟب  ﻣﺗطﻠﺑﺎت
 )ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻣوح أﺧطﺎء أﻗﺻﻰ  أﻧظر2.1.5  أﻧظر )اﻟﻣوﺻﻔﺔ  اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت( 1.1.5.(  
2.1.7.5  ﺑﻧد ) اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺿطراﺑﺎت  ﺗﺗﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺣﻳث وﺗﺻﻧﻊ اﻟﻘﻳﺎس أﺟﻬزة ﺗﺻﻣم أن ﻳﺟب
1.2.1.7.5  وﺑﻧد2.2.1.7.5 : أﻣﺎ  ( 
أو واﺿﺢ ﺧطﺄ ﻳﺣدث ﻻ( ا  ) 
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺢ ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ وﻳﺗم اﻟواﺿﺢ اﻟﺧطﺄ ﻳﻛﺗﺷف( ب  .) 
1.2.1.7.5 اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻷﺿطراﺑﺎت  أﺛﻧﺎء   
.ﻛﻬروﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ  ﻣﺟﺎﻻت ,  رادﻳو ﺗرددات , ﺗﺷﻌﻊ( أ   
ﺗردد ﻣﺟﺎﻻت  ﻣوﺻﻠـ رادﻳو( ب   
.ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ  ﺷﺣﻧﺎت أﻧﺑﻌﺎث( ﺟـ   
ﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ  ﻗوة ﺗردد ﻣﺟﺎﻝ( د   
ﺗﺣﻛم وﺧطوط , ﺑﻳﺎﻧﺎت , أﺷﺎرة , ﻗوة ﻋﻠﻰ ( ﻋﺎﺑر ) أﻧﻔﺟﺎر( ﻫـ   
اﻷﺷ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺗﻐﻳر( اﻟﺗﺣﻛمو  وﺧطوط اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت , ﺎرة   
اﻟﺟﻬد ﻓﻲ وﺗﻐﻳرﻟت  ﻗﺻﻳر أﻧﻘطﺎع , اﻟﻣﺗردد اﻟﺗﻳﺎر ﻟﺟﻬد أﻧﺧﻔﺎض(  ح   
2.2.1.7.5 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻷﺿطراﺑﺎت  ﺑﻌد            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
40 
  دوري ﺗﻛﺛف , رطﺑﺔ ﺣرارة( أ   
اﻟﻣﺗردد اﻟﺗﻳﺎر ﻗوة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺊ أﻧدﻓﺎع( ب   
ا ﻣﻔﺗﺎح ﺗﻳﺎر ﺑﺳﺑب ﻣرﻛﺑﺔ ﺑﺑطﺎرﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﺔ ﻳﺗم ﻗﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ( ﺟـ:  ﻟﻠﺳﻳﺎرة ﻟﺣرق   
.اﻟﺣرق ﻣﻔﺗﺎح ﻏﻠق ﺑﻌد اﻟﻣوﻟدات  ﻣﺛﻝ ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر  اﻟﺗﻳﺎر ﻣوﺗورات  ﻣن اﻟﻌﺎﺑرة اﻟﺗﻳﺎرات   
.اﻟﺑﻳﺎن ﺧطﺄ ﻗﻳﻣﺔ ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح اﻟﻣؤﺛر اﻟﺧطﺄ ﻣن أﺻﻐر أو اﻟﻣﺳﺎوي  اﻟﺧطﺄ: ﻣﻼﺣظﺔ   
3.2.1.7.5  ﺗطﺑﻳق  
 ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﻷﺣﻛﺎم2.1.7.5  وﻓﻲ( أ)2.1.7.5 ﻧﻔﺻﻠ ﺗطﺑق ﻗد( ب:) ﻋﻠﻰ ﺔ   
)أ(   أو/و اﻟﻣؤﺛر ﻟﻠﺧطﺄ ﺣدا ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻛﻝ   
)ب(   . اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻣن ﺟزء ﻛﻝ 
 ﻣن أي ﺗطﺑﻳق أﺧﺗﻳﺎر2.1.7.5  أو2.1.7.5 .اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ  ﻟﺟﻬﺔ ﻣﺗروك   
4.2.1.7.5 اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻗوة   
 ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻷﺣﻛﺎم ﺗﻘﺎﺑﻝ أن ﻳﺟب3.1.5  واﻟﺑﻧد2.1.7.5 .اﻟﺗﺣﻣﻝ  
 :أن ﺑﺣﻳث وﻳﺻﻧﻊ اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻳﺻﻣم أن ﻳﺟب   
)أ(   ﻗوة أﺧطﺎء ﻻﺗﺣدث  أو. اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺗﺣﻣﻝ 
.اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻗوة ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻣﻌﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ  اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻗوة أﺧطﺎء أﻛﺗﺷﺎف(  ب  ) 
 اﻷﺟزاء:اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ )اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻣن ﺟزء ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ( ب)و( أ )ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﺣﻛﺎم ﺗطﺑق ﻗد
(اﻟرﻗﻣﻳﺔ واﻷﺟزاء  اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ   
اﻟﻣﺻﻧﻌ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻣﺗروك ﻟﻠﺗطﺑﻳق( ب )أو( أ )ﻣن أي أﺧﺗﻳﺎر. ﺔ  
3.1.7.5 اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ  ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗدﻻﻝ            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
41 
   ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة  ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺳﺗدﻝ3.1.5  وﺑﻧد2.1.7.5  ﻣن اﻟﺟﻬﺎز ﻣر إذا
.اﻟﻣواﺻﻔﺔ  ﻫذﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  واﻻﺧﺗﺑﺎرات  اﻟﻔﺣص   
4.1.7.5 :اﻟﻣﻘﺎس اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻟﺣﺟم اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن ﻣن أﻛﺑر اﻟذي ﻫو اﻟﻣؤﺛر اﻟﺧطﺄ   
 ) ﺧﻣس1/5أو. اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻟﻠﻛﻣﻳﺔ ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ(  
  ﻣوﺻف  ﺣﺟم ﺣﻳود أدﻧﻰ( Emin)  ﻟﺑﻧد طﺑﻘﺎً ﻣﺣدد45.2. 
5.1.7.5  اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﺣددة اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ زادت ﻟو ﺣﺗﻰ ﻣؤﺛرة ﻏﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧطﺎء  ﺗﻌﺗﺑر4.1.7.5:  
ﻣﺛ ) واﺣد وﻗت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺳﺑﺎب ﻣن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء(  أ ) اﻟﻛﻬروﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ  اﻟﻣﺟﺎﻻت  ﻝ
.ﻓﺣﺻﺔ وﺳﺎﺋﻝ أو اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻓﻲ ﻳﻧﺷﺄ اﻟذي( واﻟﺗﻔرﻳﻎ   
.ﻗﻳﺎس أي أﺟراء ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء(  ب  ) 
.ﻗﻳﺎس ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻧﻘﻝ أو ﺗذﻛر أن ﻳﻣﻛن ﻻ واﻟﺗﻲ اﻟﺑﻳﺎن ﻓﻲ ﻟﺣظﻲ أﺧﺗﻼف ﺗﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﺑرة اﻷﺧطﺎء(  ﺟـ  ) 
ﻧﺗﻳﺟ ﻓﻲ ﺗﻐﻳرات إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء(  د ) ﺟﻣﻳﻊ ﻳﻼﺣظﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﺧطﻳر ﺗﻛون واﻟﺗﻲ اﻟﻘﻳﺎس ﺔ
.اﻟﺗﻐﻳرات  ﻫذﻩ طﺑﻳﻌﺔ ﺗوﺻف أن ﻳﻣﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻣواﺻﻔﺎت  ﻓﺄن, اﻟﻘﻳﺎس ﺑﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن   
2.7.5 اﻟﻘوة ﺗزوﻳد وﺳﻳﻠﺔ   
1.2.7.5  ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﻣزود اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻳﻛون أن ﻓﻳﺟب , اﻟﻘدرة ﺗزوﻳد ﻓﺷﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗوﻗف ﻟم إذا
ﻟﺗ طوارئ. اﻟﻔﺷﻝ ﺧﻼﻝ واﻟﺗﺣﻛم اﻟﻘﻳﺎس وظﺎﺋف ﺟﻣﻳﻊ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘدرة  اﻟﻘوة زوﻳد   
2.2.7.5  اﻟﺑﻧد ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻳﺟب , اﻟﻘدرة ﺗزوﻳد ﻓﺷﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﻔت اﻟﺻﻔﻘﺔ إذا1.2.7.5  اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أن أو
 وﺳﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻳﺔ طوﻳﻠﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻔﺗرة ﻟﻠﻌرض ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺳﺗﻣر وأن ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ  ﻳﺗم اﻟﻔﺷﻝ وﻗت ﻓﻲ أﺧذﻫﺎ ﺗم
ا  ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ. اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﻳﺎر ﻳﺳﺗﻛﻣﻝ أن ﻳﻣﻛن ﻟذﻟك ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﺑﻳﺎن
 إﻟﻰ ﻳزداد ﺳوف اﻟﻣﺑﻳن ﻟﻠﺣﺟم ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ5 .ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻰ ﻣن  % 
3.2.7.5  اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورة  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ2.2.7.5  ﺗزوﻳد إﻋﺎدة ﺑﻌد اﻟﻘﻳﺎس ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺑﻳن أن ﻛذﻟك ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻳﻛون
اﻟ.ﻘدرة           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
42 
  4.2.7.5  اﻟﺑﻧد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ2.2.7.5  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ . اﻟﻘدرة ﺗزوﻳد إﻋﺎدة ﺑﻌد ﻓﻌﻠﻳﺎً اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻧﻘﻝ ﻳﺗم ﻗد
 ﻟﻠﺑﻧد طﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﺳﻣوح ﺧطﺄ أﻗﺻﻰ ﺗطﺑﻳق ﻳﺗم2.1.5.   
3.7.5 اﻟﻔﺣص وﺳﺎﺋﻝ   
1.3.7.5 ا اﻟطﺄ ﺗﺟﺎوزت  اﻟﻣﻘﺎس اﻟﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ اﻟذي اﻷﺿطراب  ﻛﺷف اﻟﻔﺣص وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺧدم  ﻟﻣؤﺛر
 ﻟﻠﺑﻧد طﺑﻘﺎً4.1.7.5 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳرات  ﻟﻬﺎ ﻳﻛون أن وﻳﺟب   
 أو. اﻟﺣﺟم ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻐﻳر اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ 
  ﺗﻛون أن ﺑدون اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﻣﻊ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻘﻳﺎس ﺟﻬﺎز ﻳﺳﺗﻣر ﺣﻳن ﺧطﺄ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻓﻘط أﻳﻘﺎف
أو. ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻫذﻩ 
 .اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻳﻘﺎف 
2.3.7.5 اﻋﺗﻣﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﻳﺟب  ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻔﺣص وﺳﺎﺋﻝ أن ﻟﻠﺗﺄﻛد اﻟﻔﺣص ﻳﻣﻛن أن اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﺗﺣﻘق اﻟﻧوع د
:وذﻟك. ﺟﻳداً   
 أو. اﻟﺣﺳﺎس  ﺑﻔﺻﻝ 
 أو. اﻷﺷﺎرات  داﺋرة ﺑﻘطﻊ 
 .اﻟﻘدرة ﺗزوﻳد ﺑﻘطﻊ   
3.3.7.5  وﻛذﻟك اﻟﻣﺧزﻧﺔ واﻟﺗﻛوﻳن  اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻣﻳﻊ ﻗﻳم ﻓﺣص ﺑﺣﺎﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻠوظﺎﺋف  اﻟﻔﺣص ﺳﻬوﻟﺔ
اﻟﺑﻳ وﺗﺧزﻳن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﻘﻝ اﺟراءات  اﻟﻧوع ﻣن ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺗو  ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻧﺎتI)  أوP).  
4.3.7.5  اﻟﻧوع ﻣن ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻷﻟﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب  ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻔﺣص ﺳﻬوﻟﺔP)  ﻳﻣﻛن. 
.اﻟﻣزدوج اﻟﺗﺧزﻳن أو اﻷﺧﺗﻳﺎر ,  اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻣﺳﺎﻋدة  اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣص ﻫذا ﻳﺟرى أن   
5.3.7.5 ﻟوﺳ اﻟﻔﺣص ﺳﻬوﻟﺔ  أﻛﺗﺷﺎﻓﺔ ﻳﺗم ﻣﻧﻔردة اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳؤ أو ﺧطﺄ أن ﻳؤﻛد أن ﻳﺟب اﻟﺑﻳﺎن ﻳﻠﺔ
 اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﺣدث أن ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺑﻳﺎن. ﺧﺎطﺊ ﺑﻳﺎن ﻳؤدي أن ﻳﻣﻛن ﻻ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً أو/و ﺑﺻرﻳﺎً
 اﻟﻌرض ﺷراﺋﺢ ﺑﻳن اﻟﺗﻳﺎر ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔLED  ﻳﻣﻛن اﻟﺑﺻري  اﻟﻔﺣص. اﻟﻔﻠورﺳﻧﺗﻲ  اﻟﻌرض ﺷﺑﻛﺔ ﺟﻬد ﺑﻘﻳﺎس أو
ﻋﻠ  ﺑﺷراﺋﺢ ﻳﺟرى أن اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻰLC  رﺳوﻣﺎت )  زاﺋدةLED .وأﺳود أﺑﻳض أﺧﺗﺑﺎر أو  (          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
43 
  6.3.7,5  اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺳﺑﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎن ﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻔﺣص ﺳﻬوﻟﺔ ﻛﺷف ﻳﻣﻛن أن اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﺧﻼﻝ ﻳﺟب
 اﻷﺑﻳض ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﺻري  ﺑﺎﻟﻔﺣص  أو( اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻔﺣص وﺳﻳﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ) اﻟﺑﻳﺎن وﺳﻳﻠﺔ ﺟزء أو ﻛﻝ ﺑﻔﺻﻝ
واﻷ. ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً أو ﻳدوﻳﺎً اﻟﻣﺛﺎر ﺳود   
7.3.7.5   ﻣن ﻟﻠﺑﻧود طﺑﻘﺎً ﻣﺛﻝ ) اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺣص ﺗﺳﻬﻳﻼت2.6.5  إﻟﻰ5.6.5  أن ﻳﺟب( 
.ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﻝ وأن ﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة  اﻟﻣﺣددة اﻟوﺳﻳﻠﺔ أن ﺗؤﻛد   
8.3.7.5 .اﻟورق وﺟود ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛذﻟك ﻳﺷﻣﻝ أن ﻳﺟب اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻔﺣص ﺳﻬوﻟﺔ   
6 ﻟو واﻟﺧﺗمـ   ﻣﺳﺗﻧدات  و ﺣﺎت   
1.6 .اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟوﺣﺔ   
1.1.6  ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﻠوﺣﺔ ﺧزان ﻛﻝ ﻳزود أن ﻳﺟب  رؤﻳﺗﻬﺎ وﻳﻣﻛن اﻟﻘراءة وﺳﻬﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﻛون أن وﻳﺟب
ﺑﺳﻬوﻟﺔ  . اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ظروف ﺗﺣت ﺗﺗﺷوﻩ ﻻ ﻣﺎدة ﻣن ﻣﺻﻧوﻋﺔ  ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدرةﻟوﺣﺔ   ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ
 ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻳﻣﻛن ﻛﻣﺎ. ﺑﺳﻬوﻟﺔ  ﺑدون ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻻ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺛﺑﺗﻪ ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟوﺣﺔ
 اﻟﻣﻣﻳزة اﻟﻌﻼﻣﺎت  ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺗﻰ اﻟدﻣﻎ اﺧﺗﺎم ﻛﺳر أو ﻟﻠﺟﻬﺔاﺗﻼف   اﻟﺗرﺧﻳص  ﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻳﺔ
.واﻟﻣواﻓﻘﺔ  
2.1.6 : اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﻛون أن ﻳﺟب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   
 اﻟﺗﺟ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو أﺳم  اﻟﻣﺻﻧﻌﺔﺎرﻳﺔ  ﻟﻠﺟﻬﺔ  . 
  و اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﺳﻧﺔﻧوع  اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ( اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ  اﻟرﻗم ﻣن ﻛﺟزء ﺗﻌطﻰ ﻗد اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ  ﺳﻧﺔ  .) 
  
 .ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ  اﻟرﻗم  
 .أﻣﻛن إذا , اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ  ﻟرﻗم   
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﻧوعرﻗم   , أﻣﻛنإذا إذا  .
  ﺟزء ﻟﻛﻝ اﻻﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ أو ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  اﻷﺳﻣﻳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻝاﻟﺳﻌﻪ   .         اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
44 
    اﻟﺿﺑﺎطﺔﻓﺋﺔ  ﺧﻼف ﻛﺎﻧت إذا0.5. 
 .ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻟﻛﻝ أو ﺧزان ﻟﻛﻝ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﻳﺔ أدﻧﻲ   
  اﻟﺣرارة درﺟﺔ. اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ 
  ﺧﻼف ﻛﺎن إذا اﻟﻣوﺻف  اﻟﻣﻳﻝ ﻣدى2.%  
3.1.6  اﻟﺗﺣﻘق ﻋﻼﻣﺎت  ﻟوﺿﻊ وذﻟك اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗرك ﻳﺟب  ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت  طﺑﻘﺎً
.اﻟوطﻧﻳﺔ  
2.6  اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻧدات   
1.2.6  ﺗﺗﺿﻣن ﻳﺟب اﻟﻣﺗﻧدات  ﻫذﻩ . اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﺗوﺛﻳق ﻳﺟب و اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻧظﺎن اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءً
:ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ   
 .اﻟدﻣﻎ ﺧطﺔ  
 .ﻟﻸﻧﺎﺑﻳب  ﺗﺧطﻳطﻲ  رﺳم  
 .اﻟﻣؤﺛر اﻟﻣﺗروﻟوﺟﻲ  اﻟﺗﺣﻛم ﺧطوط ﻋﻼﻣﺎت  ﻣﻊ ﺗﺧطﻳطﻲ  رﺳم  
 .وﺟدت أن اﻟﻣﻌﺎﻳرة وﺟداوﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣطﺑوﻋﺎت  
 ﻣ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻳﺎن  اﻟدﻣﻐﺎت  ﻛﺳر وﻛذﻟك اﻟﺗﺻﻠﻳﺣﺎت  و اﻟﻘﻳﺎس ﺑﻧظﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻠﺗﻐﻳرات  وﺻف ﻊ
.ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺑﻼﻏﺎت  ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ  اﻟرﺳﻣﻳﺔ  
 .وﺟدت أن, وﻣﻌﺎﻳرﻫﺎ  ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت  اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت  
2.2.6 .اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔظ ان وﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣن ﺟزء  اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻧدات   
3.6  اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺣﺟﻣﻳﺔﻟوﺣﺔ  ﻏﻳر ﺑوﺣدات ﻣدرﺟﺔ ﻋﻣق ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺎطر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧزاﻧﺎت  ﻋﻠﻰ   
 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣﺛﻝ ﻓﻲ . ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺟزء ﻟﻛﻝ أو ﻟﻠﺧزان وذﻟك ﺧزان ﺳﻌﺔ ﺑﻠوﺣﺔ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻧدات  ﺗﺳﺗﺑدﻝ ﻗد
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺣﻣﻝ وأن اﻟﺧزان ﻋﻠﻰ اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﻟوﺣﺔ ﺗﺛﺑت أن ﻳﺟب            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
45 
   وإﻋدا اﻟﺧزان ﺑﻣﻌﺎﻳرة ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬﺔ. اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝ د  
 .اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺷﻬﺎدة رﻗم  
 .اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟﺣرارة درﺟﺔ  
 .وﺟدت إذا, اﻟﺗﺳﺧﻳن  ﻣﻠﻔﺎت ﻋدد  
  واﻻرﺗﻔﺎع  اﻟﺣﺟم ﺑﻳن ﻛداﻟﺔ ) اﻟﺧزان ﺳﻌﺔ ﺟدوﻝV(h)  اﻟﺗﻧﺎﻗص  وﻣﻌدﻝ اﻟﺣﺟم ﺑﻳن أوV(C) (. 
4.6 اﻟﺗﺣﻘق ﺷﻬﺎدة   
1.4.6 .اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﻣﻊ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ  ﺗﺣﻘق ﺷﻬﺎدة ﻣطﻠوب ﻳﻛون ﻗد   
2.4.6  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﺗﺣﻘق ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﺿﻣن أن ﻳﺟب اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻧﺎﻗﻼت  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ  
 اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺷﻬﺎدات  إﺻدار ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ  اﻟﺟﻬﺔ أﺳم  اﻟﺷﻬﺎدة ورﻗم  . 
 .( ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻛﺎن إذا ) وﻋﻧواﻧﻪ اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﻣﺎﻟك أﺳم   
  اﻟﺗﺻﻧﻳﻊأﺳم  ﺟﻬﺔ   ﻟﻪ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻧوعواﻟﻌﻼﻣﺔ   ﺳﻧﺔو وا اﻟﺻﻧﻊ. اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ  ﻟرﻗم   
  ) اﻟﻌرﺑﺔ ﺗرﺧﻳص  ﺗﺳﺟﻳﻝ رﻗم  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن إذا  (.  
  اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔﻋدد  اﻷﺟزاء )  اﻟﺗﺳﺧﻳن  ﻣﻠﻔﺎت وﻋدد  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن إذا  (.  
 ) اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻧﻘطﺔ ﻣﻛﺎن ﺗﺣدﻳدP  إذا) اﻟرأﺳﻰ اﻟﻘﻳﺎس ﻣﺣور وﻣﻛﺎن ( ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن  (. 
 اﻟوﺳﺎ أو ﻟﻠﺗرﻛﻳﺑﺎت  اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺷﻬﺎدة ورﻗم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻳرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔطرﻳﻘﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺋﻝ  . 
  ﻛﺎن إذا ) وأﻳﺿﺎ اﻟﺗﻔرﻳﻎ ﻣواﺳﻳر ﺑﻣﻝء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﺻطﻼﺣﺎت  أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً (وﺻﻠﺔ  وﺟود ﺑﻳﺎن  
.ﺗﺟﻣﻳﻊ 
 ارﺗﻳﺎب. اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳن اﻟﺣﺟم ﻗﻳم ﺗﻌﻳﻳن   ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ  ﺳرﻳﺎن ﻣدة وطوﻝ اﻟﺷﻬﺎدة إﺻدار ﺗﺎرﻳﺦ
.اﻟﻣدة ﻟﻬذﻩ ﺣدود وﺿﻊ ﺗم إذا            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
46 
   :ﻣﻼﺣظﺔ) ﺑﺄ ﻳوﺻﻰ  ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة ﺻﻼﺣﻳﺔ  ﻣدة ﺗﻛون ن2- 5 ﺳﻧوات  (.
 .اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻝ  اﻟﺷﺧص  وﺗوﻗﻳﻊ واﺳم وظﻳﻔﺔ   
 اﻟرﻣ ﻣﻌﻧﻰ ﺷرح ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺗﺧطﻳطﻰ  رﺳم  و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔز  .
 .( ﻓﻘط اﻟﻣﻘطورات  ﻹﺷﺑﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ) اﻟﺗﺣﻘق أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺻﻳﻝ  وﺻﻠﺔ ارﺗﻔﺎع   
 .اﻟدﻣﻎ وأﺧﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘق ﻋﻼﻣﺎت  وﺟود وأﻣﺎﻛن ﻋدد   
 ﻟﻛﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻧﻔﺻﻝﺟز ء   ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺣﻘقﻓﺈن  : ﻳﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻳن أن ﻳﺟب   
 اﻷﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ   . 
 اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺳﻌﺔ  .
 .ﺑﺎﻟﻣﻳﻠﻠﻳﻣﺗرات  اﻷﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻧﻘص أرﺗﻔﺎع   
 .ﺑﺎﻟﻣﻳﻠﻠﻳﻣﺗرات  اﻟﻣرﺟﻌﻰ  اﻷرﺗﻔﺎع   
  اﻟﺧزان ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌﺔﻋﻧد  ﻳﺔاﻷﺳﻣ. ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑواﺣدات  اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺟدوﻝ أو   
3.4.6 اﻟﻧﺎﻗ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ: اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﺿﻣن أن ﻳﺟب اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  ﻼت   
 .اﻟﺷﻬﺎدة ورﻗم اﻟﺷﻬﺎدة إﺻدار ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ  اﻟﺟﻬﺔ   
 .اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ذات اﻟﺣدﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﻛك ﻟﻌرﺑﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  رﻗم   
  إذا ) اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﻣﺎﻟك وﻋﻧوان أﺳم  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن   و( اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ  ﺟﻬﺔ  . 
  ) اﻟﻣﻌﺎﻳرة طرﻳﻘﺔ  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن إذا.  اﻻﺧﺗﺑﺎرات  وﺗوارﻳﺦ وﻣﻛﺎن  ( 
 .اﻟرأﺳﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  وﻣﺣور اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﻧﻘطﺔ ﺗﺣدﻳد   
 اﻷﺗﻔﺎﻗﻳﺎت. اﻟﺗﻔرﻳﻎ أﻧﺎﺑﻳب وﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﻣﻝء ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ   
 .ﺑﺎﻟﻣﻳﻠﻠﻳﻣﺗرات  اﻟﻣرﺟﻌﻰ  اﻻرﺗﻔﺎع            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
47 
   اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت  اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗص  وارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺻﻬرﻳﺞ  ﻟﻬﺎاﻟﻛﻠﻳﺔ   .
 اﻟﻌﻠوى اﻟراﺳم ﺣﺗﻰ  اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﺟﺳم ﺳﻌﺔ   و. اﻟﺗﻧﺎﻗص  ﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ   
 .( اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺟدوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻌﺗﻣد اﻟﺗﻰ ) اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ  اﻟﺣرارة درﺟﺔ   
  ارﺗﻳﺎب. اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ  اﻟﻘﻳم ﺗﻌﻳﻳن   
 ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻛوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺻﻬرﻳﺞ  اﺳﺗﺧدام  إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ  ﻓﺗرة . 
: )  ﻣﻼﺣظﺔ  ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة ﺻﻼﺣﻳﺔ  ﻓﺗرة ﺗﻛون ﺑﺄن ﻳوﺻﻰ5  إﻟﻰ10 .( ﺳﻧوات  
 ﺗ. اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺷﻬﺎدة إﺻدار ﺎرﻳﺦ   
 .اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراء ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻝ  اﻟﺷﺧص  وﻋﻧوان وأﺳم وظﻳﻔﺔ   
  اﻟرﻣوز ﻣﻌﻧﻰ ﻳوﺿﺢ ﺗﺧطﻳطﻰ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔرﺳم   . 
 اﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺟدوﻝ  ﻳﻌطﻲ اﻟذي   اﻟﺻﻬرﻳﺞ  ﻓﻰ اﻟﻣوﺟود اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺣﺟوم ﻗﻳم ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑوﺣدات
اﻟﺗﻧﺎﻗض  ارﺗﻔﺎع ﻟﻘﻳم واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻟﺳﺎﺋﻝ أرﺗﻔﺎع أو  ﻣﻘﺎﺳ  ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﻳﻣﺗر  ﺔ. اﻟﻣﺳﺗوى  ﻣﻘﻳﺎس ﻣدى داخ   
 .اﻟدﻣﻎ واﺧﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘق وأﻣﺎﻛن ﻋدد  
5.6 اﻷﺧﺗﺎم  
1.5.6  ﻳوﺻ.ﺗﻛﺗﺷﻔﺔ أو/و اﻟﻐش ﺗﻣﻧﻊ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺧﺗوﻣﺔ اﻟﻘﻳﺎس أﻧظﻣﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻛون أن ﻰﻳﺟب   ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن
:اﻷﺧﺗﺎم ﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ   
  و. اﻟﺗداﺧﻝ و اﻟﺗﺣﻛم ﺣدات  
 ﺑﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻛﺎﺑﻼت  ﻣﻊ اﻟطرﻓﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎدﻳق(. اﻟﺳﺎﺋﻝ وﻛﺷف اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺛﻝ ) ﻟﻘﻳﺎﺳﺎت  
 ﺟﻬﺎزﺣﺳﺎ س . اﻟﻣﺳﺗوى  ﻗﻳﺎس ﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻳﺎن  
 اﺟﻬزة. اﻟﻣﻳﻝ 
 .اﻟﺣرارة ﺣﺳﺎﺳﺎت           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
48 
  
 .اﻟﺗﻧظﻳف  إزاﻟﺔ ﺗطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﻋدا ﻓﻳﻣﺎ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﻛﺎﺷﻔﺎت  
 .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻛﺎن ﺣﻳﺛﻣﺎ واﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟﻌﻠوي اﻟﻣرﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣق ﻗﻳﺎس ﻣﺳطرة  
 تعليمات,  القياس  لنظام التعريف  لوحة.  وجد إذا والأنابيب  الھواء تخطيط  رسم و التشغيل  
 .فقط القاع من يملء أن يمكن الذي القياس  نظام في الخزان  لأجزاء  الصيانة  وفتحة القبة غطاء  
.الخزان  بجسم توصيلھا  نقاط عند ختمھا يتم أن يجب وجدت  إذا التسخين  ملفات   
2.5.6 ﻋﻠ اﻷﺧﺗﺎم ﻰﻻﺗطﺑق . اﻷﻧﺎﺑﻳب  ﻧظﺎم   
3.5.6  أن ﻳﺟب.  ﻋﺎﺋق ﺑدون ﻣﻣﻛﻧﻧﺎً اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻹداري اﻟﻔﺣص ﻳﻛون ﺑﺣﻳث اﻷﺧﺗﺎم وﺿﻊ أﻣﺎﻛن ﺗﻧظﻳم ﻳﺗم
.اﻹﻋﺗﻣﺎد  ﺷﻬﺎدة داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎس ﻧظﺎم ﻣن ﻧوع ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻔردة اﻷﺧﺗﺎم ﺗﺛﺑﻳت ﻳﺗم   
  
 (ﻣﻌﻠوﻣﺎت )  أ ﻣﻠﺣق   
ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ  ﺣﺳﺎﺳﺎت  ﺑﻬﺎ ﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ  أﻣﺛﻠﺔ   
  
        
      
  
             اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
49 
  
  
  
              
  
  
 
   
             اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
50 
  
  
                
    
  
    
  
  
                   اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
51 
  
  
  
    
            
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
52 
  
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
53 
  
  
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
54 
  
  
  
  
        
  
                   اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
55 
  
  
  
  
          
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
56 
  
  
                    
  
                
  
.أ رقم شكل6   وموضع  قياس لمساطر  أمثلة
RPT الأرتفاع  نقص قياس            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
57 
  
  
.أ رقم شكل7   وموقع  ميكانيكية  لمساطر  أمثلةRPT   
( السائل  أرتفاع  قياس  ) 
  
.أ رقم شكل7   وموضع  ميكانيكية  قياس لمساطر  أمثلةRPT 
أر قياس() السائل  تفاع            اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
58 
  ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت )  ب ﻣﻠﺣق   
إﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻳﺎس ﻣﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻗﻳﺎس ﻷﺟﻬزة أﻣﺛﻠﺔ  
 
.ب ﺷﻛﻝ1 ﻟﻠزﻳت ﺻﻬرﻳﺟﻳﺔ  ﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻗﻳﺎس ﻧظﺎم ﺗرﻛﻳب ﺗﺧطﻳط   
 (واﻟوظﺎﺋف  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟﻣﻛوﻧﺎت  ﻟﺷرح  ) 
)1(          ﻣﺳﺗوى ﺣﺳﺎس  
)2(         ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻗﻳﺎس ﺧزان ﺟزء/ﻗﻳﺎس ﺧزان  
)3(        ﻣﻧﺎﺳ ﻛﺎن إذا , بﻋواﻣﺔ  
)4(         ﻣﻧﺗﺞ 
)5(         ﻗﺎع ﺻﻣﺎم 
)6(         ﺿﺦ ﺧط           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
59 
  )7(         ﺟﺎﻓﺔ وﺻﻝ ﺟﻠﺑﺔ  
)8(          ( ﻟﻠﻣﺿﺧﺔ  اﻟﺗﻳﺎر ﻣﺻب و اﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺧط ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻛﺎن إذا ) ﺳﺎﺋﻝ ﻛﺎﺷف  
)9(         ﺗﻬوﻳﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﻣﺎم  
)10(  (اﻟﺻﻣﺎم وظﻳﻔﺔ ﻣﻊ ﻣوﺿﺢ ) ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺧط   
)11(  ﺗرﺷﻳﺢ ﻧظﺎم  
)12(  ﻣﺿﺧﺔ 
)13(  ﻏ ﻓﺎﺻﻝ: ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ , اﻷﻧﺎﺑﻳب  ﻟﻧظﺎم ﻣﺳﺗوى ﺎزﺣﺳﺎس  
)14(  ﻣﻧﺎﺳب ﻛﺎن إذا, ﺗﺻرﻳف  
)15(  ﻓﺎرغ ﺧرطوم ﺻﻣﺎم  
)16(  (ﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻣﻛﺎن ) ﻓﺣص زﺟﺎج و ﻣرﺷﺢ ﻣﻊ ﺟﺎف ﺧرطوم وﺻﻝ ﺟﻠﺑﺔ  
)17(  ﻣﻝء ﺧرطو ﻣﻊ ﺧرطوم ﺑﻛرة  
)18(  ﻣﻝء ﺧرطوم ﺻﻣﺎم2  
)19(   ﻣﻝء ﺧرطوم ﺻﻣﺎم2 (ﻗﻔﻝ ﺻﻣﻠم ﺑدون اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻳﻘﻠﻝ)  
)20(   ﻣﻝء ﺧرطوم ﺻﻣﺎم1 
)21(  رﺟوع ﻋدم ﺻﻣﺎم  
)22(  ﺣرارة ﺣﺳﺎس  
)23(  ﻣﻧﺎﺳب ﻛﻼن إذا ﺗﻬوﻳﺔ  
)24(  وﺗﺣ ﻗﻳﺎس إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔوﺣدة  ﻛم  
)25(  اﻟﻣﺿﺧﺔ  ﻟﻣوﺗور ﺗﺣﻛم ﺿروريﺟﻬﺎز  ﻛﺎن إذا,           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
60 
  )26(  ﻣﻧﺎﺳب ﻛﺎن إذا, اﻟﻳﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم ﺧط.  
  
  
  
                  
  
          
 
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
61 
  
  
.ب شكل2 تعديل لأقصى  في الطرق  على تسير للبن صھريجية  لناقلة قياس نظام تركيب  تخطيط   
 (والوظائف  الأساسية  المكونات  لشرح  ) 
1( مستوى  حساس  
2( خز جزء / قياس منفصلخزان  قياس ان  
3( مناسب  كان إذا , عوامة  
4(  المنفصل  للجزء صمام1 
)5( فارغ أنبوب حساس  
6( الشاحنة  إلى للصخ صمام  
7(  المنفصل  للجزء صمام2ن ...
8(  إلى للضخ المقطورةصمام  
9(  إلى للضخ المقطورةصمام           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
62 
  )10(  رجوع  عدم صمام  
11(  النقل نقطة حساس  
12(  فحص  زجاج ذات نقل نقطة  
13(  إذا , المضخة  لموتور  تحكم جھاز بھا مضخة  مناسب  كان  
14(  شفط زجاجة  
15(  ھواء ضغط صمام  
16(  الشفط زجاجة  مستوى  حاس  
17(  فراغ صمام  
18(  الشفط زجاجة  تنظيف  صما  
19(  اللبن عينة سحب نظام  
20(  ھواء ضغط صمام  
21(  الشفط تيار صمام  
22(  حرارة  حساس  
23(  فراغ حساس  
24(   مص خرطوم  
25(  شفط قاذف  
26(  .إلكترونية  وتحكم  قياس وحدة  
 
  
                   اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
63 
  ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت )  ﺟـ ﻣﻠﺣق   
د ﻣن اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺣوﻳﻝ أﻣﺛﻠﺔ  ﻋﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ  اﻟﺣرارة رﺟﺔ15ºس  
 ﺗزﻳﻳت وزﻳوت ﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ـ( اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروف  إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ظروف ﻣن  ) 
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﻳﺗوق اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ  اﻟزﻳوت ﺣﺟم ﺗﺣوﻳﻝ   
  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ   ﺟداوﻝ  اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻌﺎدﻟﺔ   
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت   
 إﻟﻰ اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ
15º ﻋﻧد ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ س
15º س    
B Manual of petroleum 
measurement standards chapter 11.1.54.4 – volume correction factors 
ASTM D 1250-80 
Volume VIII, Table 54B  Chapter 11.1.54.4-6 
ASTM D 1250-80 
Volume X
 
.ﻋﺎﻣﺔ ﺗزﻳﻳت زﻳوت   
 إﻟﻰ اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ
15º ﻋﻧد ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ س
15ºس    
D Manual of petroleum 
measurement standards chapter 11.1.54.10 – volume correction factors 
ASTM D 1250-82 
Volume VIII, Table 54D  Chapter 11.1.54.10 
ASTM D 1250-82 
Volume XIV
 
:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺛواﺑت ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺗﻣد ( اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻝ ) اﻟﺗﺣوﻳﻝ   
   ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺞ   ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟزﻳت   ﻟﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣدى
)ﻛﻎ م/3(  K0 
]ﻛﻎ)م/3(2/0س[  K1 
)]مﻛﻎ/3(2/0[اﻟوظﻳﻔﺔس  
 ﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﺑﺗروﻟﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ  B 
 
 
 ﺑﺗروﻝ  
ﻧﺎﻓﺛﺎ  60.0  ـ770.4  
770.5 ـ787.5  346.4228  
- 0.00336312  0.4388  
2680.3206  2.2  
3.3  
 ﻛﻳروﺳﻳن
 ﻧﻔﺎﺛﺎتA-
1 787.6ـ83,.5  594.5418  0.0  2.2           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
64 
   وﻗود
ﺑﺗروﻟﻲ  838.6ـ1200.0  186.9696  0.4862  2.2  
زﻳوت 
 ﺗزﻳﻳت
ﻋﺎﻣﺔ  D ﻣزﻟﻘﺎت  750.0ـ1164.0  0.0  0.6278  2.2  
اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻝVCF )   ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻟﻣﻧﺗﺟﺎتB  وD:  
   
   
     :ﺣﻳث  
                    أو   
   
                 
   
  
  
                     اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
65 
  ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ) د ﻣﻠﺣق   
 إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ  اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺣوﻳﻝ أﻣﺛﻠﺔ15ºس  
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ظروف ﻣن  ) ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻏﺎزات ـ ( اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  اﻟظروفLPG) 
 ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﻟﺔﺗﺣوﻳﻝ  اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ  اﻟﻐﺎزات:  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﻳﺗوق   
  اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ   اﻟﺟداوﻝ  اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻌﺎدﻟﺔ   
 ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻔﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت
LPG)  
 ﻟدرﺟﺔ اﻟﺣﺟم ﺗﺣوﻳﻝ
15º ﻋﻧد اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ س
15ºس    
X  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻳﻳن   
54X) اﻷﻟﻣﺎ ﻧﻳﺔاﻟﻣواﺻﻔﺔ  
DIN51757 Annex B 
and AnnexG 
  
  اﻟﺛواﺑتP1  وP2 وP3  اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔVCF) :ﻫﻲ  
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣدى   
 مﻛﻎ/3  P1 P2  P3  P4  
500   إﻟﻰ600  4075.0ҳ10_3  5050.0ҳ10_6  27.5ҳ10_3  45.0ҳ10_6  
 ﻣن أﻛﺑر600  إﻟﻰ
620  2448.9ҳ10_3  2340.9ҳ10_6  1.589ҳ10_3  1.947ҳ10_6  
 ﻣن أﻛﺑر620  إﻟﻰ
640  2225.1ҳ10_3  1980.0ҳ10_6  1.588ҳ10_3  1.946ҳ10_6  
 ﻣن أﻛﺑر640  إﻟﻰ
650  1936.6ҳ10_3  1529.1ҳ10_6  1.588ҳ10_3  1.946ҳ10_6  
           اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
66 
   اﻟﺣﺟم ﺗﺻﺣﻳﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻝVVF)  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔx:  
  
 :ﺣﻳث  
     ∆t         =t    - 15  
  
            
  
            
          اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ  اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺔ80-1:2014 GSO/04 /FDS/OIMLR                       
67 
  
( ﻣﻌﻠوﻣﺎت )  ﻫـ ﻣﻠﺣق   
وﺣ ﻛﺛﺎﻓﺔ )  ﺟم1ﻛﻎ ﻣﻘطر ﻣﺎء  ( 
  
 
 
 
  
  
              
  
  
ال  بين الماء لكثافة به الموصي  جدول0
º و س40º . عملية تقارير  على يعتمد س  مترولوجيا2001  ,38  ,
301- 309.