Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE  
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS  
 
PC Nº 24/3 :  Fecha,  30 de Junio  de 2016 . 
 
PRODUCTO  : MEDIDORES DE VOLUMEN DE GAS 
DE MEMBRANAS DEFORMABLES  
QUE POSEEN TOTALIZADORES 
ELECTRÓNICOS QUE FUNCIONAN 
CON PILAS .  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 1359:1999 . 
  
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPITULO  
 
 
I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para lo s medidores de 
volumen de gas de membranas deformables  que poseen totalizadores electrónicos que 
funcionan con pilas , de acuerdo al alcance y campo de aplicación de la  norma UNE -EN 
1359:1999 . 
 
- Aplica a los medidores  que cumplen con las siguientes condiciones:  
 
 Monotubulares coaxiales o bitubulares . 
 Destinados a medir volúmenes de gases combustibles de la primera, segunda o 
tercera familias , de acuerdo a  la norma chilena NCh953.Of2006, complementada 
por la norma UNE -EN 437:2000+A1:2009 . 
 Presión máxima de 1 bar .  
 Caudales máximos de 160 m3/h. 
 Rango mínimo de temperatura ambiente, y de temperatura del gas, entre -5 ºC y 
+35 ºC, ambas incluidas.  
 
II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Condiciones de funcionamiento  UNE -EN 1359:1999  4   
1.1 Rango de caudal  UNE -EN 1359:1999  4.1 Menor   
1.2 Presión máxima de funcionamiento  UNE -EN 1359:1999  4.2 Menor    
 
Página 2 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1.3 Rango de temperatura  UNE -EN 1359:1999  4.3 Menor   
2 Comportamiento metrológico  UNE -EN 1359:1999  5 Menor   
2.1 Errores de indicación  UNE -EN 1359:1999  5.1 Menor   
2.2 Absorción de presión  UNE -EN 1359:1999  5.2 Menor   
2.3 Caudal de arranque  UNE -EN 1359:1999  5.3 Menor   
2.4 Estabilidad metrológica  UNE -EN 1359:1999  5.4 Menor   
3 Diseño y materiales  UNE -EN 1359:1999  6   
3.1 Generalidades  UNE -EN 1359:1999  6.1 Menor   
3.2 Robustez  UNE -EN 1359:1999  6.2   
3.2.1  Envolvente del medidor  UNE -EN 1359:1999  6.2.1  Menor   
3.2.2  Estanquidad externa  UNE -EN 1359:1999  6.2.2  Crítico   
3.2.3  Resistencia a la presión interna  UNE -EN 1359:1999  6.2.3  Crítico   
3.2.4  Precintado de la envolvente del 
medidor  UNE -EN 1359:1999  6.2.4  Mayor   
3.2.5  Conexiones  UNE -EN 1359:1999  6.2.5  Crítico   
3.2.6  Resistencia a las vibraciones  UNE -EN 1359:1999  6.2.6  Crítico   
3.2.7  Resistencia a los choques  UNE -EN 1359:1999  6.2.7  Crítico   
3.2.8  Resistencia al uso indebido  UNE -EN 1359:1999  6.2.8  Crítico   
3.3 Protección contra la corrosión  UNE -EN 1359:1999  6.3   
3.3.1  Generalidades  UNE -EN 1359:1999  6.3.1  Mayor   
3.3.2  Resistencia a la corrosión externa  UNE -EN 1359:1999  6.3.2  Mayor   
3.3.3  Resistencia a la corrosión interna  UNE -EN 1359:1999  6.3.3  Mayor   
3.4 Resistencia al rango de temperatura de 
almacenamiento  UNE -EN 1359:1999  6.4 Mayor   
3.5 Características opcionales  UNE -EN 1359:1999  6.5 Mayor   
4 Comportamiento mecánico  UNE -EN 1359:1999  7   
4.1 Conjunto del medidor  UNE -EN 1359:1999  7.1 Mayor   
4.2 Totalizador  UNE -EN 1359:1999  7.2 Mayor   
4.3 Membranas y otros componentes en 
contacto con el gas  UNE -EN 1359:1999  7.3 Mayor   
5 Totalizadores electrónicos que 
funcionan con pilas  UNE -EN 1359:1999  Anexo  C  (1) 
5.1 Campo de aplicación  UNE -EN 1359:1999  C.1 Menor   
5.2 Construcción mecánica  UNE -EN 1359:1999  C.2   
5.2.1  Diseño  UNE -EN 1359:1999  C.2.1  Crítico   
5.2.2  Comportamiento de la pila  UNE -EN 1359:1999  C.2.2  Mayor   
5.2.3  Protección contra la penetración de 
polvo y agua  UNE -EN 1359:1999  C.2.3  Mayor   
5.2.4  Humedad relativa  UNE -EN 1359:1999  C.2.4  Mayor   
5.2.5  Resistencia a la temperatura de 
almacenamiento  UNE -EN 1359:1999  C.2.5  Mayor   
5.3 Construcción eléctrica y electrónica  UNE -EN 1359:1999  C.3   
5.3.1  Componentes eléctricos  UNE -EN 1359:1999  C.3.1  Mayor   
5.3.2  Componentes electrónicos  UNE -EN 1359:1999  C.3.2  Mayor   
5.4 Funcionamiento  UNE -EN 1359:1999  C.4   
5.4.1  Pila UNE -EN 1359:1999  C.4.1  Mayor   
5.4.2  Interruptores de tensión  UNE -EN 1359:1999  C.4.2  Menor    
 
Página 3 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
5.4.3  Capacidad de lectura de impulsos del 
totalizador  UNE -EN 1359:1999  C.4.3  Menor   
6 Marcado  UNE -EN 1359:1999  8  (2) 
 
Nota s TABLA A : 
(1) Los Organismos de Certificación  encargados de realizar la certificación de los medidores, deberán  solicitar los 
certificados  que demuestren el cumplimiento  del punto C.5 (compatibilidad electromagnética), del Anexo C , de la 
norma UNE -EN 1359:1999, los cuales deben ser  otorgado s por enti dades que cumplan con los  requisitos indicados 
en el Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
(2) Los requisitos señalados en las letra a) y h), del punto 8.1 de la norma UNE -EN 1359:1999, no son exigidos en el 
presente protocolo.  
 
El número mínimo de medidores que el solicitante de certificación debe suministrar para 
los ensayos, y los  ensayos a realizar en los medidores suministrados, se indican en la 
Tabla 10, del punto 9, de la norma UNE -EN 1359:1999.  
 
III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en la s cláusulas 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, C.2.1 y 8  
de la norma  UNE -EN 1359:1999 , según  la Tabla A del Capítulo II , del presente 
protocolo.  Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y documental que deben 
realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de 
plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas declaraciones por parte 
del importador o fabricante hacia la Superintendencia  de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con 
el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) (1) . No obstante los Organism os de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : 
(1) De no ser presentado el d ocumento descrito en el  Anexo A , el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 
solicitud de certificación . 
  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
  
 
Página 4 de 9 
  TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 mensual  
26 a 150  3 0 1 mensual  
151 a 1200  5 0 1 mensual  
1201 a 35000  8 0 1 mensual  
35001 o más  13 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el niv el de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada  la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere e l total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem  “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
  
 
Página 5 de 9 
  2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEG UIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
estable cidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la  muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en  su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicand o que la 
producción  sigue siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los Organismos de Certificación 
mantienen sus responsabilidades como  administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo  a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
  
 
Página 6 de 9 
  2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los An álisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A , del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rech aza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Página 7 de 9 
  3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante  o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda insp ección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Se guimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E. 
 
 
 
 
  
 
Página 8 de 9 
   
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraí da en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptaci ón señalados en el punto 5 .2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUN DA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
IV.- MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación d eberá v erificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Marcado de acuerdo a l o dispuesto en el punto 6 de la TABLA A, del presente 
protocolo . 
 
b) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia . 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO /JMG /MCR/ mcr. 
 
 
  
 
Página 9 de 9 
   
ANEXO A  
 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente (a))  
Superintendente (a) de Electricidad y Combustibles.  
Presente  
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………………..  siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combusti bles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.