MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO   77507         DE 2016 
                                              10  NOV  2016  
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se 
reglamenta el control metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos 
REPUBLICA DE COLOMBIA
I
 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 , y  
G/TBT/N/COL/218/Add.1  
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé:  “[l]a ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos  y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la s eguridad y 
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materia s primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.21 del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario, señala 
que: “Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o 
tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la 
salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, 
protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir las disposiciones y 
los requisitos establecidos en el presente decreto y con los reglamentos técnicos metrológicos que 
para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, con las 
recomendaciones de la Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML) para cada tipo de 
instrumento”.  
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que: “En especial, están 
sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida que sirvan 
para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras: 
  
1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios. (…)”.  
 
                                            
1 Modificado por el  Decreto 1595 de 2015 que expidió las normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y modificó 
el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario de l 
Sector Comercio, Industria y Turismo. 
 
2 Ibídem . RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 2_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.1 ibídem, precisa que “ La Superintendencia de Industria y Comercio es 
la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos metrológicos para instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico. 
 
“(…) 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informáticas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico 
e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los 
instrumentos de medición, reportarán información al sistema. (…). 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de 
la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 50, 51, 54 y 55 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
entre otras funciones, respectivamente: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombia. 48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en 
el orden nacional. 50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación de modelo. 51. 
Ejercer el control sobre pesas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico”. Y,  “55. Expedir la 
reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 14 del Decreto 4886 
de 2011, es función del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en especial : “4. Fijar las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico”. Y, 9.  Estandarizar métodos y procedimientos de medición y 
calibración, así como un banco de información para su difusión” . 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar la suspensión inmediata y 
de manera preventiva de la producción o comercialización de productos cuando se tenga 
indicios graves de que dicho producto no cumple, entre otros, con el reglamento técnico 
correspondiente, o para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación 
a las normas sobre protección al consumidor. 
 
Que en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, se dispone que:  “(…) Toda persona que use o mantenga un 
instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas con el presente 
capítulo será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición, 
en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así 
como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente deberá 
permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que 
se hagan después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso 
al instrumento de medición y a los documentos pertinentes”. 
 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7.14.1. y siguientes del Decreto 
1074 de 2015 y lo previsto en la Resolución SIC No. 64190 de 2015, y para impulsar la defensa 
de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, se hace necesario determinar 
los requisitos que deben cumplir los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 
líquidos producidos en Colombia o importados al país, para efectos de ser declarada su 
conformidad, y ser utilizados en Colombia, por lo cual es necesario adoptar las disposiciones 
establecidas en la presente resolución. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 3_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Que el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en dos (2) oportunidades, entre el 5 y 27 de marzo de 2015, y entre 
el 20 y 26 de noviembre de 2015, el cual fue objeto de observaciones por parte de terceros. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, est a 
Superintendencia solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con oficio No. 15-311687-0, concepto previo a la notificación internacional ante la 
Organización Mundial del Comercio -OMC-, acerca del cumplimiento de la presente 
reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y si la misma 
podría llegar a crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países. 
 
Que mediante comunicación con Radicado No. 15-311687-3-0, la Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analizando la norma conceptuó previamente a la 
notificación internacional en el sentido de precisar dentro del reglamento: (i) el objeto legítimo 
cuya protección se busca con el reglamento técnico metrológico, (ii) la individualización de los 
productos sujetos al cumplimiento del reglamento con inclusión de las partidas arancelarias 
correspondientes, (iii) el esquema de certificación adoptado dentro del proceso de evaluación 
de la conformidad y (iv) la fecha de entrada en vigencia del reglamento y su régimen de 
transición. 
 
Las observaciones planteadas dentro del concepto previo rendido por la Dirección de 
Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fueron evaluadas en su pertinencia 
por esta Entidad, adoptando las que se consideraron necesarias para su cumplimiento. 
 
Que mediante signatura G/TBT/ N/COL/218  del 20 de abril de 2016,  el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo trasladó  la notificación internacional de esta resolución ante los países 
miembros de la OMC y de la CAN, al igual que a los  socios comerciales, informando que al 
cabo de los noventa días de haberse notificad o el proyecto no se prese ntaron observaciones . 
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia mediante memorando 
con Radicación No. 15-311687-12 del 23 de agosto de 2016, rindió concepto previo de 
abogacía de la competencia sobre la presente reglamentación concluyendo que la adopción 
del estándar internacional contemplado en la Recomendación OIML R 117 primera parte, 
“Sistemas Dinámicos de Medición de Líquidos Diferentes del Agua, Requisitos Metrológicos y 
Técnicos” , “reduce los impactos negativos que el mismo pueda tener en la libre competencia 
económica” . Del mismo modo señaló que la expedición de reglamentos técnicos se justifica y 
a
dmite dentro del marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio “siempre que dichos 
reglamentos no generen obstáculos innecesarios al comercio”  y “cuando la misma sea necesaria para 
alcanzar un objetivo legítimo, tal como ocurre en el presente caso, puesto que el objetivo del Proyecto 
es reducir o eliminar la inducción a error de los consumidores” . 
 
Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de reducir los impactos negativos que la presente 
reglamentación pudiera tener en la libre competencia económica, se pronunció frente al 
capítulo de evaluación de la conformidad de los medidores de combustibles3, (numeral 7.7.1.2) 
y frente a la prohibición de comercialización y uso del medidor de combustible que 
eventualmente no esté sujeto a control metrológico contemplada en el reglamento técnico 
(numeral 7.9), observaciones que esta Entidad consideró relevantes y adoptó sin 
condicionamientos. 
 
 
                                            
3 Página 7 del concepto de abogacía de la competencia.  Radicado No. 15-311687-12-0. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 4_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1 . Adicionar el Capítulo Séptimo en el Título VI METROLOGÍA LEGAL de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:  
 
CAPÍTULO SÉPTIMO. REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 
7.1. Objeto . El presente reglamento técnico es aplicable a los surtidores, dispensadores y/o 
medidores de combustibles líquidos, utilizados para determinar la cantidad (volumen) de 
hidrocarburos que se expende y comercializa en las estaciones de servicio (EDS) vehicular y 
fluvial públicas de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 
2.2.1.1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, con el fin de reducir o eliminar la inducción a error a los 
consumidores y usuarios en general, asegurando la calidad de las mediciones que proveen 
este tipo de instrumentos de medición. 
 
Para cumplir este objetivo, el presente reglamento fija los requisitos técnicos, metrológicos y 
administrativos que deben cumplir los surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, define las 
obligaciones para fabricantes e importadores y dispone el procedimiento de verificación 
metrológica para los medidores de combustibles líquidos que son utilizados en estaciones de 
servicio (EDS). 
 
7.2. Ámbito de aplicación . Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este 
reglamento técnico son aplicables a los surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos que son utilizados para determinar la cantidad (volumen) de 
combustibles líquidos que se comercializa en las estaciones de servicio (EDS) del país, y cuya 
partida arancelaria se define a continuación: 
 
Ítem No. Partida No.  Descripción Arancelaria  Productos  
1 8413110000  Bombas para líquidos, incluso 
con dispositivo medidor 
incorporado.  
 Bombas con dispositivo medidor 
incorporado o concebidas para 
llevarlo.  
 
Bombas para distribución de 
carburantes o lubricantes, de los 
tipos utilizados en gasolineras, 
estaciones de servicio o garajes.  
 
Parágrafo primero . El presente reglamento técnico no aplica para productos que a pesar de 
encontrarse incluidos en la sub partida arancelaria descrita atrás, no son surtidores, 
dispensadores o medidores de combustibles líquidos de los indicados en el numeral 7.1. No 
obstante, si un medidor de combustibles líquidos ingresa al país bajo una partida arancelaria 
distinta de aquella descrita en este numeral, está sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
contempladas en este reglamento. 
 
Con independencia de la clasificación o no del producto en la partida arancelaria, están 
sometidos a control metrológico todos aquellos surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos que sean utilizados para determinar la cantidad (volumen) del 
combustible líquido que se expende en las estaciones de servicio vehicular y fluvial públicas 
de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del 
Decreto 1073 de 2015. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 5_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Parágrafo segundo. Excepción de demostración de conformidad. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en este numeral, podrán ingresar al mercado nacional medidores de combustible 
líquidos de producción extranjera sin demostrar conformidad, cuando vayan a ser objeto de 
certificación en el país por parte de un organismo evaluador de la conformidad -OEC-, siempre 
que se haya celebrado un contrato entre productor/importador y OEC para ese propósito. 
 
7.3. Definiciones . Para efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento 
técnico metrológico se deberán tener en cuenta las definiciones incluidas en el artículo 
2.2.1.7.2.1 del Decreto 1074 de 2015, y aquellas contenidas en el numeral 3.3 de la Resolución 
SIC 64190 del 16 de septiembre de 2015 que le sean aplicables. 
 
Adicionalmente, se deberán considerar las siguientes definiciones: 
 
- Cantidad de medida mínima (CMM). La cantidad de medida mínima de líquido para la 
cual la medición es aceptable por el medidor de combustible desde el punto de vista 
metrológico. 
 
- Calculador. Parte del contador que recibe las señales del transductor o de los 
transductores de medición y, en su caso, de unos instrumentos de medición asociados, e 
indica los resultados de la medición. 
 
- Condiciones base de funcionamiento. Corresponde a los valores específicos de las 
condiciones en que la cantidad de líquido medida es convertida (ejemplo temperatura base 
y presión del líquido medido). 
 
Esta definición, que hace referencia al volumen de líquido medido o indicado por un 
instrumento; no debe confundirse con condiciones nominales de funcionamiento o 
condiciones de referencia que aplican a magnitudes de influencia. 
 
- Contador.  Instrumento concebido para medir de forma continuada, memorizar e indicar, en 
las condiciones de medición, la cantidad de líquido que pasa a través del transductor de 
medición en un circuito cerrado y a plena carga. 
 
- Dispositivo de autoservicio: Un dispositivo específico que forma parte de una modalidad 
de autoservicio y que permite a uno o varios sistemas de medición funcionar dentro de dicha 
modalidad de autoservicio. 
 
- Indicación directa: La indicación en volumen correspondiente a la cantidad sujeta a 
medición que el contador es capaz de medir físicamente. 
 
Nota:  la indicación directa puede convertirse en una indicación a otra cantidad por medio 
de un dispositivo de conversión. 
 
- Instrumento de medida asociado. Un instrumento conectado al calculador para medir 
determinadas magnitudes que son características del líquido, con objeto de efectuar una 
corrección o conversión. 
 
- Intervalo del caudal del líquido. El intervalo entre el caudal mínimo (Q min) y el caudal 
máximo (Q max). 
 
- Modalidad de autoservicio. Una modalidad que permite al cliente usar un medidor de 
combustib le directamente para su uso particular. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 6_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
- Sistema de medida. Sistema que incluye el propio contador y todos los dispositivos 
necesarios para garantizar una medición correcta, o destinados a facilitar las operaciones 
de medición. 
 
- Medidor  de combustible. Es un sistema de medida concebido para aprovisionar de 
combustible a vehículos automóviles, pequeñas embarcaciones y pequeñas aeronaves. Se 
llama surtidor cuando en su interior se encuentra el motor y la bomba que hacen que el 
combustible llegue desde el tanque subterráneo hasta la pistola que despacha. Se llama 
dispensador cuando la bomba y el motor están sumergidos en el tanque subterráneo desde 
donde se impulsa el combustible hacia la pistola que despacha.  
 
En la presente norma siempre que se refiera a surtidor, dispensador y/o medidor de 
combustibles líquidos, o simplemente medidor, se está haciendo referencia a los surtidores, 
dispensadores de combustibles líquidos que se utiliza para expender combustibles líquidos 
en las estaciones de servicio del país directamente al consumidor y que están sujetos a 
control metrológico. 
 
- Medidor de combustible interrumpible o no interrumpible.  Un medidor de combustible 
se considera interrumpible/no interrumpible cuando el flujo de líquido puede o no puede 
pararse fácil y rápidamente. 
 
Para efectos de la terminología básica usada en el marco de la metrología legal, se tendrá en 
cuenta el Vocabulario Internacional de términos en Metrología Legal (VIML) OIML V 1:2013 o 
del documento OIML que lo adicione, modifique, aclare o sustituya . 
 
7.4. Unidades de medida . Los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 
líquidos que se encuentren en operación a la entrada en vigencia de la presente 
reglamentación, podrán continuar proveyendo sus resultados de medida en Galones (gal). No 
obstante, para efectos de la demostración de la conformidad de este tipo de instrumento de 
medición producidos o importados al país a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento 
técnico metrológico, se deben realizar las pruebas y ensayos señalados en el Anexo Técnico 
utilizando como unidad de medida el Litro (l, L), y el medidor a ensayar debe permitir el ajuste 
de la indicación del resultado de medida en Litros (l, L) y en galones (gal), teniendo en cuenta 
la siguiente conversión: 
 
1 Galón (U.S) (gal) = 3,785 412 E+00 Litros (L) 
 
7.5. Requisitos generales 
 
7.5.1. Condiciones nominales de funcionamiento . Las condiciones nominales de 
funcionamiento de medidor de combustible son definidas por el productor o importador por las 
siguientes características: 
 
- Cantidad de medida mínima, CMM; 
- Intervalo del caudal de líquido delimitado por el caudal mínimo Qmin y caudal máximo Qmax; 
Nombre o tipo de líquido, o sus características relevantes cuando la indicación del nombre 
o tipo del líquido no es suficiente para caracterizar el líquido. El rango de presión del líquido 
limitado por la presión mínima del líquido Pmin y presión máxima del líquido Pmax; 
- El rango de temperatura limitado por la temperatura mínima del líquido Tmin y la 
temperatura máxima del líquido Tmax; 
- El rango del número de Raynold (si aplica) que cuando es indicado por el medidor no es 
necesario especificar el intervalo de caudal del líquido; RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 7_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
- Niveles de gravedad que corresponden a condiciones climáticas, de electricidad y 
condiciones mecánicas del ambiente bajo las cuales el medidor está construido para ser 
expuesto; y, 
- El valor nominal de la tensión alterna de alimentación, límites de tensión continua de 
alimentación o ambos . 
 
El medidor debe ser utilizado exclusivamente para medir líquidos que se encuentren dentro 
de las condiciones nominales de funcionamiento especificadas en el certificado de examen de 
modelo. Del mismo modo, las condiciones nominales de funcionamiento para un medidor , 
están determinadas por las condiciones nominales de funcionamiento de cada uno de sus 
elementos constitutivos (contador, dispositivo de eliminación de gases, etc). 
 
7.5.2. Cantidad de medida mínima . La cantidad de medida mínima (CMM) del medidor 
deberá corresponder a la fórmula 1 X 10n, 2 X 10n o 5 X 10n de L, donde n es un número 
entero positivo o negativo o cero. 
 
La CMM debe satisfacer las condiciones de uso del medidor. En casos especiales el sistema 
de medición no debe ser utilizado para medir cantidades menores a la CMM. 
 
La CMM de un medidor no debe ser inferior a la CMM más grande de cualquiera de sus 
e
lementos constitutivos como por ejemplo medidor(es), extractor de gases, extractor de gases 
especiales, etc. 
 
7.5.3. Intervalo del caudal del líquido . El intervalo del caudal del líquido de un medidor de 
combustible deberá estar dentro del intervalo del caudal del líquido de cada uno de sus 
elementos constitutivos. 
 
El intervalo del caudal del líquido deberá satisfacer las condiciones de uso del medidor de 
combustible. El medidor deberá ser diseñado para que el intervalo del caudal del líquido opere 
dentro de los límites de Qmin y Qmax, excepto al comienzo de la medición o durante las 
interrupciones.  
 
La relación entre Qmin y Qmax para el medidor del combustible debe ser al menos de 10:1. 
 
Si dos o más contadores son montados en paralelo en un mismo medidor, los límites del 
intervalo del caudal ( Qmin y Qmax) de los diferentes contadores deberán ser considerados, 
especialmente la suma de sus límites de caudal del líquido para verificar el cumplimiento de 
la disposición contemplada en el párrafo anterior. 
 
7.5.4. Errores máximos permitidos (EMP ).  Para cantidades igual o mayores a 0,5 gal o 2 
L, los errores máximos permitidos, positivos o negativos, en indicaciones de cantidad, son los 
siguientes: 
Tabla No. 1. 
 Línea  EMP Clase de precisión 
0,54 
A(i) 0,5%  
B(ii) 0,3%  
C (igual a línea A – línea 
B 0,2%  
 
                                            
4 Clasificación adoptada de la Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal -OIML R-117-1 edición 
2007,  “Dynamic measuring systems for liquids other tan water Parte 1: Metrological and technical requirements”  páginas 20 
a 23. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 8_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
(i) EMP aplicable en la verificación metrológica de medidores de combustible en servicio 
que opera en condiciones nominales de funcionamiento. 
(ii) EMP aplicable para efectos de expedir certificado de examen de modelo, y certificado 
de conformidad de medidores de combustible. 
 
Para cantidades inferiores a 0,5 gal o 2 L, los máximos errores permisibles, positivos o 
negativos, en indicación de cantidad, son los que se indican a continuación. 
 
Tabla No. 2. 
 
Cantidad medida  Error  máximo  permi tido en galones  
De 0,2 a 0,5 gal  Valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,5 gal 
De 0, 1 a 0,2 gal 2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos Emin 
De 0, 05 a 0,1 gal 2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0, 1 gal 
De 0, 02 a 0,05 gal  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos Emin 
Menos de 0, 02 gal 4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,02 gal  
 
Cantidad medida  Error máximo permitido en litros  
De 1 a 2 L  Valor fijado en la Tabla 1, aplicado a 2 L  
De 0,4 a 1 L  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM  para cálculo s Emin  
De 0,2 a 0,4 L  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,4 L  
De 0,1 a 0,2 L  
  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM  para cálculo s Emin  
Menos de 0,1 L  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,1 L  
 
Las reglas expresadas en las líneas A y B de la tabla No. 1, aplican para la determinación de 
los máximos errores permitidos expresados en la tabla No. 2. 
 
Sin importar cuál es la cantidad medida, la magnitud de EMP está dada por el valor absoluto 
positivo del EMP expresado en la tabla No. 1 o tabla No. 2, o en la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min). 
 
Para cantidades de medida mínimas mayores o iguales a 0,5 gal, la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min) es igual a: 
 
- Fórmula para sistemas de medición: 
 
Emin = (2 CMM) x (A/100) 
CMM = Cantidad de medida mínima (volumen) 
A = el valor numérico expresado en la línea A de la tabla 1. 
 
Para cantidades de medida mínimas inferiores a 0,5 gal, E min es igual a 2 veces el valor 
expresado en la Tabla No. 2 en relación con la línea A de la tabla No. 1. 
 
Una falla significativa es aquella que es superior a cualquiera de estos valores: 
 
- Un quinto del valor absoluto del EMP para la cantidad medida; o 
 
- la desviación de la cantidad mínima especificada (E min) del medidor de combustible. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 9_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
7.5.5. Dispositivo de eliminación de aire o gases . Salvo que el medidor de combustibles 
que se pretenda ingresar al mercado nacional sea un dispensador, el medidor de combustible 
deberá incorporar un dispositivo que contribuya a la apropiada eliminación de aire o gases no 
disueltos que puedan estar presentes en el combustible antes de ingresar al contador del 
medidor. 
 
El dispositivo de eliminación de aire o gas es deberá ser ajustado a las condiciones de 
suministro del combustible de tal manera que el efecto que produce la influencia del aire o de 
los gases en el resultado de medición, no exceda de 0,5% de la cantidad medida. 
 
Los dispositivos de eliminación de gases se instalarán de conformidad con las instrucciones 
del fabricante. 
 
Parágrafo. Si no se prevé la instalación de un dispositivo de eliminación de gases, el 
fabricante o el instalador debe demostrar que no hay riesgo de entrada de aire o de liberación 
de gases.  
 
7.5.6.  Indicaciones.  La cantidad de combustible líquido que se expende (volumen) deberá 
ser indicada en el dispositivo de indicación del medidor en galones (gal), debiéndose reflejar 
la cantidad exacta expendida en decimales de ser necesario. 
 
El nombre de la unidad de medida o su símbolo deberá aparecer inmediatamente después de 
la indicación. 
 
7.5.6.1. Dispositivo indicador . El medidor deberá estar provisto de un dispositivo indicador 
que proporcione la cantidad de combustible medido en las condiciones de medición 
establecidas. 
 
Si el medidor posee varios dispositivos indicadores de resultados de medida, cada uno de 
ellos está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma. 
 
Sin importar si el dispositivo indicador es mecánico o digital, la lectura de las indicaciones en 
el medidor debe ser precisa, fácil e inequívoca sin importar la posición en la que el dispositivo 
indicador entre en reposo.  El signo decimal debe aparecer claramente. 
 
7.5.6.1.1. Puesta a cero del indicador de cantidad . Un dispositivo indicador de cantidad 
debe contar con un dispositivo auxiliar para poner la indicación en cero, ya sea por operación 
manual o mediante un sistema automático. 
 
Una vez ha iniciado la operación de puesta a cero, no debe ser posible que el dispositivo 
indicador de cantidad muestre un resultado diferente al de la medición hecha hasta que se 
complete la operación de puesta a cero. 
 
Los dispositivos indicadores en los medidores de combustible no deben tener la capacidad de 
reiniciarse a cero durante la medición. En otros sistemas de medición, se debe cumplir con 
esta disposición o se debe incluir un aviso claramente visible en el dispositivo indicador que 
mencione que esta operación es prohibida. 
 
En dispositivos indicadores análogos, la indicación residual después del reinicio a cero no 
deberá ser mayor que la mitad de la desviación de cantidad mínima especificada. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 10_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
En dispositivos indicadores digitales, la indicación de cantidad después del reinicio a cero será 
cero, sin ambigüedades. 
 
7.5.6.1.2. Dispositivo indicador de precio . El indicador del medidor de combustible deberá 
estar complementado por un dispositivo indicador de precio o importe que debe mostrar la 
unidad de precio antes de la dispensación del combustible y el importe total a pagar después 
de dispensado el mismo. 
 
La indicación de unidad de precio o importe deberá ser ajustable. Los cambios en el precio 
unitario pueden llevarse a cabo directa o indirectamente en el medidor o mediante dispositivos 
auxiliares, caso en el cual deben transcurrir al menos cinco (5) segundos entre la indicación 
de un nuevo precio unitario y el comienzo de la nueva operación de medición. Sin embargo, 
el precio unitario indicado al comienzo de la dispensación debe ser el mismo durante toda la 
transacción. Un nuevo precio unitario sólo será efectivo al momento de una nueva operación 
de medición. 
 
La diferencia entre el precio indicado y el precio calculado con el precio unitario y la cantidad 
indicada no debe superar la desviación de precio mínimo especificado .  
 
Los dispositivos de puesta en cero del dispositivo indicador de precio y el dispositivo indicado r 
de cantidad serán diseñados de tal manera que la puesta en cero de cualquiera de estos 
dispositivos indicadores involucre automáticamente la puesta en cero del otro. 
 
El medidor de combustible que tenga incorporado un dispositivo indicador de precio, puede 
contar con un dispositivo de preajuste del precio, y bajo este supuesto, deberá ser diseñado 
de tal forma que detenga el flujo de combustible líquido cuando la cantidad entregada 
corresponda al precio predeterminado. 
 
7.5.7. Dispositivo de almacenamiento de información . El medidor de combustible debe 
estar provisto de un dispositivo de almacenamiento de información donde se guardará registro 
de los resultados de medición o de las transacciones comerciales realizadas de tal forma que 
provea evidencia de estas circunstancias. 
 
El dispositivo utilizado para acceder a la información almacenada se considera parte integral 
del dispositivo de almacenamiento de información. 
 
El dispositivo de almacenamiento de información deberá ser diseñado y construido de tal 
forma que en condiciones de uso normales no sea posible alterar o modificar los datos 
almacenados. Del mismo modo, la información memorizada debe ser protegida contra 
cambios intencionales o no intencionales mediante la implementación de herramientas d e 
software. 
 
7.5.8. Dispositivo de preajuste . Los dispositivos de preajuste con botones o medios similares 
de predeterminar cantidades fijas están permitidos, siempre y cuando que estas cantidades 
fijas sean iguales a un número entero de unidades de volumen. 
 
Los dispositivos de preajuste se deben instalar de tal manera que la repetición de una cantidad 
seleccionada no requiera una nueva configuración de los controles. 
 
Durante la medición, la indicación de la cantidad seleccionada debe permanecer sin 
alteraciones o regresar progresivamente a cero. Sin embargo, para un dispositivo electrónico 
de preajuste se acepta indicar el valor predeterminado en el dispositivo indicador de cantidad 
o precio mediante una operación especial con la restricción de que este valor debe ser RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 11_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
remplazado por cero en la indicación de cantidad o precio antes de que la operación de 
medición pueda comenzar. 
 
Las cantidades predeterminadas y las cantidades mostradas por el dispositivo indicador de 
cantidad deben expresarse en la misma unidad. Esta unidad (o su símbolo) debe estar 
marcado en el mecanismo de preajuste. 
 
7.5.9. Medidor equipado con dispositivos electrónicos . El medidor que se haya equipado 
con dispositivos electrónicos, deberá ser diseñado y producido de tal forma que sus funciones 
metrológicas se salvaguarden y que no se excedan los EMP bajo condiciones nominales de 
operación. 
 
7.5.9.1. Efectos máximos permitidos por perturbaciones electromagnéticas . El surtidor, 
dispensador y/o medidor de combustibles líquidos no interrumpible que incorpore elementos 
electrónicos, debe ser diseñado y fabricado de tal manera que al ser expuesto a las 
perturbaciones establecidas en el numeral A.11 del Anexo A de la Recomendación OIML R -
117 parte 1 (i) no ocurran fallos significativos y (ii) los dispositivos de verificación detecten y 
actúen en consecuencia con lo señalado en el numeral 7.5.9.3 del presente reglamento 
técnico frente a fallos significativos o frente a cualquier imprecisión en la generación, 
transmisión, procesamiento o indicación de los resultados de medida. 
 
En cualquier caso, el medidor de combustibles líquidos debe permitir la recuperación del 
resultado de la medición justo antes de que ocurra una falla y la misma sea detectada por los 
dispositivos de verificación. 
 
7.5.9.2. Dispositivo de suministro de energía . El medidor de combustible deberá estar 
equipado con un dispositivo que se active automáticamente para salvaguardar las funciones 
de medición durante la interrupción de la fuente de energía principal, al menos durante quince 
(15) minutos continuos, o bien estar equipados con un medio que permita salvaguardar y 
visualizar los datos que se obtienen de una medición actual, para permitir concluir la 
transacción en curso más adelante o su terminación a elección del consumidor. 
 
Igualmente deberán incorporar un medio de interrupción del flujo de líquido cuando se 
presente una interrupción en el suministro de la fuente principal de energía eléctrica.  
 
7.5.9.3. Dispositivo de verificación. El medidor de combustible deberá incorporar un 
dispositivo de verificación con capacidad de detectar errores en la generación, transmisión, 
procesamiento y/o indicación de datos que arroje la medición. 
 
En medidores de combustibles interrumpibles, este dispositivo podrá funcionar bien mediante: 
(i) una alarma visible o audible que llame la atención del operador y/o titular del medidor de 
combustible, (ii) parando únicamente el dispositivo defectuoso cuando el sistema de medición 
sigue cumpliendo con los demás requisitos establecidos en este reglamento técnico, o, (ii) 
detención del flujo de combustible que se expend e. 
 
Tratándose de medidores de combustible no interrumpibles, el funcionamiento de este 
dispositivo deberá ser: (i) mediante la corrección automática del mal funcionamiento o 
mediante (ii) una alarma visible y audible que llame la atención del operador y/o titular del 
medidor la cual únicamente se puede interrumpir hasta que se elimine el error detectado o se 
deje el instrumento fuera de servicio. Adicionalmente, cuando el medidor de combustible 
transmite datos a dispositivos auxiliares, la transmisión deberá acompañarse de un mensaje 
que indique la presencia de un mal funcionamiento. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 12_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
El dispositivo de verificación deberá ser diseñado y fabricado de tal manera que verifique la 
presencia del medidor, su correcta operación y la exactitud de la transmisión de datos. 
 
Cuando las señales generadas por el medidor sean pulsos, el dispositivo de verificación 
deberá detectar las fallas significativas y tomar las acciones correspondientes. 
 
Para efectos de la certificación del examen de modelo, el organismo evaluador de la 
conformidad respectivo deberá verificar el correcto funcionamiento de este dispositivo bien 
sean (i) mediante la desconexión del transductor, (ii) interrumpiendo uno de los generadores 
de pulsos del sensor o ( iii) interrumpiendo el suministro de energía del transductor. 
 
Cuando el medidor de combustible sea electromagnético, porque la amplitud de las señales 
generadas por el medidor es proporcional al caudal de combustible del mismo, se utiliza el 
siguiente procedimiento de verificación: 
 
Una señal simulada con forma similar a la señal de la medición se ingresa a la entrada del 
dispositivo secundario, representando un caudal entre los caudales mínimos y máximos del 
contador. Los dispositivos de verificación deben verificar el dispositivo primario y secundario. 
Se revisa el valor digital equivalente para verificar que se encuentre dentro de los límites 
predeterminados establecidos por el fabricante y en consistencia con los errores máximos 
permitidos. 
 
Para otras tecnologías, se deben desarrollar los dispositivos de verificación que suministren 
niveles equivalentes de seguridad. 
 
7.5.10. Marcado de medidores . Cada medidor de combustibles que sea fabricado o 
importado al país en vigencia de la presente reglamentación, deberá llevar adherida, en un 
lugar visible del mismo, la siguiente información: 
 
a) Número del certificado de examen de modelo; 
b) Identificación del fabricante, marca o razón social; 
c) Año de fabricación; 
d) Número de serie; y, 
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor, del contador y del dispositivo de 
eliminación de gases (si aplica). 
 
Esta información deberá ser posicionada en una o varias placas adheridas al medidor de 
combustible que garanticen que en condiciones normales de uso no sea posible removerla. 
 
De la anterior información, al menos la cantidad de medida mínima deberá ser visible en todo 
momento en condiciones normales de uso del medidor. 
 
La información a la que se hace referencia en el presente numeral no debe ser confundida 
con aquella información sobre condiciones de seguridad, particularmente los límites de presión 
y atmósferas explosivas. 
 
Parágrafo. Los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en funcionamiento a 
la entrada en vigencia de la presente reglamentación que no posean adherida al instrumento 
la información que aquí se exige, serán objeto de regularización por parte del OAVM 
designado y este llevará a cabo el levantamiento de dicha información, incorporando en SIMEL 
como mínimo la información que se relaciona en el numeral 7.10.3.1. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 13_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.5.11. Fijación de precintos en el medidor de combustible . Una vez el medidor de 
combustible haya superado satisfactoriamente la fase de evaluación de la conformidad en los 
términos señalados en el presente reglamento, el productor o importador deberá precintar 
todas aquellas partes o componentes que no puedan ser materialmente protegidas de 
cualquier otra manera, proveyendo una medida de seguridad contra cualquier tipo de 
operación que pueda afectar la precisión de las medidas que se obtienen. Para ello, se 
deberán utilizar precintos que, sin importar el material del que estén hechos, sean lo 
suficientemente durables y que dejen evidencia de su alteración o manipulación si existe. 
 
En todos los casos, los precintos que se utilicen deben ser funcionales y de fácil acceso. 
 
Igualmente, se deberán fijar precintos para restringir el acceso al cambio de parámetros que 
participan en la determinación de los resultados de medición. 
 
El medidor deberá ser diseñado y producido de tal forma que si se desmonta o desensambla 
no sea posible alterar la precisión de las mediciones que provee, y particularmente, 
restringiendo el acceso a los parámetros que se encuentran sellados o precintados como a 
cualquier otro medio de ajuste. 
 
En cada precinto de seguridad deberá fijarse un código de barras que cumpla con el estándar 
de captura de  información establecido en la norma  internacional ISO/IEC 18004:2015 , 
incluyendo identificadores de aplicación y Función 1. La información que debe contener el 
código de barras es la siguiente:  a) Identificación  única, global e inequívoca de l fabricante  y/o 
importador , de trece (13) números,  que no sea asignado de forma unilateral,  y b) Número 
serial del precinto de seguridad , compuesto por una codificación alfanumérica que combine 
máximo veinte (20) caracteres escogidos por el productor y/o importador. 
 
El productor y/o importador deberá doc umentar el proceso de colocación de precintos 
respectivo mediante un esquema que hará parte de la  document ación técnica del medidor . 
 
7.5.11.1. Precintado de dispositivos electrónicos . Si el medidor de combustible cuenta con 
un dispositivo mediante el cual se tiene acceso al cambio de parámetros que participan en la 
determinación de los resultados de medición sin que estén protegidos mecánicamente por 
medio de precintos, cualquiera sea el esquema de protección que se adopte deberá cumplir 
lo siguiente: 
 
(i) El acceso al dispositivo por medio del cual se ajustan parámetros para determinar los 
resultados de la medición, sólo deberá otorgarse a personal autorizado mediante la 
asignación de un nombre de usuario y contraseña, y después de cambiar los parámetros 
de determinación de resultados, asegurándose de que el medidor vuelva a ser puesto en 
servicio bajo condiciones de precintado sin ninguna restricción; o 
 
(ii) Reconociendo acceso sin ninguna restricción al dispositivo de ajuste de parámetros para 
determinar los resultados de medición, pero que, después de cambiar los parámetros de 
determinación de resultados, el medidor solo podrá ser puesto en servicio por parte de una 
persona autorizada, mediante el ingreso de un nombre de usuario y contraseña. 
 
La clave de acceso que se reconozca a la persona autorizada, deberá ser susceptible de ser 
modificada. 
 
Tratándose de medidores de combustible puesto en servicio bajo la modalidad de autoservicio, 
no basta el uso de la clave de acceso, caso en el cual se deberá implementar un precinto 
mecánico como puede ser una tapa que proteja el switch o llave de encendido. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 14_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Cuando el acceso a la determinación de los parámetros de medición se obtiene por medio 
software en modo de configuración (modo que permite la modificación de esos parámetros), 
el medidor en cuestión no debe ser operado o al menos deberá indicar claramente que se 
encuentra en modo de configuración y deberá permanecer en ese estado hasta que el medidor 
sea puesto en servicio luego de bajo condiciones de precintado.  
 
7.5.11.1.1. Registro de los cambios de parámetros . Para efectos de permitir la identificación 
de cambios de parámetros de determinación de resultados de medición, el dispositivo de 
acceso a esos parámetros deberá guardar registro de las veces en que se ha tenido acceso 
al mismo, fecha en que se cambiaron los parámetros, los nuevos valores ingresados y la 
identificación de quién efectuó la intervención. 
 
El dispositivo de ajuste de parámetros deberá permitir recuperar el registro de la última 
intervención efectuada en el medidor dentro de los dos (2) años anteriores, sin perjuicio de 
que pueda registrar intervenciones anteriores, a menos que para guardar la última deba borrar 
de su memoria las anteriores. 
 
7.6. Requisitos específicos . Cuando sea instalado el medidor, la relación entre Qmin y Qmax 
para el medidor de combustible podrá ser inferior a 10:1 y no menor de 5:1. 
 
Cuando el medidor incluye su propia bomba, inmediatamente se debe instalar un dispositivo 
de eliminación de gases corriente arriba de la entrada del medidor. 
 
Si el medidor cuenta con un sistema de bombeo remoto , el fabricante / importador debe 
garantizar que no exista riesgo de ingreso de aire o de liberación de gases. En tal caso, se 
deberá proveer de detector de nivel de aire o liberación de gases en el tanque de 
almacenamiento que permita evitar automáticamente la dispensación de combustibles cuando 
se llegue al nivel mínimo del tanque de almacenamiento . En todo caso, cuando se coloca un 
indicador de gases, éste no debe tener ningún dispositivo de ventilación. 
 
El medidor de combustibles debe estar equipado con un dispositivo para reiniciar desde cero 
el dispositivo que indica la cantidad (volumen). Si estos sistemas incluyen también un 
dispositivo de indicación de precio o importe a pagar por parte del consumidor, dicho 
dispositivo debe contar con un mecanismo para reiniciarse desde cero. 
 
El medidor debe ser construido de tal forma que únicamente se puede utilizar una pistola del 
medidor durante la dispensación de combustible, y después de haber reemplazado la pistola , 
sólo se podrá efectuar el siguiente abastecimiento hasta que el dispositivo indicador se haya 
reiniciado a cero. Cuando se puedan usar dos o más pistolas simultáneamente o 
alternadamente, y después de que las pistolas utilizadas han sido reemplazadas, el siguiente 
abastecimiento debe quedar impedido hasta que el dispositivo indicador se haya reiniciado al 
cero. Sin embargo, cuando se utiliza una bomba manual auxiliar este requisito no aplica.  
 
Si el medidor de combustible posee un caudal máximo Qmax no mayor a 3,6 m3/h, su cantidad 
de medida mínima (CMM) no podrá superar 5 L (1,3 gal). 
 
Si el medidor de combustibles posee un dispositivo de impresión de los resultados de medida 
y precio a pagar, debe ser construido de tal forma que evite automáticamente continuar 
dispensando combustible hasta que se haya hecho el reinicio de este dispositivo a cero. Sin 
embargo, la operación de impresión no debe cambiar la cantidad indicada en el dispositivo 
indicador. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 15_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
El medidor de combustible deberá ser construido de tal forma que la dispensación de 
combustible sea interrumpible. 
 
Los medidores de combustibles que incorporen elementos electrónicos, deben ser construidos 
para que la duración mínima de operación del dispositivo indicador del resultado de medición, 
funcione por lo menos cinco (5) minutos continuos y de forma automática después de que 
ocurra una falla en el suministro principal de la corriente eléctrica. 
 
Para efectos de ensayar el cumplimiento del requisito anterior, se deberá suministrar energía 
eléctrica de manera constante al menos durante doce (12) horas antes de cortar el suministro 
de energía. 
 
El medidor de combustible que incorpore elementos electrónicos deben ser diseñados y 
construido de modo tal que no se pueda continuar con un abastecimiento o dispensación de 
combustible que ha sido interrumpido, sino después de que se haya reestablecido el 
suministro de la corriente eléctrica si la falla del suministro duró más de 15 segundos. 
 
Si varios medidores de combustible tienen un dispositivo indicador común, no debe ser  posible 
usar más de un (1) medidor simultáneamente.  
 
El medidor de combustible deberá incorporar un dispositivo de chequeo que para cada 
dispensación de combustible verifique si las instrucciones memorizadas por el instrumento y 
los datos son correctos, como también que el proceso de transferencia y almacenamiento de 
los datos de medición relevantes es efectuado correctamente. 
 
Si el medidor de combustible posee filtros, estos no deberán afectar la precisión de la medición 
ni la operación del medidor. 
 
Si el medidor utiliza medios para la recuperación de vapores, estos no deberán influir en la 
precisión de las mediciones superando los EMP. 
 
El medidor de combustible que incorpore un dispositivo indicador electrónico, deberá poseer 
un mecanismo de expiración que termine la transacción, es decir, que ordene reiniciar el 
medidor desde cero antes de iniciar el abastecimiento, siempre que haya trascurrido un 
periodo de inactividad de más de ciento veinte (1 20) segundos durante la transacción. 
 
7.7. Demostración de la conformidad . La conformidad de los medidores de combustibles de 
producción nacional y extranjera con los requisitos definidos en el presente reglamento 
técnico, se demostrará mediante un (i) certificado de examen de modelo del instrumento 
emitido en cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 7.7.1.3, y (ii) una 
declaración de conformidad del productor o importador del medidor de combustible 
individualmente considerado, emitida en cumplimiento de los requisitos previstos en el 
numeral 7.7.1.4 de esta  resolución. 
 
7.7.1. Disposiciones comunes 
 
7.7.1.1. Normas equivalentes . Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico 
las siguientes normas internacionales: 
 
- Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R-117- 1 
E
dición 2007 “dynamic measuring systems for liquids other tan water, Part 1 Metrological 
and technical requirements”; 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 16_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
- Anexo MI-005 de la Directiva 2004/22/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de 
marzo de 2004 relativa a los “Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades 
de líquidos distintos del agua” . 
 
-  La Sección 3.30 del Manual No. 44 sobre “Liquid-Measuring Devices”  adoptado por la 99 
Conferencia Nacional de Pesas y Medidas de 2014, publicado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST por sus siglas en inglés) 
del año 2015. 
 
7.7.1.2. Disposición transitoria. Hasta tanto exista al menos un (1) organismo de certificación 
acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- cuyo alcance de 
certificación corresponda al presente reglamento técnico metrológico, se aceptará, como 
medio para demostrar la conformidad del surtidor, dispensador y/o medidor de combustibles 
con los requisitos establecidos en esta norma, la declaración de conformidad del productor y/o 
importador expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la norma internacional 
ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad incluido en el Anexo 
No. 2 de este reglamento técnico, soportada sobre la base de (i) haberse observado las reglas 
y efectuado los ensayos señalados en l os numeral es 3 y 4 del Anexo Técnico de esta 
resolución, por parte de un laboratorio de pruebas y ensayos acreditado en la magnitud caudal 
ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 cuyo alcance de acreditación corresponda a medidores de flujo con 
características metrológicas similares a la de los surtidores y/o dispensadores de combustibles 
líquidos, o por parte de un laboratorio extranjero que practique las pruebas y ensayos previstos 
en las normas equivalentes a este reglamento técnico definidas en el numeral 7.7.1.1 , siempre 
que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro 
signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation 
Cooperation –ILAC. 
 
Parágrafo. El productor/importador que haya demostrado la conformidad de sus surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos bajo lo dispuesto en este numeral, no 
tendrán que demostrar nuevamente la conformidad de sus instrumentos así ya se haya 
acreditado el primer organismo de certificación ante el ONAC. 
 
El certificado de conformidad previsto en este reglamento técnico como medio para la 
evaluación de la conformidad según lo señalado en el numeral 7.7, sólo será exigible tres (3) 
meses después de acreditado el primer organismo evaluador de la conformidad. 
 
7.7.1.3. Requisitos para la expedición del certificado de examen de modelo . El certificado 
de examen de modelo deberá ser emitido bajo el esquema de certificación 1A definido en la 
norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al presente reglamento técnico o sus normas 
equivalentes, (i) por parte de un organismo de certificación de producto acreditado ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- bajo la norma ISO/IEC 17065:2012 
con alcance al presente reglamento técnico metrológico, o (ii) por parte de un organismo 
evaluador de la conformidad reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento 
multilateral de los que haga parte el ONAC, siempre y cuando el país emisor acepte los 
certificados colombianos para productos nacionales, o por parte de un organismo notificado. 
 
Adicionalmente se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo que emita un Instituto Nacional de Metrología -INM- cuyas capacidades RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 17_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
de calibración y medición (CMC5), hayan sido publicadas ante la Oficina Internacional de 
Pesas y Medidas6. 
  
El certificado de examen de modelo estará vigente mientras el productor no modifique ninguna 
de las características y/o propiedades del instrumento que fueron evaluadas. En caso de que 
se efectúe cualquier modificación, se deberá volver a certificar el modelo del medidor de 
combustible. 
 
7.7.1.3.1. Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de modelo. 
Para efectos de expedir el certificado de conformidad de modelo, se deberán efectuar los 
ensayos establecidos e n los numeral es 3 y 4 del Anexo Técnico de la presente resolución bajo 
las condiciones allí establecidas en laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia -ONAC- bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de 
acreditación corresponda al ensayo respectivo; o, practicar las pruebas y ensayos previstos 
en las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico en laboratorios 
extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International 
Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
7.7.1.4. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad de l os 
medidor es de combustibles individualmente considerados. Con la declaración de 
conformidad del medidor de combustibles líquidos, el productor o importador garantiza la 
conformidad del instrumento individualmente considerado con el modelo certificado. Esta 
declaración debe ser expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la norma 
internacional ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad 
incluido en el Anexo No. 2 de esta resolución, y debe ir acompañada del informe de resultados 
de los ensayos que se señalan en el numeral 7.7.1.4.1.  
 
La declaración de conformidad debe identificar individualmente cada instrumento con número 
serial. 
 
7.7.1.4.1. Ensayos y exámenes para la expedición de la declaración de conformidad del 
medidor de combustible . Para efectos de expedir la declaración de conformidad del medidor 
de combustible, se deberán efectuar, en al menos el diez por ciento (10%) de los medidores 
que ingresan al mercado nacional con el mismo certificado de tipo o aprobación de modelo, 
los ensayos establecidos en l os numeral es 3.2 y 3.3 del Anexo Técnico de la presente 
resolución bajo las condiciones allí establecidas, (i) en laboratorios acreditados en la magnitud 
caudal ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC- bajo la norma 
ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de acreditación corresponda a medidores de flujo con 
características metrológicas similares a las de los surtidores y/o dispensadores de 
combustibles líquidos o (ii) en laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación 
vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de 
reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
7.7.1.5 . Documentación técnica del medidor de combustibles . Para efectos de evaluar la 
conformidad del medidor de combustibles, el organismo evaluador de la conformidad que sea 
escogido por el productor y/o importador para llevar a cabo el análisis y examen a que haya 
lugar, deberá estudiar la documentación técnica que prepare el productor y/o importador del 
instrumento, la cual deberá permitir que se comprenda e interprete el diseño , producción y 
funcionamiento del medidor de combustibles y la evaluación de su conformidad con los 
                                            
5 Calibration and Measurements Capabilities –CMC. 
6 Bureau International des Poids et Mesures –BIPM.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 18_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
requisitos establecidos en el presente reglamento. Igualmente deberá ser lo suficientemente 
detallada respecto de la definición de las características metrológicas del medidor. 
 
La documentación técnica deberá comprender, como mínimo, los siguientes elementos 
necesarios para la evaluación del modelo o su identificación: 
 
a) Una descripción general del modelo; 
b) Los esquemas de diseño y fabricación del medidor, y los planos de componentes, 
dispositivos, circuitos, etc.; 
c) Descripción y explicación necesaria para la comprensión de lo anterior, en particular, del 
funcionamiento del medidor; 
d) Descripción del procedimiento de fabricación del medidor mediante el cual se garantiza la 
uniformidad de la producción; 
e) Cuando sea aplicable, una descripción de los dispositivos electrónicos del medidor junto 
con sus planos, diagramas, diagramas de flujo de la lógica e información del software en 
general que expliquen sus características y funcionamiento; 
f) Una lista de las reglamentaciones equivalentes al presente reglamento técnico, aplicadas 
total o parcialmente en la producción del medidor, y una descripción de las soluciones 
adoptadas para cumplir los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas 
equivalentes señaladas en el numeral 7.7.1.1 de este reglamento; 
g) Los resultados de los cálculos de diseño, de las pruebas que demuestren el cumplimiento 
de los requisitos, etc; 
h) Manual de instalación y de uso del medidor de combustibles; 
i) Los certificados de examen y resultados de los ensayos correspondientes sobre 
instrumentos que contengan elementos idénticos a los del proyecto; y, 
j) Esquema de precintos del medidor de combustibles donde se especifique el lugar de 
instalación de los mismos, sus características, codificación y ubicación para que dichos 
elementos sean objeto de evaluación por parte del organismo de certificación que lleve a 
cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad según corresponda.  
 
El productor / importador del medidor de combustible, debe entregar al organismo evaluador 
de la conformidad las muestras representativa del tipo o modelo definitivo que sean 
n
ecesarias. 
 
7.8. Obligaciones del productor e importador . Son obligaciones del productor y/o 
importador, en relación con el cumplimiento del presente reglamento técnico las siguientes:  
 
7.8.1.  Introducir al mercado nacional únicamente medidores de  combustibles que se 
encuentren conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico;  
 
7.8.2. Fijar un código de barras a cada medidor de combustibles el cual deberá cumplir con el 
estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO /IEC 
15417:2007. Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
a) identificación única, global e inequívoca del medidor de combustibles que varíe 
dependiendo de las condiciones nominales de funcionamiento, de trece (13) números.  
 
b) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 19_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.8.3.  Elaborar y preparar la documentación técnica señalada en el numeral 7.7.1.5 de este 
reglamento, para efectos de evaluar la conformidad de medidores de combustibles;  
 
7.8.4. Elaborar la declaración de conformidad a que se refiere los numerales 7.7 y 7.7.1.4 del 
presente reglamento técnico según corresponda, bajo los parámetros establecidos en la 
norma ISO/IEC 17050:2004;  
 
7.8.5. Conservar copia de la documentación técnica señalada en el numeral 7.7.1.5. del 
presente reglamento técnico, por el término que se establece para la conservación de los 
papeles de comercio previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
fecha de introducción al mercado del medidor de combustibles; 
 
7.8.6. Identificar los medidores de combustibles que son introducidos al mercado nacional, en 
su cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y teléfono 
de co ntacto;  
 
7.8.7. Entregar al titular del medidor de combustibles las instrucciones de operación y manual 
de uso en castellano, como también copia de los certificados y declaraciones de conformidad 
obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 
7.8.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado aquellos 
medidores de combustibles respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
7.8.9. Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica –OAVM- que sea designado por este, el acceso a toda clase de 
información y documentación que sea necesaria para efectos de demostrar la conformidad de 
los medidores de combustibles que introdujo al mercado; y  
 
7.8.10. Incorporar al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL- de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de introducir los medidores de 
combustibles al mercado nacional, la siguiente  información : 
 
a) La documentación obtenida por el productor o importador para efectos de demostrar la 
conformidad de los medidores de combustibles, según el esquema de evaluación de la 
conformidad establecido en el presente reglamento técnico al cual se haya acogido; y 
 
b) La documentación técnica de que trata el numeral 7.7.1.5. de este reglamento técnico. 
 
7.9. Prohibición de comercialización y uso del medidor de combustibles . Los medidores 
de combustibles sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de la conformidad 
en los términos establecidos en esta reglamentación técnica, no podrán ser comercializados 
ni utilizados dentro del territorio nacional en estaciones de servicio vehicular y fluvial públicas 
de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del 
Decreto 1073 de 2015. Tampoco podrán ser comercializados, importados ni utilizados dentro 
del territorio nacional, aquellos medidores cuya información descrita en el numeral 7.8.10 no 
haya sido incorporada a SIMEL de manera completa. 
 
7.9.1. Autoridad de inspección, vigilancia y control. En concordancia con lo establecido en 
los numerales 3.4.1 y 3.4.2 de la Resolución SIC 64190 de 2015, la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, ejercerán 
como autoridad administrativa encargadas de vigilar el cumplimiento del presente reglamento 
técnico metrológico en la fase de evaluación de la conformidad; y, serán autoridades RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 20_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de ese reglamento en la fase de 
instrumentos de medición en servicio, esta Entidad y las Alcaldías Municipales quienes 
podrán, según lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, 
ordenar (i) que se detenga la comercialización o puesta en servicio de un medidores de 
combustibles que no cumplan con los requisitos definidos en esta norma, (ii) la no utilización 
temporal o definitiva de la(s) manguera(s) del instrumento que no apruebe(n) la verificación 
metrológica descrita en el numeral 7.10 de este reglamento, (iii) adoptar las medidas 
procedentes para asegurar que se ajuste metrológicamente el medidor en servicio dentro de 
los errores máximos permitidos e (iv) imponer las sanciones contempladas en el artículo 61 
de la Ley 1480 de 2011 a que haya lugar previa investigación y desarrollo del procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
7.9.2. Designación para el ejercicio de funciones de verificación metrológica de los 
medidores de combustibles líquidos en servicio . Para efectos de llevar a cabo la 
verificación metrológica de los medidores de combustibles sujetos a control metrológico según 
las disposiciones contenidas en este Reglamento, la Superintendencia de Industria y 
Comercio designará, de acuerdo al procedimiento de selección objetiva que se adopte para 
tal fin, los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM- encargados de 
verificar los medidores en la fase de comercialización y puesta en servicio y de después de 
reparación o modificación, cuyas obligaciones, regiones autorizadas para el ejercicio de sus 
funciones e instrumentos de medición autorizados para verificar, serán señalados en el acto 
administrativo de autorización que expida esa Superintendencia. 
 
Parágrafo. La designación administrativa de que trata el presente numeral, se entiende sin 
perjuicio de las facultades inspección, vigilancia y control que ejercen la Superintendencia de 
Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales en materia de control metrológico, entidades 
que podrá reasumir sus funciones en cualquier momento y lugar. 
 
7.10.Verificación metrológica 
 
7.10.1. Procedimiento de verificación metrológica periódica y de después de reparación 
o modificación . Todo titular de un medidor de combustible sujeto a control metrológico que 
se encuentre en servicio a la fecha de publicación del presente reglamento técnico en el Diario 
Oficial, deberá permitir y sufragar el costo de la verificación metrológica de su(s) surtidor(es), 
dispensador(es) y/o medidor(es) por parte del Organismo Autorizado de Verificación 
Metrológica -OAVM- designado para operar en la zona geográfica donde se encuentra el 
instrumento, cada año a partir de la fecha de la regularización del instrumento respectivo. 
 
La primera verificación metrológica del medidor de combustible puesto en servicio con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, se deberá realizar 
máximo al año siguiente de la fecha de instalación.  
 
El procedimiento de verificación consta de la realización de un examen administrativo y de un 
examen técnico de carácter metrológico mediante la ejecución de los ensayos que se señalan 
más adelante. 
 
El medidor que no supere la verificación metrológica periódica, no podrá ser utilizado para 
expender ni dispensar combustibles líquidos dentro del territorio nacional. 
 
El plazo de validez de la verificación metrológica es de un (1) año al cabo del cual se deberá 
realizar una nueva verificación metrológica por parte del OAVM. Sin embargo, ese plazo se 
podrá extender al último día del mes en que se practicó la última verificación metrológica. En RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 21_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
todo caso, el OAVM podrá efectuar la verificación metrológica periódica hasta un (1) mes antes 
de la fecha del vencimiento de la validez. 
 
Lo anterior se entiende, sin perjuicio de la obligación del titular del medidor de combustibles 
d
e mantenerlo ajustado en todo momento de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 
del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Siempre que se efectúe una reparación o modificación en un medidor de combustible, el 
reparador que la realizó deberá registrar dicho procedimiento en SIMEL desde donde se 
generará una alerta al OAVM, para que con posterioridad compruebe su correcto 
funcionamiento y que los resultados de las mediciones se encuentren dentro de los errores 
máximos permitidos (EMP) señalados en el presente reglamento técnico, y retirará la etiqueta 
de no superación de la verificación metrológica periódica cuando haya lugar a ello. 
 
Una vez informado, el OAVM dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles para proceder 
a ejecutar la verificación metrológica correspondiente. El plazo de validez de la verificación 
metrológica bajo este supuesto, comenzará a contarse a partir del momento en que se 
compruebe por parte del OAVM, la reparación o modificación del medidor de manera 
satisfactoria. 
 
En caso de que el medidor de combustible haya sido verificado después de reparación dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica 
al medidor reparado se realizará al mismo tiempo de los demás medidores de combustibles 
de la estación de servicio, en el plazo para la realización de verificación ordinaria.  En caso de 
que la reparación se haya realizado entre los meses siete (7) a doce (12) de la última 
verificación ordinaria, el medidor verificado después de reparación volverá a ser verificado por 
el OAVM transcurrido un año más el periodo restante, para que coincida con la siguiente fecha 
de verificación ordinaria. 
 
7.10.2. Alcance del procedimiento de verificación . Este procedimiento es aplicable a todo 
tipo de medidores de combustibles líquidos en servicio, sujetos a control metrológico en los 
términos establecidos en esta Resolución. 
 
7.10.3.  Examen Administrativo . Consiste en la identificación del medidor de combustible y 
la comprobación de que reúne los requisitos para estar válidamente en servicio, tomando 
como base la información aportada por el O AVM en la tarjeta de control metrológico –TCM de 
SIMEL. Igualmente, mediante este examen se comprobará que el medidor superó 
satisfactoriamente la evaluación de la conformidad o que fue sometido a regularización con 
los marcados correspondientes.  
 
A excepción de los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente reglamentación, s i el OAVM encuentra que un 
medidor de combustibles líquidos sujeto a control metrológico ingresó al mercado nacional sin 
demostrar satisfactoriamente su conformidad con el presente reglamento técnico , informará a 
la Superintendencia de Industria y Comercio quien podrá inhabilitarlo para el servicio de 
manera preventiva e iniciar la investigación administrativa a que haya lugar. 
 
Aquellos medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación a la fecha de 
entrada en vigencia de este reglamento técnico , serán sometidos a regularización por parte 
del OAVM en la zona geográfica donde opera el instrumento, quien verificará que el medidor 
provee mediciones dentro de los errores máximos permitidos en este reglamento técnico. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 22_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Asimismo se debe comprobar, por cada medidor, los datos de identificación del mismo en la 
tarjeta de control metrológico en SIMEL, y en caso de estar incompletos o incorrectos deberán 
ser actualizados por parte del OAVM. 
 
7.10.3.1. Comprobación de la placa de características y de los datos contenidos en la 
tarjeta de control metrológico del surtidor, dispensador o medidor de combustible.  
El OAVM deberá comprobar y/o complementar, si faltaran, los datos contenidos en la TCM del 
instrumento de medición en SIMEL. Tales datos son: 
a) Titular del medidor de combustibles; 
b) Marca; 
c) Modelo; 
d) Número de serie del medidor de combustibles; y, 
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor de combustibles. 
 
La placa de características que debe poseer el instrumento debe cumplir los requisitos e 
inscripciones exigibles que le sean aplicables conforme a su tarjeta de control metrológico. En 
cualquier caso, si faltara la placa de características se la debe colocar el OAVM. 
 
También se debe comprobar si las marcas e inscripciones corresponden con las que figuran 
en l
a documentación que demuestra la conformidad del medidor frente a esa norma así como 
la existencia de marcas de conformidad y marcas de regularización. 
 
El OAVM también deberá fijar un código de barras a cada medidor de combustibles 
examinado, el cual deberá cumplir con el estándar de captura de información establecido en 
la norma internaciona l ISO /IEC 15417:2007. La información contenida en el código de barras 
deberá corresponder a los datos incorporados en la TCM. 
 
7.10.3.2. Comprobación de la marca de regularización . De acuerdo con lo señalado en el 
numeral 3.4.2.1.1. de la resolución 64190 de 2015, la regularización es el procedimiento que 
lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica -OAVM, con el objeto de 
establecer si un surtidor, dispensador y/o medidor de combustible que se encuentra en uso a 
la entrada en vigencia de la presente reglamentación, se ajusta a los requisitos dispuestos en 
este reglamento técnico pese a que no se evaluó la conformidad de dicho instrumento de 
medición de manera previa a su entrada al mercado o puesta en servicio.  
 
Para efectos de regularizar un medidor de combustibles el OAVM deberá realizar el examen 
técnico previsto en el numeral 7.10.4 y 7.10.5 de este reglamento técnico, y en caso de superar 
satisfactoriamente las pruebas allí descritas, éste deberá: (i) incorporar en SIMEL la 
información que se señala en el numeral 7.10.3.1 del presente reglamento técnico, (ii) 
precintar el instrumento en todas aquellas partes, electrónicas o no, que puedan afectar la 
determinación de los resultados de medición de combustible que se dispensa, y (iii) adherir 
una etiqueta al instrumento con las siguientes características: 
 
Superintendencia de Industria y Comercio  
Regularización No. _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM:________  
 
Medidor de combustible regularizado  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 23_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco, y sus dimensiones son sesenta 
(60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros tamaños.  
 
La realización de este procedimiento implica el pago de la tarifa asociada al servicio de 
verificación metrológica que presta el OAVM, y deberá ser asumida por el titular del medidor 
de combustibles, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.9 de la Resolución 6418 9 
de 2015. 
 
Parágrafo. El medidor de combustible que se encuentre en uso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación, que no logre ser regularizado por no estar conforme 
con los requisitos establecidos en este reglamento técnico y que no sea reparable, no podrá 
ser utilizado en ninguna de las actividades sujetas a control metrológico y deberá ser dado de 
baja en SIMEL. 
 
7.10.3.3. Verificación de precintos . El OAVM deberá verificar la  correspondencia en número, 
codificación y posición de los precintos del medidor de combustibles con los que fueron 
registrados en la documentación obtenida por el productor y/o importador para efectos de 
demostrar la conformidad  del mismo o la consignada  en el esquema de precintos. Del mismo 
modo si el medidor de combustibles ha sido objeto de reparación o modificación por parte de 
un reparador en los términos señalados en el presente reglamento técnico, el OAVM deberá 
verificar en número y posición los precintos que fueron colocados por este último, de acuerdo 
con la información del procedimiento de reparación o modificación consignada en SIMEL. El 
OAVM deberá precintar el medidor de combustible en su primera verificación metroló gica.  
 
La ruptura de los precintos implica la no superación de la verificación metrológica, sin perjuicio 
de las facultades en cabeza de esta Superintendencia y de las Alcaldías Municipales para 
adelantar la investigación administrativa que consideren pertinente. 
 
Ig
ualmente, el OAVM debe verificar (i) la integridad de los precintos tirando ligeramente de los 
alambres y de los propios precintos, como también (ii) comprobar que son funcionales. 
 
7.10.3.4.Comprobación de precintos . El OAVM debe comprobar que los precintos que son 
exigidos en la presente reglamentación, garanticen la integridad del instrumento frente a 
manipulaciones y que coincidan con los especificados en el examen de modelo o en el 
documento de regularización así como el número del precinto. En el caso de existir precintos 
electrónicos se tomará nota del número correlativo de control.  
 
7.10.4. Examen técnico . Consiste en la obtención de los errores en el volumen, indicados por 
el medidor de combustible.  
 
7.10.4.1.  Equipos a utilizar para la realización de los en sayos . Para la realización de las 
pruebas y ensayos que componen el procedimiento de verificación metrológica, el OAVM 
deberá disponer de los siguientes instrumentos:  
 
a) Recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o hechos de fibra de carbono, graduados con 
trazo múltiple y debidamente calibrados por laboratorios de calibración acreditados ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC o por el Instituto Nacional de 
Metrología -INM , cada dos (2)  años con trazabilidad a patrones nacionales, c on capacidades 
nominales de 5 galones y 0,5 galones o 20 L y 2 L para el SI. La incertidumbre de dicha 
calibración no podrá exceder 1/3 del error máximo permitido aplicable.  Se deberán aplicar RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 24_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
correcciones si el error de calibración más la incertidumbre de calibración es mayor 1 x 10 -3  
en prehumedecido en valor relativo. En caso de aplicar correcciones, la incertidumbre de 
medida debe ser menor a dicho valor. El recipiente volumétrico tiene que estar graduado en 
porcentajes de 0,05% en su capacidad nominal y en ±1,5% del nominal. Se deberá disponer 
de los siguientes recipientes volumétricos a utilizar en prehumedecido: 
 
i. Recipiente volumétrico 5 g al o 20 L. 
ii. Recipiente volumétrico 0,5 gal o 2 L. 
 
b) Termómetros debidamente calibrados con trazabilidad a patrones nacionales, por 
laboratorios de calibración acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia –ONAC o por el Instituto Nacional de Metrología -INM, cada dos (2) años, que se 
utilizarán para medir la temperatura del líquido de ensayo y la temperatura ambiente en el 
momento del ensayo, con sondas de inmersión. El termómetro debe tener una exactitud de 
un mínimo de 0,5ºC. 
 
7.10.4.2.  Condiciones previas para la realización de los ensayos . Los ensayos se deberán 
realizar en condiciones estables,  a la temperatura normal de funcionamiento del medidor en 
su lugar de instalación.  
 
Se consideran condiciones estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental 
durante el ensayo es inferior a 10ºC y la diferencia entre la temperatura del líquido en el 
recipiente volumétrico y la temperatura a la que se ha calibrado dicho recipiente volumétrico 
es inferior, en valor absoluto, a 10ºC. 
 
Las pruebas se deben realizar siempre buscando el salto del escalón del medidor. 
 
No se deberá realizar rodajes previos de cada manguera. 
 
Los ensayos se deben comenzar por el caudal máximo y terminar con el suministro mínimo al 
caudal mínimo. 
 
De no cumplirse las condiciones de estabilidad no se llevará a cabo la verificación. 
 
Aclaraciones para la utilización del recipiente volumétrico patrón. Se considerará 
escurrido el recipiente volumétrico transcurridos 30 segundos a partir de la interrupción del 
caudal continuo. 
 
Asegurar una nivelación adecuada. 
 
7.10.5. Ensayos 
 
7.10.5.1.  Ensayo de exactitud a caudal máximo Q max. Este ensayo tiene por objeto 
determinar el error del medidor al caudal principal de utilización.  
 
El ensayo se deberá efectuar al caudal máximo Q max que es capaz de suministrar el medidor 
y se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad 
nominal igual a 5 gal o 20 L. 
 
El ensayo se ejecutará en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases: 
 
- Se pone a cero el indicador; 
- Se escurre la pistola; RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 25_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
- Se vierte combustible en el recipiente volumétrico al caudal máximo permitido por la pistola , 
al volumen correspondiente a la capacidad nominal de la vasija utilizada; y, 
- Se calcula el error. 
𝑒𝑠=𝑉𝑖𝑛𝑑−(𝑉𝑝𝐾)
𝑉𝑝𝐾×100 
 
es:    Error medidor % 
Vind:   Volumen indicado por el medidor. 
Vp:   Volumen medido por el recipiente volumétrico. 
K:  Factor de corrección del recipiente volumétrico. 
𝐾 =1
1+𝑒𝑝 
 
𝑒𝑝=𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜−𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 
ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno. 
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico. 
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
El error máximo permitido para este ensayo es: ± 0,5 %. 
 
En la práctica, si las indicaciones del medidor son exactas en 5 gal o 20 L y como el recipiente 
volumétrico esta graduado en porcentaje de error del medidor, el error es el siguiente: 
 
𝑒𝑠= −𝐿𝑚+𝐸𝑝 
 
es: Error medidor % 
Lm: Lectura obtenida en recipiente % 
Ep: Error del recipiente %(e p x 100) 
 
7.10.5.2.  Ensayo de exactitud a caudal mínimo Q min. Este ensayo tiene por objeto 
determinar el error del medidor al caudal mínimo de utilización.  
 
El ensayo se deberá efectuar al caudal mínimo Q min que es capaz de suministrar el medidor y 
se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad 
nominal igual a 0,5 gal o 2 L. 
𝑒𝑠=𝑉𝑖𝑛𝑑−(𝑉𝑝𝐾)
𝑉𝑝𝐾×100 
 
es:    Error medidor % 
Vind:   Volumen indicado por el medidor. 
Vp:   Volumen medido por el recipiente volumétrico. 
K:  Factor de corrección del recipiente volumétrico. 
 
𝐾 =1
1+𝑒𝑝 
 
𝑒𝑝=𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜−𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 26_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico. 
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
El error máximo permitido para este ensayo es: ± 1 %. 
 
En la práctica, si las indicaciones del medidor son exactas en 0,5 gal o 2 L y como el recipiente 
volumétrico esta graduado en porcentaje de error del medidor, el error es el siguiente: 
 
es    = -Lm + Ep 
es:   Error medidor % 
Lm:
 Lectura obtenida en recipiente % 
Ep: Error del recipiente %(epx 100) 
 
7.10.5.3. Ensayos de funcionamiento general 
 
7.10.5.3.1. Control de precio unitario . En cualquiera de los ensayos anteriormente descritos, 
se tomará nota del precio indicado por el medidor o dispensador y se multiplicará el volumen 
indicado por el precio unitario. Luego se resta el resultado anterior del precio indicado.  
 
El error máximo permitido en valor absoluto debe ser igual al precio del 1% del suministro 
mínimo en 2 L o 0,5 gal. Ensayo a efectuar, al menos durante el ensayo de una manguera 
(preferentemente durante el ensayo al máximo caudal). 
 
7.10.5.3.2. Control del dispositivo de puesta a cero. Para la realización de este ensayo, se 
descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de volumen y precio se sitúen 
correctamente en cero. 
 
Durante el suministro de combustibles no será posible activar el dispositivo de puesta cero, y 
en tal caso el suministro se deberá iniciar previa puesta a cero de medidor de combustible. 
 
Error máximo permitido EMP del dispositivo de puesta a cero . Si el medidor de 
combustible cuenta con indicador discontinuo, el error máximo permitido es igual a 0%. 
 
Si el medidor de combustible cuenta con indicador continuo, el error máximo permitido es 0,5% 
del suministro mínimo en 2 L o 0,5 gal.  
 
7.11. Colocación de precintos. Todo surtidor, dispensador y/o medidor de combustibles 
deberá estar precintado en los puntos que se hayan definido en la fase de la evaluación de la 
conformidad, y en caso de efectuado un procedimiento de regularización por parte del OAVM, 
en los puntos que hayan sido definidos por este último, los cuales como mínimo deberán ser 
los que se indican más adelante. En caso de reparación, el reparador colocará sus precintos 
y encima de éstos el OAVM colocará los que corresponda para evitar que se modifiquen las 
características metrológicas del sistema de medición. 
 
En caso de regularización, el OAVM precintará al menos los elementos que se indican a 
continuación: 
1. Medidor: tornillo de regulación y tapas; 
2. Emisor de impulsos y totalizador mecánico /electromecánico; 
3. Memoria Eprom o memoria flash; 
4. Pantalla de datos medidos; 
5. Interfaces (conexiones emisor, de baja etc.); 
6. Computador; RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 27_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7. Emisor de impulsos al chasis;  
8. Caja de conexiones; y, 
9. Separador de gases. 
 
Además de los elementos mencionados atrás, el OAVM podrá precintar otros elementos del 
medidor de combustible cuando lo considere necesario para garantizar los resultados de 
medida, siempre y cuando presente una justificación técnica al respecto. 
 
El informe de la verificación metrológica que haga el OAVM deberá identificar el número / 
código y ubicación de los precintos colocados al medidor de combustibles. Únicamente se 
podrá modificar el registro de número y ubicación de los precintos como resultado de un 
procedimiento de verificación metrológica de después de reparación o modificación. 
 
7.12.  Acta de visita e info rme de verificación metrológica. Todo procedimiento de 
verificación metrológica que se adelante en cumplimiento del presente reglamento técnico, 
deberá quedar adecuadamente documentado en SIMEL por parte del OAVM. Para ello, la 
toma de datos relativos al medidor y su titular deberán ser r ecogidos a través de los 
dispositivos portátiles que se exijan en el proceso de selección y designación correspondiente, 
con los cuales se conectará directamente al SIMEL de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
Adicionalmente, el OAVM  deberá incor porar en SIMEL todas las pruebas documentales que 
resulten de la visita de verificación efectuada , tales como : copia del acta de visita de 
verificación  firmada  y fotografías de: los establecimientos de comercio visitados, los 
instrumentos de medición verif icados y de sus placas de características, donde conste el 
número serial de cada uno, los precintos instalados, cada uno de los ensayo s efectuados y 
sus resultados, la medición de temperatura en cada caso , y todas las demás que resulten ser 
conducentes y/o  pertinentes.  
 
7.13.  Superación de la verificación metrológica . Cuando se hayan superado todas las fases 
de la verificación metrológica a que haya lugar, se adherirá en lugar visible del surtidor o 
dispensador de combustible y la manguera verificada, o en algún  elemento de la instalación 
que lo soporta, la “Etiqueta de verificación”  cuyas características, formato y contenido serán 
los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO  
Resolución ____ del __ de________ de 2016  
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
 Resultado de la Verificación5: 
Código del OAVM4: CONFORME  
 
Fecha de Verificación6: 
 Fecha próxima verificación8  
 
Firma del Verificador7: 
 DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2017 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024  2025  2026   2027  2028  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 28_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado.  La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá llevar 
como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de combustibles 
registrado en SIMEL (número NII número de identificación del instrumento) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Este número de identificación lo obtiene el OAVM  
al momento de regularizar el medidor para efectuar el respectivo control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó la verificación del medi dor de 
combustibles.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al OAVM una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Este número se encuentra registrado en SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Este campo siempre deberá contener la palabra 
“CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustible, la cual deberá ser  fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día 
 
7. Firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma 
del verificador al servicio del OAVM que efectuó el procedimiento correspondiente.  
 
8. Fecha próxima verificación.  Corresponde a la fecha límite en la cual se vence la 
verificación metrológica periódica practicada por el OAVM.  En este campo, se deberán 
perforar las casil las correspondientes al día, mes y año en que se vence la verificación 
periódica. 
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de conformidad del instrumento de 
medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento; tendr á forma rectangular y fondo de color amarillo.  Sus dimensiones son:  
sesenta (60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros 
tamaños . 
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del tamaño 
medidor, de combustible en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
El color de fondo de esta etiqueta es amarillo. 
 
7.14. No superación de la verificación metrológica . Cuando un surtidor o dispensador de 
combustibles no supere la verificación metrológica, como consecuencia de deficiencias 
detectadas en su funcionamiento durante las pruebas metrológicas llevadas a cabo por el 
OAVM, la SIC o las Alcaldías Municipales (errores, indicaciones de dispositivos, 
manipulaciones, etc.), dicho instrumento deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se 
subsanen las deficiencias encontradas previa orden administrativa impartida por esta Entidad. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 29_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Quedará retirado del servicio definitivamente, aquel surtidor o dispensador sobre el cual no se 
tenga constancia de que fue puesto en servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente reglamentación técnica metrológica y/o respecto del cual no se haya demostrado 
su conformidad en los términos señalados en este reglamento. 
 
Los surtidores o dispensadores que son retirados definitivamente del servicio se les darán de 
baja definitiva. 
 
El proceso a seguir en cualquiera de los casos es el siguiente: 
 
Se debe entregar al titular del instrumento el acta de verificación metrológica donde consten 
las no conformidades encontradas y se indiquen los resultados de las pruebas y los ensayos . 
E
n el acta se advierte al titular, que la no conformidad puede generar la orden de suspensión 
del instrumento de medición y la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio inicie un proceso administrativo sancionatorio. El acta debe ser impresa y firmada 
por el verificador y quien atendió la visita. En caso de que la persona que atiende la visita se 
niegue a firmar el acta, se dejará constancia de dicha circunstancia en el acta. 
 
El acta firmada debe ser incorporada al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, si lo considera necesario, expedir el acto 
administrativo de suspensión de uso del medidor de combustible. 
 
En caso de que el medidor de combustibles ya haya sido reparado, el OAVM debe realizar 
verificación metrológica de después de reparación y registrar dicho procedimiento en el 
SIMEL. 
La etiqueta de inhabilitación se podrá retirar cuando haya actuado el reparador, subsanado la 
deficiencia respectiva y registrado dicho procedimiento en SIMEL. 
 
Toda manguera  del surtidor o dispensador de combustibles  que no haya superado la 
verificación metrológica dispuesta en este reglamento técnico metrológico , deberá llevar 
adherida una etiqueta fijada en un lugar visible del instrumento  o en algún elemento de su 
instalación , cuyas características, formato y conte nido, serán los siguientes:  
 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
CONTROL METROLÓGICO1 
Resolución ____ del __ de________ de 2016  
 
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verificación5: 
 
 
NO CONFORME  
 Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sello7: RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 30_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado.  La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de combustibles 
registrado en SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de ser 
regularizado para su respectivo control metrológico por parte del Organismo Autoriza do de 
Verificación Metrológica . 
 
3. Nombre del OAVM. Éste campo contiene el nombre o razón social de OAVM que efectuó 
la verificación del medidor de combustibles.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al OAVM una vez autorizado y designa do por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Éste número se encuentra registrado en SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustibles, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
 
Año / Mes / Día 
 
7. Firma o sello. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del Organismo Auto rizado de Verificación Metrológica que efectuó el procedimiento 
correspondiente.  
 
Características de la Etiqueta. Esta etiqueta debe estar confeccionada con un material 
resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos.  Será 
de tipo adhesivo y autodestructiva al desprendimiento. Tendrá forma rectangular, sus 
dimensiones son  cuarenta  (40) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas 
proporciones para otros tamaños  y fondo de color rojo.  
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del medidor de combustibles no fuera posible aplicar 
la etiqueta, se colocará en la periferia de su instalación y en la documentación correspondiente 
exigida en las disposiciones de su regulación específica.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del medidor, 
dispensador o medidor de combustible en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
El color de fondo de esta etiqueta es rojo. 
 
7.15. Reparadores . Únicamente respecto de las reparaciones o modificaciones de los 
medidores de combustibles que impliquen la rotura de precintos, podrán ser realizadas por 
una persona natural o jurídica inscrita como reparador en el registro de reparadores de SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el numeral 3.7 
de la Resolución SIC 64190 de 2015. El registro se hace por una sola vez. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 31_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Los titulares de los medidores, surtidores y/o dispensadores de combustibles líquidos que 
deban reparar sus equipos, bien sea de manera preventiva o como consecuencia de una orden 
impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, podrán contratar los servicios de 
cualquier reparador que se encuentre inscrito en SIMEL. 
 
Para efectos de las reparaciones que se propone llevar a cabo, el reparador que se inscriba 
en SIMEL deberá precisar, en ese mismo registro, la información que se detalla a continuación. 
 
7.15.1. Información de carácter administrativo y técnico . En la inscripción se deberá 
incorporar esta información: 
 
a) Nombre y apellido de la persona natural o razón social de la persona jurídica; 
b) Número de identificación (C.C. o N.I.T); 
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza sus actividades de reparación o 
modificación de surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líqui dos; 
d) La(s) marca(s), modelo(s) y tipo(s) de medidor(es) que repara, precisando sus 
características fundamentales; 
e) Indicación de la experiencia y conocimientos que posee en la reparación de surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos. 
 
Adicionalmente, deberá anexar en SIMEL todos los documentos que sirvan de soporte para 
demostrar su idoneidad, capacidad, experticia y experiencia en la reparación de medidores de 
combustible. 
 
Una vez inscrito, SIMEL le asignará un número de identificación.  Los precintos que ponga el 
reparador inscrito deberán identificarse con ese número. 
 
7.15.1.1. Carácter público de la información . El registro del reparador en SIMEL tendrá 
carácter público respecto del nombre, dirección y teléfono del reparador. 
 
7.15.2. Actuaciones de los reparadores . El reparador que haya reparado o modificado un 
medidor de combustible, una vez comprobado su correcto funcionamiento y que sus 
mediciones se hagan dentro de los errores máximos permitidos (EMP), deberá retirar la 
etiqueta de no superación de la verificación metrológica y colocar nuevamente los precintos 
que haya tenido que levantar para llevar a cabo la reparación o la modificación.  
 
Una vez reparado o modificado de manera satisfactoria el medidor, el reparador deberá 
registrar la actuación adelantada en SIMEL con indicación del objeto de la reparación o 
modificación, especificación de los elementos sustituidos, los ajustes y controles efectuados, 
la indicación de los elementos precintados en el instrumento, la codificación de los precintos 
utilizados y la fecha de la reparación o modificación. Desde SIMEL se dará de alta el 
instrumento y podrá ser utilizado por su titular, y además se generará una alerta al OAVM para 
que efectúe la verificación metrológica de después de reparación dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de reparación o modificación. 
 
El reparador deberá contar con instrumentos y medios técnicos idóneos que le permitan 
intervenir el medidor desde el punto de vista metrológico satisfactoriamente. 
 
Si la actuación de un reparador en un medidor no implica la rotura de precintos que hayan 
sido puestos por el OAVM, esta operación no estará sujeta a posterior verificación por parte 
del OAVM ni a registro en SIMEL. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 32_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Parágrafo. Con independencia del registro del procedimiento efectuado por el reparador en 
SIMEL, éste deberá conservar pruebas documentales de la reparación efectuada tales como 
copia del acta de reparación donde se incorporen los resultados de los ensayos efectuados, 
piezas remplazadas si las hubo, fotografías de la EDS y de los medidores reparados y de los 
precintos colocados, etc. Esta documentación deberá conservarse por un término no inferior 
a tres (3) años contados a partir del momento en que realizó el procedimiento de reparación. 
 
7.15.3.  Régimen de responsabilidad de los reparadores . Los reparadores son 
responsables del cumplimiento de sus obligaciones dentro del marco establecido en esta 
Resolución.  
 
Con independencia de la imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si 
después de verificar la información incorporada en SIMEL por parte del reparador se establece 
su falsedad o inexactitud, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá cancelar el 
registro en SIMEL.  
 
7.16.  Precintos de seguridad  
 
7.16.1. Requisitos mínimos . Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el numeral 7.5.11 
de esta norma, los precintos que sean utilizados por los OAVM  y reparadores deberán ser de 
dos clases: (i) De tipo cable con cierre rotativo hechos de policarbonato o res ina; y (ii) de tipo 
etiqueta de papel o material plástico autoadhesivo . 
 
Asimismo , deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
a) Ser fácil de usar;  
b) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos;  
c) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
d) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere , o que de cualquier forma 
deje rastro del acceso al surtidor, dispensador y/o medidor de combustible precintado;  
e) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, 
la numeración no deberá ser reproducida en un per iodo inferior a cuatro (4) años;  y 
f) Debe poseer un código de barras que cumpla con el estándar de captura de información 
establecido en la norma internacional ISO/IEC 18004:2015 incluyendo identificadores de 
aplicación y Función 1. La información que debe c ontener el código de barras es la 
siguiente:  
(i) Identificación única, global e inequívoca del OAVM o reparador; de trece (13) números, que 
no sea asignado de forma unilateral, 
(ii) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, compuesto por 
una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por el 
OAVM o por el reparador.  
 
7.16.2. Registro de precintos de seguridad . El OAVM debe registrar en SIMEL la serie de 
numeración de los precintos de seguridad que utilizará en el ejercicio de sus funciones.  
 
7.16.3.  Responsabilidad en uso de los precintos . Cuando el medidor de combustible 
incorpore precintos de dispositivos electrónicos como s on la asignación de nombre de usuario 
y contraseña para efectos de ajustar los parámetros de determinación de los resultados de 
medición del instrumento, su titular es responsable por la custodia e integridad del precinto 
electrónico. Del mismo modo , el titular del instrumento también es responsable de la integridad RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 77507______  DE 2016             HOJA No. __ 33_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
de los precintos que fueron puestos por el fabricante del medidor, o por el OAVM o reparador 
en ejercicio s de sus respectivas funciones. Asimismo, tanto OAVM como reparadores son 
responsables de  la custodia de los precintos que utilizan en el ejercicio de sus funciones.  
 
7.17. Régimen sancionatorio . La inobservancia a lo dispuesto en el presente reglamento 
técnico, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 
de 2011, previa investigación administrativa por esta Entidad. 
 
7.18. Régimen de transición . Los surtidores, dispensadores o medidores de combustibles 
producidos en el país o importados antes de la fecha de entrada en vigencia del presente 
reglamento técnico, únicamente podrán ser comercializados hasta seis (6) meses después de 
la fecha señalada en el artículo 4 de esta resolución. 
 
ARTÍCULO 2. El Anexo No. 1 de la presente Resolución sobre “procedimientos de ensayos y 
formato del informe de ensayos para efectos de certificar la conformidad de un modelo o tipo 
de dispensador de combustibles líquidos para automotores” , hace parte integral de este 
reglamento técnico. 
 
ARTÍCULO 3. El Anexo No. 2 de la presente Resolución, “MODELO DE DECLARACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD PARA SURTIDORES , DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS” , hace parte integral de este reglamento técnico y es obligación 
del productor y/o importador utilizarlo conforme a las instrucciones que allí se describe para 
demostrar la conformidad de sus productos en la forma que lo establece este reglamento 
técnico. 
 
ARTÍCULO 4 . La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, salvo la verificación metrológica establecida en el 
numeral 7.10 del reglamento técnico, la cual es obligatoria a partir de la publicación de este 
acto administrativo en el Diario Oficial.. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los,    10  NOV  2016  
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
Proyectó: Jairo Malaver 
Revisó: Diego Rodríguez 
Aprobó: Alejandro Giraldo 
 
 
 
 
Diario Oficial N° 50.058 del 15 de Noviembre de 2016