Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
COMISION REGULADORA DE ENERGIA  
ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia NOM -EM-007-CRE -2017, Sistemas de medición de energía eléctrica. E specificaciones y 
métodos de prueba para medidores multifunción y transformadores de instrumento . 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Comisión Reguladora  de 
Energía.  
ACUERDO Núm. A/033/2017  
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA 
LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM -EM-007-CRE -2017, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA PARA MEDIDORES MULTIFUNCIÓN Y 
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO . 
RESULTANDO  
PRIMERO.  Que con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) e l 20 de diciembre de 2013, el Congreso de la Unión expidió la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), ambas 
publicadas el 11 de agosto de 2014 en el mismo medio de difusión, abroga ndo la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  
SEGUNDO.  Que el 13 de marzo de 2017, esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) con 
fundamento en los ordenamientos mencionados, publicó en el DOF la  Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM -EM-007-CRE -2017, Sistemas de medición de energía eléctrica. Especificaciones y métodos de prueba 
para medidores multifunción y transformadores de instrumento (NOM -EM-007-CRE -2017), con una vigencia 
de seis meses co ntados a partir del 14 de marzo de 2017, fecha de su entrada en vigor.  
TERCERO.  Que la vigencia de seis meses de la NOM -EM-007-CRE -2017 inició al día siguiente de su 
publicación en el DOF y concluye el 14 de septiembre de 2017.  
CONSIDERANDO  
PRIMERO.  Que, d e conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y; 
2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión es una Depe ndencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía 
técnica, operativa y de gestión, y con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética.  
SEGUNDO.  Que la LORCME establece, en su artículo 41, fracción III, que la Comisión tiene la atribución 
de regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de generación de electricidad, los servicios 
públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del 
servicio público y la comercializa ción de electricidad.  
TERCERO.  Que, de igual forma, el artículo 42 de la LORCME establece que la Comisión fomentará el 
desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los 
usuarios, propiciará una adec uada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en 
el suministro y la prestación de los servicios.  
CUARTO.  Que, de conformidad con el artículo 22, fracciones II, X y XVI, de la LORCME, corresponde a la 
Comisión: i) emitir los  actos administrativos vinculados con las materias reguladas; ii) supervisar y verificar las 
normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su 
competencia, y; iii) participar con las dependencias competentes en la formulación de normas oficiales 
mexicanas relativas o relacionadas con las actividades reguladas.  
QUINTO.  Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V, de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN), correspon de a las dependencias según su ámbito de competencia, 
expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los 
procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas normas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
SEXTO.  Que, de acuerdo con el ar tículo 40, fracción IV, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas 
tendrán como finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones relacionadas con los 
instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, veri ficación, calibración  y 
trazabilidad.  
SÉPTIMO. Que el artículo 48 de la LFMN dispone que, en casos de emergencia, la dependencia 
competente ordenará que se publique la norma oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
con una vigencia máxi ma de seis meses, y que en ningún caso podrá expedirse más de dos veces la misma 
norma en los términos de dicho artículo.  
OCTAVO.  Que el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización dispone que las depende ncias publicarán en el DOF un aviso de prórroga en el caso en que 
decidan expedir una norma de emergencia por segunda vez consecutiva;  
NOVENO.  Que las condiciones de emergencia que justifican el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 
48 de la LFMN, derivan de la necesidad de establecer reglas claras, efectivas y eficientes de operación confiable, 
continua y segura del Sistema Eléctrico Nacional, y evitar daños y perjuicios que pudieran presentarse por no existir 
una norma oficial mexicana que d etermine las definiciones, características, especificaciones técnicas y métodos de 
prueba, así como la revisión, aseguramiento y verificación de los elementos de un sistema de medición.  
DÉCIMO.  Que a partir de la publicación de la Ley de la Industria Eléct rica (LIE) a la fecha, la Comisión ha 
otorgado 27 permisos de Suministro Calificado, los cuales requieren que los permisionarios, en su relación 
comercial con sus clientes, exista una medición confiable, eficiente y segura, por medio de instrumentos que 
estén adecuadamente normalizados por una entidad independiente a los agentes participantes del sector 
eléctrico, como parte de la operación confiable, continua y segura del Sistema Eléctrico Nacional.  
UNDÉCIMO.  Que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM -EM-007-CRE -2017, Sistemas de 
medición de energía eléctrica. Especificaciones y métodos de prueba para medidores multifunción y 
transformadores de instrumento, continuará estableciendo las definiciones, características, especificaciones 
técnicas y métodos de prueba necesarias para establecer reglas claras, efectivas y eficientes de operación 
confiable del Sistema Eléctrico Nacional. Ello además continuará dando los elementos técnicos de 
cumplimiento de los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista para efectos de liquidación o facturación.  
DUODÉCIMO.  Que, en tanto no se cuente con una norma oficial mexicana definitiva en la materia, y toda 
vez que subsisten las razones que motivaron la publicación de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM -EM-007-CRE -2017, Sistemas de medición de energía eléctrica. Especificaciones y métodos de prueba 
para medidores multifunción y transformadores de instrumento, la Comisión considera necesario prorrogar su 
vigencia, toda vez que la LIE, su reglamento, las Reglas del m ercado eléctrico, manuales y demás 
instrumentos regulatorios publicados y en desarrollo, requieren de certeza jurídica del sistema de medición a 
implementar en sus diversos estratos y funcionalidades.  
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III y XXVII, 27, 41, fracción  III, y 42 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 3, 12, fracciones XXXIX, XL, XLVII, LII y LIII, 
18, 26, 33, 37, 46, 126, fracción V, 132, 133 y 134 de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 2, 4, 13, 16, fracciones 
IX y X, y 69 -H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38, fracciones II, V, VI y IX, 40, fracción IV, 
41, 43, 48, 52, 68, 70 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 38 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normaliza ción; 1, 17 y 37 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y 1, 2, 
4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.  
ACUERDA  
PRIMERO.  Se expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficia l Mexicana de Emergencia  NOM -EM-
007-CRE -2017, Sistemas de medición de energía eléctrica, especificaciones y métodos de prueba para 
medidores multifunción y transformadores de instrumento, en los mismos términos en que se publicó en el 
Diario Oficial de la  Federación el 13 de marzo de 2017, con una vigencia de seis meses contados a partir del 
14 de septiembre de 2017.  
SEGUNDO.  Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, con el carácter de aviso 
de prórroga de la Norma Oficial Mexic ana de Emergencia, a que se refiere el Acuerdo Primero anterior.  
TERCERO.  Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/033/2017 , en el registro al que se refieren los 
artículos 22, fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Regul adores Coordinados en 
Materia Energética, 4 y 16 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.  
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2017 .- El Presidente , Guillermo Ignacio García Alcocer .- Rúbrica. - 
Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martín ez, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Luis Guillermo 
Pineda Bernal, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez .- Rúbricas.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM -EM-007-CRE -2017,  SISTEMAS DE MEDICIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. ESPECIFICACIONES Y MÉTO DOS DE PRUEBA PARA MEDIDORES 
MULTIFUNCIÓN Y  TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO  
La Comisión Reguladora de Energía con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX y XXVII, 27, 41, 
fracción III y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 3, 12, 
fracciones XXXIX, XL, XLVII, LII y LIII, 17, 18, 26, 33, 37, 41, 46, 126, fracción V, 132, 133 y 134   de la Ley de 
la Industria Eléctrica; 1, 2, 4, 13, 16, fracciones IX y X y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 38, fracciones II, V, VI y I X, 40 fracción IV, 41, 43, 48, 52, 68, 70 y 74 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 1, 17 y 37 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, y 1, 2, 3, 6, fracción 
I, 10, 16, primer párrafo, fracciones I y XI, 17, fracción I y 59, frac ciones I y V, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, expide la siguiente Norma Oficial Mexicana de Emergencia:  
NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM -EM-007-CRE -2017, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. ESPECIFICACIONES Y MÉT ODOS DE PRUEBA PARA MEDIDORES MULTIFUNCIÓN Y 
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO.  
PREFACIO  
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia participaron las siguientes 
instituciones, empresas productivas del Estado y asociaciones:  
Asociació n de Normalización y Certificación, A. C. (ANCE).  
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).  
Centro Nacional de Metrología (CENAM).  
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Distribución.  
CFE, Transmisión.  
CFE, Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materi ales (LAPEM).  
Comisión Reguladora de Energía (CRE o la Comisión).  
Secretaría de Economía, Dirección General de Normas (SE - DGN).  
ÍNDICE  
1. Objetivo y campo de aplicación.  
2. Referencias normativas.  
3. Términos y definiciones.  
4. Símbolos y abreviaturas.  
5. Especificaciones.  
6. Integridad.  
7. Revisión, pruebas y aseguramiento de los sistemas de medición.  
8. Evaluación de la conformidad.  
9. Medidores en alumbrado público y cargas dispersas de mobiliario urbano  
10. Vigilancia.  
11. Bibliografía.  
12. Concordanc ia con Normas Internacionales.  
13. Reconocimiento de certificados internacionales de producto, informes de pruebas e informes  de 
calibración.  
Transitorios.  
Apéndices normativos:  
Apéndice A. Aprobación de modelo o prototipo.  
Apéndice B. Procedimiento de rev isión, pruebas y aseguramiento de la medición. Criterios de 
aceptación.  
Apéndice C. Aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la estratificación.  
Apéndice D.  Parámetros del Protocolo para Red Distribuida 3.0 ( DNP  3.0, por sus s iglas en inglés).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
1. Objetivo y campo de aplicación.  
La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia establece las especificaciones y métodos de prueba 
de los instrumentos metrológicos de un sistema de medición de energía eléctrica conforme al numeral  5 
siguiente.  
2. Referencias normativas.  
Las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas referidas, vigentes o las que las sustituyan, que se 
relacionan con la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, son:  
NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones elé ctricas (utilización).  
NMX -Z-12/1-1987  Muestreo para la inspección por atributos -parte 1: información general y 
aplicaciones.  
NMX -J-109-ANCE -2010  Transformadores de corriente - especificaciones y métodos de prueba 
(Cancela a la NMX -J-109-1977).  
NMX -J-550/4 -15-ANCE -2005  Compatibilidad electromagnética (EMC) - parte 4 -15: técnicas de prueba y 
medición - medidor de parpadeo - especificaciones de funcionamiento  y 
diseño.  
NMX -J-610/4 -7-ANCE -2013  Compatibilidad electromagnética (EMC) - parte 4 -7: técnicas de prue ba y 
medición - guía general de instrumentación y medición para armónicas e 
interarmónicas, en sistemas de suministro de energía eléctrica y equipo 
que se conecta a éstos (Cancela a la NMX -J-550/4 -7-ANCE -2005).  
NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014  Compatibilidad elect romagnética (EMC) - parte 4 -30: técnicas de prueba y 
medición - métodos de medición y estudio de Calidad de la energía 
eléctrica (Cancela a la NMX -J-610/4 -30-ANCE -2011).  
NMX -J-615/1 -ANCE -2009  Transformadores de medida - parte 1: requisitos generales.  
NMX -J-615/3 -ANCE -2013  Transformadores de medida - parte 3: requisitos adicionales para 
transformadores de potencial inductivo.  
NMX -J-615/5 -ANCE -2014  Transformadores de medida - parte 5: requisitos adicionales para 
transformadores de potencial capacitivo.  
NMX -J-674/22 -ANCE -2013  Equipo de medición de electricidad (C. A.) - requisitos particulares - parte 
22: medidores estáticos para energía activa (clases 0.2 S y 0.5 S).  
3. Términos y definiciones.  
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, se establecen los siguientes términos 
y definiciones:  
3.1 Bidireccional:  Cualidad de un instrumento que tiene capacidad de medir el flujo de energía, en un 
punto determinado y en ambos sentidos, almacenando los datos de medición de forma separada.  
3.2 Broa dcast : Forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una 
multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo 
por nodo.  
3.3 Calidad de la potencia o Calidad de la energía: Características de la electricidad en un punto 
específico en un sistema eléctrico y evaluado en relación a un conjunto de parámetros técnicos de referencia. 
Estos parámetros se relacionan, en algunos casos, con la compatibilidad entre las características de  la 
electricidad en un punto de entrega -recepción de la red y los generadores o cargas conectadas a ésta.  
3.4 Cambios rápidos de tensión:  Transición rápida en tensión eficaz (tensión raíz cuadrática media) que 
ocurre entre dos condiciones de estado estable  y durante las cuales la tensión raíz cuadrática media no 
excede los puntos de disparo de abatimiento o incremento.  
3.5 Características particulares:  Son aquellas funciones adicionales de los medidores multifunción que 
el CENACE podrá solicitar a los parti cipantes del mercado. Estos requerimientos deben realizarse por escrito 
y ser notificados al usuario solicitante del medidor multifunción y forman parte de la infraestructura requerida 
para la interconexión de la central eléctrica o la conexión del centro de carga, según corresponda.  
3.6 Carga:  Es la potencia eléctrica absorbida o transmitida en todo instante por una instalación eléctrica o 
por un elemento específico de cualquier instalación.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
3.7 Clase de exactitud:  El dato que indica, en los medidores mult ifunción, los límites del porcentaje de 
error permisible a la lectura, para todos los valores descritos en las gráficas de las “Figuras 1 y 2” de esta 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia, cuando el medidor multifunción se prueba bajo condiciones  de 
refere ncia.  
3.8 Clase S:  Es un tipo de estratificación utilizada para medidores de Calidad de la energía de acuerdo 
con la NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014.  
3.9 Compensación de pérdidas: Función que adiciona o resta, en las integraciones de energía del 
medidor, un valor  de pérdidas en transformadores de potencia y pérdidas de conducción en las líneas de 
transmisión. Este valor se establece en un modelo desarrollado para cada aplicación.  
3.10 Compensación de pérdidas en transformadores de instrumento: Es la aplicación pri maria de la 
corrección en transformadores de instrumento. Se da cuando se aplican los factores de corrección para 
errores de relación y de ángulo de fase de los transformadores de instrumento. Esta corrección reduce o 
elimina la necesidad de reemplazar los  transformadores de instrumento, en instalaciones donde se requiera 
mejorar la exactitud, conforme al Apéndice B.  
3.11 Contratista:  Persona que tiene celebrado un contrato con la Secretaría de Energía, el Transportista o 
el Distribuidor, para llevar a cabo  el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, 
ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la transmisión o 
distribución de energía eléctrica. Cuando se mencione al Transportista o el Distr ibuidor en esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia también se estará refiriendo al Contratista, según corresponda.  
3.12 Corriente de arranque ( Ist): Es el valor mínimo de corriente en el cual el medidor debe empezar a 
integrar pulsos en la memoria masiva  o energía en kilowatt hora en pantalla.  
3.13 Corriente máxima ( Imax): Es el valor máximo de corriente marcada en la placa de datos que admite 
el medidor en régimen permanente. Debe satisfacer los requerimientos de exactitud establecidos en esta 
Norma Ofic ial Mexicana de Emergencia. Este valor es normalmente igual a la corriente de clase.  
3.14 Corriente mínima ( Imin): Es el valor mínimo de corriente que admite el medidor en régimen 
permanente y que debe satisfacer los requerimientos de exactitud establecido s en esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia.  
3.15 Corriente nominal ( Inom): Es la corriente existente en condiciones normales de operación del equipo 
de medición y corresponde con la corriente marcada en la placa de datos por el fabricante.  
3.16 Demanda : Valor del promedio móvil de la potencia activa evaluado en intervalos de 15 minutos 
mediante series de tres registros cincominutales. Se refiere a la potencia que se necesita aplicar en el punto 
de entrega, medido en kilowatt (kW).  
3.17 Decremento repent ino de tensión: Es la disminución entre el 10% y 90%, de la tensión nominal a la 
frecuencia del sistema, con intervalos de duración de desde 0.5 ciclos y hasta 3 600 ciclos en un sistema  de 
60 Hz.  
Nota:  Esta definición se incluye en esta Norma Oficial Mexi cana de Emergencia debido a que la norma 
NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014 presenta una diferencia respecto de la IEC 61000 -4-30. 
3.18 Distribuidor: Empresa productiva subsidiaria de la CFE, que preste el Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica.  
3.19 Energía: Cantidad de flujo energético, expresada en kilowatt hora (kWh).  
3.20 Error máximo permisible: Valor extremo del error de medición con respecto al valor conocido de la 
magnitud de referencia, permitido por especificaciones o regulaciones para una m edición, instrumento o 
sistema de medición.  
3.21 Estampa de tiempo: Registro de la fecha y hora de acuerdo al huso horario (con referencia al tiempo 
universal coordinado UTC, por sus siglas en inglés) en que se ubica el medidor. La estampa de tiempo 
provie ne del reloj interno del medidor.  
3.22 Ethernet : Estándar de redes de área local para computadoras.  
3.23 Evento: Es un dato que se genera al cumplir una condición preestablecida y que cuenta con una 
estampa de tiempo.  
3.24 Firmware : Programa informático qu e establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos 
electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.  
3.25 Fluctuación de tensión: Oscilaciones en el nivel de tensión, debidas a la conexión de cargas cíclicas 
o por oscilaciones subarmónicas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.26 Hardware : Conjunto de elementos físicos de una computadora.  
3.27 Incremento repentino de tensión: Incremento entre el 110% y 180%, de la tensión nominal a la 
frecuencia del sistema, con intervalo de duración desde 0.5 ciclos, hasta 3 600 ciclos, en u na frecuencia  de 60 
Hz. 
Nota:  Esta definición se incluye en esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia debido a que la norma 
NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014 presenta una diferencia respecto de la IEC 61000 -4-30. 
3.28 Integrado de consumo: Es el valor de la integra l de la variable, medida con respecto al tiempo, para 
un intervalo de tiempo cualquiera.  
3.29 Integridad de los datos: Garantía de que los programas, datos y parámetros no han sido 
modificados o alterados sin autorización durante su uso, transferencia, alm acenamiento, reparación o 
mantenimiento.  
3.30 Interoperabilidad: Capacidad de dos o más elementos técnicos, sistemas, dispositivos, redes, 
aplicaciones o componentes para trabajar juntos, comunicarse o intercambiar información y datos entre sí, con 
objetiv os comunes, garantizando el significado preciso de la información comunicada, para que ésta pueda 
ser utilizada.  
3.31 IRIG-B: (Inter-Range Instrumentation Group – Format B, por sus palabras en inglés). Es un formato 
estándar para hacer referencia al tiempo  que utiliza una señal portadora de 1 kHz; este formato codifica 100 
pulsos por segundo (resolución de 1 milisegundo para señal modulada y 10 milisegundos para señal 
demodulada).  
3.32 Laboratorio de calibración acreditado y aprobado: Laboratorio de calibra ción reconocido por una 
entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad y aprobado por la dependencia correspondiente.  
3.33 Lenguaje XML  (Extensible Markup Language, por sus palabras en inglés) : Lenguaje  de 
programación para el intercambio de información entre el medidor y los sistemas de facturación.  
3.34 Liquidación: Cálculo de pagos y cobros para definir en cantidad líquida las operaciones realizadas 
en el mercado eléctrico.  
3.35 Medidor:  Instrumento que mide y registra la integral de la pot encia eléctrica con respecto al tiempo 
del circuito eléctrico al cual está conectado.  
3.36 Medidor autoalimentado: Medidor que toma la alimentación auxiliar directamente del circuito de 
medición de tensión.  
3.37 Medidor autocontenido: Medidor en el que las  terminales están arregladas para conectarse 
directamente al circuito que está siendo medido sin el uso de transformadores de instrumento externos, para 
aplicaciones que no requieren el uso de transformadores de instrumento externo.  
3.38 Medidor no autoali mentado: Medidor que toma la alimentación auxiliar de una fuente alterna ajena 
al circuito de medición de tensión.  
3.39 Medidor tipo enchufe (socket, por su palabra en idioma inglés) : Medidor que cuenta con terminales, 
tipo bayoneta, dispuestas en su parte  posterior para insertarse en las mordazas de una base tipo enchufe . 
3.40 Medidor tipo tablero:  Medidor que tiene sus dispositivos de conexión en su parte posterior sin 
requerir accesorios adicionales para su conexión. El montaje es de tipo embutido en el tablero.  
3.41 Memoria circular:  Espacio de memoria para almacenamiento de datos secuenciales en que el dato 
nuevo reemplaza al más antiguo.  
3.42 Mercado eléctrico mayorista o Mercado eléctrico (MEM): Mercado operado por el CENACE en el 
que los participante s del mismo pueden realizar las transacciones de compraventa señalados en el artículo 96 
de la Ley de la Industria Eléctrica.  
3.43 Modbus : Protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura maestro – esclavo ( UTR) o cliente – 
servidor ( TCP/IP ). 
3.44 Multifunción: Integración funcional de capacidades de medición, comunicación local y remota, 
control de entrada y/o salida, almacenamiento y transferencia de datos.  
3.45 Multimedición:  Capacidad de medir dos o más parámetros eléctricos en forma integrada, 
instantánea o totalizada.  
3.46 Operación en modo de prueba:  Modo de operación para calibración en el que se verifica la 
respuesta del medidor sin alterar los valores integrados hasta el momento de cambio a otro modo.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
3.47 Perfil de carga: Son los valores de d emanda correspondientes a todos los intervalos consecutivos 
del lapso especificado, para un periodo determinado.  
3.48 Personal autorizado: Transportista, Distribuidor, Contratista, Tercero especialista y Laboratorio de 
calibración acreditado y aprobado.  
3.49 Protocolo DNP  3.0 ( Distribuited Network Protocol , por sus palabras en inglés): Protocolo 
utilizado en sistemas eléctricos, donde las estampas y sincronizaciones de tiempo, como el hecho de que un 
esclavo transmita información sin ser solicitada, son fun damentales al momento de analizar fallas y sincronizar 
el accionamiento de todos los dispositivos. Su versión actual es la 3.0.  
3.50 Protocolo propietario:  Protocolo del diseño particular del equipo que utiliza de forma exclusiva las 
aplicaciones de explot ación, configuración y diagnóstico del medidor del propio fabricante.  
3.51 Puerto de comunicación:  Interfaz del equipo con otros aparatos o con el operador, para tener 
intercomunicación directa o remota.  
3.52 Punto de entrega - recepción: Lugar específico de la red en donde se mide y registra la energía 
entregada o recibida por cada una de las partes.  
3.53 Registro:  Localidad de memoria en la que se almacena un dato.  
3.54 Registro de valores de medición : Es el registro de parámetros eléctricos almacenados e n intervalos 
de tiempo, en la memoria del medidor.  
3.55 Reloj interno: Base de tiempo del medidor.  
3.56 Salidas adicionales: Duplicidad de parámetros integrados o de señales de tiempo, a través de 
contactos de relevador de estado sólido o de relevador de m ercurio; los cuales cambian de estado a una 
frecuencia proporcional a la variable correspondiente. Para la salida de fin de intervalo, se proporciona un 
cierre de contactos con duración desde 0.3 segundos hasta 30 segundos, a cada subintervalo de demanda.  
3.57 Sellado: Medios para impedir la modificación no autorizada del instrumento o sistema de medición. 
Consisten de elementos adicionales, software  o una combinación de ambos.  
3.58 Sellado criptográfico: Procesos en los que se cifran datos con el objeto de  ocultar información a 
personas no autorizadas.  
3.59 Sistema de medición: Los elementos de un sistema de medición de energía eléctrica son i) Medidor 
multifunción de energía eléctrica, ii) Transformadores de instrumento (TP, TC, TIM, ECM, conforme al numer al 
4, Símbolos y abreviaturas), iii) Sincronía de tiempo, iv) Instalaciones inherentes al sistema de medición,  y v) 
Interoperabilidad de los sistemas de comunicación con los instrumentos de medición.  
3.60 Sistema de sincronía de tiempo: Funcionalidad del m edidor para sincronizarse con la referencia de 
tiempo que rige las liquidaciones del mercado.  
3.61 SNTP  (Simple Network Time Protocol, por sus palabras en inglés): Protocolo simple de tiempo de 
red. Protocolo de internet utilizado para sincronizar los relo jes de sistemas informáticos a través de ruteo  de 
paquetes de redes con latencia variable. El SNTP  es una adaptación del NTP (Network Time Protocol, por sus 
palabras en inglés) y se utiliza en dispositivos que no requieren de gran precisión.  
3.62 Socket: Enchufe.  
3.63 Software : Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en 
una computadora.  
3.64 Software propietario:  Aplicaciones de software  cuyo diseño está orientado a la explotación de 
hardware  y el firmware  del medidor. Generalmente este software  es producido por el mismo fabricante del 
medidor.  
3.65 Tarifa horaria: Tarifa empleada para facturación de consumos y demandas, aplicando diferentes 
cargos, en distintos horarios de utilización.  
3.66 Tensión ( V): Valor de la tensión eléctrica suministrada al medidor.  
Nota:  El término "tensión" en esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia indica el valor cuadrático medio 
(RCM) a menos que se especifique lo contrario.  
3.67 Tensión nominal ( Vnom): Es el valor de tensión esp ecificado por el fabricante para el funcionamiento 
normal del medidor.  
Nota:  Los medidores diseñados para funcionar en una gama de valores de tensión, pueden tener más de 
un valor de tensión nominal.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.68 Tercero especialista: Persona que realiza actos de verificación, para la evaluación de la 
conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia aprobados en los términos que establezca 
la Comisión Reguladora de Energía . 
3.69 Terminal portátil: Unidad para el acceso y extracción de datos y program ación de medidores que es 
sencilla de trasladar  y que, por lo tanto, se lo puede calificar como  móvil.  
3.70 Tiempo de grabación: Es la capacidad mínima que debe tener la memoria interna del equipo de 
medición, para grabar el perfil de carga.  
3.71 Transport ista: Organismo o empresa productiva del estado o sus empresas productivas subsidiarias, 
que presten el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.  
3.72 Valor integrado de demanda: Es el valor promedio de la variable medida en un intervalo defini do de 
tiempo.  
3.73 Valor integrado de demanda máxima: Es el valor máximo de demanda que se presenta en un 
periodo determinado (normalmente un mes) considerando valores de la demanda con intervalos del  mismo 
tamaño.  
3.74 Valor integrado de demanda promedio móvil o rolada: Es el valor más alto seleccionado de una 
serie de promedios, obtenidos a su vez, de valores intercambiados de demanda (promedio móvil o rolado); 
bajo el criterio de obtener el promedio aritmético de " n" subintervalos de tiempo consecutivos,  de manera que 
al dividir el tiempo total entre " n", el resultado sea un número entero.  
3.75 Visualización de valores instantáneos: Despliegue del promedio del valor eficaz de la variable 
medida, obtenido para un intervalo de 1 segundo o menor.  
3.76 Visual ización en pantalla - modo alterno: Modo de visualización en pantalla para desplegado 
cíclico de variables preseleccionadas para verificación funcional, de puesta en servicio, revisión y 
mantenimiento.  
3.77 Visualización en pantalla - modo normal: Modo de visualización en pantalla para desplegado 
cíclico de variables preseleccionadas para uso continuo.  
4. Símbolos y abreviaturas.  
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, se establecen los siguientes 
símbolos y abreviaturas, a  saber:  
% Representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales.  
%ER CA Error relativo carga alta.  
%ER CB Error relativo carga baja.  
%ER CI Error relativo carga inductiva.  
%ER kVA Error relativo de kVA expresado en porcentaje.  
%ER kvar Error  relativo de kvar expresado en porcentaje.  
%ER kW Error relativo de kW expresado en porcentaje.  
%ER prom Error relativo promedio.  
%ER RTC Error relativo de la relación de transformación de corriente.  
%ER RTP Error relativo de la relación de transformación de potencial.  
%ER varh Error relativo varh C1.  
%ER varh Error relativo varh C3.  
%RR CA Registro relativo carga alta.  
%RR CB  Registro relativo carga baja.  
%RR CI Registro relativo carga inductiva.  
%RR kVA Registro relativo de kVA expresado en porcentaje.  
%RR kvar  Registro relativo de kvar expresado en porcentaje.  
%RR kW  Registro relativo de kW expresado en porcentaje.  
%RR RTC  Registro relativo de la relación de transformación de corriente.  
%RR RTP Registro relativo de la relación de transformación de pot encial.  
%RR varh Registro relativo varh C1.  
%RR varh  Registro relativo varh C3.  
°C Grados Celsius (también conocidos como grados centígrados).  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
A Ampere.  
A/D Analógico – Digital.  
ABC  Secuencia de fases positiva (A -B-C) en un sistema trifásico.  
ACB  Secuencia de fases negativa (A -C-B) en un sistema trifásico.  
AD Análisis de la documentación y validación del diseño.  
AM Amplitud modulada.  
Ángulo de prueba  Ángulo de desfasamiento entre la tensión y corriente de calibración.  
ascii  Formato electrónico de American Standard Code for Information Interchange, por 
sus palabras en inglés.  
Autocontenido  Sistema de medición que no incluye transformadores de corriente y de potencial.  
AWG  American Wire Gauge, por sus palabras en inglés.  
b Error máximo permisible expresado como porcentaje.  
Bit Unidad de medida de cantidad de información.  
Block  Bloque, grupo.  
BNC  Bayonet Neill – Concelman, por sus palabras en inglés. Tipo de conector.  
Burden  Carga conectada en el secundario de un TC o un TP.  
Byte  Unidad de info rmación compuesta generalmente de ocho bits. 
C Número de bobinas o sensores de corriente del medidor multifunción bajo 
calibración conectados en serie.  
c Coeficiente de temperatura promedio.  
C. A Corriente alterna.  
C. C.  Corriente continua.  
C. D.  Corriente directa.  
CBTL  Certification Body Testing Laboratory, por sus palabras en inglés.  
CENACE  Centro Nacional de Control de Energía.   
CISPR  International Special Committee on Radio Interference, por sus palabras en inglés.  
CRE  Comisión Reguladora de En ergía.  
csv Comma – separated values, por sus palabras en inglés.  
d Factor de distorsión.  
dB Decibel.  
DEI Dispositivo Electrónico Inteligente.  
DM Demanda medida en el peri odo de prueba.  
DNP  Distributed Network Protocol , por sus palabras en inglés.  
E Energía.  
E/S Entrada – Salida.  
ECM  Equipo combinado de medición.  
eI Error en la temperatura inferior en el intervalo de temperatura de interés.  
EMC  Compatibilidad electromagnética ( Electromagnetic compatibility, por sus palabras 
en inglés).  
Emin Energ ía mínima.  
ERD  Error relativo de demanda expresado en %.  
eu Error en la temperatura superior en el intervalo de temperatura de interés.  
f Frecuencia.  
f.p. Factor de potencia.  
f.p. 3f Factor de potencia trifásico.  
f.p. a Factor de potencia en la fase a . 
f.p. b Factor de potencia en la fase b.  
f.p. c Factor de potencia en la fase c.  
fnom Frecuencia nominal.  
GHz Gigahertz.  
GPRS  General Packet Radio Service , por sus palabras en inglés.  
GPS  Global Position System , por sus palabras en inglés.  
h Hora.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
h Orden armónico.  
H1 Clase de humedad conforme a la IEC 60068 -2-78 e IEC 60068 -3-4. 
H2 Clase de humedad conforme a la IEC 60068 -2-78 e IEC 60068 -3-4. 
H3  Clase de humedad conforme a la IEC 60068 -2-78 e IEC 60068 -3-4. 
Hz Hertz.  
I Corriente eléctrica.  
I1 Componente fundamental de la señal de corriente.  
I5 5ª componente armónica de la señal de corriente.  
Ia Corriente en la fase a.  
IABT Corriente en la fase A, en baja tensión.  
IAMT Corriente en la fase A, en media tensión.  
Ib Corriente en la fase b.  
IBBT Corriente en la fase B, en baja tensión.  
IBMT Corriente en la fase B, en media tensión.  
Ic Corriente en la fase c.  
ICBT Corriente en la fase C, en baja tensión.  
ICMT Corriente en la fase C, en media tensión.  
IEC International Electrotechnical Com mission , por su nombre en inglés.  
Imax Corriente máxima.  
Imin Corriente mínima.  
Inom Corriente nominal.  
IP51 Grado de protección conforme a la IEC 60529.  
IP54 Grado de protección conforme a la IEC 60529.  
Ipri Corriente primaria del transformador de c orriente.  
Iprom Corriente promedio de las fases a, b y c.  
IRIG-B Inter-Range Instrumentation Group – Format B, por sus palabras en inglés.  
Isec Corriente secundaria del transformador de corriente.  
ISO International Organization for Standardization , por sus palabras en inglés.  
Ist Corriente de arranque.  
Itr Corriente de transición.  
j Unidad imaginaria que puede ser usada para extender formalmente la raíz 
cuadrada de números negativos.  
K Kelvin.  
k Número de pulsos o revoluciones ejercidas por el disp ositivo de salida del medidor 
multifunción.  
Ke Constante de integración por pulso.  
kg kilogramo.  
khmed Watthoras por revolución del medidor multifunción bajo calibración.  
khmed varh  Volt ampere reactivo hora por revolución del medidor multifunción baj o calibración.  
khpat Watthoras por revolución (pulso) del pedidor patrón.  
khpat var Varhoras por revolución (pulso) del medidor multifunción patrón.  
khpat varh  Volt ampere reactivo hora por revolución (pulso) del medidor multifunción patrón.  
kHz kilohe rtz. 
kPa kilopascal.  
kV kilovolt.  
kVAmed Potencia aparente resultante de los kW y kvar registrado por el medidor 
multifunción bajo prueba.  
kVAreales Potencia aparente registrada por el analizador de redes expresada en kVA.  
kvarh  kilovolt ampere reacti vo hora.  
kvarmed Potencia reactiva registrada por el medidor multifunción bajo prueba expresada  en 
kvar.  
kvarreales Potencia reactiva registrada por el analizador de redes expresada en kvar.  
kW kilowatt.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
kWh  kilowatt hora.  
kWmed Potencia activa regist rada por el medidor multifunción bajo prueba expresada en 
kW. 
kWreales Potencia activa registrada por el analizador de redes expresada en kW.  
L Litro.  
L1 Línea eléctrica 1.  
L2  Línea eléctrica 2.  
L3 Línea eléctrica 3.  
LFMN   Ley Federal sobre Metrolog ía y Normalización.  
m Metro.  
m Número de elementos.  
MEM  Mercado eléctrico mayorista.  
MHz Megahertz.  
min Minuto.  
mm milímetro.  
MMS  Manufacturing Message Specification, por sus siglas en inglés.  
MPE  Error máximo permisible ( máximum permissible error , por sus palabras en inglés).  
ms milisegundos.  
mT militesla.  
Mt Media tensión.  
MΩ megaohm.  
N Neutro.  
n Número entero mayor que 1.  
NCA  Nivel de calidad aceptable.  
NCB  National Certification Body , por sus palabras en inglés.  
nm nanómetro.  
NMX  Norma Mexicana.  
NOM  Norma Oficial Mexicana.  
NTP Network Time Protocol, por sus palabras  en inglés.  
P1 Componente fundamental de la señal de potencia activa.  
P1  Terminal primaria 1.  
P2  Terminal primaria 2.  
P5 5ª componente armónica de la señal de potencia activa.  
PC  Computadora personal ( Personal Computer, por sus palabras en inglés).  
PEC  Procedimiento para la evaluación de la conformidad.  
ppm  Partes por millón.  
Pst  Fluctuación de tensión.  
pu  En por unidad.  
R Resolución aparente del registro de energía básico expresado en Wh.  
r.m.s.   Raíz cuadrática media ( root mean square, por sus palabras en inglés).  
RCM   Raíz cuadrática media.  
reset  Reinicio.  
rev med  Son las revoluciones definidas para el medidor multifunción bajo prueba.  
rev pat  Número de revoluciones registradas por el medidor multifunción patrón.  
RF  Radiofrecuencia.  
RPA    Revisión, pruebas y aseguramiento de la medición.  
RS Recommended standard, por sus palabras en inglés.  
RTC Relación de transformación de TC.  
RTCmed Relación de transformador de corriente medido.  
RTC placa de datos  Relación de transformador de co rriente de placa de datos.  
RTP Relación de transformación de TP.  
S Clase de exactitud S.  
s Segundo.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
S1 Terminal secundaria 1.  
S2 Terminal secundaria 2.  
SNTP  Simple Network Time Protocol, por sus palabras en inglés.  
T Periodo.  
T Tesla.  
Tap Terminal  intermedia entre devanados de un transformador con diferentes relaciones 
de transformación.  
TC Transformador de corriente . 
TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol , por sus palabras en inglés.  
TE Tercero especialista.  
THD Total Harmonic Distortion, por sus palabras en inglés.  
THD A  Distorsión armónica total de corriente.  
THD V  Distorsión armónica total de tensión.  
TIM Transformadores de instrumentación integrados de medición TC -TP. 
tl Temperatura más baja en el intervalo de temperatur a de interés.  
TP Transformador de potencial o tensión . 
tu  Temperatura más alta en el intervalo de temperatura de interés.  
TW Aislante de termoplástico resistente a la humedad y retardante a la flama.  
UTC Tiempo Universal Coordinado ( Universal Time Coo rdinated, por sus palabras  en 
inglés).  
UTR Unidad Terminal Remota ( RTU, por sus siglas en inglés).  
V Tensión eléctrica.  
V Volt. 
V1 Componente fundamental de la señal de tensión.  
V5 5ª componente armónica de la señal de tensión.  
Va Tensión de fase a n eutro (fase a).  
VAa Potencia aparente en la fase a.  
VAb Potencia aparente en la fase b.  
VAB Tensión entre fases A y B.  
Vab Tensión entre fases a y b.  
VABT Tensión de la fase A, en baja tensión  
VAc Potencia aparente en la fase c.  
VAMT Tensión de la f ase A, en media tensión  
VAN Tensión entre fase A y neutro.  
var a Potencia reactiva en la fase a.  
var b Potencia reactiva en la fase b.  
var c Potencia reactiva en la fase c.  
varh  Volt – ampere reactivo hora.  
varh 1   Varhoras registrados por medidor multi función patrón en la primera corrida.  
varh 2   Varhoras registrados por medidor multifunción patrón en la segunda corrida.  
varh 3   Varhoras registrados por medidor multifunción patrón en la tercera corrida.  
varh med Varhoras medidos por el medidor multifu nción bajo calibración.  
varh pat  Varhoras medidos por el medidor multifunción patrón.  
varh prom El promedio de los varhoras medidos en cada una de las tres corridas.  
var tot Potencia reactiva total del sistema trifásico.  
VAtot Potencia aparente total del  sistema trifásico.  
Vb Tensión entre fase b y neutro.  
VBBT Tensión de la fase B, en baja tensión.  
Vbc Tensión entre fases b y c.  
VBC Tensión entre fases B y C.  
VBMT Tensión de la fase B, en media tensión  
VBN Tensión entre fase B y el neutro.  
Vc Tens ión entre fase c y el neutro.  
VC.C. Tensión a corriente continua.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Vca Tensión entre fases c y a.  
VCA Tensión entre fases C y A.  
VCBT Tensión de la fase C, en baja tensión  
VCMT Tensión de la fase C, en media tensión  
VCN Tensión entre la fase C y el ne utro. 
Vnom Tensión nominal (también citado como voltaje nominal).  
VPFSw   Validación por prueba funcional de las funciones de software  
Vpri Tensión primaria del transformador de potencial o del transformador de corriente.  
Vprom Tensión promedio de las f ases a, b y c.  
VRCM Tensión eficaz.  
Vsec Tensión secundaria del transformador de potencial o del transformador de corriente.  
W Watt.  
Wa Potencia activa en la fase a.  
Wb Potencia activa en la fase b.  
Wc Potencia activa en la fase c.  
Wh Whatthora.  
Wh 1 Watthoras registrados por medidor multifunción patrón en la primera corrida.  
Wh 2  Watthoras registrados por medidor multifunción patrón en la segunda corrida.  
Wh 3  Watthoras registrados por medidor multifunción patrón en la tercera corrida.  
Wh med Watthoras medidos por el medidor multifunción bajo calibración.  
Wh pat Watthoras medidos por el medidor multifunción patrón.  
Wh prom El promedio de los watthoras medidos en cada una de las tres corridas.  
Wtot Potencia activa total del sistema trifásico.e.  
xls  Microsoft Excel
  format, por sus palabras en inglés.  
XML   Extensible Markup Language, por sus palabras en inglés.  
Δt Periodo de tiempo.  
θA Ángulo de fase A.  
θB Ángulo de fase B.  
θC Ángulo de fase C.  
ϕ Diferencia de fase entre la tensión y la corriente.  
Ω Ohm.  
 
Cuando en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia se refiera a unidades de medida, éstas 
corre sponden a las previstas en la NOM -008-SCFI -2002 o aqu ella que la sustituya, pudiéndose expresar 
además en otros sistemas de unidades de medida.  
5. Especificaciones  
Los elementos de un Sistema de medición de energía eléctrica deben cumplir con lo que se ind ica en la 
presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia. Lo anterior, sin perjuicio de que en las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que al efecto emita la Comisión se establezcan otros tipos de elementos 
del sistema de medición de acuerdo c on las condiciones operativas de la red eléctrica.  
5.1 Seguridad.  
Los elementos que conforman un Sistema de medición deben cumplir, en lo aplicable, con la  NOM -001-
SEDE -2012, o la que la sustituya.  
Los estándares que debe observar el medidor multifunción para cumplir con los mecanismos de 
transferencia de datos respecto de su interoperabilidad son los contenidos en las normas de la serie  NMX -J-
592-ANCE -2008 o las que las sustituyan.  
5.3 Instalación del medidor de energía.  
El medidor multifunción debe loca lizarse, de ser posible, fuera del predio de las instalaciones del usuario, 
en un lugar que permita el acceso al personal autorizado, conforme a las especificaciones técnicas del 
Transportista o Distribuidor, para llevar a cabo los trabajos operativos nece sarios, tales como la verificación, 
revisión, prueba, y aseguramiento del sistema de medición, así como la toma de lectura.  
5.3.1  De la medición de la energía.  
Para registrar los intercambios o transacciones de energía eléctrica, el medidor multifunción de be medir y 
registrar el valor de la energía activa expresada en kWh y la reactiva expresada en kvarh (kilovolt -ampere 
reactivo hora).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
El número y tipo de funciones de cada medidor multifunción, debe ser el estrictamente necesario para 
cubrir las necesidad es y requerimientos técnicos para el servicio al usuario, así como el valor de error máximo 
permisible en la medición de energía, que cumpla con la clase de exactitud 0.2 S o 0.5, según corresponda, y 
conforme a la Tabla de estratificación de centrales elé ctricas y centros de carga, así como con la Tabla de 
aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la estratificación, contenidas en el 
Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.1  Medición de la demanda.  
Para r egistrar la demanda máxima de un sistema eléctrico en un periodo quinceminutal, el medidor 
multifunción debe seleccionar el valor máximo de los promedios de los valores intercambiados (promedio 
móvil o rolado), obtenido de las series de tres registros cinc ominutales consecutivos.  
5.3.1.2  Medición de la Calidad de la energía o Calidad de la potencia.  
Para la medición de la Calidad de la potencia o energía, el medidor multifunción debe cumplir con el 
método de medición para medidores multifunción clase A de a cuerdo con la NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014, o la 
que la sustituya.  
Las características de la electricidad que el medidor multifunción debe medir, se comprueban mediante las 
NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014, NMX -J-610/4 -7-ANCE -2013, NMX -J-550/4 -15-ANCE -2005, o las que  las 
sustituyan:  
a) Para tensión:  
1. Armónicas e interarmónicas;  
2. Desbalance;  
3. Frecuencia;  
4. Desviación por arriba o por abajo de la tensión nominal (Valor RCM);  
5. Interrupciones;  
6. Transitorios;  
7. Cambios rápidos de tensión;  
8. Decremento repentino  de tensión;  
9. Incremento repentino de tensión, y  
10. Fluctuación de la tensión.  
b) Para corriente:  
1. Armónicas e interarmónicas, y  
2. Desbalances.  
5.3.1.3 Selección del medidor multifunción.  
La selección del medidor multifunción se lleva a cabo de acuer do con las características del punto de 
entrega - recepción, y debe realizarse de acuerdo a la Tabla de estratificación de centrales eléctricas y centros 
de carga, así como con la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la 
estratificación, contenidas en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4  Medidor multifunción.  
5.3.1.4.1 Características y condiciones generales.  
5.3.1.4.1.1 Suministro de medidores multifunción.  
Los equipos deben incluir l a funcionalidad seleccionada de la Tabla de estratificación de centrales 
eléctricas y centros de carga, así como en la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción 
relacionado con la estratificación, contenidas en el Apéndice C de esta N orma Oficial Mexicana de 
Emergencia . Asimismo, deben contar con la información técnica, software  de explotación y de los medidores 
multifunción seleccionados y deben cumplir con los requerimientos de empaque indicados en el numeral 
5.3.1.4.7 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.1.1 Componentes de los medidores multifunción suministrados.  
El suministro debe cubrir los siguientes componentes:  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1.1.1.1 Equipos.  
El equipo del medidor multifunción  debe ser construido con base a tecnolog ía digital microprocesada. Sus 
características de construcción y funcionalidad serán definidas para cada aplicación a partir de la estructura 
básica y la adición de funciones adicionales indicadas en la Tabla de estratificación de centrales eléctricas y 
centros de carga, así como en la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado 
con la estratificación, contenidas en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.1.1.2 Información técnica.  
a) Instructivo s técnicos de montaje, operación y servicio;  
b) Diagramas internos;  
c) Diagramas de montaje;  
d) Informes de pruebas prototipo y certificados de calibración en fábrica, y  
e) Licencias de software y garantías.  
5.3.1.4.1.1.1.3  Aplicaciones de software . 
a) Configuración;  
b) Diagnóstico;  
c) Extracción de datos;  
d) Análisis de datos, y  
e) Exportación de datos.  
5.3.1.4.1.1.1.4 Empaque de equipos.  
El empaque de los equipos debe cumplir con lo señalado en los numerales 5.3.1.4.5.1.6 Pruebas 
mecánicas f) Caídas duran te el transporte, g) Efecto de vibración durante la transportación y 5.3.1.4.7 
Empaque, de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.1.1.5 Capacitación y asistencia técnica.  
El proveedor de medidores multifunción debe proporcionar la capacitació n y asistencia técnica que se le 
solicite para la correcta instalación y operación del medidor multifunción.  
5.3.1.4.1.1.1.6 Herramientas especiales.  
El proveedor de medidores multifunción debe  indicar claramente en la información técnica, la necesidad de 
emplear herramientas especiales o aditamentos indispensables que requiera el medidor multifunción  para su 
correcta instalación y operación. En caso de que el empleo de herramientas especiales sea necesario, deben 
estar incluidas en el alcance del suministr o de los medidores multifunción.  
5.3.1.4.1.1.1.7 Refacciones.  
El fabricante debe garantizar la disponibilidad y entrega inmediata de medidor multifunción. El equipo debe 
contar con las refacciones o actualizaciones surgidas de nuevos desarrollos, y asegura r el funci onamiento del 
sistema en un peri odo mínimo de diez años, así como la compatibilidad e interoperabilidad con otros equipos 
existentes.  
5.3.1.4.1.2 Características generales.  
5.3.1.4.1.2.1  Características de desplegado.  
La pantalla debe poseer cond iciones apropiadas para permitir su lectura de forma completa sin 
interferencia en la línea visual de cualquier componente del medidor multifunción . 
La altura mínima de los dígitos debe ser de 7.62 milímetros (0.300 pulgadas), con un ángulo visual vertical  
y horizontal de ±15º y 10º respectivamente, desde el centro de la pantalla ( display , por sus palabras en 
inglés). La condición de visualizar los dígitos en un desplegado completo hasta una distancia de 2 metros al 
exterior y con luz de día.  
Los desplegado s deben contar con indicación de la variable y dimensión (V, A, W, entre otros) del valor 
mostrado. La pantalla debe tener de 6 a 8 dígitos con coma decimal programable.  
Los parámetros mostrados en la pantalla, deben ser programables para ser presentados c omo unidades o 
con los múltiplos kilo o mega y poder seleccionar el número de dígitos que se requieran después de la coma  o 
punto decimal. Esta configuración aplicará para los registros de memoria de las variables de medición.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Las tarifas horarias deben se r programables para mostrar en pantalla en modo normal, los parámetros de 
consumo, demandas parciales y totales, de al menos 4 tarifas y 4 estaciones del año; así como para mostrar 
en pantalla en modo alterno, la última toma de lectura y cambio de estación . 
5.3.1.4.1.2.2  Características de funcionamiento.  
5.3.1.4.1.2.2.1  Velocidad de muestreo.  
Debe ser la velocidad adecuada para cubrir los requerimientos de medición, para el medidor multifunción 
seleccionado conforme a la Tabla de estratificación de central es eléctricas y centros de carga, así como en la 
Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la estratificación, contenidas 
en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.2.2.2  Autodiagnóstico.  
El medidor multifunción  debe incluir un sistema de autoprueba de las funciones primarias y debe estar 
provisto con alarma indicadora de falla en caso de que el módulo esté dañado.  
5.3.1.4.1.2.2.3  Modo de medición trifásica.  
El principio de operación del me didor multifunción  trifásico, es con base en tres elementos físicos de 
conexión en el punto de entrega, con capacidad para funcionar en conexión de dos elementos sin perder sus 
características de exactitud.  
5.3.1.4.1.2.2.4  Operación en modo prueba.  
Debe te ner la capacidad de operar en modo de prueba, la cual debe ser activada por hardware. Debe 
permitir que el modo de prueba se realice sin desconectar del medidor multifunción  las señales, sin pérdida y 
sin modificación de los valores acumulados y registrado s. 
5.3.1.4.1.2.2.5  Batería interna.  
La batería de respaldo para el reloj y la memoria masiva, debe poseer una vida útil de cinco años y 
capacidad mínima de operación de 30 días continuos o 365 días acumulables, sin alimentación auxiliar del 
medidor multifu nción . 
5.3.1.4.1.2.2.6  Reloj interno para proceso de medición.  
El reloj interno del medidor multifunción  debe poseer un error máximo aceptable de ± 30 ppm por cada 30 
días, y capacidad de sincronía de hora y calendario vía panel frontal y software  propieta rio, en los casos en 
que se indique en la Tabla de estratificación de centrales eléctricas y centros de carga, así como en la Tabla 
de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la estratificación, contenidas en el 
Apéndice C de  esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia. D ebe disponer de funciones de sincronía vía 
DNP , Modbus  IRIG-B y SNTP . 
5.3.1.4.1.2.2.7 Alimentación auxiliar.  
En un medidor no autoalimentado, la alimentación para circuitos auxiliares debe estar dispuesta en 
terminales independientes para su conexión a una fuente auxiliar de corriente continua, que cumplan con las 
siguientes características:  
Intervalo de Tensión  Tolerancia  
125 V C.C. ± 15%  
250 V C.C. ± 15%  
5.3.1.4.1.2.2.8  Pérdida de alimentación auxiliar.  
En aus encia de alimentación auxiliar, el medidor multifunción  debe ser capaz de mantener almacenado en 
memoria, al menos durante 35 días, los datos siguientes:  
a) Todos los registros de medición;  
b) Los parámetros de programación;  
c) La programación de las panta llas; 
d) Secuencia de lecturas en la pantalla;  
e) Las calibraciones y ajustes del medidor multifunción , de manera permanente, y  
f) Bitácora de eventos.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1.2.2.9  Compatibilidad con transformadores de instrumento.  
El medidor multifunción que opere con  señales procedentes de transformadores de instrumento TP y TC, 
deben trabajar dentro de la exactitud especificada. Asimismo, las constantes de relación de transformación 
deben ser programables por el usuario.  
5.3.1.4.1.2.2.10  Montaje.  
El medidor multifunc ión debe contar con el medio de montaje indicado en la Tabla de estratificación de 
centrales eléctricas y centros de carga, así como en la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor 
multifunción relacionado con la estratificación, contenidas en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia, y puede ser de los tipos siguientes:  
a) Medidor semiembutido,  para tablero de protección, control y medición;  
b) Medidor multifunción  extraíble, para tablero semiembutido, y  
c) Medidor multifunción  tipo base enchufe o socket . 
5.3.1.4.1.2.2.11 Protocolo propietario.  
Para aplicaciones de explotación, configuración y diagnóstico del medidor multifunción, desarrolladas por 
el usuario del medidor, se debe indicar, como una de las Características particular es, el requerimiento de 
disponibilidad de la documentación técnica y legal necesaria para el uso de protocolo propietario.  
5.3.1.4.1.2.2.12  Indicador luminoso para calibración.  
El medidor multifunción debe poseer un indicador de luz infrarroja o luz visibl e para aplicación de pruebas 
de calibración cuya frecuencia sea función de la constante de integración por pulso ( Ke). 
5.3.1.4.1.2.2.13  Requerimientos de la aplicación de software  propietario.  
De acuerdo con la funcionalidad contenida en el medidor multifu nción, el proveedor debe suministrar las 
aplicaciones de software  para la configuración, programación, diagnóstico, lectura y análisis de información 
del medidor multifunción mediante una computadora personal y/o terminal portátil con conectividad hacia el  
medidor multifunción a través de los puertos de comunicación del mismo.  
Las aplicaciones software  deben ser suministradas en un disco de instalación original, con licencias 
vigentes de uso y manuales de operación.  
5.3.1.4.1.2.2.14 Plataforma de proceso.  
El software  propietario debe contar con las siguientes características funcionales:  
a) Operar sobre una computadora personal con un sistema operativo de ambiente gráfico Windows 
XP
  o superior;  
b) Indicar como una de las Características particulares, si deb e operar sobre una terminal portátil con un 
sistema operativo Windows Mobile
  o superior, y  
c) En caso de ser necesario, el fabricante debe suministrar, sin costo, las actualizaciones necesarias 
para mantenerse operando sobre versiones posteriores del sist ema operativo.  
5.3.1.4.1.2.2.15 Exportación de datos almacenados.  
La aplicación de software  propietario debe permitir la exportación de datos tomados de la memoria del 
medidor multifunción a través de formatos ascii, xls, csv . 
5.3.1.4.1.2.2.16  Configuració n de parámetros de operación.  
El software  propietario debe ser capaz de configurar en el medidor  multifunción  las siguientes funciones:  
a) Parámetros de operación (RTC, RTP, entre otros);  
b) Manejo de tarifas horarias, congelamiento de lecturas, cambio de estación, per iodos actual y anterior;  
c) Salidas opcionales de energía activa, reactiva y el fin del intervalo;  
d) Parametrización del modelo de compensación de pérdidas por transformación o en líneas de 
transmisión o distribución;  
e) Adquisición de datos y programación, vía puertos de comunicación, y  
f) Control de acceso al medidor multifunción vía software  con mínimo dos niveles de privilegios, uno de 
ellos para acceso a todas las funciones del medidor multifunción y otra para acceso a lecturas y, 
opciona lmente, a restablecimiento de las demandas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
En caso de que el medidor multifunción posea funciones de medición de Calidad de la energía, el software  
propietario debe disponer de la funcionalidad para la configuración y explotación de los parámetros de Cali dad 
de la energía.  
5.3.1.4.1.2.2.17 Reportes de explotación de datos actuales o históricos por periodos específicos.  
El software  propietario debe generar al menos los siguientes reportes:  
a) Registro configurable de forma cronológica y tabulada de todas la s variables eléctricas medidas y 
eventos registrados;  
b) Registro de máximos y mínimos en la integración de parámetros;  
c) Gráfica de datos actuales e históricos:  
1. Diarias, semanales o mensuales y anuales seleccionables por el usuario;  
2. Registro de día s típicos;  
3. Registro días de la semana, y  
4. Registro de fines de semana.  
d) Tarifas horarias:  
1. Mínimo 4 días típicos diferentes;  
2. Mínimo 4 peri odos diferentes (base, intermedio, punta y semipunta);  
3. Mínimo 4 cambios diarios de per iodo; 
4. Cambio d e horario de verano,  
5. Consumos por per iodo y totales, y  
6. Mínimo 4 estaciones.  
e) Totalizaciones de datos actuales e históricos:  
1. Aditivas o substractivas;  
2. Directas o con afectación por una constante;  
3. Reporte de contribuciones en demandas coinci dentes, y  
4. Reporte de contribuciones en demanda no coincidente.  
5.3.1.4.1.2.2.18  Módulo de creación de tareas para acceso y extracción automática de datos.  
Cuando existan Características particulares, el software  propietario debe contar con un módulo de 
creación de tareas automáticas en las terminales portátiles para la ejecución de comandos sobre el medidor  
multifunción  vía los puertos de comunicación. Los recursos de creación de tareas deben permitir al menos 
desarrollar las siguientes acciones:  
a) Reco nocimiento del medidor  multifunción ; 
b) Adquisición de datos;  
c) Reseteo  de demanda;  
d) Reprogramación, y  
e) Sincronización de fecha y hora.  
5.3.1.4.1.2.3 Características técnicas.  
5.3.1.4.1.2.3.1 Variación de temperatura.  
Los límites de temperatura de ope ración del medidor multifunción  son: 
a) Servicio interior: -10°C a 55°C, y  
b) Servicio exterior: -25°C a 70°C.  
5.3.1.4.1.2.3.2 Humedad relativa.  
El rango de humedad relativa de operación del medidor  multifunción  es de 0% a 95%, sin condensación.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1. 2.3.3 Consumo de potencia.  
La carga máxima de cada circuito individual de tensión, corriente y fuente auxiliar del medidor multifunción  
sin cambiar sus características de exactitud, es como sigue:  
Tabla 1. Consumo de potencia.  
Circuito de:  Alimentación de TP. Alimentación externa.  
Tensión.  5 W, 20 VA  < 0.5 VA  
Corriente.  1 VA  < 1 VA  
Fuente auxiliar.  - < 20 VA  
 
5.3.1.4.1.2.3.4 Tensión de la fuente de alimentación.  
Los límites de operación de la fuente de alimentación del medidor multifunción  deben ser de ±15% del 
valor nominal.  
5.3.1.4.1.2.3.5 Sobrecorriente de corta duración.  
El medidor  multifunción  para conexión con transformadores de instrumento TC y TP, debe estar habilitado 
para soportar en 0.5 segundos una corriente igual a 20· Imax. El medidor autoco ntenido debe estar  habilitado 
para soportar en 0.1 segundos una corriente igual a 7 000 amperes pico.  
5.3.1.4.1.2.3.6 Funcionamiento inicial del medidor  multifunción . 
El medidor  multifunción  debe ser completamente funcional después de 10 segundos de aplic arle la 
energía al circuito de alimentación.  
5.3.1.4.1.2.3.7 Memoria para bitácora de eventos.  
El medidor  multifunción  debe almacenar en una bitácora por lo menos los últimos 200 eventos, entre los 
cuales debe incluir al menos:  
a) Sincronización del reloj;  
b) Accesos;  
c) Falta de alimentación;  
d) Fallas internas;  
e) Modificación de programación;  
f) Cambio modo prueba - modo normal;  
g) Intentos de acceso fallido;  
h) Monitoreo de estado de batería;  
i) Inicialización de demanda;  
j) Cambios de horario y estació n, y 
k) Edición de valores integrados para facturación.  
5.3.1.4.1.3 Características opcionales del medidor  multifunción . 
Las características y funciones del medidor  multifunción  distintas a lo establecido al momento de 
seleccionar el medidor son opcionales . Su inclusión en el medidor  multifunción  deberá ser conforme a los 
requerimientos del servicio que se preste al usuario.  
5.3.1.4.1.3.1 Módem.  
El medidor  multifunción  debe estar provisto con una interfaz para comunicación telefónica interna, con 
velocidad ajustable entre valores de 2 400 bits por segundo a 38 400 bits por segundo o de 1 200 bits por 
segundo a 33 600 bits por segundo, conforme al diseño de las características de funcionalidad de los 
medidores multifunción.  
5.3.1.4.1.3.2  Salidas de pulsos.  
El medidor  multifunción  debe tener la capacidad para proporcionar salidas de pulsos de energía activa, 
reactiva y de fin de intervalo, y poder programar el valor de la constante de energía ( Ke) para cada salida. Para 
la salida de fin de intervalo, se deberá proporcionar un cierre de contactos con duración de 0.3 segundos a 30 
segundos, a cada subintervalo de demanda.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
5.3.1.4.1.3.3  Memoria no volátil para registro de formas de onda.  
El medidor  multifunción  debe tener memoria no volátil, con capacidad suficient e para el almacenamiento 
de registro de formas de onda: al menos 16 eventos diferentes con registro de la forma de onda para los 6 
canales de entrada, durante 14 ciclos cada evento.  
La velocidad de muestreo de las señales registradas debe tener como mínimo  la velocidad de muestreo 
requerida para medir cuando menos la componente armónica 25, considerando una frecuencia fundamental 
de 60 Hz.  
El almacenamiento de datos debe ser configurable para operar de forma circular. El arranque de los 
registros de forma d e onda debe ser configurable para las siguientes condiciones:  
a) Por sobre nivel de tensión, corriente y frecuencia, y  
b) Por bajo nivel de tensión y frecuencia.  
5.3.1.4.1.3.4  Reseteo  manual de demanda.  
Debe estar provisto con dispositivo de reseteo  manual  de demanda, accesible al operador.  
5.3.1.4.1.3.5  Dispositivo manual para desplegado de registros en pantalla.  
Provisto con dispositivo de congelamiento manual de desplegado, y visualización de desplegado alterno 
accesible al operador.  
5.3.1.4.1.3.6  Regist ro de valores promedio.  
El medidor  multifunción  debe calcular y almacenar el promedio de los valores dentro de intervalos 
configurables de los siguientes valores de medición:  
a) Tensión eficaz de fase a;  
b) Tensión eficaz de fase b;  
c) Tensión eficaz de fa se c;  
d) Potencia reactiva trifásica;  
e) Potencia activa trifásica, y  
f) Frecuencia.  
5.3.1.4.1.3.7 Registro de  desbalances.  
El medidor  multifunción  debe calcular y almacenar el promedio de los valores dentro de intervalos 
configurables de los siguientes va lores de medición:  
a) Desbalance de tensión, y  
b) Desbalance de corrientes.  
5.3.1.4.1.4  Funciones de medición.  
5.3.1.4.1.4.1  Medición de corrientes y tensiones.  
El medidor  multifunción  debe obtener de forma continua los siguientes parámetros para su proces amiento 
y despliegue:  
a) Tensión eficaz de fase y promedio de las tres fases ( Va, Vb, Vc, Vprom); 
b) Tensión eficaz de fase a fase ( Vab, Vbc, Vca); 
c) Corriente eficaz de fase y promedio de las tres fases ( Ia, Ib, Ic y Iprom); 
d) Desbalance de tensiones, y  
e) Desbalance de corrientes.  
5.3.1.4.1.4.2 Medición de potencia.  
El medidor  multifunción  debe obtener de forma continua los siguientes parámetros para su procesamiento 
continuo y despliegue:  
a) Potencia activa por fase y total ( Wa, Wb, Wc y Wtot); 
b) Potencia reactiva por fase y total ( vara, varb, varc y vartot), y 
c) Potencia aparente por fase y total ( VAa, VAb, VAc y VAtot). Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1.4.3 Medición de factor de potencia.  
El medidor  multifunción  debe obtener de forma continua el factor de potencia por fase  y trifásico ( f.p.a, f.p.b, 
f.p.c, y f.p.3f) para su procesamiento continuo y despliegue.  
5.3.1.4.1.4.4 Medición de distorsión armónica.  
a) Distorsión armónica total de tensiones por fase, y  
b) Distorsión armónica total de corrientes por fase.  
5.3.1.4.1.4. 5 Medición de energía y demanda.  
El medidor  multifunción  debe obtener de forma continua los siguientes parámetros para su procesamiento 
continuo y despliegue de los siguientes valores integrados, los cuales deberán almacenarse en registros 
horarios:  
a) Wh saliendo;  
b) Wh entrando;  
c) varh en los cuatro cuadrantes;  
d) Demanda activa máxima;  
e) Demanda activa rolada;  
f) Demanda reactiva, y  
g) Pérdidas por transformación.  
El medidor  multifunción  debe permitir su configuración para programar la integración de e nergía y 
demandas en forma unidireccional o Bidireccional.  
Debe disponer de una función programable de restablecimiento de demanda, en el cual almacenará en 
registros todos los parámetros de tarifas horarias correspondientes al periodo actual, anterior y c ambio de 
estación, estos registros deben ser accesibles para el usuario para desplegado en pantalla, así mismo vía 
puerto de comunicación vía software . 
5.3.1.4.1.4.6  Almacenamiento de perfil de carga para facturación.  
El medidor multifunción  debe ser capaz  de almacenar energías y demandas en intervalos mínimos de 5 
minutos durante 35 días.  
5.3.1.4.1.4.7  Compensación por pérdidas por transformación.  
El medidor  multifunción  debe poseer una función para estimación de pérdidas por transformación el cual 
debe mo delar al menos los siguientes elementos:  
a) Pérdidas en el núcleo, y  
b) Pérdidas en el cobre.  
Esta función debe ser configurable para permitir seleccionar y parametrizar los elementos del modelo, así 
como su efecto aditivo o substractivo sobre la medición de consumo.  
Debe poseer la opción de almacenar los valores estimados de pérdidas como valores integrados en un 
registro horario.  
5.3.1.4.1.4.8  Compensación por pérdidas en línea de transmisión o distribución.  
El medidor  multifunción  debe poseer una función  para estimación de pérdidas por transmisión la cual debe 
modelar al menos la resistencia óhmica del conductor.  
Esta función debe ser configurable para permitir seleccionar y parametrizar los elementos del modelo, así 
como su efecto aditivo o substractivo sobre la medición de consumo.  
El medidor multifunción además, debe poseer la opción de almacenar los valores estimados de pérdidas 
como valores integrados en un registro horario.  
5.3.1.4.1.4.9  Registros de parámetros eléctricos.  
El medidor  multifunción  debe ser capaz de capturar muestras con estampa de tiempo de los siguientes 
parámetros, en intervalos configurables:  
a) Tensión eficaz de fase ( Va, Vb, Vc); 
b) Tensión eficaz de fase a fase y promedio ( Vab, Vbc, Vca y Vprom);       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
c) Corriente eficaz de fase y pro medio ( Ia, Ib, Ic y Iprom); 
d) Desbalance de tensiones;  
e) Desbalance de corrientes;  
f) Potencia activa total y por fase ( Wa, Wb, Wc y Wtot); 
g) Potencia reactiva total y por fase ( vara, var b, var c y var tot); 
h) Potencia aparente total y por fase ( VAa, VAb, VAc y VAtot); 
i) Factor de potencia por fase y trifásico ( f.p.a, f.p.b, f.p.c y f.p.3f); 
j) Distorsión armónica total de tensiones por fase, y  
k) Distorsión armónica total de corrientes por fase.  
5.3.1.4.1.4.10 Puertos de comunicación.  
De acuerdo a lo in dicado en la Tabla de estratificación de centrales eléctricas y centros de carga, así como 
en la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la estratificación, 
contenidas en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia , el medidor  multifunción  debe 
estar provisto de puertos de comunicación, los cuales, sin excepción alguna, deben permitir el acceso 
mediante el protocolo propietario.  
Todos los puertos con su protocolo asignado deben operar de forma simultáne a, sin interferencia y sin 
modificar el desempeño del dispositivo.  
5.3.1.4.1.4.11  Protocolo Modbus . 
El medidor  multifunción  debe contar con el protocolo Modbus  UTR, el mapa de datos debe ser 
configurable.  
Los valores instantáneos y acumuladores disponibles  en el mapa de Modbus  deben ser los mismos que 
están disponibles para el protocolo DNP  3.0, tal como se establece en el Apéndice D de esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia.  
El medidor  multifunción  debe soportar, al menos las siguientes funciones Modbus : 
a) Función 03 “ Read Holding Registers ”, por sus palabras en inglés: para obtener el contenido de los 
registros, tanto los valores analógicos como binarios, y  
b) Función 16 “ Preset Múltiples Registers ”, por sus palabras en inglés: para grabar el valor req uerido en 
registros del medidor  multifunción . El medidor debe contestar y obedecer un comando de esta 
función a la dirección 0h ( broadcast ), para grabar información común en todos los medidores 
multifunción  conectados a la red.  
5.3.1.4.1.4.12 Protocolo Modbus sobre TCP/IP . 
El medidor  multifunción  debe ser capaz de comunicarse a través del puerto Ethernet  en protocolo Modbus  
sobre TCP/IP . El protocolo Modbus , debe cumplir con las funciones solicitadas en el numeral 5.3.1.4.1.4.11, 
incisos a) y b), de esta No rma Oficial Mexicana de Emergencia.  
Los valores instantáneos y acumuladores disponibles en el mapa de Modbus  sobre TCP/IP  deben ser los 
mismos que están disponibles para el Protocolo DNP  3.0, tal como se establece en el Apéndice D de esta 
Norma Oficial Mex icana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.4.13 Protocolo DNP  3.0 sobre TCP/IP . 
El medidor multifunción  debe ser capaz de comunicarse a través del puerto Ethernet  en protocolo DNP  3.0 
sobre TCP/IP  con las siguientes características:  
a) El máximo número de paquetes que  transmite y recibe el dispositivo en la capa de enlace es de 292 
octetos;  
b) El tamaño máximo de los fragmentos en la capa de aplicación es de 2 048 bytes ; 
c) El número de reintentos tanto en la capa de enlace como la de aplicación podrá ser configurable 
entre 0 y 5;  
d) Capaz de enviar multifragmentos en sus respuestas, e  
e) Indexado de variables configurable por el usuario.  
El perfil del protocolo DNP  3.0 se establece en el Apéndice D de esta Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1.4.14 Protocolo DNP  3.0 vía RS -232/RS -485. 
El medidor  multifunción  debe ser capaz de comunicarse a través del puerto RS/232/485 en protocolo DNP  
3.0 con indexado de variables configurable por el usuario.  
El perfil del protocolo DNP  3.0 se establece en el Apéndice D de est a Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia.  
5.3.1.4.1.4.15 Protocolo IEC 61850.  
El medidor multifunción debe:  
a) Contar con el protocolo MMS  y un modelo de datos que se establece la IEC 61850; y  
b) Soportar por lo menos cinco clientes IEC 61850 y al menos una conexión remota por software  
propietario, de forma simultánea.  
La configuración de las comunicaciones del medidor  multifunción , para el intercambio de información con 
otros componentes del sistema basado en la IEC 61850, se debe realizar utilizando archivo s XML que 
cumplan con el Lenguaje de Configuración de la Subestación definido en la IEC 61850 -6. Se acepta que los 
equipos sean configurados, utilizando un programa de aplicación propietaria, mediante la importación de 
dichos archivos.  
La información reque rida para la supervisión de eventos y alarmas provenientes del medidor  multifunción , 
debe estar disponible en forma de nodos lógicos y dispositivos lógicos, tal como se establece en la IEC 61850.  
El modelo de datos debe proporcionar, por lo menos, la infor mación solicitada en el Apéndice D para el 
protocolo DNP  3.0, de acuerdo a la aplicación solicitada en la Tabla de estratificación de centrales eléctricas y 
centros de carga, así como en la Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción re lacionado 
con la estratificación, contenidas en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.1.4.16  Acceso vía lenguaje XML, exportación de archivos y almacenamiento de datos.  
El software  propietario debe poseer la funcionalidad nece saria para realizar las siguientes acciones:  
a) Capacidad para interactuar bajo lenguaje XML con sistemas institucionales del Transportista o  
Distribuidor a través de interfaces de comunicación, cuando se indique en las Características 
particulares, en la s cuales se detallará la secuencia de comandos requerida;  
b) Exportación de archivos de la base de datos del sistema a la estructura requerida por el Transportista 
o Distribuidor cuando se indique en Características particulares, y  
c) Almacenamiento de dat os históricos en computadora personal y terminal portátil.  
5.3.1.4.1.4.17 Calidad de la energía.  
El medidor  multifunción  debe realizar la medición de Calidad de la energía, considerando por lo menos los 
siguientes parámetros:  
a) Frecuencia de las tensiones  del sistema trifásico;  
b) Magnitud de la tensión (fluctuación de tensión) por fase;  
c) Decremento repentino de tensión por fase;  
d) Incremento repentino de tensión por fase;  
e) Interrupciones de tensión por fase;  
f) Desbalance de tensiones del sistema tri fásico, y  
g) Armónicas de tensión y corriente (individuales y totales) por fase hasta la armónica 25.  
Se debe suministrar la opción de fluctuación de tensión por fase.  
El cálculo se debe realizar con base en lo establecido en la NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014 pa ra medidores 
clase S y en la NMX -J-610/3 -6-ANCE -2009, o la que la sustituya.  
Los intervalos de ajuste para detectar valores fuera de rango y los valores a registrar ya sean mínimos, 
máximos, promedio e intervalo de tiempo, se muestran en la “Tabla 2” de es ta Norma Oficial Mexicana  de 
Emergencia.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Tabla 2.  Parámetros de Calidad de la energía.  
Parámetro de calidad (eventos).  Tipo.  Magnitud.  Duración.  
Interrupción.  Momentánea.  < 0.1 pu  1 ciclo –3 s 
Temporal.  < 0.1 pu  3 s–1 min  
Sostenida.  0% > 1 min  
Decreme nto repentino de tensión.  Instantánea.  0.1 pu –0.9 pu  3 ciclos –30 ciclos  
Momentánea.  0.1 pu –0.9 pu  30 ciclos –3 s 
Temporal.  0.1 pu –0.9 pu  3 s–1 min  
Incremento repentino de tensión.  Instantánea.  1.1 pu –1.8 pu  3 ciclos –30 ciclos  
Momentánea.  1.1 pu –1.4 p u 30 ciclos –3 s 
Temporal.  1.1 pu –1.2 pu  3 s–1 min  
Parámetro de calidad (estado 
estable).  Tipo.  Ventana de 
Medición.  Variación.  
Variación de tensión de larga 
duración.  Incremento de tensión.  10 min  + 10% Vnom 
Decremento de 
tensión.  10 min  - 10% Vnom 
Desbalance.  Tensión.  10 min  2% 
Distorsión armónica total.  Tensión.  10 min  6.5%  
Variación de frecuencia. (1) Alta frecuencia.  10 min  + 0.5%  
Baja frecuencia.  10 min  - 0.5%  
Fluctuación de la tensión.  < 25 Hz  2 h 1 
Nota:  
(1) Para el sistema de Baja Calif ornia Sur, el valor es ± 0.8%.  
 
5.3.1.4.1.4.18  Registro de parámetros de Calidad de la energía.  
El medidor multifunción debe almacenar el promedio de registros históricos de cada 10 minutos durante un 
mínimo de 35 días con estampa de tiempo de los siguien tes parámetros:  
a) Frecuencia del sistema trifásico de tensiones;  
b) Magnitud de la tensión por fase;  
c) Fluctuación de tensión por fase, indicando valores fuera de rango (aplicable a clase S,  NMX -J-610/4 -
30-ANCE -2014, o la que la sustituya);  
d) Desbalanc e de tensión, el valor de desbalance debe ser registrado cuando exceda el umbral 
configurado;  
e) Distorsión armónica total de tensión por fase, y  
f) Distorsión armónica total de corriente por fase.  
El medidor multifunción  debe tener capacidad de almacenami ento para registrar al menos 200 eventos de 
Calidad de la energía en memoria circular.  
Los parámetros en estado transitorio, indicando magnitud y duración, son los siguientes:  
a) Decremento de tensión por fase. El ajuste del umbral debe estar dentro de un intervalo del 10% al 
90% del valor nominal y duración de 3 a 3 600 ciclos en un sistema de 60 Hz;  
b) Incremento repentino de tensión por fase. El ajuste del umbral debe estar dentro de un intervalo del 
110% al 180% del valor nominal y duración de 3 a 3 600  ciclos en un sistema de 60 Hz; e  
c) Interrupciones de tensión por fase.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.1.4.19  Funciones del software  para Calidad de la energía.  
5.3.1.4.1.4.19.1  Reportes de eventos de Calidad de la energía.  
El software  debe tener la capacidad para extraer repor tes de Calidad de la energía al menos de los 
siguientes tipos de eventos:  
a) Interrupciones de energía, indicando fecha, hora de ocurrencia, fase involucrada, magnitud y 
duración en ciclos;  
b) Decremento repentino de tensión, indicando fecha, hora de ocurr encia, fase involucrada, magnitud  y 
duración en ciclos;  
c) Incremento repentino de tensión, indicando fecha, hora de ocurrencia, fase involucrada, magnitud y 
duración en ciclos;  
d) % THD V distorsión armónica de tensión por fase hasta la armónica 25, prog ramación de umbral 
como mínimo del 1% al 15% de distorsión armónica y duración mínima de 1 a 3 600 ciclos, con base 
a la especificación CFE L0000 -45; y  
e) % THD A distorsión armónica de corriente por fase hasta la armónica 25, programación de umbral 
como m ínimo del 1% al 15% de distorsión armónica y duración mínima de 1 a 3 600 ciclos, con base 
a la especificación CFE L0000 -45. 
5.3.1.4.1.4.19.2 Reportes de Calidad de la energía por:  
a) Distorsión armónica total de tensión por fase;  
b) Distorsión armónica to tal de corriente por fase;  
c) Tensión de fase;  
d) Desbalance de fases de tensión;  
e) Desbalance de fases de corriente.  
f) Frecuencia.  
5.3.1.4.1.5 Equipos para medición de energía en puntos de compensación reactiva.  
Tabla 3. Error máximo permisible.  
Variabl e. Valor de Corriente.  Factor de potencia.  Límite de error en % clase 
0.2. 
Wh 
0.1·Inom  Imax. - 0.2 y + 0.2  ± 0.3  
Wh - 0.14 y + 0.14  ± 0.35  
Wh - 0.078 y + 0.078  ± 0.4  
 
5.3.1.4.2  Condiciones de operación.  
No aplican durante el periodo de vigencia de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.3  Condiciones de desarrollo sustentable.  
No aplican durante el periodo de vigencia de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.4  Condiciones de seguridad industrial.  
No aplican durante el periodo  de vigencia de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.5  Control de calidad.  
La evaluación del diseño se realiza mediante las siguientes pruebas de control de calidad o prototipo, 
siendo responsabilidad del laboratorio acreditado y aprobado rea lizar dichas pruebas.  
El medidor  multifunción  debe cumplir con los métodos de pruebas de control de calidad o prototipo, 
establecidas según corresponda, en los “Apéndices A y B” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia y 
en la IEC 62052 -11 e IEC 62053 -22.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
De acuerdo con el fabricante se elige uno de los siguientes tamaños de muestra y criterios de aceptación:  
a) De 3 a 5 medidores  multifunción  deben ser sujetos a todas las pruebas y cumplir con todos los 
valores especificados en las mismas, en caso cont rario, se debe rechazar el prototipo.  
b) De 6 a 8 medidores  multifunción  deben ser sujetos a todas las pruebas, y en caso de que no 
cumplan con dos de los valores especificados, se debe rechazar el prototipo.  
c) Para 9 medidores  multifunción  (3 grupos de 3 ), el total de las pruebas debe ser cubierto por los tres 
grupos y deben cumplir con todos los valores especificados en las mismas, en caso contrario, se 
debe rechazar el prototipo.  
5.3.1.4.5.1  Pruebas de control de calidad o prototipo.  
Se realizan con una  muestra de medidores multifunción del mismo tipo, teniendo características idénticas, 
para verificar que cumplen con los requerimientos establecidos.  
5.3.1.4.5.1.1  Pruebas dieléctricas.  
Los medidores multifunción deben cumplir con las pruebas dieléctricas  de impulso y de potencial aplicado, 
conforme lo indicado en las normas IEC 62052 -11 e IEC 62053 -22, respectivamente.  
5.3.1.4.5.1.1.1  Pruebas de impulso.  
La prueba debe efectuarse de acuerdo con la IEC 62052 -11, bajo las siguientes condiciones:  
a) El equip o en condiciones de no operación;  
b) El valor pico debe ser de 6 kV;  
c) 10 impulsos positivos y 10 impulsos negativos;  
d) Tiempo entre impulsos 3 segundos, y  
e) Después de las pruebas de impulso, el medidor  multifunción  no debe presentar daños ni cambios e n 
la información y debe operar correctamente.  
5.3.1.4.5.1.1.2 Pruebas de potencial aplicado.  
La prueba debe efectuarse de acuerdo con la IEC 62053 -22, bajo las siguientes condiciones:  
a) El equipo en condiciones de no operación;  
b) Tensión eléctrica ( VRCM) = 2 000 V, 60 Hz, 1 minuto;  
c) Todos los circuitos de entrada -salida en cortocircuito; y  
d) Puntos de prueba:  
1. Entradas de tensión contra tierra;  
2. Entradas de corriente contra tierra;  
3. Salidas de tensión contra tierra;  
4. Salidas de corriente contra  tierra.  
5. Entradas contra salidas.  
5.3.1.4.5.1.2 Requisitos de exactitud.  
5.3.1.4.5.1.2.1 Verificación de la constante del medidor  multifunción . 
La prueba debe efectuarse de acuerdo con la IEC 62053 -22. La constante del medidor multifunción  debe 
ser tal que, la relación entre la prueba de salida del patrón y la indicación en la pantalla, cumple con lo 
marcado en la carátula del medidor  multifunción . 
5.3.1.4.5.1.2.2 Corriente de arranque.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62053 -22, bajo la s siguientes condiciones:  
a) El medidor  multifunción  en condiciones de operación;  
b) El medidor  multifunción  se energiza con Vnom, f.p. unitario y valor de corriente de acuerdo a la  “Tabla 
2” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia;  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
c) El medidor  multifunción  debe empezar a integrar pulsos en memoria masiva o kWh en pantalla, y  
d) Esta prueba se efectúa con un valor de Ke adecuado para integrar un mínimo de 10 pulsos en 
memoria y su equivalente en kWh en pantalla.  
5.3.1.4.5.1.2.3 Deslizamiento.  
La pru eba debe ser ejecutada de acuerdo con IEC 62053 -22, bajo las siguientes condiciones:  
a) El medidor  multifunción  en condiciones de operación;  
b) El medidor  multifunción  se energiza con 110% de la Vnom y f.p. unitario;  
c) Sin carga en los circuitos de corrie nte, y  
d) El medidor  multifunción  no debe registrar más de un pulso en un tiempo de prueba igual a 30 
minutos.  
5.3.1.4.5.1.2.4 Pruebas de influencia de temperatura ambiente.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62053 -22, y no debe exceder los  límites dados en la 
“Tabla 11” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.5.1.2.5 Pruebas de cantidades de influencia.  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo a la IEC 62053 -22, y se deben comprobar los límites de 
porcentajes de error en cada u na de las variables del medidor multifunción, de acuerdo a los intervalos que se 
indican en la “Tabla 10”. Medidor multifunción con cargas balanceadas de esta Norma Oficial Mexicana  de 
Emergencia.  
5.3.1.4.5.1.2.6  Prueba de exactitud en presencia de armónic as. 
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo con la IEC 62053 -22, y bajo las siguientes condiciones:  
a) Corriente fundamental I1 = 0.5· Imax; 
b) Tensión fundamental V1 = Vnom; 
c) Factor de potencia f.p. = 1.0;  
d) Contenido de 5ª armónica en tensión V5 = 10% Vnom; 
e) Contenido de 5ª armónica en corriente I5 = 40% de la corriente fundamental;  
f) Armónica factor de potencia 1.0;  
g) La fundamental y armónica de tensión deben estar en fase cruzando de positivo a cero, y  
h) Resultando armónica de potencia de la 5ª armónica P5 = 0.1· V1 x 0.4· I1 = 0.04· P1 o total de potencia 
activa = 1.04· P1 (fundamental + armónicas).  
5.3.1.4.5.1.2.7 Prueba de influencia de subarmónicas.  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo con la IEC 62053 -22, y bajo las siguientes condiciones:  
1. La prueba de influencia de subarmónicas debe ser practicada con los circuitos mostrados en la 
“Figura A1” de la IEC 62053 -22 o con otro equipo disponible para generar las formas de onda 
requeridas y las formas de onda de corriente mostradas en la “Figura A2” de la IEC 62053 -22. 
2. La variación de error, cuando el medidor multifunción  esté sujeto a las pruebas de la forma de onda 
dadas en las “Figuras 1 y 2”, y cuando está sujeto a la forma de onda de referencia, no debe exceder 
los límites de variación de la “Tabla 10” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.5.1.2.8 Prueba de exactitud.  
Para la determinación de la exactitud de medición de energía, de demanda y de valores instantáneos, las 
pruebas deben realizarse con base en las “Figuras 1 y 2 ”, y en los respectivos valores indicados en las tablas 
de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
Se deben comprobar los límites de porcentaje de error en cada una de las variables del medidor 
multifunción, de acuerdo a los intervalos que se indican en  las “Tablas 6, 7, 8 y 9”, de esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia.  
Cualquiera de estas mediciones, se deben realizar con patrones con una relación de exactitud de 4 a 1.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Tabla 4. Límites de exactitud.  
Parámetros.  Clase.  
Energía.  Demanda.  Instan táneos.  
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 
kW 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.7 
kvar 0.5 1.0 0.4 0.7 0.4 0.7 
V - - - - 0.4 0.7 
A - - - - 0.4 0.7 
 
Tabla 5. Valores de corriente de arranque, corriente mínima, corriente nominal y corriente máxima que 
debe cumplir el medido r multifunción.  
Clase del 
medidor.  Condición 1.  Condición 2.  
Corriente  
nominal (A).  Corriente  
máxima (A).  Corriente de  
arranque (A).  Corriente  
mínima (A).  
2.5 (10)  0.010  0.15 2.5 10 
2.5 (20)  0.010  0.15 2.5 20 
5.0 (10)  0.010  0.3 5.0 10 
15.0 (100)  0.050 1.0 15.0 100 
30.0 (200)  0.100  2.0 30.0 200 
50.0 (320)  0.160  3.0 50.0 320 
50.0 (480)  0.240  3.0 50.0 480 
 
Tabla 6. Límite de porcentaje de error de registro integrador de energía unidireccional y Bidireccional. 
Medidor multifunción con cargas balance adas.  
Variable.  Valor de corriente.  Ángulo de fase  
(Grados).  Límite de error en porcentaje.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
Wh Condición 1 de la “Tabla 7”.  0 ± 0.4  ± 1.0  
Condiciones 2 a la 9 de la 
“Tabla 7”.  0 ± 0.2  ± 0.5  
Imin ≤ I < 0.1· Inom - 60 y + 60  ± 0.5  ± 1.0  
0.1·Inom ≤ I ≤ 0.1·Imax - 60 y + 60  ± 0.3  ± 0.6  
varh Imin ≤ I < 0.1· Inom - 90 y + 90  ± 1.0  ± 2.0  
0.1·Inom ≤ I ≤ Imax - 90 y + 90  ± 0.5  ± 1.0  
Imin ≤ I < 0.1· Inom - 30 y + 30  ± 1.0  ± 2.0  
0.1·Inom ≤ I ≤ Imax - 30 y + 30  ± 0.6  ± 1.2  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 7. Curva de carga a tensión nominal y ángulo de fase cero grados.  
Condición.  Corriente (clase), en A.  
Límites de error 
en porcentaje.  2.5 (10)  2.5 (20)  5.0 (10)  15.0 
(100)  30.0 
(200)  50.0 
(320)  50.0 
(480)  
Corriente de prueba (A).  Clase  
0.2 Clase  
0.5 
1 0.15 0.15 0.3 1.0 2.0 3.0 3.0 ± 0.4  ± 1.0  
2 0.25 0.25 0.5 1.5 3.0 5.0 5.0 ± 0.2  ± 0.5  
3 1.5 1.5 1.5 10.0 20.0 30.0 30.0 ± 0.2  ± 0.5  
4 2.5 2.5 2.5 15.0 30.0 50.0 50.0 ± 0.2  ± 0.5  
5 5.0 5.0 5.0 30.0 60.0 75.0 100.0  ± 0.2  ± 0.5  
6 - 10.0 - 50.0 100.0  100.0  180.0  ± 0.2  ± 0.5  
7 7.5 15.0 7.5 75.0 150.0  150.0  240.0  ± 0.2  ± 0.5  
8 - 18.0 - 90.0 180.0  300.0  360.0  ± 0.2  ± 0.5  
9 10.0 20.0 10.0 100.0  200.0  320.0  480.0  ± 0.2  ± 0.5  
 
Tabla 8. Límites de porcentaje de error de registro integrador de demanda en interv alos de 15 minutos 
para pantalla y 5 minutos para memoria masiva. Medidor multifunción  con cargas balanceadas.  
Variable.  Valor de corriente.  Ángulo de fase  
(Grados).  Límite de error en porcentaje.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
varh 0.10·Imin < I < Imax 0 ± 0.2  ± 0.5  
- 60 y + 60  ± 0.3  ± 0.6  
- 90 y + 90  ± 0.4  ± 0.7  
- 30 y + 30  ± 0.6  ± 1.2  
 
Tabla 9. Límites del porcentaje  de error de registro instantáneo en un segundo. Medidor multifunción 
con cargas balanceadas.  
Variable.  Valor de corriente.  Ángulo de fa se 
(Grados).  Límites de error en porcentaje.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
W 
0.10·Inom < I < Imax 0 ± 0.4  ± 0.7  
- 60 y + 60  ± 0.6  ± 1.2  
var - 90 y + 90  ± 0.4  ± 0.7  
- 30 y + 30  ± 0.6  ± 1.2  
VA 0 ± 0.4  ± 0.7  
- 60 y + 60  ± 0.6  ± 1.2  
A 0 ± 0.4  ± 0.7  
- 60 y + 60  ± 0.6  ± 1.2  
V 0 ± 0.4  ± 0.7  
- 60 y + 60  ± 0.6  ± 1.2  
f.p. - 60 y + 60  ± 1.0  ± 2.0  
Hz 0.10·Inom < I < Imax 0 ± 0.1 Hz  ± 0.1 Hz  
- 60 y + 60  ± 0.15 Hz  ± 0.15 Hz  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Tabla 10 (1 de 2). Cantidades de influencia en la energía. Medidor  multi función con cargas 
balanceadas.  
Cantidades de influencia.  Valor de corriente.  f.p. Límite de variación en % de 
error.  
kWh.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
Tensión del circuito de 
medición  
± 10%.  Imin < I < Imax 
0.1·Inom < I < Imax 1.0 
0.5 atrás.  0.1 
0.2 0.2 
0.4 
Variación de frecuencia ± 2%.  Imin < I < Imax 
0.1·Inom < I < Imax 1.0 
0.5 atrás.  0.1 
0.1 0.2 
0.2 
Secuencia de fase invertida.  0.1·Inom 1.0 0.05 0.1 
Tensión desbalanceada.  Inom 1.0 0.5 1.0 
Tensión auxiliar ± 15%.  Imin 1.0 0.05 0.1 
Fase de la tensión  auxiliar 
desfasado 120°.  Imin 1.0 0.1 0.2 
Componente de armónicas en 
los circuitos de tensión y 
corriente.  0.5·Imax 1.0 0.4 0.5 
Subarmónicas en  el circuito  
de corriente.  0.5·Inom 1.0 0.6 1.5 
Inducción magnética continu a 
de origen externo.  Inom 1.0 2.0 2.0 
Inducción magnética alterna 
de origen externo 0.5 mT.  Inom 1.0 0.5 1.0 
Campos electromagnéticos de 
radio frecuencia.  Inom 1.0 1.0 2.0 
Disturbios conducidos, y 
campos inducidos por radio 
frecuencia.  Inom 1.0 1.0 2.0 
Transitorios rápidos.  Inom 1.0 1.0 2.0 
Inmunidad  de ondas  
oscilatorias húmedas.  Inom 1.0 1.0 2.0 
 
Tabla 10 (2 de 2). Cantidades de influencia en la energía. Medidor  multifunción con cargas 
balanceadas.  
Efecto de la variación de tensión para medidor multifunción con auto -rango (únicament e en Wh con 
f.p. 1.0). 
Cantidades de 
influencia.  Valor de corriente.  f.p. Límite de variación en % de error.  
kWh.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
120 V  Imin < I < Imax 1.0 Referencia.  Referencia.  
90%· Vmin Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 
Vmin Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 
240 V  Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 
277 V  Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 
480 V  Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 
110%· Vmax Imin < I < Imax 1.0 0.1 0.2 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 11. Coeficiente de temperatura (kWh).  
Valor de corriente.  Factor de potencia.  Coeficiente medio  de temperatura  
%/K.  
Clase  
0.2 Clase  
0.5 
Imin < I < Imax 1.0 0.01 0.03 
0.1·Inom < I < Imax 0.5 atrasado.  0.02 0.05 
 
Tabla 12. Condiciones de referencia.  
Cantidad de influencia.  Valor de referencia.  Tolerancias permisibles.  
Balance de tensiones  
(entre cada línea y promedio).  0% ± 1%  
Balance de corrientes  
(entre cada línea y promedio).  0% ± 1%  
Desplazamiento de fase  
(entre corrientes y tensiones).  0% 2° 
Temperatura ambiente.  23 °C  ± 2 °C  
Tensión.  Referencia.  ± 1%  
Frecuencia.  Referencia.  ± 0.3%  
Forma de onda.  Senoidal.  Distorsión < 2%  
Inducción magnética  
(a la frecuencia de referencia).  0 0.05 mT  
Nota:  Las condiciones  de referencia  para tensión  y frecuencia  se aplican  a ambos,  el circuito  de 
medición  y la fuente auxiliar.  
 
5.3.1.4.5.1.3  Pruebas eléctricas.  
Los medidores multifunción deben cumplir con las pruebas eléctricas indicadas del numeral 5.3.1.4.5.1.3.1 
al 5.3.1.4.5.1.3.3.  
5.3.1.4.5.1.3.1  Consumo de energía.  
La prueba debe practicarse de acuerdo con la IEC 62053 -22, bajo las siguientes con diciones:  
a) El medidor  multifunción  en condiciones de operación;  
b) El medidor  multifunción  se debe energizar con Vnom e Inom; 
c) Medir la corriente que circula en los circuitos de tensión;  
d) Medir la caída de tensión en los circuitos de corriente, y  
e) Los límites de los valores obtenidos son:  
 
Circuito de:  Medidores autocontenidos.  Medidores con  
alimentación externa.  
Tensión.  5 W, 20 VA  < 0.5 VA  
Corriente.  1 VA  < 1 VA  
Fuente auxiliar.  - < 20 VA        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
5.3.1.4.5.1.3.2 Pruebas de influencia de la fuente de a limentación.  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo con la IEC 62052 -11. 
5.3.1.4.5.1.3.3 Microinterrupciones.  
Se debe comprobar, por medio de software,  que el medidor multifunción  no graba un cambio de registro 
de más de X* unidades y la salida de pulsos no debe producir una señal a más de X* unidades:  
*Donde:  
X = 10-6 ·m. Vnom ·Imax; 
m, es el número de elementos del medidor  multifunción ; 
Vnom, es el voltaje nominal del medidor  multifunción , e 
Imax, es la corriente máxima del medidor  multifunción . 
El medid or multifunción  debe tener una resolución de 0.01 unidades.  
Para realizar esta prueba, los circuitos primarios de alimentación o suministro de energía, tanto principal 
como auxiliar, deben estar a la tensión de referencia, y los circuitos secundarios de co rriente deben estar 
desenergizados. Las condiciones para realizar la prueba son:  
a) El equipo en condiciones de operación:  
Interrupción de tensión en 100% Vnom. 
1. Tiempo de interrupción igual a un segundo;  
2. Total de interrupciones: 3; y  
3. Tiempo de res tablecimiento de 50 milisegundos entre interrupciones.  
b) El equipo en condiciones de operación:  
Interrupción de tensión en 100% Vnom. 
1. Tiempo de interrupción igual a 16.67 milisegundos; y  
2. Total de interrupciones: 1.  
c) El equipo en condiciones de ope ración:  
Interrupción de tensión en 50% Vnom. 
1. Tiempo de interrupción igual a un minuto; y  
2. Total de interrupciones: 1.  
d) Pruebas de influencia de sobrecorriente de corto tiempo.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62053 -22, y conforme a  lo siguiente:  
1. El medidor  multifunción  para conexión con transformadores de instrumento debe estar 
habilitado para soportar en 0.5 segundos una corriente igual a 20· Imax. El medidor autocontenido 
debe estar habilitado para soportar en 0.1 segundos una c orriente igual a 7 000 amperes pico.  
2. La prueba debe realizarse fase por fase, después de una hora de energizado el medidor  
multifunción  a tensión nominal, el error a corriente, tensión nominal y factor de potencia unitario 
no debe exceder de 0.05% del e rror antes de la prueba.  
e) Prueba de influencia de autocalentamiento.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62053 -22. 
El límite de variación en el porcentaje de error no debe exceder los valores de la “Tabla 13” de esta Norma 
Oficial Mexicana  de Emergencia.  
Tabla 13. Límites de tolerancia en el error.  
Valor de corriente.  Factor de potencia.  Límites de variación en % de error.  
Clase 0.2  Clase 0.5  
Imax 1.0 0.1 0.2 
Imax 0.5 atrasado.  0.1 0.2 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
f) Prueba de influencia de calentamiento.  
Esta pr ueba se debe realizar de acuerdo con la IEC 62052 -11, y debe cumplir con lo indicado en dicho 
instrumento.  
5.3.1.4.5.1.4 Pruebas de compatibilidad electromagnética.  
Durante y después de cada una de las pruebas de interferencia, el medidor  multifunción  debe  estar libre 
de daños. Se debe comprobar por medio de software  que el medidor  multifunción  no presenta cambios en la 
información y opera correctamente.  
a) Supresión de radio interferencia.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11, el est ándar internacional CISPR 22 y bajo 
las siguientes condiciones:  
1. El medidor  multifunción  en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Los circuitos de corriente, entre 0.1 y 0.2 de la co rriente nominal, y  
4. Los valores obtenidos no deben exceder los límites establecidos.  
b) Pruebas de transitorios rápidos ( fast transient burst, por sus palabras en inglés).  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-4, y bajo las siguientes 
condiciones:  
1. El equipo en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Los circuitos de corriente, con corriente nominal;  
4. Tensión 4.0 kV para los circuitos de tensió n y corriente;  
5. Tensión 2.0 kV para los circuitos auxiliares, y  
6. Tiempo de la prueba un minuto.  
c) Prueba de inmunidad de ondas oscilatorias.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-12. 
Esta prueba es s ólo para medi dores  multifunción  operados con transformador. La prueba debe realizarse 
bajo las siguientes condiciones:  
1. El equipo en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Los circuitos de corrien te con corriente nominal;  
4. Para circuitos de tensión y auxiliares mayores de 40 V;  
5. En modo común, el valor de prueba es de 2.5 kV;  
6. En modo diferencial, el valor de prueba es de 1.0 kV;  
7. Frecuencias de prueba 100 kHz y 1 MHz, y  
8. Duración de la p rueba un minuto.  
d) Inmunidad de campos electromagnéticos de radio frecuencias.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-3, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. Intervalo de frecuencia, de 80 MHz hasta 2 000 MHz;  
2. Los c ircuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Los circuitos de corriente con corriente nominal, intensidad de campo 10 V/m, y  
4. Los circuitos de corriente sin alimentación, intensidad de campo 30 V/m.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
La aplicación de la prue ba no debe producir cambios en el registro de más de X* unidades y la salida de 
pulsos no debe producir una señal a más de X* unidades:  
* Donde X = 10-6  . m. Vnom  . Imax; 
m, es el número de elementos del medidor  multifunción ; 
Vnom, es el voltaje nominal del medidor  multifunción , e 
Imax, es la corriente máxima del medidor  multifunción . 
El medidor  multifunción  debe tener una resolución de 0.01 unidades.  
e) Inmunidad de disturbios conducidos y campos inducidos por radio frecuencia.  
La prueba debe ser realiza da de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-6, y bajo las siguientes 
condiciones:  
1. El equipo en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Los circuitos de corriente con corriente nominal;  
4. Intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, y  
5. Intensidad de campo 10 V/m.  
f) Inmunidad a descargas electrostáticas.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-2 bajo las siguientes 
condiciones:  
1. El medido r multifunción  en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Las terminales de corriente abiertas, y  
4. Descarga en contacto:  
a) Tensión de prueba: 8 kV, y  
b) Número de descargas: 10 (en ca da polaridad).  
Si la descarga en contacto no es posible por no tener partes metálicas en la parte exterior, entonces se 
aplican 15 kV en descarga en aire.  
La aplicación de la prueba no debe producir cambios en el registro de más de X* unidades y la salida de 
pulsos no debe producir una señal a más de X* unidades:  
* Donde X = 10-6  . m. Vnom ·Imax. 
m, es el número de elementos del medidor  multifunción ; 
Vnom, es el voltaje nominal del medidor  multifunción ; e 
Imax, es la corriente máxima del medidor  multifunci ón. 
El medidor  multifunción  debe tener una resolución de 0.01 unidades.  
Después de aplicar las descargas electrostáticas, el medidor multifunción  no debe mostrar daños ni 
cambios en la información y debe cumplir con los requisitos de exactitud de esta Norm a Oficial Mexicana  de 
Emergencia.  
g) Inmunidad al impulso.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 61000 -4-5, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. El equipo en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Las terminales de corriente abiertas;  
4. Tensión de prueba 4 kV para circuitos de tensión y corriente;  
5. Tensión de prueba 1 kV para circuitos auxiliares con tensión de 40 V, y  
6. Número de impulsos: 5 positivos y  5 negativos.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
La aplicación de la prueba no debe producir cambios en el registro de más de X* unidades y la salida de 
pulsos no debe producir una señal a más de X* unidades:  
* Donde X = 10-6  . m. Vnom ·Imax; 
m, es el número de elementos del medidor multif unción;  
Vnom, es el voltaje nominal del medidor multifunción, e  
Imax, es la corriente máxima del medidor multifunción.  
El medidor  multifunción  debe tener una resolución de 0.01 unidades.  
Después de aplicar la prueba el medidor  multifunción,  no debe mostrar  daños ni cambios en la información 
y debe cumplir con los requisitos de exactitud de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
h) Capacidad de soportar transitorios.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo con el estándar IEEE C.37.90.1 y bajo las siguie ntes 
condiciones:  
1. El equipo en condiciones de operación;  
2. Los circuitos de tensión y auxiliares, energizados con tensión de referencia;  
3. Sin carga en los circuitos de corriente, y  
4. Parámetros de pruebas:  
a) f = {1 MHz ± 10%}; y  
b) Tensión eléctric a = {2.5 kV + 0, -10%} en modo común y transversal.  
Después de aplicar la prueba, el medidor  multifunción  no debe mostrar daños ni cambios en la información 
y debe cumplir con los requisitos de exactitud de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1. 4.5.1.5 Pruebas de influencia climáticas.  
Después de cada una de las pruebas de influencias climáticas, el medidor multifunción  no debe presentar 
daños ni cambios en la información y debe operar correctamente.  
a) Pruebas de calor seco.  
La prueba debe ser r ealizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-2, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. Medidor  multifunción  en condiciones de no operación;  
2. Temperatura: + 70 °C ± 2 °C; y  
3. Duración de la prueba: 72 horas.  
b) Pruebas a baja temperatura.  
La pru eba debe ser realizada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-1, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. Medidor multifunción  en condiciones de no operación;  
2. Medidor multifunción de  uso interior y exterior;  
3. Temperatura: -20 °C ± 3 °C, para medid or multifunción  de uso interior, y  
4. Duración de la prueba: 72 horas.  
c) Prueba de humedad.  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-30, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. Los circuitos de tensión y auxiliares, energiz ados con tensión de referencia;  
2. Sin carga en los circuitos de corriente;  
3. La variante 1 de la IEC 60068 -2-30, es decir, 6 ciclos con una humedad de 93% ± 3% y una 
temperatura de 40 °C ± 2 °C para medidor  multifunción  de uso interior, y una temperatura  de  
55 °C ± 2 °C para medidor multifunción  de uso exterior, y  
4. Después de 24 horas, se deben realizar las pruebas dieléctricas de acuerdo al numeral 
5.3.1.4.5.1.1 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, aplicando un factor de 0.8.  
Después de la pr ueba no debe haber corrosión y el medidor  multifunción  debe operar correctamente.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
d) Prueba de protección a la radiación solar.  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo con la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-5, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. Únicamente p ara medidores  multifunción  de uso exterior, y en condiciones de no operación;  
2. Temperatura: 55 °C, y  
3. Duración de la prueba: 3 ciclos (un ciclo es igual a 8 horas de radiación y 16 horas de 
oscuridad).  
Después de la prueba, el medidor  multifunción  debe  operar correctamente y todas las marcas deben ser 
legibles.  
5.3.1.4.5.1.6 Pruebas mecánicas.  
Después de cada una de las pruebas mecánicas, el medidor  multifunción  no debe presentar daños o 
cambios de la información y debe operar correctamente, de acuerdo a los requerimientos de esta Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia.  
a) Pruebas de vibración.  
La prueba debe efectuarse de acuerdo a la IEC 62052 -11, bajo las siguientes condiciones:  
1. Equipo en condiciones de no operación, fuera del empaque;  
2. Intervalo d e frecuencia de 10 Hz a 150 Hz;  
3. Frecuencia de transición: 60 Hz;  
4. f < 60 Hz la amplitud constante de desplazamiento = 0.075 milímetros;  
5. f > 60 Hz aceleración constante = 9.8 m/s2; 
6. Punto de control único, y  
7. Número de ciclos por eje = 10.  
Nota:  Se consideran 10 ciclos igual a 75 minutos.  
Después de la prueba, el medidor multifunción  debe operar correctamente.  
b) Prueba de impacto.  
La prueba debe efectuarse de acuerdo a la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-27, bajo las siguientes 
condiciones:  
1. El medidor  multifunción  en condiciones de no operación, fuera del empaque;  
2. Un pulso de media onda;  
3. Aceleración pico: 300 m/s², y  
4. Duración del pulso: 18 milisegundos.  
Después de la prueba, el medidor  multifunción  no debe mostrar daños o cambios en la i nformación y 
operar correctamente.  
c) Pruebas de martillo ( spring hammer , por sus palabras en inglés).  
La prueba debe ser ejecutada de acuerdo a la IEC 62052 -11 y la IEC 60068 -2-75. 
1. El medidor  multifunción  montado en posición normal de trabajo, la prueb a debe aplicarse sobre 
la superficie de la cubierta (incluyendo ventanas) y en las terminales de la cubierta, con una 
energía cinética de 0.2 j ± 0.02 j, y  
2. Para un medidor multifunción  tipo tablero, la prueba debe realizarse únicamente sobre la parte 
frontal del medidor  multifunción . 
Los resultados de las pruebas son satisfactorios si la superficie del medidor  multifunción  y la cubierta no 
sufren daños que afecten el funcionamiento del medidor  multifunción . Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
d) Pruebas de protección contra penetración de polvo y agua.  
La prueba debe ser realizada de acuerdo a la IEC 62052 -11 y la IEC 60529, en los siguientes términos:  
1. Para medidores  multifunción  de uso interior, aplicar IP51, y  
2. Para medidores  multifunción  de uso exterior, aplicar IP54.  
e) Prueba de r esistencia al calor y fuego.  
La prueba debe realizarse de acuerdo a la IEC 62052 -11 y la IEC 60695 -2-11, con las siguientes 
temperaturas:  
1. En el bloque de terminales, 960 °C ± 15 °C;  
2. Cubierta de terminales y cubierta del medidor  multifunción,  650 °C ±  10 °C, y  
3. Duración de la prueba, 30 s ± 1 s.  
f) Caída durante el transporte.  
La caja de empaque final que contenga los medidores  multifunción  se debe someter a 10 caídas a un piso 
de concreto desde la altura, de acuerdo al peso según lo establecido en l a “Tabla 14” de esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia, en las posiciones que se indican en la “Tabla 15” y en la “Figura 3”.  
Después de la prueba, los medidores  multifunción  deben funcionar correctamente y conservar su exactitud 
a tensión y corriente n ominales.  
Tabla  14. Altura  caída  libre  durante  el transporte.  
Peso del gabinete.  Altura de la caída libre.  
0.5 kg a 9.5 kg.  76.2 cm.  
9.51 kg a 18.5 kg.  61 cm.  
18.51 kg a 27.6 kg.  45.7 cm.  
27.61 kg a 45.4 kg.  30.5 cm.  
 
Tabla  15. Prueba  de caída  durante  el transporte.  
Posición.  Esquina,  filo o cara de impacto.  
Esquina.  2-3-5 
Filo. 3-5 
Filo. 2-3 
Filo. 5-2 
Cara.  5 
Cara.  6 
Cara.  2 
Cara.  4 
Cara.  3 
Cara.  1       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 
Figura  3. Posiciones  de la caja de empaque  final.  
g) Efecto de vibración durante la transpo rtación.  
El objetivo es asegurar la integridad de los medidores  multifunción  durante su transporte.  
La prueba consiste en montar los medidores  multifunción  dentro de su caja de empaque sobre una mesa 
vibratoria en sentido vertical, aplicándole una vibració n durante una hora, con un desplazamiento localizado, 
cuando se presenta un rebote entre la caja y la mesa vibratoria, de 1.6 milímetros medido con una laina, 
registrando así la frecuencia y aceleración.  
La prueba de vibración debe realizarse en los mismos  medidores  multifunción  que la prueba de caída 
durante el transporte, en el mismo empaque y antes de dicha prueba. Los medidores  multifunción  no deben 
sufrir daño después de realizada la prueba.  
Después de la prueba, el medidor  multifunción  debe funcionar correctamente y la exactitud debe 
conservarse a tensión y corriente nominales.  
5.3.1.4.5.1.7 Medidor multifunción  con Calidad de la energía.  
Para medidores  multifunción  con Calidad de la energía deben realizarse las siguientes pruebas, de 
acuerdo con los c riterios para la clase S indicados en la NMX -J-610/4 -30-ANCE, “Tabla C1” y que se 
mencionan en la “Tabla 16” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia:  
Tabla  16. Parámetros.  
Parámetro.  Método de medición 
NMX -J-610/4 -30-ANCE.  Incertidumbre  
Clase S.  Inter valo de medición.  
Decremento repentino de 
tensión.  5.4.1  ± 0.5 % Vnom 
Amplitud  
± 1 % Vnom. 
Duración  
± 1 ciclo o  
± 2 ciclos.  10% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  
50% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  
90% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  
Incremento re pentino de 
tensión.  5.4.1  ± 0.5% Vnom 
Amplitud  
± 1 % Vnom. 
Duración  
± 1 ciclo o  
± 2 ciclos.  110% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  
150% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  
180% Vnom a 3, 6, 1 800 y 3 600 ciclos.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Interrupciones de tensión.  5.5.1  Duración  
± 1 ciclo o  
± 2 ciclos.  9% Vnom a 3 ciclos.  
9% Vnom a 6 ciclos.  
9% Vnom a 3 600 ciclos.  
Frecuencia.  5.1.1  ± 50 mHz.  51 Hz a 69 Hz /  
42.5 Hz a 57.5 Hz.  
Tensiones armónicas.  5.8.1  200% de la  
IEC 61000 -4-7 
Clase II.  10% ± 3 % de Vnom. 3ª a 0°.  
5% ± 3 % de Vnom. 5ª a 0°.  
5% ± 3 % de Vnom. 13ª a 0°.  
5% ± 3 % de Vnom. 25ª a 0°.  
10% ± 3 % de Vnom. 7ª a 180°.  
Corrientes armónicas.  5.8.1  IEC 61000 -4-7 
Clase II.  10% ± 3% de Inom. 3ª a 0°.  
5% ± 3% de Inom. 5ª a 0°.  
5% ± 3% de Inom. 13ª a 0°.  
5% ± 3% de Inom. 25ª a 0 °. 
10% ± 3% de Inom. 7ª a 180°.  
Desbalance en la tensión 
de suministro.  Componentes simétricas.  ± 0.3%  73% ± 0.5% Vnom fase A.  
80% ± 0.5%  Vnom fase B.  
87% ± 0.5%  Vnom fase C.  
Todos los ángulos de fase a 120º.  
V0 = 5.05%,  
V2 = 5.05%  
152% ± 0.5%  Vnom fase A . 
140% ± 0.5%  Vnom fase B.  
128% ± 0.5%  Vnom fase C.  
Todos los ángulos de fase a 120º.  
V0 = 4.95 %  
V2 = 4.95 %  
Fluctuación de la tensión.  IEC 61000 -4-15. IEC 61000 -4-15. Pst < 0.1  
Pst = 1 ± 0.1 - modulación rectangular 
a 39 variaciones por minuto.  
Pst= 4 ±  0.1 - modulación rectangular a  
110 variaciones por minuto. a 10 Pst  
 
5.3.1.4.5.2 Pruebas de forma común o rutina del fabricante.  
Las pruebas que se mencionan a continuación las debe realizar el fabricante en sus instalaciones y deben 
cumplir con el conte nido del protocolo de pruebas de forma común o de rutina establecido en la “Tabla 17” de 
esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia y con las siguientes pruebas funcionales:  
5.3.1.4.5.2.1 Pruebas funcionales.  
Estas pruebas deben realizarse aplicando un mues treo de inspección reducida con nivel II, y son:  
a) Autodiagnóstico.  
b) Integración en memoria masiva.  
c) Integración en pantalla.  
d) Protocolo de comunicaciones.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 Con operación local -remota que comprende la verificación de las pruebas, siguientes:  
1. Puer to óptico directo;  
2. Puerto RS -232 directo;  
3. Puerto RS -232 a través de módem;  
4. Puerto RS -232 o 485 directo;  
5. Puerto RS -232 o 485 a través de módem;  
6. Comunicación a través del módem del medidor  multifunción  con línea telefónica;  
7. Comunicación a t ravés de línea telefónica con interconexiones eslabonadas con punto terminal 
(características daisy chain , por sus palabras en inglés). Esta prueba se realiza al 10% de la 
muestra seleccionada, y  
8. Puerto Ethernet . 
5.3.1.4.5.2.2 Prueba de corriente de arr anque.  
Debe realizarse de acuerdo al numeral 5.3.1.4.5.1.2.2 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4.5.2.3 La prueba de deslizamiento.  
Debe realizarse de acuerdo al numeral 5.3.1.4.5.1.2.3 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
5.3.1.4 .5.2.4 Las pruebas de exactitud.  
Deben realizarse con patrones de una exactitud de 4 a 1.  
5.3.1.4.5.2.5 Las pruebas de demanda.  
Deben realizarse con un intervalo de 1 minuto.  
Tabla 17. Protocolo de pruebas de rutina.  
Corriente de prueba.  Ángulo de 
fase.  Tensión nominal.  % Error máximo  
0.2 % Error máximo  
0.5 
10% Corriente nominal.  0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente nominal.  0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60° 120 V o 240 V  0.3 0.6 
Corriente de prueba.  Ángulo de 
fase.  Tensión nominal.  % Error máximo  
0.2 % Error máximo  
0.5 
Corriente mínima.  0 120 V o 240 V  0.4 1.0 
Corriente 0.1· Inom. 0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente máxima.  0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60° Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corriente nominal.  0 Tensión mínima. (1) 0.2 0.5 
Corriente nominal.  -0 Tensión máxima. (1) 0.2 0.5 
Corriente de prueba.  Ángulo de 
fase.  Tensión nominal.  % Error máximo  
0.2 % Error máximo  
0.5 
Corriente nominal.  0 Tensión nominal.  0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60° Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corrien te nominal.  60° Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corriente nominal.  0 Tensión mínima. (1) 0.2 0.5 
Corriente nominal.  0 Tensión máxima. (1) 0.2 0.5 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Prueba.  Corriente de 
prueba.  Ángulo de 
fase.  Tensión de prueba  
Vnom. Duración.  % Error máximo.  
Decremento 
repenti no de 
tensión.  Corriente 
nominal.  0 0.1 6 ciclos.  0.5 
Incremento 
repentino de 
tensión.  Corriente 
nominal.  0 1.8 6 ciclos.  0.5 
Interrupción.  Corriente 
nominal.  0 0.09 1 ciclo.  0.5 
Frecuencia.  Corriente 
nominal.  0 1.0 a 58.5 Hz.  10 s 50 mHz  
Frecuencia.  Corriente 
nominal.  0 1.0 a 61.5 Hz.  10 s 50 mHz  
Desbalance.  Corriente 
nominal.  0 73% ± 0.5% fase A.  
80% ± 0.5% fase B.  
87% ± 0.5% fase C.  
Todos los ángulos de 
fase a 120º.  
V0 = 5.05%  
V2 = 5.05%  NA. ± 0.3  
Fluctuación de 
la tensión.  Corriente 
nominal.  0 Pst = 1 ± 0.1 modulación 
rectangular a 39 cambios 
por minuto.  Pst = 1 ± 0.1 
modulación 
rectangular a 39 
cambios por minuto.  Pst= 1 ± 0.1 
modulación  
rectangular a 39  
cambios por minuto.  
(1)   Para medidores multifunción con valores fijos de operación : Vmin = 0.9·Vnom; Vmax. = 1.1· Vnom. 
 Para medidores multifunción de intervalo de operación de 120 a 480 V, Vmin = 108 V,  Vmax = 524 V.  
 
Tabla 18. Puntos de prueba en calibración para  medidores  multifunción de energía de compensación 
reactiva, aplicando un muestre o de inspección reducida nivel NCA = 0.65%.  
Variable.  Valor de corriente.  Factor de potencia.  Límite de error en %  
clase 0.2  
Wh 
0.1·Inom a Imax. - 0.2 y + 0.2  ± 0.3  
Wh - 0.14 y + 0.14  ± 0.35  
Wh - 0.078 y + 0.078  ± 0.4  
 
5.3.1.4.5.3 Pruebas de aceptaci ón por el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado.  
Son las pruebas indicadas en la “Tabla 19” de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, en las cuales 
se debe aplicar la NMX -Z-12/2-1987, y las siguientes pruebas funcionales:  
a) Autodiagnóstico;  
b) Integración en memoria masiva;  
c) Integración en pantalla, y  
d) Protocolo de comunicaciones  
 Con operación local o remota que comprende la verificación de las pruebas siguientes:  
1. Puerto óptico directo;  
2. Puerto RS -232 directo;  
3. Puerto RS -232 a través  de módem;  
4. Puerto RS -232 o 485 directo;  
5. Puerto RS -232 o 485 a través de módem;  
6. Comunicación a través del módem del medidor multifunción  con línea telefónica;  
7. Comunicación a través de línea telefónica con interconexiones eslabonadas con punto te rminal 
(características Daisy Chain , por sus palabras en inglés). Esta prueba se realiza al 10% de la 
muestra seleccionada, y  
8. Puerto Ethernet . 
El lote de medidores  multifunción  se debe rechazar si la muestra seleccionada por el laboratorio de 
pruebas ac reditado y aprobado no cumple con las pruebas indicadas en la “Tabla 19” de esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia y las pruebas funcionales.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Tabla 19. Protocolo de pruebas de aceptación por el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado con 
un NCA del  0.65%.  
Pruebas con muestreo, inspección normal nivel II.  
Inspección visual.  
Puntos de prueba en calibración (Bidireccional) energía activa (Wh).  
Corriente de prueba.  Ángulo de fase.  Tensión nominal.  % Error máximo  
0.2 % Error máximo  
0.5 
Corriente míni ma. 0 120 V o 240 V  0.4 1 
Corriente 0.1· Inom. 0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente nominal.  0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente máxima.  0 120 V o 240 V  0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60° Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corriente nominal.  60° Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corriente nominal.  0 Tensión mínima. (1) 0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60° Tensión máxima. (1) 0.2 0.5 
Pruebas con muestreo, inspección reducida nivel II.  
Corriente de arranque.  
Deslizamiento.  
Puntos de prueba en calibración (Bidireccional) demanda (W). 
Corriente de prueba.  Ángulo de fase.  Tensión nominal.  % Error máximo  
0.2 % Error máximo  
0.5 
Corriente nominal.  0 Tensión nominal.  0.2 0.5 
Corriente nominal.  - 60 Tensión nominal.  0.3 0.6 
Corriente nominal.  60 Tensión nominal.  0.2 0.5 
Corriente no minal.  0 Tensión mínima. (1) 0.2 0.5 
Corriente nominal.  0 Tensión máxima. (1) 0.2 0.5 
Medidor  multifunción de Calidad de la energía.  
Prueba.  Corriente 
de 
prueba.  Ángulo de fase.  Tensión de prueba  
Vnom. Duración.  % Error máximo.  
Decremento 
repentino de 
tensión.  Corriente  
nominal.  0 0.1 6 ciclos.  0.5 
Incremento 
repentino de 
tensión.  Corriente 
nominal.  0 1.8 6 ciclos.  0.5 
Interrupción.  Corriente 
nominal.  0 0.09 1 ciclo.  0.5 
Frecuencia.  Corriente 
nominal.  0 1.0 a 58.5 Hz  10 segundos.  50 mHz  
Frecuencia.  Corriente 
nominal.  0 1.0 a 61.5 Hz  10 segundos.  50 mHz  
Armónicas.  Corriente 
nominal.  0 10% ± 3% a 0º  De acuerdo a la  
IEC 61000 -2-4. De acuerdo a la  
IEC 61000 -2-4. 
Desbalance.  Corriente 
nominal.  0 73% ± 0.5% fase A.  
80% ± 0.5% fase B.  
87± 0.5% fase C.  
Todos los ángulos de fase 
a 120º.  
V0 = 5.05%,  
V2 = 5.05%  NA. ± 0.3  
Fluctuación 
de tensión.  Corriente 
nominal.  0 Pst = 1 ± 0.1 modulación  
rectangular a 39 cambios 
por minuto.  Pst = 1 ± 0.1 
modulación  
rectangular a 39 
cambios por minuto.  Pst = 1 ± 0.1 
modulaci ón 
rectangular a 39 
cambios por 
minuto.  
Notas:  
(1)  Para  medidores multifunción  con valores  fijos de operación;  Vmin. = 0.9·Vnom y Vmax. = 1.1·Vnom. 
 Para medidores multifunción  de intervalo  de operación  de 120 V a 480 V,  Vmin. = 108 V,  Vmax  = 524 V.  
 Las pruebas  funcionales son las indicadas  en el numeral 5.3.1.4.5.2.1 de esta Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.1.4.5.4 Pruebas en sitio (destino final).  
El Transportista o Distribuidor deberá efectuar pruebas en sitio (destino final) del medidor  multifunción . En 
caso de encontrar desviaciones, procederá a efectuar la notificación y las reclamaciones correspondientes 
para la reposición en sitio de los medidores  multifunción  detectados con anomalías, sin ocasionar costo 
alguno para el Transportista o Distribuidor.  
5.3.1.4.6 Marcado.  
5.3.1.4.6.1 Marcado de placa de datos del medidor  multifunción . 
La placa de datos debe contener la siguiente información en forma indeleble y visible desde el exterior:  
a) Forma del medidor  multifunción ; 
b) Nombre o marca r egistrada del fabricante;  
c) Número asignado por el comprador;  
d) Modelo;  
e) Designación de la clase (corriente máxima);  
f) Tensión nominal;  
g) Número de hilos o conductores;  
h) Número de fases;  
i) Frecuencia (Hz);  
j) Corriente nominal (A);  
k) Constante de l medidor  multifunción ; 
l) Unidad de medición del medidor  multifunción ; 
m) Razón social del propietario;  
n) Leyenda del país de origen;  
o) Clase de exactitud, y  
p) Número de serie del medidor  multifunción . 
Adicionalmente para medidores multifunción  a utili zarse en la facturación del cliente o liquidación, la 
carátula de la placa de datos debe ser registrada por el Transportista o Distribuidor.  
Asimismo, debe marcarse en la placa de datos, lo siguiente:  
a) Número de medidor  multifunción ; 
b) Código de medidor  multifunción ; 
c) Código de lote que asigne el Transportista o Distribuidor, en su caso, y  
d) Código de barras que contenga la información correspondiente al número de medidor  multifunción , 
código de medidor  multifunción  y código de lote.  
5.3.1.4.7 Empaque . 
El medidor  multifunción  debe contar con un empaque que evite cualquier daño al mismo durante su 
transporte. El material utilizado debe ser biodegradable o reciclable y adecuado para su almacenamiento en 
interior.  
El empaque debe contar con la siguiente i nformación escrita de manera imborrable y en idioma español:  
a) Nombre del fabricante;  
b) Modelo y número del catálogo del fabricante;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
c) Número de serie;  
d) Año de fabricación;  
e) Número de contrato de compra del medidor  multifunción , e 
f) Instrucciones d e manejo.  
En caso de que sean varias las piezas empacadas en una caja, ésta debe contener la misma información 
al exterior y además indicar claramente el número de piezas empacadas y sus instrucciones de maniobra.  
Adicionalmente, para los medidores a utili zar en la facturación del cliente, la caja se debe marcar con lo 
siguiente:  
a) Número de medidor  multifunción ; 
b) Código de medidor  multifunción ; 
c) Código de lote, y  
d) Código de barras que contenga la información correspondiente al número de  medidor  multifunción , 
código de medidor  multifunción  y código de lote.  
5.3.2 Transformadores de corriente (TC).  
Los TC empleados para la medición de energía eléctrica deben cumplir con la NMX -J-109-ANCE -2010, o 
la que la sustituya. Estos transformadores deben contar c on un devanado exclusivo para obtener la señal de 
corriente a efecto de registrar la energía considerada en las liquidaciones. La relación de transformación se 
debe determinar de acuerdo con lo indicado en la “Tabla 20” de esta Norma Oficial Mexicana de Em ergencia.  
Los TC se clasifican en dos grupos que son:  
a) TC tipo ventana para sistemas de medición de energía en niveles de tensión de hasta 600 V. Se 
instalan para la medición de potencia desde 50 kW hasta 250 kW cuando el sistema eléctrico de 
medición es  de 220 V, o desde 75 kW a 500 kW cuando el sistema eléctrico de medición es de  480 
V, y 
b) TC tipo boquilla para sistemas de medición de energía en niveles de tensión superiores a 1 kV.  
5.3.3 Transformadores de potencial (TP).  
Los TP se instalan en siste mas de medición cuando la tensión e léctrica en el punto de entrega - recepción 
es mayor o igual que 1 kV. La selección específica de la relación de transformación se determina por el nivel 
de tensión donde se instala, conforme se indica en la “Tabla 20” de esta Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia. Los TP deben cumplir con lo indicado en la NMX -J-615/3 -ANCE -2013, o la que la sustituya.  
5.3.4 Transformadores integrados de medición (TIM).  
Los TIM son TP y TC en un solo dispositivo, es decir, cuentan con un tra nsformador de corriente y un 
transformador de potencial integrados y se instalan como una opción a los transformadores individuales de 
corriente y de potencial. Los TIM deben cumplir con lo que se indica en la NMX -J-109-ANCE -2010 y la  NMX -
J-615/3 -ANCE -2013, o las que las sustituyan.  
5.3.5 Equipos combinados de medición (ECM).  
Los ECM son tres TIM ensamblados (tres TP y tres TC en un mismo equipo). Consisten en una estructura 
compacta y su uso es una alternativa a los transformadores individuales de corrien te y de potencial. Los ECM 
deben cumplir con lo que se indica en la NMX -J-109-ANCE -2010 y la NMX -J-615/3 -ANCE -2013, o las que las 
sustituyan. Los ECM se clasifican en dos grupos:  
a) Aéreos: se ensamblan en una estructura para su instalación aérea, y  
b) Subterráneos: se ensamblan en un gabinete a tres TIM y una base enchufe ( socket , en idioma inglés) 
de 13 terminales.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 20. Selección de transformadores de corriente y potencial para sistemas trifásicos.  
Capacidad de la carga.  Nivel de 
tensión.  Transformad ores  
de corriente  
(Relación de transformación).  Transformadores  
de potencial  
(Relación de transformación).  
De10 kW hasta 50 kW.  220 V / 127 V  No requiere.  No requiere.  
De 51 kW hasta 200 kW.  220 V / 127 V  400/5 (RA).  No requiere.  
De 201 kW hasta 250 kW.  220 V / 127 V  800/5 (RA).  No requiere.  
De 10 kW hasta 100 kW.  480 V / 277 V  No requiere.  No requiere.  
De 101 kW hasta 400 kW.  480 V / 277 V  400/5 (RA).  No requiere.  
De 401 kW hasta 500 kW.  480 V / 277 V  800/5 (RA).  No requiere.  
De 251 kW hasta 300 kW.  13.8 kV.  10 / 5 (RA).  8 400 / 120  
De 301 kW hasta 1 500 kW.  13.8 kV.  50 / 5 (RA).  8 400 / 120  
De 1 501 kW hasta 5 000 kW.  13.8 kV.  200 / 5 (RA).  8 400 / 120  
De 251 kW hasta 1 500 kW.  23 kV.  10 / 5 (RA).  14 400 / 120  
De 1 501 kW hasta 2 500 kW.  23 kV.  50 / 5 (RA).  14 400 / 120  
De 2 501 kW hasta 5 000 kW.  23 kV.  200 / 5 (RA).  14 400 / 120  
De 251 kW hasta 800 kW.  34.5 kV.  10 / 5 (RA).  20 125 / 115  
De 801 kW hasta 3 000 kW.  34.5 kV.  50 / 5 (RA).  20 125 / 115  
De 3 001 kW hasta 10 000 kW.  34.5 kV.  200 / 5 (RA).  20 125 / 115  
> 10 000 kW.  69 kV.  200/300/500 x 400/600/1 000 x 
800/1 200/2 000  350/600 : 1  
> 10 000 kW.  85 kV.  200/300/500 x 400/600/1 000 x 
800/1 200/2 000  400/800 : 1  
> 10 000 kW.  115 kV.  300/400/500 x 600/800/1 000 x  
1 200/1 600/2 000  600/1 0 00 : 1  
> 10 000 kW.  138 kV.  300/400/500 x 600/800/1 000 x  
1 000/1 600/2 000  700/1 200 : 1  
> 10 000 kW.  161 kV.  600/800/1 000 x  
1 200/1 600/2 000  800/1 400 : 1  
> 10 000 kW.  230 kV.  600/800/1 000 x  
1 200/1 600/2 000  1 200/2 000 : 1  
> 10 000 kW.  400 kV.  800/1 000 x 1 600/2 000  2 100/3 500 : 1  
Notas:  
1. Los requisitos de los TC y TP para la medición de la Calidad de la energía deben cumplir las NMX -J-109-ANCE -2010 
y NMX -J-615/3 -ANCE -2013, o las que las sustituyan.  
2. Para TC con devanados para protección y  medición, los requisitos anteriores aplican solamente para el devanado de 
medición.  
 
5.3.6 Sistema de adquisición de datos del medidor multifunción.  
El medidor  multifunción debe ser escalable a tecnologías de comunicación Bidireccional, mediante puertos 
de comunicación Ethernet , para integrarse a un sistema de adquisición de datos de tiempo real, a un sistema 
interactivo de medición o a un sistema de infraestructura de medición avanzada, de acuerdo con lo que se 
especifica en el numeral 5.3.1.4 de esta No rma Oficial Mexicana de Emergencia.  
El sistema de adquisición de datos debe asegurar la integridad de los datos desde el medidor multifunción, 
hasta el sistema informático de gestión de la medición.  
5.3.7 Sistema de sincronización.  
La incertidumbre del rel oj interno del medidor multifunción está definida con relación al patrón nacional de 
escalas de tiempo UTC. 
La incertidumbre del reloj interno del medidor multifunción no debe exceder de ± 16.7 milisegundos para 
sistemas de suministro a 60 Hz, independient emente de la duración total del intervalo de sincronización 
externa con el patrón UTC.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Cuando la sincronización por medios externos no está disponible, la tolerancia de la estampa de tiempo no 
debe exce der de ± 1 segundo por cada peri odo de 24 horas; sin e mbargo, esta excepción no elimina el 
cumplimiento del requisito que se describe al inicio del presente párrafo.  
El medidor multifunción debe contar con mecanismos para programar periódicamente el ajuste de tiempo 
de al menos dos fuentes: GPS  o SNTP . 
El med idor multifunción debe desplegar una bandera cuando la fuente de sincronía externa no está 
disponible y registrarla en la bitácora de eventos del medidor multifunción.  
5.3.8  Alambrado secundario de medición (distancias, tamaño y tipo del conductor, canaliz aciones, ductos, 
sistema de tierra).  
Para la confiabilidad de la medición, el alambrado secundario de medición de los transformadores de 
corriente y de potencial debe cumplir, en lo que resulte aplicable, con el Capítulo 9 de la NOM -001-SEDE -
2012, así como  con las especificaciones técnicas de instalaciones del Transportista o Distribuidor vigentes y 
en apego a los diagramas contenidos en las figuras que se describen a continuación (especificaciones de 
sistemas de medición y diagramas de sistemas de medición ). Además, se debe cumplir con las  NMX -J-109-
ANCE -2010, NMX -J-615/1 -ANCE -2009, NMX -J-615/3 -ANCE -2013 y NMX -J-615/5 -ANCE -2014, o las que las 
sustituyan.  
Las siguientes figuras aplican de forma ilustrativa, ma s no limitativa.  
5.3.8.1  Alambrado para un servi cio monofásico 1F -1E-2H. 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
5.3.8.2  Alambrado para un servicio bifásico 2F -2E-3H. 
 
 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
5.3.8.3  Alambrado para un servicio trifásico 3F -3E-4H. 
 
 
 
 
 
 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
5.3.8.6 Requerimientos complementarios para la conexión de sistemas de medición con transformadores 
de instrumento.  
a) El alambrado se debe de efectuar de acuerdo al siguiente código de colores: Potencial A = Verde; 
Corriente A entrada = Negro; Potencial B = Azul, Corriente B entrada = Rojo; Potencial C = Naranja; 
Corriente C entrada = Amarillo; retornos de corriente y conductor del neutro deben ser de color 
blanco;  
b) Los retornos de corriente se deben interconectar entre sí a la salida de los bornes secundarios de no 
polaridad de los transformadores de corriente, utilizando para tal fin cable de cobre TW -10; 
c) Los retornos de potencial se deben interconectar entre sí a la salida de los bornes secundarios de no 
polaridad de los transformadores de potencial, utilizando para tal fin cable de cobre TW -10, y  
d) Para las conexiones de los bornes, tanto de la tabl illa de prueba como en los secundarios de los 
transformadores de corriente y potencial, se deben ocupar las zapatas de calibre adecuado aisladas. 
Para el caso de las señales del neutro, las zapatas deben ser aisladas o desnudas.  
6. Integridad  
Las bases de datos contenidas en el medidor multifunción deben cumplir con lo siguiente:  
a) La integridad de las bases de datos debe considerar los accesos multisesión y multiusuario;  
b) No debe permitir que la información almacenada con relación a la facturación y la bitácora de 
eventos en el medidor multifunción, sea borrada o editada;  
c) Debe permitir acceso a la información sólo con usuario y clave;  
d) Debe registrar en la bitácora de eventos del mismo, el acceso y las operaciones realizadas en éste, y  
e) Debe descr ibir la capacidad de tiempo de almacenamiento y de memoria circular definido en el 
numeral 5.3.1.4.1.4.18  de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, durante al menos 35 días.  
Los requisitos anteriores deben comprobarse conforme al procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
7. Revisión, pruebas y aseguramiento de la medición (RPA).  
7.1 Generalidades.  
Los Transportistas, Distribuidores y Contratistas deben usar e instalar únicamente medidores multifunci ón 
y transformadores de instrumento que hayan obtenido una aprobación de modelo o prototipo . El Transportista, 
el Distribuidor o el Contratista deben practicar pruebas iniciales a los medidores multifunción y 
transformadores de instrumento antes de su inst alación y, una vez instalados en un sistema de medición, 
deben revisarlos, probarlos y asegurarlos, realizando la RPA de forma tanto programada como no 
programada, registrando y dejando constancia de cada RPA.  
7.2 Revisión y aprobación del modelo o prototi po del sistema de medición.  
Los siguientes componentes del sistema de medición deben contar con aprobación de los modelos  o 
prototipos:  
a) Medidor multifunción, conforme al Apéndice A de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia;  
b) TC conforme a la NMX -J-109-ANCE -2010, o la que la sustituya, y  
c) TP conforme a la NMX -J-615/3 -ANCE -2013, o la que la sustituya.  
7.2.1 Pruebas iniciales al sistema de medición.  
Las pruebas iniciales aseguran que los elementos que conforman un sistema de medición funcionen 
confor me a las normas y especificaciones aplicables a los TP, TC, y los medidores multifunción referenciadas 
en esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia . Estas pruebas se clasifican en:  
a) Pruebas de forma común o rutina, y  
b) Comprobación metrológica.  
7.2.1.1 Pruebas de forma común o  rutina para la RPA.  
Las pruebas de rutina que deben realizar el Transportista, el Distribuidor o el Contratista, cada vez que 
apliquen una  RPA, tanto programada como no programada, para comprobar que los equipos se apeguen al 
model o o prototipo aprobado y a las normas o especificaciones que le aplican, deben ser conforme al 
procedimiento del Apéndice B de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Los siguientes elementos del sistema de medición deben contar con pruebas de rutina de l lote para 
liberación del producto:  
a) Transformadores de Instrumento (TP, TC, TIM, ECM), y  
b) Medidores multifunción.  
7.2.1.2 Comprobación metrológica.  
Esta comprobación se debe llevar a cabo por el Transportista, el Distribuidor o el Contratista para as egurar 
que, al recibir un nuevo lote de equipos, éstos mantienen sus condiciones metrológicas. Las calibraciones son 
las siguientes:  
a) Calibración de medidores en laboratorio, consiste en la calibración de un lote seleccionado por 
muestreo estadístico de los  medidores multifunción recibidos del fabricante.  
b) Pruebas a TC:  
1. Prueba de polaridad a TC, en media y alta tensión.  
2. Prueba de polaridad de transformadores de corriente en baja tensión.  
3. Prueba de relación de TC en baja, media y alta tensión.  
4. Prueba de relación de transformadores de corriente en media y alta tensión.  
5. Prueba de relación de TC en baja, media y alta tensión.  
6. Prueba de relación de TC en baja tensión.  
7. Prueba de aislamiento a TC:  
- Prueba alta contra baja.  
- Prueba alta contr a tierra.  
- Prueba baja contra tierra.  
c) Pruebas a TP:  
1. Prueba de relación del TP.  
2. Prueba de aislamiento a TP.  
- Prueba alta contra baja.  
- Prueba alta contra tierra.  
- Prueba baja contra tierra.  
7.2.1.3 Equipos de prueba, accesorios y herramientas.  
Para llevar a cabo las pruebas iniciales, programadas y no programadas, debe utilizarse el equipo 
mencionado en el Numeral 2 del Apéndice B.  
7.2.1.4  Procedimiento de revisión, pruebas y aseguramiento de la medición.  
La revisión, prueba y aseguramiento de l a medición a los sistemas de medición se debe hacer conforme a 
lo indicado en el numeral 2.5 del Apéndice B, que establece el procedimiento aplicable en función del tipo de 
sistema, de acuerdo a:  
1. Sistemas de medición con TC y TP instalados en media y al ta tensión;  
2. Sistemas de medición en baja tensión con TC cuando se miden cargas mayores a 50 kW, y  
3. Sistemas de medición instalados en baja tensión con medidores autocontenidos.  
Asimismo, se deben aplicar las actividades conforme a lo indicado en la “T abla 4” del Apéndice B, 
considerando lo siguiente:  
1. Interacción con el usuario;  
2. Actividades de seguridad y control;  
3. Revisión y prueba del sistema de medición;  
4. Prueba de integración de energía;  
5. Calibración del medidor;  
6. Detección de anomalía s; 
7. Sellado, y  
8. Documentación de la revisión.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
7.2.1.5  Métodos de prueba, revisión y aseguramiento de la medición.  
Las actividades efectuadas por el Transportista, el Distribuidor o el Contratista en relación con las 
revisiones, pruebas y aseguramiento del sistema de medición, de acuerdo a la demanda contratada del 
usuario o centro de carga que corresponda, debe realizarse en apego a los métodos y especificaciones que 
se establecen en el Apéndice B de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia. Estas revi siones, pruebas y 
aseguramiento se deben realizar con la periodicidad establecida, conforme al tipo de servicios indicados en la 
“Tabla 21”.  
Las actividades son las siguientes:  
a) Prueba de relación de transformación de los transformadores de corriente;  
b) Prueba con carga instantánea;  
c) Prueba de  burden  para los transformadores de instrumento:  
1. Prueba de burden  a transformadores de potencial; y  
2. Prueba de burden  para los transformadores de corriente.  
d) Prueba de la demanda;  
e) Prueba de integración d e energía con analizador de redes polifásicos;  
f) Calibración del medidor, y  
g) Revisión de acometida y conductores de interconexión entre los elementos del sistema.  
Tabla 21. Periodicidad de la revisión, pruebas y aseguramie nto de los sistemas de medición  
 
8. Evaluación de la conformidad.  
8.1 Verificación de aprobación de modelo o prototipo.  
Conforme el numeral 8.4.1.4.3, se debe verificar que cada medidor multifunción cuenta con las 
aprobaciones vigentes del modelo o prototipo de acuerdo con los Apéndice s A y B de la presente Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia.  
8.1.1 Verificación de software . 
Software  de adquisición de datos.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Para asegurar el correcto registro de la energía que se consume en un sistema eléctrico, todos los 
medidores multifunción deben s er calibrados por un laboratorio acreditado y aprobado, antes de su 
instalación. Para estos efectos, deben considerarse las magnitudes de energía eléctrica activa, reactiva, 
demanda y Calidad de la potencia, determinando el error e incertidumbre dentro de su alcance.  
8.1.2 Una vez instalado el sistema de medición, la revisión, pruebas y aseguramiento debe realizarse de 
manera periódica conforme a los tiempos establecidos en la “Tabla 21”.  
8.2. Verificación periódica.  
La verificación periódica está dirigida a constatar la conformidad de los sistemas de medición y de los 
elementos que los componen con respecto a esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, en apego a lo 
establecido en el numeral 8.4.1. La verificación se lleva a cabo mediante criterios estadísti cos o por reportes 
del Transportista, el Distribuidor, el CENACE o Suministradores de energía eléctrica. Los criterios estadísticos 
deben ceñirse a lo dispuesto en la NMX -Z-12/1-1987.  
8.2.1  Verificación extraordinaria.  
Las verificaciones extraordinarias es tán dirigidas a evaluar la conformidad de los sistemas de medición y 
de los elementos que los componen con respecto a esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia. Estas 
verificaciones se realizan a petición de alguna de las partes.  
8.3 Verificación del sella do. 
8.3.1  Generalidades.  
El sistema de medición que incluye el software  legalmente relevante, debe incluir un sellado a través de 
medios mecánicos y criptográficos, que imposibilite cualquier intervención indebida.  
8.3.2  Sellado mecánico.  
Con el fin de pro teger las condiciones metrológicas y operativas de los sistemas de medición, éstos deben 
contar con sellos de seguridad que impidan el acceso no autorizado al medidor multifunción base enchufe 
(socket , en idioma inglés), transformadores de corriente, trans formadores de potencial, gabinetes, bloque 
(block, en idioma inglés)  de pruebas, y demás elementos que los conforman. Estos sellos representan la 
garantía de que la integración de los parámetros de energía medida por el sistema de medición mantiene las 
condiciones metrológicas que se observaron al momento de su instalación o última verificación.  
8.3.3 Sellado criptográfico (cifrado).  
El medidor multifunción debe contener al menos un mecanismo criptográfico con objeto de restringir el 
acceso no autorizado a la información.  
8.4 Verificación de la revisión, pruebas y aseguramiento de los sistemas de medición.  
Consiste en la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, pruebas de laboratorio o examen 
de documentos de los sistemas de medición conforme al  Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
8.4.1  Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
8.4.1.1 Objetivo y alcance.  
El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) tiene por objetivo y alcance establecer la 
metodología pa ra determinar el grado de cumplimiento de los sistemas de medición de energía eléctrica 
respecto a la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia. Este procedimiento comprende la revisión de 
información documental y la verificación en campo de las especi ficaciones y métodos de prueba, para los 
sistemas de medición de energía eléctrica establecidos en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia: 
“Sistemas de medición de energía eléctrica. Especificaciones y métodos de prueba para medidores 
multifunción y trans formadores de instrumento”.  
8.4.1.2 Referencias.  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar, además de las referencias indicadas en el 
numeral 2 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, la Ley Federal sobre Metrología y Normalizaci ón 
(LFMN) y su Reglamento. Asimismo, se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y, en su caso, el Código de Federal de Procedimientos Civiles.  
8.4.1.3 Definiciones.  
Para efectos del presente PEC, se establecen, además d e las definiciones incorporadas en el numeral 3 
de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, las definiciones siguientes:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
8.4.1.3.1 Acta circunstanciada:  El documento expedido por la Comisión Reguladora de Energía o el 
Tercero Especialista en cada una de las visitas realizadas, en el cual se hace constar por lo menos: nombre, 
denominación o razón social del Transportista o Distribuidor; hora, día, mes y año, en que se inicie y en que 
concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u ot ra forma de comunicación disponible, 
municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del 
Transportista o Distribuidor; número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la 
persona con  quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
datos relativos a la actuación; declaración del Transportista o Distribuidor, si quisiera hacerlo; y nombre y firma 
de quienes intervinieron en la diligencia,  incluyendo los de quien la llevó a cabo.  
8.4.1.3.2 Autoridad competente:  La Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) y el Tercero 
Especialista.  
8.4.1.3.3 Dictamen:  El documento emitido por el Tercero Especialista en el que se resume el resultado de 
la verificación que realiza respecto a los elementos del sistema de medición para evaluar su conformidad con 
esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
8.4.1.3.4 Evaluación de la conformidad:  La determinación del grado de cumplimiento con esta Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia.  
8.4.1.3.5 Evidencia objetiva:  La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos 
obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios.  
8.4.1.3.6 Verificación:  La constatación ocular y comprobación, mediante muestreo, medición, pruebas de 
laboratorio o examen de documentos, que se realizan para evaluar la conformidad de los sistemas de 
medición con esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia en un momento determinado.  
8.4.1.4 Disposiciones generales.  
8.4.1.4.1  De conformidad con el artículo 52 de la LFMN, en los sistemas de medición a que se refiere esta 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia se deben utilizar materiales, componentes y equipos que cumplan con 
las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexican as aplicables.  
8.4.1.4.1.1  Los materiales, componentes y equipos utilizados en los sistemas de medición sujetos al 
cumplimiento señalado en el numeral anterior, deben contar con un certificado obtenido de conformidad con  la 
LFMN.  
8.4.1.4.1.2  En caso de no existir Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana aplicable al material, 
componente o equipo de que se trate, la Comisión o el Tercero Especialista, según corresponda, deberá 
requerir el registro de cumplimiento con normas internacionales y, en caso de no ex istir éstas, dicho producto 
deberá cumplir con las prácticas internacionalmente reconocidas. En el supuesto de no contar con las normas 
mencionadas, el material, componente o equipo deberá cumplir con las normas del país de origen, o a falta de 
éstas, con las especificaciones del fabricante. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 52 de la LFMN.  
8.4.1.4.1.3  Los materiales, componentes y equipos que cumplan con las disposiciones establecidas en los 
numerales anteriores se consi deran aprobados para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana  de 
Emergencia.  
8.4.1.4.2  La Comisión, el Transportista o el Distribuidor podrán solicitar la evaluación de la conformidad 
con esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia cuando lo requieran para  dar cumplimiento a las 
disposiciones legales o para otros fines de su propio interés.  
8.4.1.4.3  La evaluación de la conformidad con esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia se realiza por 
la Comisión o por un Tercero Especialista aprobado en los términos  que establezca la Comisión . 
8.4.1.4.4  La prestación de los servicios de verificación por un Tercero Especialista hacia un Transportista o 
Distribuidor está delimitada por lo siguiente:  
a) El Tercero Especialista no debe tener durante el proceso de verific ación, o haber tenido con 
anterioridad, relación comercial alguna, ni ser empleado del Transportista o Distribuidor, para evitar 
conflicto de intereses; y  
b) Cuando la Comisión observe insuficiencias que afecten la imparcialidad y la confiabilidad en la 
contratación de servicios de verificación, la Comisión, los Terceros Especialistas y de requerirse, a 
juicio de la Comisión, los clientes, conjuntamente definirán:  
1. Las asignaciones de dichos servicios, en caso de que la demanda de servicios de verificació n 
rebase la capacidad de los Terceros Especialistas; y  
2. La determinación de la rotación en la prestación de los servicios de verificación.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
8.4.1.4.5 Recibida la solicitud de verificación, el Tercero Especialista, de común acuerdo con el 
Transportista o D istribuidor, establecerá los términos y condiciones de los trabajos de verificación, excepto 
cuando la verificación sea requerida por la Comisión.  
a) El Transportista o Distribuidor deberá asegurarse de que la vigencia y alcance de la acreditación y 
aproba ción del Tercero Especialista correspondan a su solicitud de verificación; y  
b) El Tercero Especialista deberá asegurarse de que el objeto de la solicitud de verificación sea en 
materia de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
8.4.1.4.6  El Tercero Esp ecialista debe elaborar un plan y programa de verificación particular, que debe ser 
congruente con el programa anual o trianual de verificación establecido por el CENACE o la autoridad 
correspondiente. El programa de verificación particular, junto con la r evisión, pruebas y aseguramiento de la 
medición del Transportista o Distribuidor, debe contener como mínimo los siguientes elementos para definir  su 
alcance:  
a) Indicar los métodos, procedimientos, instrucciones y/o listas de verificación (procedimientos d e 
verificación) que aplicará para la atención de la solicitud de servicio;  
b) Técnicas estadísticas a aplicar;  
c) Los recursos humanos necesarios (desglosando las horas -hombres) a utilizar, y  
d) Periodo de ejecución (desglosando por fases y/o actividades c on la duración de cada una).  
8.4.1.4.7 El Tercero Especialista debe realizar la verificación conforme a lo dispuesto por la Ley de la 
Industria Eléctrica, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de 
verificación e in spección de la industria eléctrica en las áreas de generación, trasmisión y distribución de 
energía eléctrica. El Tercero Especialista debe elaborar informes, actas circunstanciadas y dictámenes, según 
corresponda, para documentar el resultado de la verifi cación practicada.  
8.4.1.4.7.1 Los informes, actas circunstanciadas y dictámenes que elabore el Tercero Especialista, 
además de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, deben contener la 
evaluación de la conformida d de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, así como el grado de 
cumplimiento de las normas de referencia indicadas en el numeral 2 de esta Norma Oficial Mexicana  de 
Emergencia que apliquen según la solicitud de servicio.  
8.4.1.4.7.2 En cada visita de verificación, el Tercero Especialista debe levantar un acta circunstanciada en 
la que se asienten las evidencias encontradas, particularmente las observaciones, hallazgos y no 
conformidades a la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, acorde a sus p rocedimientos de 
verificación.  
8.4.1.4.7.3 El Transportista o Distribuidor formula las observaciones y ofrece las pruebas que estime 
pertinentes en relación con los hecho contenidos en el acta circunstanciada durante la verificación o dentro del 
plazo máxi mo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado la misma, en apego a lo 
dispuesto en el artículo 99 de la LFMN. En su caso, el Transportista o Distribuidor debe entregar al Tercero 
Especialista la información convenida en los plazos  establecidos.  
8.4.1.4.7.4 El Tercero Especialista debe informar por escrito al Transportista o Distribuidor, el estado que 
guarda el proceso de verificación y las condiciones específicas del sistema de medición de energía eléctrica 
respecto a esta Norma O ficial Mexicana de Emergencia.  
8.4.1.4.7.5 El Tercero Especialista debe emitir un dictamen con base en los informes y actas 
circunstanciadas levantadas.  
8.4.1.4.8 El Tercero Especialista debe entregar el dictamen al Transportista o Distribuidor. En su caso , el 
Transportista o Distribuidor debe presentar el dictamen ante la Comisión o ante las instancias que lo requieran 
para los efectos legales que correspondan en los términos de la legislación aplicable.  
8.4.1.4.9 Los gastos que se originen por los servici os de verificación deben ser a cargo del Transportista o 
Distribuidor de conformidad con el artículo 91 de la LFMN.  
8.4.1.5 Verificación de la revisión, pruebas y aseguramiento de la medición.  
El Tercero Especialista debe realizar la revisión de informació n documental y la verificación en campo de 
los aspectos técnicos indicados en la Norma Oficial Mexicana y conforme a lo siguiente:  
A. Certificación del modelo o prototipo, Apéndice A de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia;  
B. Revisión, pruebas y aseg uramiento de la medición, Apéndice B de esta Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia; y  
C. Condiciones y especificaciones establecidas en el numeral 5.3.1.4.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
8.4.1.5.1 Revisión de la información documental.  
La revisión de la información documental tiene por o bjetivo que el Tercero Especialista identifique el 
sistema de medición por auditar, verifique que la documentación está completa y que las especificaciones de 
diseño, construcción, materiales y equipo, así como los procedimientos de revisión, pruebas y ase guramiento 
del sistema de medición cumplen con los requisitos de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia y, en lo 
no previsto por ésta, con las prácticas internacionalmente reconocidas. Para llevarla a cabo el Tercero 
Especialista debe recabar, entre otr os, los documentos siguientes:  
a) Las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas indicadas en esta Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia; y  
b) Las especificaciones y prácticas internacionalmente reconocidas, aplicadas por el Transportista o 
Distribuidor para cubrir los aspectos no previstos por las normas mexicanas y las normas oficiales 
mexicanas aplicables, en conformidad con la LFMN.  
8.4.1.5.1.1 El Tercero Especialista debe verificar que el Transportista o Distribuidor dispone de la 
evidencia documenta l que demuestre el cumplimiento con lo indicado en el Apéndice A “Pruebas para 
aprobación de modelo o prototipo”, respecto a la documentación, tamaño de muestra, validación de software , 
pruebas para el cumplimiento de los errores máximos permisibles, prueb as para las magnitudes de influencia, 
pruebas para disturbios, la evaluación y, en su caso, la aprobación de modelo o prototipo. Asimismo, el 
Tercero Especialista debe verificar que se cuenta con evidencia de cumplimiento con el Apéndice B 
“Procedimiento d e revisión, pruebas y aseguramiento de la medición” conforme a los procedimientos de 
pruebas iniciales, de revisiones y pruebas periódicas y no programadas y los métodos de prueba indicados.  
8.4.1.5.1.2 La aprobación de modelo o prototipo debe aplicarse a todos los elementos del sistema de 
medición conforme al objetivo y alcance de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia antes de su 
comercialización, de acuerdo con las pruebas que se establecen en el Apéndice A “Pruebas para aprobación 
de modelo o prototi po”, y en el numeral 5.3.1.4 “Medidores Multifunción”, así como con lo estipulado en el 
acuerdo de reconocimiento establecido en el numeral 13 de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia.  
8.4.1.5.2 Verificación en campo.  
El objetivo de la verificación en campo es que el Tercero Especialista compruebe que las especificaciones 
y criterios establecidos en los documentos examinados, de conformidad con el numeral 8.4.1.5.1 de esta 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia, se aplican en la revisión, pruebas y asegur amiento del sistema de 
medición de energía eléctrica, para lo cual, una vez que termine la revisión documental, el Tercero 
Especialista debe inspeccionar el sistema de medición y constatar ocularmente la conformidad de los 
procedimientos, instalaciones, eq uipos y demás elementos del sistema de medición con las especificaciones 
mencionadas en esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia. El Tercero Especialista debe establecer un 
plan específico para realizar la inspección del sistema de medición, el que debe c onsiderar de manera 
enunciativa, pero no limitarse, a la verificación de los puntos siguientes:  
a) Durante el proceso de pruebas del sistema de medición de energía eléctrica, debe verificar que el 
personal responsable de efectuarlas tiene la calificación y  capacitación requerida sobre los 
procedimientos para que éstos sean aplicados correctamente;  
b) Los equipos utilizados para la medición de la energía eléctrica, deben corresponder con las 
especificaciones de los manuales del fabricante, y  
c) Revisar los r egistros de revisión, pruebas y aseguramiento de la medición.  
8.4.1.5.3 Cualquier situación relacionada con la evaluación de la conformidad no prevista en el presente 
PEC, se estará a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, Ley Federal sobre Metr ología y 
Normalización y demás disposiciones aplicables.  
9. Medidores en alumbrado público y cargas dispersas de mobiliario urbano.  
Los instrumentos de medición que se utilicen para la medición de energía eléctrica de los circuitos 
derivados de instalacion es eléctricas destinados para el alumbrado público y demás cargas dispersas de 
mobiliario urbano, tales como semáforos, cámaras de vigilancia, espectaculares, alarmas, altavoces, entre 
otros, deben cumplir con las características específicas establecidas e n las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que al efecto emita la Comisión, así como con las especificaciones de esta Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia.  
10. Vigilancia  
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia estará  a cargo de la Comisión, 
conforme a sus atribuciones.  
10.1 La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por Terceros 
Especialistas aprobados por la Comisión; lo anterior, sin menoscabo de su realización directa por la Comi sión 
en términos de la LFMN, su Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables, con base en los criterios establecidos en el Anexo 3.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
10.2 La atribución de la Comisión con respecto a esta Norma Oficial Mexicana de Eme rgencia se ejercerá 
sin menoscabo de la competencia que tiene conferida la Procuraduría Federal del Consumidor en términos de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables a la protecc ión de los derechos del consumidor.  
10.3 El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia será sancionado conforme a lo 
previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según 
corresponda al tip o de infracción de que se trate.  
11. Bibliografía.  
ANSI C12.10, Physical aspects of watthour meters - safety standard.  
CFE-G0000 -48/2010, Medidores multifunción para sistemas eléctricos.  
CISPR 22, Information technology equipment - Radio disturbance charac teristics - Limits and methods of 
measurement.  
IEC 60068 -2-1, Environmental testing - part 2 -1: tests - test A: cold.  
IEC 60068 -2-2, Environmental testing - part 2 -2: tests - test B: dry heat.  
IEC 60068 -2-27, Environmental testing - part 2 -27: tests - test Ea and guidance: shock.  
IEC 60068 -2-30, Environmental testing - part 2 -30: tests - test Db: damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle).  
IEC 60068 -2-5, Environmental testing - part 2: tests. Test Sa: simulated solar radiation at ground level.  
IEC 60068 -2-6, Environmental testing - part 2 -6: tests - test Fc: vibration (sinusoidal).  
IEC 60068 -2-75, Environmental testing - part 2 -75: tests - test Eh: hammer tests.  
IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code).  
IEC 60695 -2-11, Fire hazard testing - part 2 -11: glowing/hot -wire based test methods - glow- wire 
flammability test method for end - products.  
IEC 61000 -2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 2 -4: environment - compatibility levels in 
industrial plants for low -frequency conducted di sturbances.  
IEC 61000 -4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - 
section 15: flickermeter - functional and design specifications.  
IEC 61000 -4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4 -2: testing. Measurem ent techniques - 
electrostatic discharge immunity test.  
IEC 61000 -4-30, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4 -30: testing measurement techniques - power 
quality measurement methods.  
IEC 61000 -4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4 -4: test ing and measurement techniques - 
electrical fast transient/burst immunity test.  
IEC 61000 -4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4 -5: testing and measurement techniques - 
surge immunity test.  
IEC 61000 -4-6, Electromagnetic  compatibility (EMC) - part 4-6: testing and measurement techniques - 
immunity to conducted disturbances, induced by radio -frequency fields.  
IEC 61000 -4-7, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4 -7: testing and measurement techniques  - 
general guide on harmonics and interharm onics  measurements  and instrumentation,  for power supply 
systems and equipment connected thereto.  
IEC 61850, Communication networks and systems in substations – ALL PARTS.  
IEC 61850 -4, Communication  networks  and systems  in substations  - part 4: system and project 
management.  
IEC 61850 -6, Communication  networks  and systems  for power  utility  automation  - part 6: configuration 
description language for communication in electrical substations related to IEDs.  
IEC 61968, Application integration at electric utilit ies. 
IEC 61970, Energy management system. Application program interface . 
IEC 62052 -11, Electricity  metering  equipment  (A.C.)  - general  requirements,  tests  and test conditions - 
part 11: metering equipment.  
IEC 62053 -22, Electricity  metering  equipment  (A.C. ) - particular  requirements  - part 22: static meters for 
active energy (classes 0.2 S and 0.5 S).  
IEC 62325, Framework for energy market communications.  
IEEE C.37.90.1, Standard Surge Withstand Capability (SWC) Tests for Relays and Relay Systems 
Associated  with Electric Power Apparatus.  
ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
ISO/IEC 17065. Conformity assessment – requirements for bodies certifying products, processes and 
services.  
NMX -J-592/1 -ANCE -2008, Sistemas de gestión de energía -esquemas de funcionamiento - parte 1: 
directrices y requisitos generales.  
NMX -J-592/2 -ANCE -2008. Sistemas de gestión de energía - esquemas de funcionamiento -parte 2: 
definiciones.  
NMX -J-610/4 -3-ANCE -2015. Compatibilidad el ectromagnética (EMC) - parte 4 -3: técnicas de prueba y 
medición —Pruebas de inmunidad a campos electromagnéticos radiados por señales de radiofrecuencia.  
NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014, Compatibilidad electromagnética (EMC) - parte 4 -30: técnicas de prueba  y 
medi ción-métodos de medición y estudio de Calidad de la energía eléctrica.  
NMX -Z-012-2-1987, Muestreo para la inspección por atributos - parte 2: método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida.  
12. Conco rdancia con Normas Internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, al 
no existir esta última al momento de su elaboración.  
Nota explicativa nacional:  El grado de concordancia de las normas señalada s para la aplicación de la 
presente Norma Oficial Mexicana de emergencia con respecto de las Normas Internacionales (IEC), es el 
siguiente:  
Norma Internacional  Norma  Grado de Concordancia  
IEC 60364 -1 NOM -001-SEDE -2012  Modificada (MOD)  
IEC 60044 -1 NMX -J-109-ANCE -2010  Modificada (MOD)  
IEC 61000 -4-15 NMX -J-550/4 -15-ANCE -2005  Modificada (MOD)  
IEC 61000 -4-7 NMX -J-610/4 -7-ANCE -2013  Modificada (MOD)  
IEC 61000 4 -30 NMX -J-610/4 -30-ANCE -2014  Modificada (MOD)  
IEC 61869 -1 NMX -J-615/1 -ANCE -2009  Modificada (MOD)  
IEC 61869 -3 NMX -J-615/3 -ANCE -2013  Modificada (MOD)  
IEC 61869 -5 NMX -J-615/5 -ANCE -2014  Modificada (MOD)  
IEC 62053 -22 NMX -J-674/22 -ANCE -2013  Modificada (MOD)  
 
13. Reconocimiento de certificados internacionales de producto, informes de pruebas e informes 
de calibración.  
Para el reconocimiento del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia mediante 
certificaciones internacionales, informes de pruebas e informes de calibración de producto de laboratorios en 
el extranjero; la Secretaría de Economía realizará un acuerdo de reconocimiento.  
Los interesados en estar considerados en el acuerdo de reconocimiento, deben demostrar la conformidad 
de su producto con las normas internacionales que se aplican, indicadas en el numeral 5.3.1.4 de esta Nor ma 
Oficial Mexicana de Emergencia. Lo anterior, mediante el certificado correspondiente emitido por un 
organismo NCB ( National Certification Body , por sus palabras en inglés) que se encuentre acreditado bajo 
ISO/IEC 17065, miembro de IECEE, CB Scheme , así como el informe de pruebas y calibración emitido por un 
laboratorio que se encuentre acreditado bajo ISO/IEC 17025 (CBTL Certification Body Testing Laboratory , por 
sus palabras en inglés).  
TRANSITORIOS  
Primero. La presente Norma Oficial Mexicana de Emergen cia entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia de seis meses de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48, párrafo primero, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
Segund o. En tanto la Comisión Reguladora de Energía no emita el procedimiento de aprobación de los 
Terceros Especialistas para esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, la evaluación de la conformidad de 
la misma podrá llevarse a cabo por las Unidades de Inspec ción de la Industria Eléctrica previamente 
autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, quienes podrán solicitar su acreditación y aprobación 
como Terceros Especialistas una vez emitido el referido procedimiento.  
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017. - El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrico, Marcelino Madrigal Martínez .- 
Rúbrica.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Apéndice A  
(Normativo)  
Aprobación de modelo  o prototipo.  
Índice  
1. Definiciones.  
2. Documentación.  
3. Tamaño de muestras para las pruebas de modelo o prototipo.  
4. Procedimiento de validación de software.  
5. Consideraciones preliminares para las pruebas.  
6. Condiciones de prueba.  
7. Pruebas para el cumplimiento de los errores máximos permis ibles.  
8. Pruebas para las magnitudes de influencia.  
9. Pruebas para disturbios.  
10. Evaluación y aprobación de modelo o prototipo.  
Contenido  
La aprobación de modelo o prototipo debe aplicarse a todos los elementos del sistema de medición antes 
de su comer cialización, de acuerdo con las pruebas que se establecen en este Apéndice, así como en las 
Normas Mexicanas para transformadores de instrumento.  
1. Definiciones.  
Además de los términos y definiciones establecidos en el numeral 3 de esta Norma Oficial Mexi cana de 
Emergencia, para efectos de este Apéndice aplicarán las siguientes definiciones:  
1.1 Armónica: Parte de una señal que tiene una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia 
fundamental de la señal.  
Nota:  La frecuencia fundamental es genera lmente la fnom. 
1.2 Cambio de error máximo permisible:  Es el valor extremo de la variación del error de indicación de un 
medidor, permitida por la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, cuando un único factor de 
influencia cambia de valor en condic iones de referencia y varía dentro de las condiciones nominales  de 
funcionamiento.  
Nota:  Para cada factor de influencia hay un cambio del error máximo permisible correspondiente.  
1.3 Condición de referencia:  Condición de funcionamiento prescrita para eval uar el funcionamiento de un 
instrumento o sistema de medición.  
Nota 1:  Las condiciones operativas de referencia especifican intervalos de valores del mensurando y de 
las magnitudes de influencia.  
Nota 2:  En la IEC 60050 -300, punto 311 -06-02, el término "co ndición de referencia" se refiere a una 
condición de funcionamiento bajo la cual la incertidumbre de medición especificada es la más  pequeña 
posible.  
1.4 Condiciones nominales de funcionamiento:  Condiciones de funcionamiento que deben cumplirse 
durante la medición para que un instrumento de medición o un sistema de medición funcionen como  se ha 
diseñado.  
Nota 1:  Las condiciones de funcionamiento nominales generalmente especifican intervalos de valores 
para una magnitud que se mide y para cualquier magnitud de influencia.  
1.5 Constante del medidor:  Valor que expresa la relación entre la energía registrada por el medidor y el 
valor correspondiente de la salida de prueba.  
1.6 Corriente de transición ( Itr): Valor de corriente especificado por el fabricante, a pa rtir del cual el 
medidor se encuentra dentro del error máximo permisible más pequeño y que corresponde a la clase de 
exactitud del medidor.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
1.7 Corriente eléctrica ( I): Es la corriente eléctrica que fluye a través del medidor.  
Nota:  El término "corriente" en esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, indica el valor cuadrático 
medio (RCM) a menos que se especifique lo contrario.  
1.8 Dispositivo auxiliar:  Dispositivo destinado a realizar una función particular, directamente implicado en 
la elaboración, trans misión o visualización de resultados de medición.  
Nota:  Un dispositivo auxiliar no forma parte de la función de metrología básica de un medidor.  
1.9 Disturbio:  Magnitud de influencia que tiene un valor dentro de los límites especificados por esta 
Norma Ofi cial Mexicana de Emergencia, pero fuera de las condiciones nominales de funcionamiento 
especificadas de un instrumento de medición.  
1.10 Error intrínseco:  Error de un instrumento de medición determinado en condiciones de referencia.  
1.11 Error intrínseco i nicial:  Error intrínseco de un instrumento de medición determinado antes de las 
pruebas de desempeño y las evaluaciones de durabilidad.  
1.12 Factor de distorsión ( d): Relación entre el valor cuadrático medio (RCM) del contenido armónico y el 
valor cuadráti co medio (RCM) de la fundamental.  
Nota:  El factor de distorsión suele expresarse como un porcentaje. Es equivalente a la distorsión armónica 
total ( THD en inglés).  
1.13 Factor de influencia:  Influencia que tiene un valor que varía dentro de las condiciones  nominales de 
funcionamiento de un instrumento de medición.  
1.14 Factor de potencia ( f.p.): Relación entre la potencia activa y la potencia aparente.  
Nota:  En condiciones sinusoidales y trifásicas, monofásicas o simétricas, el factor de potencia = cos Φ = 
coseno de la diferencia de fase Φ entre la tensión V y la corriente I. 
1.15 Falla:  Diferencia entre el error de indicación y el error intrínseco de un instrumento de medida.  
Nota 1:  Principalmente, una falla es el resultado de un cambio no deseado de d atos contenidos en o que 
fluyen a través de un instrumento de medición.  
Nota 2:  De la definición se deduce que una "falla" es un valor numérico que se expresa en una unidad de 
medida o como un valor relativo, por ejemplo, como un porcentaje.  
Nota 3:  En est a recomendación, la definición anterior no se aplica al término "falla a tierra", en el que la 
palabra "falla" tiene su significado habitual en el diccionario.  
1.16 Falla significativa:  Es la falla que excede el valor límite de falla aplicable.  
Nota:  Tambi én se consideran fallas significativas las siguientes:  
a) Se ha producido un cambio mayor que el valor de cambio crítico en los registros de medición debido 
a perturbaciones, y  
b) La funcionalidad del medidor se ha deteriorado.  
1.17 Flujo (de energía) bidi reccional:  Capacidad del medidor para medir el flujo de energía en ambos 
sentidos (positivo y negativo).  
1.18 Flujo (de energía) negativa:  Dirección de flujo de energía opuesta al flujo de energía positiva (ver 
1.19), aplicable tanto para medidores bidirec cionales como unidireccionales.  
1.19 Flujo (de energía) positiva:  Dirección del flujo de energía hacia el consumidor.  
1.20 Flujo (de energía) unidireccional:  Capacidad del medidor para medir el flujo de energía en un  solo 
sentido.  
1.21 Frecuencia ( f): Frecuencia de la tensión (y corriente) suministrados al medidor.  
1.22 Frecuencia nominal ( fnom): Valor de la frecuencia de la tensión (y corriente) especificado por el 
fabricante para el funcionamiento normal del medidor.  
1.23 Legalmente relevante : Atributo de  una parte de un instrumento de medición, dispositivo o software  
sujeto a control legal.  
1.24 Magnitud de influencia:  Magnitud que en una medición directa no afecta a la cantidad que se mide 
realmente, sino que afecta a la relación entre la indicación y el  resultado de la medición.  
Nota:  Se entiende que el concepto de magnitud de influencia incluye valores asociados a patrones de 
medición, materiales de referencia y datos de referencia sobre los que puede depender el resultado de 
una medición, así como fenó menos tales como fluctuaciones en los instrumentos de medición a corto 
plazo y magnitudes tales como temperatura, presión barométrica y humedad.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
1.25 Número de armónica:  Número entero utilizado para identificar una armónica.  
Nota:  El número de armónica es la relación entre la frecuencia de una armónica y la frecuencia 
fundamental de la señal.  
1.26 Salida de prueba:  Dispositivo que puede usarse para probar el medidor, proporcionando pulsos o los 
medios para proporcionar pulsos correspondientes a la energía m edida por el medidor.  
1.27 Subarmónica:  Fracción entera de la frecuencia fundamental de la señal, es decir, 1/ n veces la 
frecuencia fundamental, donde n es un entero mayor que 1.  
2. Documentación.  
La documentación presentada con la solicitud de aprobación de modelo o prototipo debe contener:  
1. Identificación del instrumento, incluyendo:  
a) Nombre o denominación comercial;  
b) Versión(es) de hardware  y software , y 
c) Dibujo de la placa de identificación.  
2. Características metrológicas del medidor multifunci ón, incluyendo:  
a) Una descripción del (de los) principio(s) de medición;  
b) Especificaciones metrológicas tales como la clase de exactitud y las condiciones nominales de 
funcionamiento, y  
c) Los pasos que deben realizarse antes de probar el medidor multif unción.  
3. Las especificaciones técnicas del medidor multifunción, incluyendo:  
a) Un diagrama a bloques con una descripción funcional de los componentes y dispositivos;  
b) Dibujos, diagramas e información general del software , que expliquen la construcción  y el 
funcionamiento, incluidos los enclavamientos;  
c) Descripción y posición de los sellos u otros medios de protección;  
d) Documentación relativa a las características de durabilidad ; 
e) Cualquier documento u otra prueba de que el diseño y construcción d el medidor multifunción 
cumple con los requisitos de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia;  
f) Frecuencias de reloj específicas, y  
g) Consumo energético del medidor multifunción.  
4. Manual de usuario;  
5. Manual de instalación; y  
6. Una descripción de l a verificación de instalación para fallas significativas, si procede.  
Además, la documentación del software  debe contener:  
1. Una descripción del software  propietario o legalmente relevante y cómo se cumplen los requisitos:  
a) Lista de módulos de software  con la relevancia legal pertinente, acompañada de una 
declaración de que todas las funciones están incluidas en la descripción con los términos 
correspondientes;  
b) Descripción de las interfaces de software  de la parte del software  legalmente relevante, as í 
como los comandos y los flujos de datos a través de esta interfaz, incluida una declaración 
de integridad;  
c) Descripción de la generación de la identificación del software ; y 
d) Lista de parámetros a proteger y descripción de los medios de protección.  
2. Una descripción de los medios de seguridad del sistema operativo (contraseña, etc.), cuando 
proceda;  
3. Una descripción del (de los) método(s) de sellado ( software ); 
4. Una visión general del hardware  del sistema, por ejemplo, diagrama a bloques de topol ogía, tipo de 
computadora(s), tipo de red, etc .;       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
5. Cuando un componente de hardware  se considere legalmente relevante o cuando desempeñe 
funciones con implicaciones legales, también debe identificarse;  
6. Una descripción de la exactitud de los algoritmos (por ejemplo, filtrado de los resultados de 
conversión A/D, cálculo de precios, algoritmos de redondeo, etc.);  
7. Una descripción de la interfaz de usuario, menús y diálogos.  
8. La identificación del software  y las instrucciones para obtenerlo de un instru mento en uso;  
9. Lista de comandos de cada interfaz de hardware  del instrumento de medición, dispositivo electrónico 
o subconjunto incluyendo una declaración de integridad;  
10. Una lista de los errores de durabilidad que son detectados por el software y, si es necesario para dar 
mejor claridad, una descripción de los algoritmos de detección;  
11. Una descripción de los conjuntos de datos almacenados o transmitidos;  
12. Si la detección de fallas se realiza en el software , una lista de las fallas que se detect an y una 
descripción del algoritmo de detección, y  
13. El manual de operación.  
Si la aprobación de modelo o prototipo se basa en documentación de aprobación de modelo existente, la 
solicitud debe ir acompañada con dicha documentación y demás evidencia que respalde que el diseño y las 
características del instrumento de medición cumplen los requisitos de la presente Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia.  
3. Tamaño de muestras para las pruebas de modelo o prototipo.  
De acuerdo con el fabricante, se elige uno de  los siguientes tamaños de muestra y criterios de aceptación:  
a) De 3 a 5 medidores  multifunción  deben ser sujetos a todas las pruebas y cumplir con todos los 
valores especificados en las mismas;  
b) De 6 a 8 medidores  multifunción  deben ser sujetos a todas  las pruebas y en caso de que no cumplan 
con dos de los valores especificados, se rechaza el prototipo, o  
c) Para 9 medidores  multifunción  (3 grupos de 3), el total de las pruebas debe ser cubierto por los tres 
grupos y deben cumplir con todos los valores especificados en las mismas.  
4. Procedimiento de validación de software . 
El procedimiento de validación consiste en una combinación de métodos de análisis y pruebas como se 
muestra en la “Tabla 1” de este Apéndice. Las abreviaturas utilizadas se describen en la “Tabla 2” de este 
Apéndice.  
Tabla 1. Procedimientos de validación para requerimientos específicos.  
Requerimiento  Procedimiento de 
validación  
4.1 Identificación del software . AD + VPFSw  
4.2.1  Prevención del uso indebido.  AD + VPFSw  
4.2.2  Protección  contra el fraude.  AD + VPFSw  
4.3 Protección de parámetros.  AD + VPFSw  
4.4 Separación de dispositivos electrónicos y subconjuntos.  AD 
4.5 Separación de partes de software . AD 
4.6 Almacenamiento de datos, transmisión a través de sistemas de comunicación . AD + VPFSw  
4.6.1  Protección de datos con respecto al tiempo de medición.  AD + VPFSw  
4.6.2  Almacenamiento automático.  AD + VPFSw  
4.6.3  Retraso de transmisión.  AD + VPFSw  
4.6.4  Interrupción de transmisión.  AD + VPFSw  
4.6.5  Estampa de tiempo.  AD + VPFS w 
4.7 Mantenimiento y reconfiguración.  AD 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 2. Abreviaturas utilizadas en la Tabla 1.  
Abreviatura  Descripción  
AD Análisis de la documentación y validación del diseño.  
VPFSw  Validación por prueba funcional de las funciones de software . 
 
4.1 Identi ficación del software.  
El software  legalmente relevante de un medidor multifunción debe estar claramente identificado con la 
versión del software  u otro símbolo. La identificación que consista en más de una parte del software,  debe 
dedicar al menos una al propósito legal.  
La identificación debe estar ligada al propio software  y debe presentarse en el comando o ser mostrada 
durante la operación.  
Como excepción, una impresión de la identificación del software  en el medidor multifunción será una 
solución acept able si satisface las tres condiciones siguientes:  
a) La interfaz de usuario no tiene ninguna capacidad de control para activar la indicación de la 
identificación del software  en la pantalla;  
b) El medidor  multifunción  no tiene una interfaz para comunicar la identificación del software , y 
c) Después de la fabricación del medidor  multifunción  no es posible un cambio del software , o sólo es 
posible si el hardware  o un componente de hardware  también se cambia.  
El fabricante del hardware  es responsable de asegu rar que la identificación del software  está 
correctamente marcada en el medidor multifunción correspondiente.  
La identificación del software  y los medios de identificación deben figurar en el certificado de aprobación 
de modelo o prototipo.  
4.2 Protección del software.  
4.2.1  Prevención del uso indebido.  
Un medidor multifunción debe ser construido de tal manera que las posibilidades de uso involuntario, 
accidental o intencional sean mínimas.  
4.2.2  Protección contra el fraude.  
El software  legalmente relevante  debe estar protegido contra modificaciones, cargas o cambios no 
autorizados intercambiando el dispositivo de memoria. Se requiere un medio seguro, tal como sellado 
mecánico o electrónico, para asegurar que el medidor multifunción tenga la opción para carg ar software  
(parámetros).  
Solamente las funciones que se encuentren claramente documentadas, de conformidad con el numeral 2 
de este Apéndice, son activadas por la interfaz de usuario y se realiza de tal manera que no facilite  el uso 
fraudulento.  
La protec ción del software  comprende un sellado apropiado por medios mecánicos, electrónicos y/o 
criptográficos, haciendo imposible o evidente una intervención no autorizada.  
4.3 Protección de parámetros.  
Los parámetros que fijen las características legalmente rele vantes tales como: términos y derechos de 
propiedad intelectual, industrial o comercial por el uso del medidor multifunción, por decir algunos, deben estar 
protegidos contra modificaciones no autorizadas. Si es necesario para fines de verificación, la conf iguración 
de los parámetros actuales debe ser capaz de desplegarse.  
Los parámetros específicos del dispositivo son ajustables o seleccionables sólo en un modo de 
funcionamiento especial del medidor multifunción. Se clasifican como aquellos que deben ser as egurados 
(inalterables) y aquellos a los que se accede (parámetros ajustables) por una persona autorizada, por ejemplo, 
el propietario del instrumento o reparador.  
Los parámetros específicos del modelo tienen valores idénticos para todos los especímenes de  un 
modelo. Se fijan en la aprobación de modelo o prototipo del instrumento.  
Nota 1 : Una contraseña simple no es una solución técnicamente aceptable para proteger parámetros.  
Nota 2:  Las personas autorizadas tienen acceso a un conjunto limitado de parámetr os específicos del 
dispositivo. Este conjunto de parámetros específicos del dispositivo y sus limitaciones o reglas de acceso 
deben estar claramente documentados.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
La puesta a cero del registro que almacena la energía total medida es considerada como una mo dificación 
de un parámetro específico del dispositivo. Por lo tanto, todos los requisitos pertinentes aplicables a los 
parámetros específicos del dispositivo son aplicables a la operación de la puesta a cero.  
Al modificar un parámetro específico del dispos itivo, el medidor multifunción debe dejar de registrar  la 
energía.  
El medidor multifunción debe contar con un mecanismo para registrar automáticamente y de forma 
imborrable cualquier ajuste del parámetro específico del dispositivo, por ejemplo, un registro  auditable. El 
instrumento debe ser capaz de presentar los datos registrados.  
Los medios de trazabilidad y los registros son parte del software  legalmente relevante y deben ser 
protegidos como tales. El software  empleado para mostrar registros auditables p ertenece al software  
legalmente relevante.  
Nota:  Un contador de eventos no es una solución técnicamente aceptable.  
4.4 Separación de dispositivos electrónicos y subconjuntos.  
Las partes metrológicamente críticas de un medidor multifunción, ya sean partes d e software  o de 
hardware , no deben ser influenciadas inadmisiblemente por otras partes del medidor multifunción.  
Los subconjuntos o dispositivos electrónicos de un medidor multifunción que desempeñen funciones con 
implicaciones legales deben ser identifica dos, claramente definidos y documentados. Éstos constituyen la 
parte legalmente relevante del sistema de medición. Cuando no se identifican los subconjuntos que 
desempeñan funciones legalmente relevantes, se considera que todos los subconjuntos cumplen fun ciones 
con implicaciones legales.  
Durante las pruebas de modelo o prototipo, se debe demostrar que las funciones y datos pertinentes de 
los subconjuntos y dispositivos electrónicos no son influenciados inadmisiblemente por los comandos 
recibidos a través d e la interfaz. Esto implica que hay una asignación inequívoca de cada comando a todas las 
funciones iniciadas o cambios de datos en el subconjunto o dispositivo electrónico.  
Nota : Si los subconjuntos o dispositivos electrónicos "legalmente relevantes" inte ractúan con otros 
subconjuntos o dispositivos electrónicos "legalmente relevantes", debe consultarse el numeral 4.6 de  este 
Apéndice.  
4.5 Separación de partes de software.  
Todos los módulos de software  (programas, subrutinas, objetos, etc.) que desempeñan funciones con 
implicaciones legales o que contienen dominios de datos legalmente relevantes forman la parte de software  
legalmente relevante de un medidor multifunción, es identificable como se describe en 4.1 de este Apéndice. 
Si no se identifican los mód ulos de software  que desempeñan funciones con implicaciones legales, todo el 
software  se debe considerar legalmente relevante.  
Si la parte de software  legalmente relevante se comunica con otras partes de software , se debe definir una 
interfaz de software . Toda comunicación se debe realizar exclusivamente a través de esta interfaz. La parte de 
software  legalmente relevante y la interfaz se deben documentar claramente. Todas las funciones legalmente 
relevantes y los dominios de datos del software  deben ser de scritos para permitir que una autoridad de 
aprobación de modelo o prototipo decida la separación correcta del software . 
El dominio de datos que forma la interfaz de software  incluyendo el código que exporta desde la parte 
legalmente relevante al dominio de  datos de interfaz y el código que importa desde la interfaz a la parte 
legalmente relevante debe estar claramente definido y documentado. La interfaz de software  declarada no 
debe ser eludida.  
Debe haber una asignación inequívoca de cada comando a todas l as funciones iniciadas o cambios de 
datos en la parte legalmente relevante del software . Los comandos que se comuniquen a través de la interfaz 
de software  se deben declarar y documentar. Sólo se permite activar comandos documentados a través de la 
interfa z de software . El fabricante debe indicar la integridad de la documentación de los comandos.  
4.6 Almacenamiento de datos, transmisión a través de sistemas de comunicación.  
El valor de medición almacenado o transmitido debe ir acompañado de toda la informac ión pertinente 
necesaria para el futuro uso legalmente pertinente.  
4.6.1  Protección de datos con respecto al tiempo de medición.  
Los datos deben ser protegidos por medios informáticos para garantizar la autenticidad, integridad y, en su 
caso, corrección de  la información relativa al momento de la medición. El software  que muestra o procesa los 
valores de medición y los datos que lo acompañan debe verificar la hora de medición, la autenticidad e 
integridad de los datos después de haberlos leído desde un alma cenamiento inseguro o después de haberlos 
recibido de un canal de transmisión inseguro. Cuando se detecte una irregularidad, los datos deben ser 
descartados o marcados como inutilizables.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Las claves confidenciales utilizadas para proteger los datos deben m antenerse en secreto y asegurarse en 
el medidor multifunción. Deben proporcionarse medios para que estas teclas sólo puedan ser introducidas o 
leídas si se rompe un sello.  
Los módulos de software  que preparan datos para almacenar o enviar, o que comprueban  los datos 
después de leer o recibir, pertenecen a la parte de software  legalmente relevante.  
4.6.2  Almacenamiento automático.  
Cuando se requiere almacenamiento de datos, los datos de medición se deben almacenar 
automáticamente cuando se termina la medició n, es decir, cuando se ha generado el valor final. Cuando el 
valor final es de un cálculo, todos los datos necesarios para el cálculo deben almacenarse automáticamente 
con el valor final.  
El dispositivo de almacenamiento debe tener suficiente capacidad par a garantizar que los datos no se 
dañen en condiciones normales de almacenamiento. Debe haber un almacenamiento de memoria suficiente 
para cualquier aplicación en particular.  
Los datos almacenados son eliminados cuando:  
a) La transacción se ha liquidado, o  
b) Estos datos son impresos por un dispositivo de impresión sujeto a control legal.  
Nota : Esto no se aplica al registro acumulativo y registros auditables.  
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, y cuando el almacenamiento esté lleno, los datos 
memori zados se deben borran cumpliendo las dos condiciones siguientes:  
a) Los datos se suprimen en el mismo orden como fueron registrados y se hayan respetado las reglas 
establecidas para la aplicación particular, y  
b) La eliminación se realiza automáticamente o  después de una operación manual especial que 
requiere derechos de acceso específicos.  
4.6.3  Retraso de transmisión.  
La medición no debe ser influenciada por un retardo de transmisión.  
4.6.4  Interrupción de transmisión.  
Si los servicios de red no están dis ponibles, no se deben perder datos de medición legalmente relevantes.  
4.6.5  Estampa de tiempo.  
La estampa de tiempo se debe poder leer en el reloj del dispositivo. El ajuste del reloj se considera 
legalmente relevante. Se deben tomar las medidas de protecc ión apropiadas de acuerdo con el numeral 4.3 
de este Apéndice.  
Los relojes internos son mejorados por medios específicos (por ejemplo, por medio de software ) para 
reducir su incertidumbre cuando el tiempo de medición es necesario para un campo específico ( por ejemplo, 
medidor de tarifas múltiples o medidor de intervalos).  
4.7 Mantenimiento y reconfiguración.  
La actualización del software  legalmente relevante de un medidor multifunción en campo debe ser 
considerado como:  
a) Una modificación del medidor multi función, al intercambiar el software  con otra versión aprobada; o  
b) Una reparación del medidor multifunción, al volver a instalar la misma versión.  
Un medidor multifunción que haya sido modificado o reparado durante su servicio requiere de  una 
calibración . 
El mecanismo de actualización de software  se desactiva mediante un sellado (interruptor físico, parámetro 
de seguridad) en el que no se permiten actualizaciones de software  para instrumentos en uso. En este caso, 
no debe ser posible actualizar software  legalmente relevante sin romper el sello.  
El software  que no es necesario para el correcto funcionamiento del medidor multifunción no requiere 
verificación después de ser actualizado.  
5. Consideraciones preliminares para las pruebas.  
El error intrínseco ini cial se debe determinar como la primera prueba en el medidor multifunción, tal como 
se describe en el numeral 7.1 de este Apéndice.  
Al inicio de cualquier serie de pruebas, se debe permitir que el medidor multifunción se estabilice con 
circuitos de ten sión energizados durante un peri odo de tiempo especificado por el fabricante.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
El orden de los puntos de prueba para el error intrínseco inicial será de la corriente más baja a la más alta 
y luego de la corriente más alta a la corriente más baja. Para cada punt o de prueba, el error resultante debe 
ser el promedio de estas mediciones. Para Imax, el tiempo máximo de medición debe ser de 10 minutos, 
incluido el tiempo de estabilización.  
La determinación del error intrínseco (en las condiciones de referencia) siempr e se debe realizar antes de 
las pruebas con magnitudes de influencia, y antes de las pruebas de perturbación o disturbio; pruebas que se 
relacionan con un cambio en el límite de error o una condición de falla significativa en la determinación del 
error, de  lo contrario, el orden de las pruebas no está prescrito en la presente Norma Oficial Mexicana  de 
Emergencia.  
Los pulsos de salida deben ser utilizados para pruebas de requerimientos de exactitud. Se debe realizar 
una prueba para asegurar que la relación e ntre el registro de la energía y la salida de prueba utilizada cumple 
con las especificaciones del fabricante.  
Si un medidor multifunción se especifica con modos de conexión alternativos, como las conexiones 
monofásicas para medidores multifunción polifási cos, se deben realizar, para todos los modos de conexión 
especificados, las pruebas para el error máximo permisible de base, de acuerdo con el numeral 5.1 de  este 
Apéndice.  
5.1 Errores máximos permisibles (MPE) de base.  
El error intrínseco (expresado en po rcentaje) debe estar dentro del error máximo permisible cuando se 
varíe la corriente y el factor de potencia dentro de los límites, ambos indicados en la “Tabla 3” y cuando el 
medidor multifunción sea operado de otra manera en condiciones de referencia.  
Tabla 3. Errores máximos permisibles de base.  
Magnitud.  Errores máximos permisibles de base (%) para 
medidores de clase.  
Corriente I. Factor de potencia.  0.5 S  0.2 S  
Itr < I < Imax Unitario.  ± 0.5  ± 0.2  
 0.5 en atraso a 1 a 0.8 en 
adelanto.  ± 0.6  ± 0.3  
Imin < I < Itr Unitario.  ± 1.0  ± 0.4  
 0.5 en atraso a 1 a 0.8 en 
adelanto.  ± 1.0  ± 0.5  
Ist < I < Imin Unitario.  ± 1.0 Imin / I ± 0.4 Imin / I 
 
6. Condiciones de prueba.  
A menos que se indique lo contrario en las instrucciones de pruebas individuales, todas  las magnitudes de 
influencia, con excepción de la magnitud de influencia bajo prueba, deben mantenerse en las condiciones  de 
referencia indicadas en la “Tabla 4” de este Apéndice durante las pruebas de aprobación de modelo o 
prototipo.  
Tabla 4. Condicion es de referencia y sus tolerancias.  
Magnitud de influencia.  Condiciones de referencia.  Tolerancia.  
Tensión(es).(2) Vnom ± 1%  
Temperatura ambiente.  23 ºC(1) ± 2 ºC  
Frecuencia.  fnom ± 0.3%  
Forma de onda.  Senoidal.  d < 2% 
Inducción magnética de origen ex terno a la frecuencia de 
referencia.  0 T B < 0.05 mT  
Campos electromagnéticos de RF 30 kHz a 6 GHz.  0 V/m  < 1 V/m  
Posición de operación para instrumentos sensibles a la 
posición.  Montado como lo sugiere el 
fabricante.  ± 0.5º  
Secuencia de fase para medid ores poli -fase.  L1, L2, L3 - 
Balance de carga.  Igual corriente para todos los 
circuitos de corriente.  ± 2% (corriente) y ± 
2º (ángulo de fase).  
(1) Las pruebas se realizan a otras temperaturas si los resultados se corrigen a la temperatura de referencia aplicando el 
coeficiente de temperatura establecido en las pruebas de modelo o prototipo y siempre que se lleve a cabo un análisis 
de incertidumbre adecuado.  
(2) El requisito se aplica tanto a fase -fase y fase -neutro para los medidores multifunción de poli fase.  
Nota:  Las condiciones de referencia y su tolerancia se dan para garantizar la reproducibilidad entre los laboratorios, no 
para determinar la exactitud de las pruebas. Las exigencias sobre la estabilidad a corto plazo durante la prueba de 
factores de influencia pueden ser mucho más altas que las mostradas en esta tabla.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Para la mayoría de las pruebas, la potencia medida será constante si las otras magnitudes de influencia se 
mantienen constantes bajo las condiciones de referencia. Sin embargo, esto no  es posible para algunas 
pruebas como la influencia de la variación de tensión y el desbalance de carga. Por lo tanto, el cambio de 
error siempre se debe medir como el cambio del error relativo y no de la potencia absoluta.  
7. Pruebas para el cumplimiento de los errores máximos permisibles.  
7.1 Determinación del error intrínseco inicial.  
Objetivo de la prueba:  Verificar que el error del medidor multifunción en las condiciones de referencia sea 
menor que el valor de referencia correspondiente dado en la “Tab la 3” de este Apéndice.  
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción que se especifique como capaz de medir la energía 
bidireccional o unidireccional debe cumplir con los requisitos de MPE de base indicados en la “Tabla 3” de 
este Apéndice para el fluj o de energía tanto en la dirección positiva como en la negativa.  
El medidor multifunción que se especifique como capaz de medir solamente el flujo de energía positivo 
debe cumplir con los requisitos de MPE de base indicados en la “Tabla 3” de este Apéndice  para el flujo de 
energía positivo. Estos medidores multifunción también deben ser sometidos a un flujo de energía invertido, 
en respuesta, el medidor multifunción no debe registrar energía o emitir más de un pulso en su salida de 
prueba. El tiempo de prue ba debe ser de al menos 1 minuto o el tiempo en que la salida de prueba registre 10 
pulsos en la dirección del flujo de energía positiva, o bien, el tiempo en que el registro primario registre 2 
unidades del dígito menos significativo en la dirección del f lujo de energía positiva, el que sea más largo.  
Puntos de prueba obligatorios:  Los puntos de prueba obligatorios se especifican en la “Tabla 5” de este 
Apéndice para las pruebas de flujo positivo, negativo e inverso.  
Tabla 5. Puntos de prueba obligatorios para la determinación de la prueba del error intrínseco inicial.  
Corriente.  Factor de potencia.  Puntos de prueba obligatorios para:  
Flujo positivo.  Flujo negativo.  Flujo invertido.  
Imin Unitario.  Sí No Sí 
Itr Unitario.  Sí Sí No 
Más inductivo  (1). Sí Sí No 
Más capacitivo  (1). Sí Sí No 
Un punto de prueba 
dentro del intervalo Itr a 
Imax seleccionado por la 
autoridad.  Unitario.  Sí No No 
Más inductivo  (1). Sí No No 
Más capacitivo  (1). Sí No No 
Imax Unitario.  Sí Si Sí 
Más inductivo  (1). Sí Si No 
Más capacitivo(1). Sí Si No 
(1) 0.5 en atraso a 1 a 0.8 en adelanto.  
 
7.2 Autocalentamiento . 
Objetivo de la prueba:  Verificar que el medidor multifunción es capaz de transportar Imax continuamente, 
como se especifica en la “Tabla 6” de este Apéndice.  
Procedimiento de prueba:  Para efectuar la prueba, los circuitos de tensión se deben activar primero a la 
tensión de referencia durante al menos 2 horas. Entonces, con el medidor multifunción en otras condiciones 
de referencia, se debe aplicar la corriente m áxima a los circuitos de corriente. El cable que se utilizará para 
energizar el medidor multifunción debe ser de cobre, tener una longitud de 1 metro y una sección transversal 
que asegure que la densidad de corriente esté entre 3.2 A/mm2 y 4 A/mm2.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
El erro r del medidor multifunción debe ser monitoreado a un factor de potencia unitario y a intervalos 
suficientemente cortos para registrar la curva de variación de error en función del tiempo. La prueba se 
efectuará durante al menos 1 hora y, en cualquier caso,  hasta que la variación de error en un peri odo de 20 
minutos no supere el 10% del error máximo permisible de base. El cambio de error en comparación con el 
error intrínseco debe cumplir en todo momento los requisitos dados en la “Tabla 6” de este Apéndice.  
Si el cambio de error no se ha nivelado (de modo que la variación del error dura nte cualquier peri odo de 
20 minutos no supere el 10% del error máximo permisible) al final de la prueba, se permitirá al medidor 
multifunción volver a su estado de temperatura  inicial y se debe repetir toda la prueba a factor de potencia de 
0.5 en atraso o, si la carga se puede cambiar en menos de 30 segundos, el error del medidor multifunción 
debe ser medido a Imax y un factor de potencia de 0.5 en atraso y se debe verificar q ue el error en 
comparación con el error intrínseco cumple con los requisitos dados en la “Tabla 6” de este Apéndice.  
Tabla 6. Límites de cambio en el error debido a magnitudes de influencia.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Auto 
calentamiento.  Corriente Imax 
permanente.  Imax 1; 0.5 en 
atraso.  ± 0.25  ± 0.1  
 
7.3 Corriente de arranque.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el medidor multifunción empiece y continúe operando en Ist. 
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción se debe someter a una corriente igual a la corriente de 
arranque Ist. Si el medidor multifunción está diseñado para la medición de energía en ambas direcciones, 
entonces esta prue ba se debe aplicar con la energía que fluye en cada dirección. El efecto de un retraso 
intencional en la medición después de la inversión de la dirección de la energía debe tenerse en cuenta al 
realizar la prueba.  
Se debe considerar que el medidor multifun ción se ha puesto en marcha si la salida produce impulsos  (o 
revoluciones) a una velocidad compatible con los requisitos de errores máximos permisibles de base de la 
“Tabla 3” de este Apéndice.  
El tiempo esperado, T, entre dos pulsos (peri odo) viene dado por: 
 
Donde:  
k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor multifunción por kilowatt -hora 
(pulsos/kWh) o el número de revoluciones por kilowatt -hora (revoluciones/kWh);  
m es el número de elementos, y  
El voltaje nominal Vnom se expresa en volts, y la corriente de arranque Ist se expresa en amperes.  
Pasos para el procedimiento de prueba:  
a) Arrancar el medidor multifunción;  
b) Permitir 1.5· T segundos para que se produzca el primer pulso;  
c) Permitir otros 1.5· T segundos para que se produzca el segundo pulso;  
d) Determinar el tiempo efectivo entre los dos pulsos, y  
e) Permitir que transcurra el tiempo efectivo (después del segundo pulso) para que ocurra el tercer 
pulso.  
Puntos de prueba obligatorios:  Ist a un factor de potencia uni tario.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
7.4 Prueba de estado sin carga.  
Objetivo de la prueba: Verificar el desempeño sin carga del medidor multifunción.  
Procedimiento de prueba:  Para esta prueba, no se debe aplicar corriente en el circuito de corriente. La 
prueba se debe realizar en Vnom. 
Para los medidores multifunción con una salida de prueba, la salida del medidor multifunción no producirá 
más de un pulso.  
El periodo de prueba mínimo Δt debe ser:  
 
Donde:  
b es el error máximo permisible de base en Imin expresado como porcentaje (%) y se debe tomar como un 
valor positivo;  
k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor multifunción por kilowatt -hora 
(pulsos/kW h) o el número de revoluciones por kilowatt -hora (revoluciones/kWh ); 
m es el número de elementos, y  
El voltaje nominal Vnom se expresa en volts, y la corriente mínima Imin se expresa en amperes.  
Para el caso de los medidores multifunción con transformadore s que cuenten con registro primario nominal 
donde el valor de k (y posiblemente Vnom) está dado como valores del lado primario, se debe recalcular la 
constante k (y Vnom) para que correspondan a los valores secundarios (de tensión y corriente).  
7.5 Constan tes del medidor multifunción.  
Objetivo de la prueba:  Comprobar que la relación entre el registro de energía básica y la(s) salida(s) de 
prueba utilizada(s) cumple(n) con las especificaciones del fabricante. La diferencia relativa no debe ser mayor 
que una décima parte del error máximo permisible. Esta prueba sólo es aplicable si se usan salidas de prueba 
(pulso) para probar requisitos de exactitud.  
Procedimiento de prueba:  Todos los registros y salidas de pulsos que están bajo control legal deben ser 
probad os a menos que haya un sistema que garantice el comportamiento idéntico de todas las constantes del 
medidor multifunción.  
La prueba se debe llevar a cabo pasando una cantidad de energía E a través del medidor multifunción, 
donde E sea de al menos:  
 
Donde:  
R es la resolución aparente del registro de energía básica(1) expresado en Wh; y  
b es el error máximo permisible(2) expresado como porcentaje (%).  
Se debe calcular la diferencia relativa entre la energía registrada y la energía que pasa a través del 
medid or multifunción dada por el número de pulsos de la salida de prueba.  
Efecto permitido:  
La diferencia relativa no debe ser superior a una décima parte del error máximo permisible de base.  
Puntos de prueba obligatorios:  
La prueba se debe realizar con una úni ca corriente arbitraria I > Itr. 
(1) Cualquier medio puede usarse para mejorar la resolución aparente R de registro básico, siempre y 
cuando se tenga cuidado de asegurar que los resultados reflejen la verdadera resolución del registro básico.  
(2) El valor de b se debe seleccionar de la “Tabla 3” de este Apéndice según el punto de ensayo elegido. El 
valor de b puede diferir de lo que es aplicable para la prueba de estado sin carga.  
8. Pruebas para las magnitudes de influencia.  
El propósito de estas pruebas e s verificar los requisitos debido a la variación de una sola magnitud de 
influencia. Para las magnitudes de influencia enumeradas en la “Tabla 4” de este Apéndice, se debe verificar 
que el cambio de error debido a la variación de cualquier cantidad de infl uencia única se encuentra dentro del 
límite de cambio de error indicado en el “Tabla 4” de este Apéndice.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
8.1 Dependencia con la temperatura.  
Objetivo de la prueba:  Verificar que se cumplen los requisitos de coeficiente de temperatura de la  “Tabla 
7” de e ste Apéndice.  
Tabla 7. Límites para el error del coeficiente de temperatura.  
Magnitud de influencia  Factor de 
potencia  Límites para el coeficiente de temperatura (%/K) 
para medidores de clase  
0.5 S  0.2 S(1) 
Coeficiente de temperatura (%/K), 
sobre cualq uier intervalo, dentro del 
intervalo de temperatura, que no sea 
inferior a 15 K ni superior a 23 K, 
para la corriente Itr ≤ I ≤ Imax. 1 ± 0.03  ± 0.01  
0.5 en atraso.  ± 0.05  ± 0.02  
(1) Estos valores se duplican por debajo de -10 °C.  
 
Procedimiento de pru eba: Para cada punto de prueba, el error del medidor multifunción se debe 
determinar a la temperatura de referencia, en cada uno de los límites de temperatura ambiente superior e 
inferior especificados para el medidor multifunción y a un número suficiente de otras temperaturas que formen 
intervalos de temperatura comprendidos entre 15 K y 23 K, que abarcan el rango de temperatura especificado.  
Además, para cada punto de prueba y para cada intervalo de temperatura dado por los límites de 
temperatura superior es o inferiores adyacentes, incluida la temperatura de referencia, se debe determinar el 
coeficiente de temperatura promedio ( c) como sigue:  
 
Donde:  
eu y el son los errores en las temperaturas superior e inferior respectivamente en el intervalo de 
tempera tura de interés; y  
tu y tl son las temperaturas más altas y más bajas, respectivamente, en el intervalo de temperatura  de 
interés.  
Cada coeficiente de temperatura debe concordar con los requerimientos de la “Tabla 7” de este Apéndice.  
Puntos de prueba obli gatorios : El ensayo se debe realizar como mínimo en f.p. = 1 y f.p. = 0.5 en atraso 
y para corrientes de Itr, 10·Itr e Imax. 
8.2 Balance de carga.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el cambio de error debido al balance de carga cumple con los 
requisitos de la “Tabla 8” de este Apéndice. Este ensayo es s ólo para medidores multifunción de poli -fase y 
para medidores multifunción monofásicos de tres hilos.  
Tabla 8. Límites de cambio en el e rror debido al balance de carga  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corrien te. Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Balance de carga.  Corriente en solo un 
circuito de corriente.  Itr < I < Imax 1 ± 0.7  ± 0.3  
0.5 en atraso.  ± 1.0  ± 0.5  
 
Procedimiento de prueba:  El er ror del medidor multifunción con corriente en un solo circuito de corriente 
se debe medir y comparar con el error intrínseco a carga balanceada. Durante la prueba, las tensiones de 
referencia se deben aplicar a todos los circuitos de tensión.  
Puntos de pru eba obligatorios:  La prueba se debe realizar para todos los circuitos de corriente a f.p.=1 y 
f.p.=0.5 en atraso y, como mínimo, para corrientes de 10· Itr e Imax para medidores multifunción conectados 
directamente, y como mínimo, a Imax para medidores mult ifunción con transformador.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
8.3 Variación de tensión.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el cambio de error debido a variaciones de tensión cumple con los 
requisitos de la “Tabla 9” de este Apéndice.  
Tabla 9. Límites de cambio en el error debido a la var iación de tensión.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Variación de 
tensión.(1) Vnom ± 10%  Itr < I < Imax 1 ± 0.2  ± 0.1  
0.5 en atraso.  ± 0.4  ± 0.2  
(1) Para los medidores multifunción polifásicos, el requerimiento es para variaciones de tensión simétricas.  
 
Procedimiento de prueba : El cambio de error en comparación con el error intrínseco en Vnom, se debe 
medir cuando se varíe la tensión dentro del i ntervalo de funcionamiento nominal correspondiente. Para los 
medidores multifunción polifásicos, la tensión de prueba debe ser balanceada. Si se indican varios valores de 
Vnom, la prueba se debe repetir para cada valor Vnom. 
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se debe realizar, como mínimo, en f.p.=1 y f.p.=0.5 en atraso, 
para una corriente de 10· Itr, y a las tensiones 0.9· Vnom y 1.1· Vnom. 
8.4 Variación de frecuencia.  
Objetivo de la prueba:  Verificar que el cambio de error debido a las variaciones de f recuencia cumple con 
los requisitos de la “Tabla 10” de este Apéndice.  
Tabla 10. Límites de cambio en el error debido a la variación de frecuencia.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medido res 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Variación de 
frecuencia.  fnom ± 2%  Itr < I < Imax 1 ± 0.2  ± 0.1  
0.5 en atraso.  ± 0.2  ± 0.1  
Nota:  Para los medidores multifunción polifásicos, el requerimiento es para variaciones de tensión 
simétricas.  
 
Procedimiento d e prueba:  El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en fnom, se debe 
medir cuando se varíe la frecuencia dentro del rango de funcionamiento nominal correspondiente. Si se 
indican varios valores fnom, la prueba se debe repetir con cada valo r de fnom. 
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se debe realizar como mínimo en f.p.= 1 y f.p.= 0.5 en atraso, 
para una corriente de 10· Itr, y a frecuencias de 0.98· fnom y 1.02· fnom. 
8.5 Armónicos en tensión y corriente.  
Objetivo de la prueba:  Verifica r que el cambio de error debido a los armónicos cumple con los 
requerimientos de la “Tabla 11” de este Apéndice.  
Tabla 11. Límites de cambio en el error debido a armónicos de tensión y corriente.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia . Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Armónicos en los 
circuitos de 
tensión y 
corriente.  d es 0 – 40% I, 0 – 
5% V (1) Itr < I < Imax 1 ± 0.3  ± 0.2  
Notas:  
(1) Mientras la corriente RCM no sea superior a Imax y el v alor máximo de la corriente no sea superior a 
1.41.  Imax. Además, la amplitud de los componentes armónicos individuales no debe exceder ( I1 / h) para 
la corriente y (0.12 . V1 / h) para la tensión, siendo h el orden armónico.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Procedimiento de prueba:  El cambio de error en comparación con el error intrínseco en condiciones 
sinusoidales, se debe medir cuando se añadan armónicos tanto en la tensión como en la corriente. El ensayo 
se debe realizar utilizando las formas de onda cuadriformes y pico especificadas  en las “Tablas 12 y 13” de 
este Apéndice, respectivamente. La amplitud de un solo armónico no debe ser superior a 0.12· V1 / h para la 
tensión y de I1 / h para la corriente, donde h es el número de armónicos y V1 e I1 son las fundamentales 
respectivas. Las  gráficas de la amplitud de corriente para las formas de onda de las “Tablas 12 y 13” se 
muestran en las “Figuras 1 y 2” de este Apéndice, respectivamente.  
La corriente RCM no debe exceder de Imax, es decir, para la “Tabla 12” de este Apéndice, la componen te 
de corriente fundamental I1 no debe exceder de 0.93· Imax. El valor de pico de la corriente no debe exceder 
1.4·Imax, es decir, para la “Tabla 13” de este Apéndice, la componente de corriente fundamental I1 (RCM) no 
debe exceder 0.568· Imax. 
Las amplitude s armónicas se deben calcular, respectivamente, con respecto a la amplitud de la 
componente de frecuencia fundamental de la tensión o corriente. El ángulo de fase se debe calcular en 
relación con el cruce por cero de la tensión de frecuencia fundamental o de la componente de corriente, 
respectivamente.  
Tabla 12. Forma de onda cuadriforme.  
Número de 
armónico.  Amplitud de 
corriente.  Ángulo de fase de 
corriente.  Amplitud de 
tensión.  Ángulo de fase de 
tensión.  
1 100%  0° 100%  0° 
3 30% 0° 3.8%  180° 
5 18% 0° 2.4% 180° 
7 14% 0° 1.7%  180° 
11 9% 0° 1.0%  180° 
13 5% 0° 0.8%  180° 
 
Tabla 13. Forma de onda pico.  
Número de 
armónico.  Amplitud de 
corriente.  Ángulo de fase de 
corriente.  Amplitud de 
tensión.  Ángulo de fase de 
tensión.  
1 100%  0° 100%  0° 
3 30% 180° 3.8%  0° 
5 18% 0° 2.4%  180° 
7 14% 180° 1.7%  0° 
11 9% 180° 1.0%  0° 
13 5% 0° 0.8%  180° 
 
 
Figura 1. Amplitud de corriente para la forma de onda cuadriforme (en idioma inglés).  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
 
Figura 2. Amplitud de corriente para la forma de onda pico (en idioma inglés).  
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se debe realizar, como mínimo, a 10· Itr, f.p. = 1, donde el 
factor de potencia está dado por la componente fundamental.  
8.6 Variaciones de tensión severa.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el cambio de error debido  a variaciones severas de tensión cumple 
con los requisitos de la “Tabla 14” de este Apéndice.  
Tabla 14. Límites de cambio en el error debido a variaciones de tensión severa.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente . Factor de 
potencia.  Límites del cambio 
en el error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Variaciones de 
tensión severa.  0.8·Vnom < V < 0.9· Vnom; 
1.1·Vnom < V < 1.15· Vnom. 10·Itr 1 ± 0.6  ± 0.3  
 
Procedimiento de prueba:  Se debe medir primero el error intrínseco en Vnom. Se debe comproba r 
entonces que el cambio de error relativo al error intrínseco en Vnom cumple con los requisitos de la “Tabla 14” 
de este Apéndice cuando la tensión varía de 0.8· Vnom a 0.9· Vnom y de 1.1· Vnom a 1.15· Vnom. Para los 
medidores multifunción polifásicos, la ten sión de prueba debe estar balanceada. Si se indican varios valores 
Vnom, la prueba se debe repetir para cada valor Vnom. 
Puntos de prueba obligatorio:  La prueba se debe realizar como mínimo a 10· Itr, f.p.= 1 y para tensiones 
de 0.8· Vnom, 0.85· Vnom y 1.15· Vnom. 
8.7 Interrupción de una o dos fases.  
Objetivo de la prueba:  Comprobar que el cambio de error debido a la interrupción de una o dos fases 
cumple con los requisitos de la “Tabla 15” d e este Apéndice. La prueba es só lo para medidores multifunción 
polifás icos con tres elementos de medición.  
Tabla 15. Límites de cambio en el error debido a una o dos fases interrumpidas.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Una o dos fases 
interrumpidas. (1) Una o dos fases 
eliminadas.  10·Itr 1 ± 1 ± 0.5  
(1) Sólo para medidores multifunción de polifásicos. Dos fases interrumpidas son sólo para aquellos modos 
de conexión donde una fase que falta significa que la energía pued e ser entregada. Este requisito sólo se 
aplica a las condiciones de falla de la red, no para un modo de conexión alternativo. Un medidor polifásico 
que se alimente sólo a partir de una de sus fases no debe interrumpir la tensión de esa fase para los 
propós itos de esta prueba.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Procedimiento de prueba: El cambio de error en comparación con el error intrínseco en condiciones de 
tensión balanceada y corriente de carga, se debe medir cuando se elimine una o dos de las fases 
manteniendo constante la corriente de  carga. Dos fases interrumpidas son sólo para aquellos modos de 
conexión donde una fase que falta significa que la energía puede ser entregada. Un medidor de polifásico que 
se alimente sólo a partir de una de sus fases no debe interrumpir la tensión de esa  fase, para los fines de esta 
prueba.  
Puntos de prueba obligatorios: La prueba se debe realizar, como mínimo, a 10· Itr, eliminando una o dos 
fases en combinaciones tales que permitan que cada fase se haya retirado al menos una vez.  
8.8 Subarmónicos en el c ircuito de corriente de C.A.  
Objetivo de la prueba:  Verificar que el cambio de error debido a los subarmónicos cumple con los 
requisitos de la “Tabla 16” de este Apéndice.  
Tabla 16. Límites de cambio en el error debido a subarmónicos en el circuito de corr iente de C.A.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio 
en el error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Subarmónicos 
en el circuito de 
corriente de 
C.A. Señal de corriente de igual 
potencia con subarmónicos  
presentes.  10·Itr 1 ± 0.75  ± 0.5  
 
Procedimiento de prueba:  El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones 
sinusoidales, se medirá cuando la corriente de referencia sinusoidal sea reemplazada por otra señal 
sinusoidal con el dob le del valor pico y que se activa y se desactiva cada segundo periodo como se muestra 
en la “Figura 3 (a) y (b)” de este Apéndice (la potencia medida debe ser la misma que la señal sinusoidal 
original, mientras que la corriente RCM es 1.41 veces mayor). Se  debe tener cuidado de que no se introduzca 
ninguna corriente de C.D . significativa. Durante la prueba, el valor pico de la corriente no debe exceder de 
1.4·Imax. 
 
a) Corriente de prueba para el error intrínseco (en idioma inglés).  
 
b) Corriente de prueb a de subarmónicos 2 ciclos activada, 2 ciclos desactivada (en idioma inglés).  
Figura 3. Corrientes para la prueba de subarmónicos.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se debe realizar, como mínimo, con una corriente de 
referencia de 10· Itr, f.p.= 1. 
8.9 Armónicos en el circuito de corriente de C.A.  
Objetivo de la prueba:  Para verificar que el cambio de error debido a armónicos en el circuito de corriente 
alterna cumple con los requisitos de la “Tabla 17” de este Apéndice.  
Tabla 17. Límites de cambio en  el error debido a armónicos en el circuito de corriente de C.A.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio 
en el error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Armónicos en el 
circuito de 
corriente de 
C.A. Fase disparada a 90°.  10·Itr 1 ± 0.5  ± 0.4  
 
Procedimiento de prueba:  El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones 
sinusoidales, se medirá cuando la corriente de referencia sinusoidal como se muestra en la “Figura 3(a)” sea 
reemplaz ada por una corriente con el doble del valor pico original donde la forma de onda sinusoidal se pone 
a cero durante el p rimer y tercer cuarto del peri odo, como se muestra en la “Figura 4” de este Apéndice. La 
potencia medida debe ser la misma que para la s eñal sinusoidal original mientras que la corriente RCM es 
1.41 veces mayor. Durante el ensayo, el valor pico de la corriente no debe exceder de 1.4· Imax. 
 
Figura 4. Corriente de prueba armónico, corriente cero durante los ángulos de fase de 0°, - 90° y 18 0°,  
-270° (en idioma inglés).  
Puntos de prueba obligatorios: La prueba se realizará, como mínimo, con una corriente de referencia de 
10·Itr, f.p.= 1. 
8.10 Secuencia de fase invertida (dos fases intercambiadas).  
Objetivo de la prueba:  Para verificar que el  cambio de error debido al intercambio de dos de las tres 
fases cumple con los requisitos de la “Tabla 18” de este Apéndice. Esta prueba sólo se aplica a los medidores 
multifunción trifásicos.  
Tabla 18. Límites de cambio en el error debido a la secuencia d e fase invertida.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio 
en el error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Secuencia de 
fase invertida.  Dos fases intercambiadas.  10·Itr 1 ± 0.1  ± 0.05  
 
Procedimiento de pr ueba: El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en las condiciones 
de referencia, se medirá cuando se intercambian dos de las tres fases.  
Puntos de prueba obligatorios: La prueba se realizará, como mínimo, con una corriente de referencia d e 
10·Itr, f.p.= 1 con dos de las tres fases intercambiadas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
8.11 Inducción magnética continua de origen externo.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el cambio de error debido a la inducción magnética continua (C.D.) 
de origen externo cumple con los requis itos de la “Tabla 19” de este Apéndice.  
Tabla 19. Límites de cambio en el error debido a la inducción magnética continua de origen externo.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio 
en el error (%) para 
medidores de c lase.  
0.5 S  0.2 S  
Inducción 
magnética 
continua de 
origen externo.  200 mT a 30 mm de la superficie 
del núcleo.  10·Itr 1 ± 0.75  ± 0.5  
 
Procedimiento de la prueba : El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en las 
condiciones de referen cia, se medirá cuando el medidor multifunción se someta a una inducción magnética 
continua con una sonda en forma de imán permanente con una superficie de al menos 2 000 mm2. El campo 
magnético a lo largo del eje del núcleo del imán debe cumplir con los de talles especificados en la “Tabla 20” 
de este Apéndice.  
Tabla 20. Especificaciones del campo a lo largo del eje del núcleo del imán.  
Distancia de la superficie del imán.  Inducción magnética.  Tolerancia.  
30 mm  200 mT  ± 30 mT  
Puntos de prueba obligatorios:  Seis puntos por metro de superficie. La prueba se realizará, como 
mínimo, en 10· Itr, f.p.= 1. El cambio de error más grande debe observarse como resultado de la prueba.  
8.12 Campo magnético de origen externo.  
La norma aplicable es la IEC 61000 -4-8. 
Objeti vo de la prueba:  Verificar que el cambio de error debido a un campo magnético de C.A. a la 
frecuencia de 60 Hz cumple con los requisitos de la “Tabla 21” de este Apéndice.  
Tabla 21. Límites de cambio en el error debido a un campo magnético de origen extern o. 
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del cambio en el 
error (%) para medidores 
de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Campo 
magnético de 
origen externo.  400 A/m  10·Itr, Imáx 1 ± 0.5  ± 0.25  
 
Procedimiento de prueba:  El cambio de er ror, en comparación con el error intrínseco en las condiciones 
de referencia, se debe medir cuando el medidor multifunción se exponga a un campo magnético a la 
frecuencia de potencia ( f = fnom = 60 Hz) bajo la condición más desfavorable de fase y dirección . 
Severidad de la prueba:  Campo permanente de 400 A/m.  
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se realizará como mínimo a 10· Itr y a Imáx, f.p.= 1. 
8.13 Campos electromagnéticos.  
8.13.1  Campos electromagnéticos radiados.  
La norma aplicable es la IEC 61000 -4-3. 
Objetivo de la prueba: Para comprobar que el cambio de error debido a los campos electromagnéticos 
radiados de radiofrecuencia cumple con los requisitos de la “Tabla 22” de este Apéndice, se debe observar 
que la condición de prueba 2 que se indica en  el numeral 8.13.1.1.2 corresponde a la prueba de perturbación 
conforme al numeral 9.6 de este Apéndice.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 22. Límites de cambio en el error debido a campos electromagnéticos radiados.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límit es del 
cambio en el 
error (%) para 
medidores de 
clase.  
0.5 S  0.2 S  
Campo 
electromagnéticos 
radiados.  f = (80 a 6000) MHz,  
Intensidad del campo < 10 V/m.  10·Itr 1 ± 1 ± 1 
 
Procedimiento de prueba: El cambio de error, en comparación con el error intrí nseco en condiciones 
sinusoidales, se medirá cuando el medidor multifunción se someta a campos de electromagnéticos de RF. La 
intensidad del campo electromagnético debe ser la especificada por el nivel de severidad y la uniformidad del 
campo debe ser la de finida por la norma IEC 61000 -4-3. Los intervalos de frecuencia a considerar se barren 
con la señal modulada, interrumpiendo para ajustar el nivel de la señal de RF o para conmutar osciladores y 
antenas según sea necesario. Cuando el intervalo de frecuenci a se varía de forma incremental, el tamaño del 
paso no debe exceder del 1% del valor de frecuencia precedente. El tiempo de prueba para un cambio de 
frecuencia del 1% no debe ser menor que el tiempo para realizar una medición y en ningún caso no menor  de 
0.5 segundos.  
La longitud del cable expuesta al campo electromagnético debe ser de 1 metro.  
La prueba se debe realizar con la antena generadora mirando a cada lado del medidor multifunción. 
Cuando el medidor multifunción pueda ser utilizado en diferentes or ientaciones (es decir, vertical u horizontal), 
todos los lados deben ser expuestos a los campos durante la prueba.  
La portadora debe estar modulada con 80% de AM a 1 kHz de onda sinusoidal.  
El medidor multifunción se debe probar por separado a las frecuenc ias de reloj especificadas por  el 
fabricante.  
Cualquier otra frecuencia sensible también se debe analizar por separado.  
Nota:  Normalmente estas frecuencias sensibles son las frecuencias emitidas por el medidor multifunción.  
El medidor multifunción debe ser  probado en dos condiciones de prueba, donde la condición de prueba 2 
corresponde a la prueba de perturbación descrito en el numeral 9.6 de este Apéndice:  
8.13.1.1 Condición de prueba 1:  Durante la prueba, el medidor multifunción se debe energizar con 
tensión de referencia y una corriente igual a 10· Itr. El error de medición del medidor multifunción se debe 
monitorear por comparación con un medidor multifunción de referencia no expuesto al campo 
electromagnético o inmune al campo, o por un método igualmente  adecuado. El error en cada intervalo 
incremental del 1% de la frecuencia portadora debe ser monitoreado y comparado con los requisitos de la 
“Tabla 23”. Cuando se utilice un barrido de frecuencia continuo, esto se logra ajustando la relación del tiempo 
de barrido y el tiempo de cada medición. Cuando se usan pasos de frecuencia incrementales de 1%, esto se 
logra ajustando el tiempo de permanencia en cada frecuencia para ajustar el tiempo de medición.  
8.13.1.2 Condición de prueba 2:  Durante la prueba, la ten sión y los circuitos auxiliares del medidor 
multifunción se debe activar con la tensión de referencia. No debe haber corriente en los circuitos de corriente 
y las terminales de corriente deben estar en circuito abierto.  
Nota:  La condición de prueba 2 corre sponde a la prueba de perturbación conforme al numeral 9.6 de  este 
Apéndice, por lo tanto, también se deben aplicar las instrucciones generales del numeral 9.1 de este 
Apéndice.  
Severidades de la prueba:  Conforme a lo establecido en la “Tabla 23” de este A péndice.  
Tabla 23. Severidad de la prueba.  
Para la condición de prueba  Intervalo de frecuencia  Intensidad del campo  
Condición de prueba 1 (con corriente).  80 – 6000 MHz  10 V/m  
Condición de prueba 2 (sin corriente).  80 – 6000 MHz  30 V/m  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
8.13.2  Inmunidad  a los disturbios conducidos, inducidos por campos de radiofrecuencia.  
La norma aplicable es la IEC 61000 -4-6. 
Objetivo de la prueba : Verificar que el cambio de error debido a perturbaciones conducidas, inducidas 
por campos de RF cumple con los requisitos de la “Tabla 24” de este Apéndice.  
Tabla 24. Límites de cambio en el error debido a disturbios conducidos inducidos por campos de 
radiofrecuencia.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del 
cambio en el error 
(%) para 
medidor es de 
clase.  
0.5 S  0.2 S  
Disturbios 
conducidos, 
inducidos por 
campos de 
radiofrecuencia.  f = (0.15 a 80) MHz,  
Amplitud = 10 V  10·Itr 1 ± 1 ± 1 
 
Procedimiento de prueba:  Una corriente electromagnética de radiofrecuencia para simular la influencia 
de campos electromagnéticos se debe acoplar o inyectar en los puertos de alimentación y puertos de E/S del 
medidor multifunción utilizando dispositivos de (des)acoplamiento según se define en la norma IEC 61000 -4-6. 
Se debe verificar el desempeño del equipo d e prueba compuesto por un generador de RF, dispositivos de 
(des)acoplamiento, atenuadores, etc.  
El medidor multifunción debe ser probado como un instrumento de mesa. Durante la prueba, el medidor 
multifunción se debe energizar con la tensión de referencia y una corriente igual a 10· Itr. El error en cada 
intervalo incremental del 1% de la frecuencia portadora debe ser monitoreado y comparado con los requisitos 
de la “Tabla 24” de este Apéndice. Cuando se utiliza un barrido de frecuencia continuo, esto se log ra 
ajustando la relación del tiempo de barrido y el tiempo de cada medición. Cuando se usan pasos de 
frecuencia incrementales de 1%, esto se logra ajustando el tiempo de permanencia en cada frecuencia para 
ajustar el tiempo de medición.  
Si el medidor multi función es un medidor de polifase, las pruebas se deben realizar en todas las 
extremidades del cable.  
Severidad de la prueba:  
Amplitud de RF (50 ohm): 10 V;  
Intervalo de frecuencia  : 0.15 MHz – 80 MHz, y  
Modulación: 80% AM, onda senoidal de 1 kHz.  
8.14 Señal de corriente continua en el circuito de corriente alterna.  
Objetivo de la prueba:  Verificar que el cambio de error debido a una señal de corriente continua en el 
circuito de corriente alterna cumple con los requisitos de la “Tabla 25” de este Apéndice.  
Tabla 25. Límites de cambio en el error debido a una señal de corriente continua en el circuito de 
corriente alterna.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del 
cambio en el 
error (%) para 
medidores de 
clase.  
0.5 S  0.2 S  
Señal de 
corriente 
continua en el 
circuito de 
corriente 
alterna.  Corriente sinusoidal, amplitud doble, 
rectificada media -onda  
I < Imax / 
 Imax / 
 1 ± 1.5  ± 1 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Procedimiento de prueba:  El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condic iones 
sinusoidales en I = Imax / 2
 , se debe medir cuando la amplitud de corriente se incrementa hasta el doble de 
su valor ( I = Imax /
) y ésta se rectifica a media onda.  
Puntos de prueba obligatorios:  La prueba se debe llevar a cabo a f.p.= 1. 
8.15 Armón icos de orden alto.  
Objetivo de la prueba: Verificar que el cambio de error debido a los armónicos de orden alto cumple con 
los requisitos de la “Tabla 26” de este Apéndice. Además, la función del medidor multifunción no se  debe 
afectar.  
Tabla 26. Límites de cambio en el error debido a armónicos de orden alto.  
Magnitud de 
influencia.  Valor.  Corriente.  Factor de 
potencia.  Límites del 
cambio en el error 
(%) para 
medidores de 
clase.  
0.5 S  0.2 S  
Armónicos 
de orden 
alto. Superpuesta  
0.02· Vnom; 0.1· Itr; 
15·fnom a 40· fnom. Itr 1 ± 0.5  ± 0.5  
 
Procedimiento de prueba:  El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones 
sinusoidales, se debe medir cuando se superpongan señales de prueba asíncronas, barridas de f = 15· fnom a 
40·fnom, primer o en la señal a los circuitos de tensión y luego a la señal a los circuitos de corriente. En el caso 
de un medidor de polifase, todos los circuitos de tensión o corriente pueden ser probados al mismo tiempo. La 
frecuencia de la señal debe ser barrida de ba ja frecuencia a alta frecuencia y retroceder mientras se mide el 
error de medición.  
Severidad de la prueba:  La señal asíncrona debe tener un valor de 0.02 Vnom y 0.1 Itr con una tolerancia 
de ± 5%.  
Puntos de prueba obligatorios: La prueba se debe realizar en Itr. Se debe tomar una lectura por 
frecuencia armónica.  
9. Pruebas para disturbios o perturbaciones  
9.1 Instrucciones generales para las pruebas de disturbio.  
Mediante estas pruebas se verifica que el medidor multifunción cumple los requisitos para la i nfluencia de 
las perturbaciones. Las pruebas deben ser realizadas usando una perturbación a la vez; todas las demás 
magnitudes de influencia se deben establecer en condiciones de referencia, a menos que se indique lo 
contrario en la descripción de la prueb a pertinente. No se debe producir ningún fallo significativo. A menos que 
se indique lo contrario, cada prueba debe incluir:  
a) Una comprobación de que cualquier cambio en los registros o la energía equivalente de la salida  de 
prueba es inferior al valor d e cambio crítico m V nom ·Imax ·10-6, donde m es el número de elementos de 
medición, Vnom es expresado en volts e Imax es expresado en amperes;  
b) Una comprobación operacional para verificar que el medidor multifunción registra energía cuando 
está sometido a una corriente;  
c) Una comprobación de la correcta operación de las salidas de pulsos y de las entradas de cambio de 
tarifas, si están presentes, y  
d) Confirmación por medición de que el medidor multifunción sigue cumpliendo los requisitos de error 
máximo  permisible de base después de la prueba de perturbación.  
Se permite la pérdida temporal de funcionalidad siempre y cuando el medidor multifunción regrese a la 
funcionalidad normal automáticamente cuando se elimina la perturbación.  
Los puntos de prueba obl igatorios para comprobar el error máximo permisible son:  
a) Itr, f.p.=1, y  
b) 10·Itr, f.p.=0.5 en atraso.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
9.2 Campo magnético de origen externo.  
La norma que aplica es la IEC 61000 -4-8. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos de la “Tabla 27” de este Apéndice bajo 
condiciones de un campo magnético de C.A. de origen externo a la frecuencia de 60 Hz.  
Tabla 27. Disturbio por campo magnético de origen externo.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Campo magnético 
de origen externo.  100 A/m, 3 s.  Falla no 
significativa.  -- -- 
 
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción se debe conectar a la tensión de referencia, pero sin 
corriente en los circuitos de corriente. El campo magnético se debe aplicar a lo largo de tres direcciones 
ortogonales.  
Efectos permitidos:  No debe ocurrir ninguna falla significativa.  
Severidad de la prueba:  Intensidad de campo magnético de corta duración (3 segund os): 1000 A/m.  
9.3 Descarga electrostática.  
La norma aplicable es la IEC 61000 -4-2. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos de la “Tabla 28” de este Apéndice, en 
condiciones de descarga electrostática directa e indirecta.  
Tabla 2 8. Disturbio por descarga electrostática.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Descargas 
electrostáticas.  8 kV descarga de contacto,  
15 kV descarga al aire.  Falla no 
significativa.  - - 
 
Procedimiento de prueba:  Se debe utilizar un generador de descargas electrostáticas con características 
de rendimiento especificadas en la norma IEC 61000 -4-2. Antes de iniciar las pruebas, se debe verificar el 
desempeño del generador. Se deben aplicar al menos 10 descargas, en la polaridad más sensible. Para un 
medidor multifunción que no esté equipado con una terminal de tierra, el medidor multifunción debe 
descargarse completamente entre descargas. La descarga por contacto es el método de prueba preferido. Las 
descargas al aire deben utilizarse donde las descargas por contacto no se pueden aplicar.  
Aplicación directa:  En el modo de descarga por contacto que debe llevarse a cabo en superficies 
conductoras, el electrodo debe e star en contacto con el medidor multifunción. En el modo de descarga al aire 
en superficies aisladas, el electrodo se debe aproximar al medidor multifunción y la descarga se produce  por 
chispa.  
Aplicación indirecta: Las descargas se deben aplicar en el mod o de contacto a los planos de 
acoplamiento montados en la proximidad del medidor multifunción.  
Condiciones de prueba:  La prueba se debe realizar con el medidor multifunción en estado de 
funcionamiento. Los circuitos de tensión se activarán con Vnom y los c ircuitos de corriente y auxiliares estarán 
abiertos, sin corriente. El medidor multifunción debe ser probado como equipo de mesa.  
Efectos permitidos: No debe ocurrir ninguna falla significativa.  
Severidad de la prueba:  
Tensión de descarga de contacto (1): 8 kV, y  
Tensión de descarga al aire (2): 15 kV.  
(1) Las descargas de contacto se deben aplicar sobre superficies conductivas.  
(2) Las descargas al aire se deben aplicar sobre superficies no conductivas.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
9.4 Transitorios rápidos.  
Las normas aplicables son l a IEC 61000 -4-1 e IEC 61000 -4-4. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1, inciso a) y de la  “Tabla 
29” de este Apéndice en condiciones en que las emisiones eléctricas se superpongan en los circuitos de 
tensión y corriente, en los puertos de E/S y de comunicación.  
Tabla 29. Disturbio por transitorios rápidos.  
Magnitud de 
disturbio  Nivel de disturbio  Efectos 
permitidos  Límites del cambio de error (%) 
para medidores de clase  
0.5 S  0.2 S  
Transitorios 
rápidos.  Circuitos de tensión y corriente: 4 kV.  
Circuitos auxiliares: 2 kV.  Falla no 
significativa.  2.0 1.0 
 
Procedimiento de prueba:  Se debe utilizar un generador de emisiones eléctricas con las características 
de funcionamiento especificadas en la IEC 61000 -4-1 e IEC 61000 -4-4. El medidor multifunción debe estar 
sometido a picos de tensión, para los cuales, la frecuencia de repetición de los impulsos y los valores 
máximos de la tensión de salida en cargas de 50 Ω y 1 000 Ω se definen en la norma la IEC 61000 -4-1 e  IEC 
61000 -4-4. Las características del generador deben ser verificadas antes de conectar el medidor multifunción. 
Se deben aplicar emisiones eléctricas con polaridad positiva y negativa. La duración de  la prueba no debe ser 
inferior a 1 minuto para cada amplitud y polaridad. Se debe utilizar una abrazadera de acoplamiento 
capacitiva, tal como se establece en la norma la IEC 61000 -4-1 e IEC 61000 -4-4, para acoplar los puertos de 
E/S y de comunicación con  una tensión de referencia de más de 40 V. Los impulsos de prueba se deben 
aplicar continuamente durante el tiempo de medición.  
Condiciones de prueba:  El medidor debe ser probado como equipo de mesa.  
La tensión del medidor multifunción y de los circuitos a uxiliares se debe energizar a la tensión  de 
referencia.  
La longitud del cable entre el dispositivo de acoplamiento y el medidor multifunción debe ser de 1 metro.  
La tensión de prueba se debe aplicar en modo común (línea a tierra) a:  
a) Los circuitos de ten sión;  
b) Los circuitos de corriente, si están separados de los circuitos de tensión en funcionamiento 
normal; y  
c) Los circuitos auxiliares, si están separados de los circuitos de tensión en funcionamiento normal  
y con una tensión de referencia de más de 40 V.  
Severidad de la prueba:  Tensión de prueba para los circuitos de corriente y tensión: 4 kV.  
Tensión de prueba para los circuitos auxiliares con una tensión de referencia superior a 40 V: 2 kV.  
Efectos permitidos:  El cambio de error, en comparación con  el error intrínseco en las condiciones de 
referencia, debe ser inferior al que se establece en la “Tabla 29” de este Apéndice.  
Puntos de prueba obligatorios: 10· Itr, f.p.=1. 
9.5 Abatimientos e interrupciones de tensión.  
Las normas que aplican son la IEC 6 1000 -4-11, IEC 61000 -6-1 e IEC 61000 -6-2. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
30” de este Apéndice en condiciones de reducciones de la tensión de alimentación (abatimientos e 
interrup ciones) de corta duración.  
Tabla 30. Disturbio por abatimientos e interrupciones de tensión.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error 
(%) para medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Abatimientos de 
tensión.  Prueba a: 30%, 0.5 ciclos.  
Prueba b: 60%, 1 ciclo.  
Prueba c: 60%, 30 ciclos.  Falla no 
significativa.  - - 
Interrupciones de 
tensión.  0%, 300 ciclos.  Falla no 
significativa.  - -       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Procedimiento de prueba: Se debe utilizar un generador de prueba que pueda redu cir la amplitud de la 
tensión  de alimentación durante un peri odo de tiempo definido por el operador. El funcionamiento del 
generador de prueba se debe verificar antes de conectar el medidor multifunción.  
Las reducciones de tensión de alimentación se repeti rán 10 veces con un intervalo de al menos  10 
segundos.  
Condiciones de prueba:  Circuitos de tensión energizados con Vnom. 
Sin corriente en los circuitos de corriente.  
Severidad de la prueba: Abatimientos de tensión.  
Prueba.  Prueba a.  Prueba b.  Prueba c.  
Reducción.  30% 60% 60% 
Duración.  0.5 ciclos.  1 ciclo.  30 ciclos.  
 
Prueba de interrupción de tensión.  
Reducción.  0% 
Duración.  300 ciclos.  
 
Efectos permitidos:  No debe ocurrir ninguna falla significativa.  
9.6 Campos electromagnéticos de RF radiados.  
La nor ma aplicable es la IEC 61000 -4-3. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
31” de este Apéndice, en condiciones de campos electromagnéticos de radiofrecuencia radiada.  
Tabla 31. Disturbio por campos electromagnéticos de RF radiados.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) 
para medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Campos 
electromagnéticos 
de RF radiados.  f = 80 MHz a 6000 MHz,  
30 V/m, am plitud modulada, 
sin corriente.  Falla no 
significativa.  -- -- 
 
Procedimiento de prueba: Refiérase al numeral 8.14 de este Apéndice.  
Efectos permitidos:  No debe ocurrir ninguna falla significativa.  
9.7 Sobretensiones en líneas eléctricas de C.A.  
La norma a plicable es la IEC 61000 -4-5. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
32” de este Apéndice, en condiciones en las que se superpongan sobretensiones eléctricas a la tensión  de 
alimentación . 
Tabla 32. Disturbio por campos electromagnéticos de RF radiados.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Sobretensiones 
en líneas 
eléctricas de C.A.  Circuito s de tensión: 2 kV 
línea a línea, 4 kV línea a 
tierra.  
Circuitos auxiliares: 1 kV línea 
a línea, 2 kV línea a tierra.  Falla no 
significativa.  - - Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Procedimiento de prueba:  Se debe utilizar un generador de sobretensiones con las características de 
funcionam iento especificadas en la norma IEC 61000 -4-5. La prueba consiste en la exposición a 
sobretensiones, cuyas características del tiempo de subida, la anchura de impulso, los valores pico  de la 
tensión -corriente de salida sobre las cargas de impedancia alta o baja y el intervalo de tiempo mínimo entre 
dos pulsos sucesivos, están definidos en la norma IEC 61000 -4-5. 
Las características del generador deben ser verificadas antes de conectar el medidor multifunción.  
Condiciones de prueba:  
a) Medidor multifunción en estado de operación;  
b) Circuitos de tensión energizados con tensión nominal;  
c) Sin corriente en los circuitos de corriente y las terminales de corriente deben estar abiertas;  
d) Longitud del cable entre el generador de sobretensiones y el medidor mult ifunción: 1 metro.  
e) Probado en modo diferencial (línea a línea), y  
f) Ángulo de fase: impulsos a aplicar a 60° y 240° con respecto al cruce por cero de la fuente de C.A.  
Severidad de la prueba:  
Circuitos de tensión:  
a) Línea a línea: Tensión de prueba: 2 .0 kV, impedancia de la fuente del generador: 2 Ω; 
b) Línea a tierra  (1): Tensión de prueba: 4.0 kV, impedancia de la fuente del generador: 2 Ω; 
c) Número de pruebas: 5 positivas y 5 negativas, y  
d) Tasa de repetición: máximo 1/min.  
Circuitos auxiliares co n una tensión de referencia superior a 40 V:  
a) Línea a línea: tensión de prueba 1.0 kV, impedancia de la fuente del generador 42 Ω; 
b) Línea a tierra (1): Tensión de prueba 2.0 kV, impedancia de la fuente del generador 42 Ω; 
c) Número de pruebas: 5 positi vas y 5 negativas, y  
d) Tasa de repetición: máximo 1/min.  
NOTA: (1) Para los casos en que la tierra del medidor multifunción está separada a neutro.  
9.8 Prueba de inmunidad de ondas oscilatorias amortiguadas.  
La norma aplicable es la IEC 61000 -4-12. 
Objeti vo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1, inciso a) y de la  “Tabla 
33” de este Apéndice en condiciones de ondas oscilatorias amortiguadas. Esta prueba es sólo para los 
medidores multifunción que deben ser operados con t ransformadores de tensión.  
Tabla 33. Disturbio por ondas oscilatorias amortiguadas.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Prueba de 
inmunidad de 
ondas 
oscila torias 
amortiguadas.  Circuitos de tensión: 2.5 kV en 
modo común, 1.0 kV en modo 
diferencial.  Falla no 
significativa. 
La función 
del medidor 
no se debe 
perturbar.  2.0 1.0 
 
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción se debe someter a formas de onda de  tensión 
oscilatoria amortiguadas con una tensión pico de acuerdo con los requerimientos de severidad de la prueba 
indicados a continuación.  
Condiciones de prueba:  
a) Los medidores multifunción se probarán como equipo de mesa;  
b) Los medidores multifunción  deben estar en condiciones de operación;  
c) Circuitos de tensión energizados con tensión nominal, y  
d) Con I = 20· Itr y factor de potencia uno y 0.5 en atraso.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Severidad de la prueba:  Tensión de prueba en circuitos de tensión y circuitos auxiliares con un a tensión 
de operación > 40 V:  
a) Modo común: 2.5 kV, y  
b) Modo diferencial: 1.0 kV.  
Frecuencias de prueba:  
a) 100 kHz, frecuencia de repetición: 40 Hz , y 
b) 1 MHz, frecuencia de repetición: 400 Hz.  
Duración de la prueba:  60 segundos (15 ciclos con 2 segun dos activado y 2 segundos desactivado, por 
cada frecuencia).  
Efectos permitidos: Durante la prueba, la función del medidor multifunción no debe ser perturbada y el 
cambio de error debe ser menor que los límites dados en la “Tabla 33” de este Apéndice.  
Punt os de prueba obligatorios:  20·Itr, f.p.=1 y 0.5 en atraso.  
9.9 Sobre -corriente de corta duración.  
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
34” de este Apéndice, en condiciones de sobre -corriente de corta duración.  
Tabla 34. Disturbio por sobre -corriente de corta duración.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Sobrecorriente de 
corta duración.  Medidores autocontenidos: 
30·Imax. 
Medidores operados con 
transformador:  
20·Imax. Falla no 
significativa. 
No debe 
ocurrir ningún 
daño.  Medidores autocontenidos.  
0.05 0.05 
Medidores operados con transformador.  
0.05 0.05 
 
Procedimiento de prueba : El medidor multifunción debe ser capaz de manejar la corriente causada por 
un cortocircuito dentro de la carga que se mide, cuando esa carga está protegida con los fusibles o 
interruptores apropiados.  
Corriente de prueba:  Para medidores multifunción cone ctados directamente: 30· Imax + 0% -10%, para un 
semiciclo a frecuencia nominal o equivalente.  
Para medidores multifunción conectados a través de transformadores de corriente: Una corriente 
equivalente de 20· Imax +0% -10%, durante 0.5 segundos.  
La corriente  de prueba se debe aplicar a una sola fase por cada vez. El valor de corriente de prueba dado 
es el valor RCM, no el valor máximo.  
Efectos permitidos:  No se debe producir ningún daño. Con la tensión reconectada se permitirá que el 
medidor multifunción vuel va a las temperaturas normales (aproximadamente en 1 hora). El cambio de error, 
comparado con el error inicial antes de la prueba, debe ser menor que el límite de cambio de error dado en la 
“Tabla 34” de este Apéndice.  
Puntos de prueba obligatorios: 10·Itr, f.p.= 1. 
9.10 Tensión de impulso.  
9.10.1  Aspectos generales.  
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
35” de este Apéndice, en condiciones de tensión de impulso.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 35. Disturbio por tensión de impulso.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Tensión de 
impulso.  3 kV ( < 100 V),  
6 kV ( < 150 V),  
10 kV ( <300 V),  
12 kV ( < 600 V).  Falla no 
significativa. 
Ningún daño 
en el 
medidor.  - - 
 
Procedimiento de prueba general:  El medidor multifunción y sus dispositivos auxiliares incorporados, si 
los hubiere, deben ser tales que conserven cualidades dieléctricas adecuadas, teniendo en cuenta las 
influenc ias atmosféricas y las diferentes tensiones a las que están sujetas en condiciones normales de uso.  
El medidor multifunción debe soportar la prueba de tensión de impulso como se especifica a continuación. 
La prueba se debe realizar únicamente en medidores multifunción completos.  
Para los efectos de esta prueba, el término "tierra" tiene el siguiente significado:  
a) Cuando la cubierta del medidor multifunción está hecha de metal, la "tierra" es la cubierta misma, 
colocado sobre una superficie plana y conduct ora, y  
b) Cuando la cubierta del medidor multifunción o sólo una parte de ella está hecha de material aislante, 
la "tierra" es una lámina conductora envuelta alrededor del medidor multifunción que toca todas las 
partes conductoras accesibles y conectada a la superficie plana y conductora sobre la cual se coloca 
el medidor multifunción. Las distancias entre la lámina conductora y las terminales, y entre la lámina 
conductora y los agujeros para los conductores, no deben ser mayores de 2 centímetros.  
Durante l a prueba de tensión de impulso, los circuitos que no estén bajo prueba deben estar conectados  a 
tierra.  
Condiciones de prueba generales:  
a) Temperatura ambiente: 15° C a 25° C;  
b) Humedad relativa: 25% a 75%, y  
c) Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa.  
Efectos permitidos:  Una vez completada la prueba de tensión de impulso, no deben existir daños en el 
medidor multifunción y no se debe producir ningún fallo significativo.  
9.10.2  Procedimiento de prueba de tensión de impulso.  
Condiciones de prueba:  
a) Forma d e onda del impulso: impulso de 1.2/50 microsegundos especificado en la IEC 60060 -1; 
b) Tiempo de subida de tensión: ± 30%;  
c) Tiempo de caída de tensión: ± 20%;  
d) Fuente de energía: 10.0 j ± 1.0 j;  
e) Tensión de prueba: de acuerdo con la “Tabla 36” de est e Apéndice, y  
f) Tolerancia de la tensión de prueba: +0 -10%.  
Nota:  La selección de la impedancia de la fuente es a criterio del laboratorio.  
Para cada prueba la tensión de impulso, se debe aplicar diez veces con una polaridad y luego se repite 
diez veces con la otra polaridad. El tiempo mínimo entre impulsos debe ser de 30 segundos.  
Tabla 36. Niveles de prueba de tensión de impulso.  
Tensión de fase a tierra derivada de la tensión 
nominal del sistema (V).  Tensión de impulso nominal (V).  
V < 100 3 000  
100 < V < 150 6 000  
150 < V < 300 10 000  
300 < V < 600 12 000        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
9.10.3  Pruebas de tensión de impulso para los circuitos y entre circuitos.  
Procedimiento de prueba:  La prueba se debe realizar independientemente en cada circuito (o conjunto 
de circuitos) que es té aislado de otros circuitos del medidor multifunción en uso normal. Las terminales de los 
circuitos que no estén sometidos a tensión de impulso deben estar conectados a tierra.  
Por lo tanto, cuando los circuitos de tensión y de corriente de un elemento d e medición están conectados 
entre sí en uso normal, la prueba se debe realizar sobre el conjunto. El otro extremo del circuito de tensión se 
debe conectar a tierra y la tensión de impulso se debe aplicar entre la terminal del circuito de corriente y la 
tierra. Cuando varios circuitos de tensión de un medidor multifunción tienen un punto común, este punto se 
debe conectar a tierra y la tensión de impulso se debe aplicar sucesivamente entre cada uno de los extremos 
libres de las conexiones (o el circuito de c orriente conectado a ella) y tierra. El otro extremo de este circuito de 
corriente debe estar abierto.  
Cuando los circuitos de tensión y de corriente del mismo elemento de medición se separan y se aíslan 
adecuadamente en uso normal (por ejemplo, cada circu ito conectado al transformador de medición), la prueba 
se debe realizar por separado en cada circuito.  
Durante la prueba de un circuito de corriente, las terminales de los otros circuitos se conectarán a tierra y 
la tensión de impulso se aplicará entre una  de las terminales del circuito de corriente y la tierra. Durante la 
prueba de un circuito de tensión, las terminales de los otros circuitos y una de los terminales del circuito de 
tensión bajo prueba deben conectarse a tierra y la tensión de impulso se de be aplicar entre la otra terminal del 
circuito de tensión y tierra.  
Los circuitos auxiliares destinados a ser conectados directamente a la red o a los mismos transformadores 
de tensión como los circuitos del medidor multifunción y con una tensión de refere ncia superior a 40 V deben 
someterse a la prueba de tensión de impulso al estar unidos con un circuito de tensión durante las pruebas. 
Los otros circuitos auxiliares no deben ser probados.  
9.10.4  Pruebas de tensión de impulso de los circuitos eléctricos co n relación a tierra.  
Procedimiento de prueba:  Todas las terminales de los circuitos eléctricos del medidor multifunción, 
incluidos las de los circuitos auxiliares con una tensión de referencia superior a 40 V, deben conectarse  entre 
sí. 
Los circuitos auxi liares con una tensión de referencia inferior o igual a 40 V deben conectarse a tierra.  La 
tensión de impulso se debe aplicar entre todos los circuitos eléctricos y tierra.  
Efectos permitidos: Durante esta prueba, no se debe producir ninguna chispa, desca rga o perforación 
perjudicial.  
9.11 Falla a tierra.  
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
37” de este Apéndice, en condiciones de falla a tierra.  
Esta prueba sólo se aplica a los medidor es multifunción trifásicos operados por transformadores de cuatro 
hilos conectados a redes de distribución que están equipadas con neutralizadores de falla a tierra o en las que 
el punto estrella está aislado. En el caso de una falla a tierra y con una sob retensión del 10%, las tensiones de 
línea a tierra de las dos líneas que no están afectadas por la falla a tierra aumentarán 1.9 veces la  tensión 
nominal.  
Tabla 37. Disturbio por falla a tierra.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitido s. Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Falla a tierra.  Falla a tierra en una fase.  Falla no 
significativa. 
Ningún daño y 
debe operar 
correctamente.  0.3 0.1 
 
Procedimiento de prueba.  Se deben aplicar los siguientes req uisitos de prueba:  
Para una prueba bajo una condición simulada de falla a tierra en una de las tres líneas, todas las 
tensiones se deben incrementar 1.1 veces las tensiones nominales durante 4 horas. El neutro del medidor 
multifunción bajo prueba está desc onectado de la terminal de tierra del equipo de prueba del medidor Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
multifunción y se conecta a la terminal de línea del medidor multifunción en el que se debe simular el fallo a 
tierra (véase “Figura 5” de este Apéndice). De esta manera, las dos terminales  de tensión del medidor 
multifunción bajo prueba que no están afectadas por la falla a tierra están conectadas a 1.9 veces las 
tensiones de fase nominales.  
 
Figura 5. Esquema para la prueba de falla a tierra (en idioma inglés).  
Efectos permitidos: Después  de la prueba, el medidor multifunción no debe mostrar daños y debe 
funcionar correctamente. El cambio de error medido cuando el medidor multifunción vuelve a la temperatura 
de trabajo nominal no debe exceder los límites dados en la “Tabla 37” de este Apén dice.  
Puntos de prueba obligatorios:  10·Itr, f.p.= 1, carga balanceada.  
9.12 Operación de dispositivos auxiliares.  
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
38” de este Apéndice, en las con diciones de operación de los dispositivos auxiliares. La operación de los 
dispositivos auxiliares se debe someter a ensayo para garantizar que no afectan el rendimiento metrológico 
del medidor multifunción.  
Tabla 38. Disturbio por la operación de dispositi vos auxiliares.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Operación de 
dispositivos 
auxiliares.  Dispositivos auxiliares operados 
con I = Imin e Imax. Falla no 
significativa.  1/3 del error 
máximo permisible 
de base.  1/2 del error 
máximo permisible 
de base.  
 
Procedimiento de prueba: En esta prueba, el medidor multifunción debe operar en condiciones de 
referencia y su error se supervisa continuamente, mientras que s e utilizan dispositivos auxiliares tales como 
dispositivos de comunicación, relés y otros circuitos de E/S.  
Efectos permitidos:  La funcionalidad del medidor multifunción no se debe mostrar afectada y el cambio 
de error debido al funcionamiento de los dispo sitivos auxiliares siempre debe ser menor que el límite de 
cambio de error especificado en la “Tabla 38” de este Apéndice.  
Puntos de prueba obligatorios: Itr e Imax, f.p.= 1. 
9.13 Pruebas mecánicas.  
9.13.1  Vibraciones.  
Las normas que aplican son la IEC 600 68-2-47 e IEC 60068 -2-64. 
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
39” de este Apéndice, en condiciones de vibraciones.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Tabla 39. Disturbio por vibraciones.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Vibraciones.  Vibración en tres ejes 
perpendiculares entre sí.  Falla no 
significativa. 
La función 
del medidor 
no debe 
afectarse.  1/3 del error 
máximo pe rmisible 
de base.  1/2 del error 
máximo permisible 
de base.  
 
Procedimiento de prueba: El medidor multifunción debe someterse a prueba en tres ejes perpendiculares 
entre sí, montado en un compartimento rígido mediante su montaje normal de colocación.  
El med idor multifunción se debe montar normalmente de manera que la fuerza gravitacional actúe en la 
misma dirección que en su uso normal. Cuando el efecto de la fuerza gravitacional no sea importante, el 
medidor multifunción se monta en cualquier posición.  
Seve ridad de la prueba:  
Intervalo de frecuencia.  10 Hz – 150 Hz  
Nivel RCM  total.  7 m/s2 
Nivel de densidad espectral de aceleración de 10 Hz 
a 20 Hz.  1 m2/s3 
Nivel de densidad espectral de aceleración de 20 Hz 
a 150 Hz.  -3 dB/octava  
Duración por eje.  Por lo  menos 2 minutos.  
 
Efectos permitidos:  Después de la prueba, la función del medidor multifunción no se debe ver afectada y 
el cambio de error, a 10· Itr, no debe exceder el límite de cambio de error listado en la “Tabla 39” de  este 
Apéndice.  
Puntos de prue ba obligatorios: 10·Itr, f.p.=1. 
9.13.2  Impacto.  
La norma que aplica es la IEC 60068 -2-27. 
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
40” de este Apéndice, en condiciones de impacto.  
Tabla 40 . Disturbio por impacto.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Impacto.  Forma del pulso: Media onda 
senoidal.  
Aceleración pico: 300 m/s2.  
Duración del pulso:  18 ms.  Falla no 
significativa.  1/3 del error 
máximo permisible 
de base.  1/2 del error 
máximo permisible 
de base.  
 
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción se debe someter a impactos no repetitivos de formas 
de pulso normalizadas con aceleración y  duración de pico específicos. Durante la prueba, el medidor 
multifunción no debe estar en funcionamiento y debe sujetarse a un compartimento o a una máquina de 
prueba de impacto.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Severidad de la prueba:  
Forma del pulso: media onda senoidal;  
Aceleración má xima: 300 m/s2, y 
Duración del pulso: 18 ms.  
Efectos permitidos:  Después de la prueba, la función del medidor multifunción no se debe ver afectada y 
el cambio de error, a 10· Itr, no debe exceder el límite de cambio de error listado en la “Tabla 40”.  
Puntos  de prueba obligatorios:  10·Itr, f.p.= 1. 
9.14 Protección contra la luz solar.  
La norma que aplica es la ISO 4892 -3. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
41” de este Apéndice, respecto a la protección contra la radiación solar. Esta prueba sólo aplica para 
medidores multifunción para uso en exteriores.  
Tabla 41. Prueba de la protección contra la luz solar.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos permitidos.  Límites del cambio de 
error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Protección 
contra la luz 
solar.  0.76 W·m-2·nm-1·a 340 nm,  
Con equipo de ciclado para 66 
días.  Sin alteración de la apariencia 
o deterioro de la 
funcionalidad, propiedades 
metrológicas y sellado.  -- -- 
 
Condiciones de prueba:  El medidor multifunción debe estar en condición de no funcionamiento.  
Equipo de prueba:  
a) Tipo de lámpara/longitud de onda: UVA 340;  
b) Termómetro de panel negro;  
c) Medidor de luz, y  
d) Equipo de ciclado con un ciclo de condensac ión para cumplir con los parámetros en las condiciones 
de prueba.  
Condiciones de prueba:  
Ciclo de prueba  
(ciclo de 12 horas).  Tipo de lámpara.  Irradianza espectral.  Temperatura de panel 
negro.  
8 horas en seco.  
UVA 340.  0.76 W·m-2·nm-1 a 340 
nm. 60 °C ± 3 °C 
4 horas en condensación.  Luz apagada.  50 °C ± 3 °C  
 
Procedimiento breve de prueba: Se debe enmascarar parcialmente una sección del medidor 
multifunción con el propósito de una comparación posterior. Se debe exponer el medidor multifunción a la 
radiac ión artificial y a la intemperie de acuerdo con la norma ISO 4892 -3 durante un período de 66 días  (132 
ciclos) y de acuerdo con las condiciones de prueba anteriores.  
Después de la prueba, el medidor multifunción debe ser inspeccionado visualmente y se deb e realizar una 
prueba funcional. La apariencia y, en particular, la legibilidad de las marcas y de las pantallas no se 
modificarán. No se deben afectar los medios de protección de las propiedades metrológicas, como el chasis y 
el sellado. La función del me didor multifunción no debe verse afectada.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
9.15 Protección contra la entrada de polvo.  
La norma que aplica es la IEC 60529.  
Objetivo de la prueba: Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
42” de este Apéndice, re lativo a la protección contra la entrada de polvo.  
Tabla 42. Prueba de la protección contra la entrada de polvo.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos permitidos.  Límites del cambio de 
error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Protec ción 
contra la 
entrada de 
polvo.  IP5X, cámara categoría 2.  Sin interferencia con el 
correcto funcionamiento o 
deterioro de la seguridad, 
incluido el seguimiento a lo 
largo de la distancia de fuga.  - - 
 
Condiciones de prueba:  
Condiciones de referencia:  
a) Clasificación IP5X, y  
b) Cámara categoría 2.  
Procedimiento de prueba: Después de la prueba se debe inspeccionar visualmente el interior del 
medidor multifunción y se debe realizar una prueba funcionamiento.  
Efectos permitidos: El polvo de talco u otro polv o utilizado en la prueba no debe acumularse en una 
cantidad o en un lugar de tal manera que pueda interferir con el funcionamiento correcto del equipo o 
menoscabar la seguridad. Nada de polvo debe depositarse donde pueda conducir a un seguimiento a lo larg o 
de las distancias de fuga. La función del medidor multifunción no debe afectarse.  
9.16 Pruebas climáticas.  
9.16.1  Temperaturas extremas – calor seco.  
Las normas que aplican son la IEC 60068 -2-2 e IEC 60068 -3-1. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplim iento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
43” de este Apéndice, en condiciones de calor seco.  
Tabla 43. Disturbio por calor seco.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Calor seco.  Una temperatura estándar 
más alta que el límite 
superior de temperatura 
especificado, 2 horas.  Falla no 
significativa.  1/3 del error 
máximo permisible 
de base.  1/2 del error 
máximo permisible 
de base.  
 
Procedi miento de prueba:  La prueba consiste en la exposición a las altas temperaturas especificadas 
bajo condiciones de "aire libre" durante 2 horas (a partir de cuando la temperatura del medidor multifunción 
sea estable), con el medidor multifunción en estado de  no funcionamiento.  
El cambio de temperatura no debe exceder de 1°C/min durante el calentamiento y el enfriamiento.  
La humedad absoluta de la atmósfera de prueba no debe superar los 20 g/m3. 
Severidad de la prueba:  La prueba se debe realizar a una temperat ura estándar más alta que el límite 
superior de temperatura especificado para el medidor multifunción.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Temperaturas posibles:  40 °C, 55 °C, 70 °C y 85 °C.  
Efectos permitidos:  Después de la prueba, el funcionamiento del medidor multifunción no debe ser 
perjudicado y el cambio de error no debe exceder el límite de cambio de error listado en la “Tabla 43”.  
Puntos de prueba obligatorios:  10·Itr, f.p.= 1. 
9.16.2  Temperaturas extremas – frío. 
Las normas que aplican son la IEC 60068 -2-1 e IEC 60068 -3-1. 
Objetivo d e la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
44” de este Apéndice, en condiciones de bajas temperaturas.  
Tabla 44. Disturbio por frío.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límit es del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Frío. Una temperatura estándar 
más baja que el límite inferior 
de temperatura especificado, 
2 horas.  Falla no 
significativa.  1/3 del error 
máximo permisible 
de base.  1/2 del error 
máximo permisible 
de base.  
 
Procedimiento de prueba:  La prueba consiste en la exposición a la baja temperatura especificada en 
condiciones de "aire libre" durante 2 horas (a partir del momento en que la temperatura del medidor 
multifunción es estable) con el med idor multifunción en estado de no funcionamiento.  
El cambio de temperatura no debe exceder 1°C/min durante el calentamiento y el enfriamiento.  
Severidad de la prueba:  El ensayo se debe realizar a una temperatura estándar más baja que el límite 
inferior de temperatura especificado para el medidor multifunción.  
Temperaturas posibles:  –10 °C, –25 °C, –40 °C y –55 °C.  
Efectos permitidos:  Después de la prueba, la función del medidor multifunción no debe ser perjudicada y 
el cambio de error no debe exceder el lím ite de cambio de error listado en la “Tabla 44”.  
Puntos de prueba obligatorios:  10·Itr, f.p.= 1. 
9.16.3  Calor húmedo, estado estacionario (sin condensación), para la clase de humedad H1.  
Las normas que aplican son la IEC 60068 -2-78 e IEC 60068 -3-4. 
Objetiv o de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la  “Tabla 
45” de este Apéndice, bajo condiciones de alta humedad y temperatura constante. Para medidores 
multifunción que se especifican para lugares cerrados donde los medidores multifunción no están sometidos a 
condensación de agua, precipitación o formaciones de hielo (H1).  
Tabla 45. Disturbio por calor húmedo.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medid ores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Calor 
húmedo.  H1: 30 °C, 85%  
H2: ciclos de 25 °C, 95% a 40 
°C, 93%.  
H3: ciclos de 25 °C, 95% a 55 
°C, 93%.  Falla no 
significativa. 
Ninguna 
evidencia de 
daño 
mecánico o 
corrosión.  ± 0.05  ± 0.05  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Procedimiento de prueba:  La p rueba consiste en la exposición a un nivel alto de temperatura 
especificado y a una humedad relativa constante especificada durante un cierto tiempo fijo definido por el nivel 
de severidad. El medidor multifunción debe ser manejado de tal manera que no se produzca condensación de 
agua sobre él.  
Condiciones de prueba:  Circuitos de tensión y auxiliares energizados con tensión de referencia, y sin 
corriente en los circuitos de corriente.  
Severidad de la prueba:  
a) Temperatura: 30 °C;  
b) Humedad: 85%, y  
c) Dura ción: 2 días.  
Efectos permitidos: Durante la prueba no debe producirse ninguna falla significativa. Inmediatamente 
después de la prueba, el medidor multifunción debe funcionar correctamente.  
Veinticuatro horas después de la prueba, el medidor multifunción debe someterse a una prueba de 
funcionamiento durante la cual se demostrará que funciona correctamente. No debe haber evidencia de daño 
mecánico o corrosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor multifunción.  
9.16.4 Calor húmedo, cíclic o (condensamiento) para las clases de humedad H2 y H3.  
Las normas que aplican son la IEC 60068 -2-30 e IEC 60068 -3-4. 
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9.1 inciso a) y de la “Tabla 
45” de este Apéndice, bajo cond iciones de alta humedad y variaciones de temperatura. Esta prueba se aplica 
a los medidores multifunción con una especificación de clase de humedad para lugares cerrados donde los 
medidores multifunción deben ser sometidos a condensamiento de agua o para l ugares abiertos (clases de 
humedad H2 y H3).  
Procedimiento de prueba:  La prueba consiste en la exposición a variaciones de temperatura cíclicas 
entre 25 °C y la temperatura especificada como temperatura superior de acuerdo con la severidad de la 
prueba ind icada más adelante, manteniendo la humedad relativa por encima del 95% durante las etapas de 
cambio de temperatura y baja temperatura y al 93% durante las etapas de temperatura superior. La 
condensación debe ocurrir en el medidor multifunción durante el au mento de temperatura.  
El ciclo de 24 horas consta de:  
a) Aumento de temperatura durante 3 horas.  
b) Temperatura mantenida a un valor superior hasta 12 horas desde el inicio del ciclo.  
c) La temperatura se reduce a un valor inferior en el intervalo de 3 hor as a 6 horas, siendo la velocidad 
de caída durante la primera hora y media tal que el valor más bajo se alcance en 3 horas, y  
d) La temperatura se mantiene en el valor inferior hasta que se completa el ciclo de 24 horas.  
El período de estabilización anteri or y la recuperación después de la exposición cíclica deben ser tales que 
todas las partes del medidor multifunción estén a una temperatura inferior a 3 °C de su temperatura final.  
Condiciones de prueba:  
a) Los circuitos de tensión y auxiliares energizados  con tensión de referencia;  
b) Sin corriente en los circuitos de corriente, y  
c) Posición de montaje según las especificaciones del fabricante.  
Severidad de la prueba : Los medidores multifunción con una especificación de clase de humedad para 
lugares cerra dos donde los medidores multifunción son sometidos a agua condensada deben ser probados a 
nivel de severidad 1. Los medidores multifunción con una especificación de clase de humedad para lugares 
abiertos deben ser probados en el nivel de severidad 2.  
Clase  de humedad especificada.  H2 H3 
Niveles de severidad.  1 2 
Temperatura superior (°C).  40 55 
Duración (ciclos).  2 2 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Efectos permitidos:  Durante la prueba no se debe producir ninguna falla significativa.  
Inmediatamente después de la prueba, el medidor mu ltifunción debe funcionar correctamente.  
Veinticuatro horas después de la prueba, el medidor multifunción debe someterse a una prueba de 
funcionamiento durante la cual se demostrará que funciona correctamente. No debe haber evidencia de daño 
mecánico o cor rosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor multifunción.  
9.16.5  Prueba de agua.  
Las normas que aplican son la IEC 60068 -2-18, IEC 60512 -14-7 e IEC 60529.  
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de los requisitos del numeral 9 .1 inciso a) y de la “Tabla 
46” de este Apéndice, en condiciones de lluvia y salpicaduras de agua. La prueba es aplicable a medidores 
multifunción que se especifican para ubicaciones abiertas (H3).  
Tabla 46. Disturbio por agua.  
Magnitud de 
disturbio.  Nivel  de disturbio.  Efectos 
permitidos.  Límites del cambio de error (%) para 
medidores de clase.  
0.5 S  0.2 S  
Agua.  Únicamente H3, 0.07 L/min (por 
boquilla), 0° y 180°, 10 min.  Falla no 
significativa. 
Ninguna 
evidencia de 
daño 
mecánico o 
corrosión.  - - 
 
Procedimiento de prueba:  El medidor multifunción se debe montar en un dispositivo apropiado y se 
somete a un chorro de agua generado a partir de un tubo oscilante o una boquilla de aspersión utilizada para 
simular el rocío o salpicaduras de agua.  
Condiciones  de prueba:  
a) El medidor multifunción debe estar en modo funcional durante la prueba;  
b) Caudal (por boquilla): 0.07 L/min;  
c) Duración: 10 min, y  
d) Ángulo de inclinación: 0 ° y 180 °.  
Efectos permitidos:  Durante la prueba no se debe producir ninguna fal la significativa.  
Inmediatamente después de la prueba, el medidor multifunción debe funcionar correctamente.  
Veinticuatro horas después de la prueba, el medidor multifunción debe someterse a una prueba de 
funcionamiento durante la cual se demostrará que fu nciona correctamente. No debe existir evidencia de 
ningún daño mecánico o corrosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor multifunción.  
10. Evaluación y aprobación de modelo o prototipo.  
Sólo se considera que un medidor multifunción ha superado las pruebas de modelo o prototipo, si los 
resultados de todas las pruebas cumplen los requisitos establecidos en cada una de ellas. La incertidumbre de 
medición debe ser lo suficientemente pequeña para permitir una clara discriminación entre un re sultado dentro 
de los límites correspondientes y un resultado fuera de éstos. En particular, debe obtenerse una incertidumbre 
inferior a un quinto del error máximo permisible, que corresponda a cada punto de las pruebas descritas en el 
numeral 7 de este Ap éndice, a menos que se especifique lo contrario en la descripción  de la prueba 
pertinente.  
El alcance de las pruebas realizadas y la rigurosidad de las mismas deben ser compatibles con las 
especificaciones del fabricante.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Apéndice B  
(Normativo)  
Procedimien to de revisión, pruebas y aseguramiento (RPA).  
Criterios de aceptación.  
Índice  
1. Procedimiento para pruebas iniciales al sistema de medición.  
2. Procedimiento para RPA programada y no programada.  
3. Métodos de prueba.  
Contenido  
En el presente Apéndice se consideran los siguientes procedimientos:  
a) Procedimiento para pruebas iniciales;  
b) Procedimiento para pruebas programadas y no programadas, y  
c) Métodos de revisión y prueba.  
1. Procedimiento para pruebas iniciales.  
Dentro de las pruebas iniciales se co nsideran las pruebas de forma común (rutina) que deben efectuar los 
fabricantes; así como las pruebas de comprobación metrológica que debe efectuar el Transportista o el 
Distribuidor, cada vez que se va instalar un sistema de medición.  
1.1 Pruebas de rutin a: 
a) Pruebas del lote de los TP;  
b) Pruebas del lote de los TC, y  
c) Pruebas del lote de los medidores multifunción.  
1.2 Comprobación metrológica.  
1.2.1 Calibración de medidores en laboratorio.  
Esta aplica a medidores multifunción monofásicos y bifásicos que se instalan en suministros de baja 
tensión. Consiste en la calibración de un lote de medidores multifunción previamente seleccionado, por 
muestreo estadístico, para asegurar que se conservan las condiciones metrológicas al ser recibidos por los 
Transpo rtistas o Distribuidores.  
Para los medidores multifunción trifásicos, las calibraciones se llevan a cabo en todos los medidores que 
reciba el Transportista o el Distribuidor.  
El método para la calibración de medidores multifunción en el laboratorio es el q ue se indica en el numeral 
3.3 de este Apéndice y los criterios de aceptación y rechazo se definen en la “Tabla 1” de este Apéndice.  
Tabla 1. Tolerancias máximas permitidas en la calibración del medidor multifunción en el 
laboratorio.  
Clase de exactitud.  % Error relativo máximo.  
2.0%  ± 2.0%  
0.5%  ± 0.5%  
0.2%  ± 0.2%  
 
1.2.2 Prueba de polaridad a transformadores de corriente en media y alta tensión.  
Consiste en la identificación de las polaridades del transformador de corriente de sus terminales, 
terminales  de polaridad y no polaridad. Se debe inyectar una corriente permanente por un tiempo determinado 
al 10% de su corriente nominal, observando que integren ambos patrones de energía e identificando las 
terminales de polaridad y no polaridad del equipo bajo p rueba o, con patrones o equipos similares para este 
tipo de prueba. Se debe realizar la conexión de los patrones y la carga de acuerdo a los diagramas de la 
“Figura 1”, de este Apéndice.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
 
Figura 1. Conexiones para prueba de transformador de corriente medi a y alta tensión.  
 
1.2.3  Prueba de polaridad de transformadores de corriente en baja tensión.  
Para los transformadores tipo dona de 0.6 kV, se debe circular una corriente de 50 A por un minuto en el 
circuito primario del TC, utilizando una fuente de corrie nte de la carga artificial y respetando la marca de 
polaridad, de acuerdo a la “Figura 2” de este Apéndice, o con patrones o equipos similares para este tipo de 
prueba. Al realizar la integración de energía en cada uno de los patrones, se da por correcta l a prueba de 
polaridad. Con esta prueba quedan identificadas perfectamente las terminales de polaridad y no polaridad. Si 
la polaridad esta invertida éstos no registrarán la energía.  
1.2.4  Prueba de relación de transformadores de corriente en media y alta t ensión.  
Consiste en comprobar la exactitud del transformador de corriente. Se debe realizar la conexión de 
acuerdo al diagrama de la “Figura 1” de este Apéndice. Se debe inyectar, por un tiempo de 1 minuto, una 
corriente permanente al 10%, 50% y 90% de la corriente nominal del transformador de corriente, o aplicar el 
10%, 50% y el 90% de la corriente de 50 A que genere la fuente de corriente eléctrica aplicando estos 
porcentajes. Se toman simultáneamente los valores de corriente eléctrica primaria y secunda ria del TC para 
obtener la relación del mismo, de acuerdo a la “Tabla 2” de este Apéndice.  
Tabla 2. Fórmulas prueba de relación e integración de transformador de corriente.  
 
 
En donde:  
Ipri Corriente primaria del transformador de corriente.  
Isec Corriente  secundaria del transformador de corriente.  
RTC placa datos  Relación de transformador de corriente de placa de datos.  
RTC med Relación de transformador de corriente medido.  
%RR RTC Registro relativo de la relación de transformación de corriente.  
%ER RTC Error relativo de la relación de transformación de corriente.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
1.2.5  Prueba de relación de transformadores de corriente en baja tensión.  
Se debe utilizar la conexión de la prueba de polaridad del transformador de corriente, “Figura 2” de este 
Apéndice. Iniciar la  integración por 1 minuto con la inyección de corriente permanente de 50 A. Tomar 
simultáneamente los valores de corriente eléctrica primaria y secundaria del TC, obteniendo, con esto, la 
relación del transformador de corriente, que debe ser el valor de la  placa de datos, de acuerdo a la “Tabla 2” 
de este Apéndice.  
 
Figura 2. Conexiones para prueba de transformador de corriente en baja tensión.  
1.2.6 Prueba de aislamiento para transformadores de corriente.  
Para realizar esta prueba se debe utilizar un equi po probador de aislamiento. Como primer paso, debe 
puentearse P1 con P2 y S1 con S2 (“Figura 3” de este Apéndice). En cada una de las siguientes pruebas, se 
debe obtener la lectura y registrarla en el formato establecido.  
a) Prueba alta contra baja.  
b) Prueba alta contra tierra.  
c) Prueba baja contra tierra.  
Las lecturas antes obtenidas deberán ser iguales o mayores a 50 000.0 M  para que sean satisfactorias, 
de no cumplir con lo anterior el transformador no debe utilizarse.  
 
Figura 3. Diagrama de conexión  del transformador de corriente con el equipo probador de aislamiento.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
1.2.7 Prueba de relación del transformador de potencial.  
Esta prueba consiste en comprobar la relación de transformación del TP.  
Se debe conectar una alimentación de 110 V C.A. en el lad o primario y se procede a medir la tensión en 
las terminales del primario ( Vpri) y en las terminales del secundario ( Vsec) simultáneamente, registrando los 
valores medidos. Con estos valores se calcula la relación de transformador de potencial medido ( RTP med), el 
cual se compara con la relación de transformador de potencial de placa de datos ( RTP placa de datos ), para 
obtener el registro relativo de la relación de transformación de potencial ( %RR RTP). Los cálculos y el criterio de 
aceptación se indican en la  “Tabla 3”, de este Apéndice.  
Tabla 3. Fórmulas prueba de relación e integración de transformador de potencial.  
 
 
En donde:  
Vpri Tensión primaria del transformador de potencial.  
Vsec Tensión secundaria del transformador de potencial.  
RTP placa datos  Relac ión de transformador de potencial de placa de datos.  
RTP med Relación de transformador de potencial medido.  
%RR RTP Registro relativo de la relación de transformación de potencial, y  
%ER RTP Error relativo de la relación de transformación de potencial.  
1.2.8  Prueba de aislamiento a transformador de potencial, “Figura 4” de este Apéndice.  
Esta prueba consiste en comprobar el aislamiento del TP.  
Se deben cortocircuitar las terminales del devanado primario y secundario en forma independiente.  
Realizar las siguien tes pruebas de resistencia de aislamiento con el equipo correspondiente.  
a) Prueba alta contra baja;  
b) Prueba alta contra tierra, y  
c) Prueba baja contra tierra.  
Las lecturas antes obtenidas deben ser iguales o mayores a 50 000.0 M  para que sean satisfac torias, de 
no cumplir con lo anterior el transformador no debe utilizarse.  
 
Figura 4. Diagrama de conexión para las pruebas de resistencia de aislamiento.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
2. Equipos de prueba, accesorios y herramientas para realizar pruebas iniciales, programadas y 
no pr ogramadas.  
Esta actividad aplica para las pruebas periódicas o programadas y no programadas a sistemas de 
medición multifunción instalados en campo.  
2.1 Equipos de prueba, accesorios, equipo de seguridad y herramientas.  
Los equipos y accesorios que se list an a continuación son los necesarios para utilizarse en las diferentes 
pruebas según corresponda.  
2.2 Equipo de prueba.  
a) Medidor multifunción patrón monofásico portátil de potencia activa y reactiva;  
b) Carga artificial;  
c) Probador de campo para transfo rmadores de potencial;  
d) Probador de daños de transformadores de corriente;  
e) Analizador de redes eléctricas;  
f) Voltamperímetro digital de gancho (RCM verdadero);  
g) Cronómetro;  
h) Amperímetro para media y alta tensión;  
i) Computadora portátil con softw are propietario de medidores multifunción de la misma versión que la 
del medidor multifunción a probar;  
j) Monitor de condiciones ambientales, y  
k) Analizador de circuitos polifásicos con capacidad de medir parámetros de calidad de la potencia.  
2.3 Accesor ios. 
Adicional a los equipos de prueba, de requerirse, se debe disponer de algunos de los accesorios que se 
listan a continuación, mismos que tienen como función interconectar a los equipos para que éstos interactúen 
mediante señales de corriente, señales de potencial y señales lógicas.  
a) Cables con conector tipo BNC  en ambos extremos;  
b) Cables para conexión de señales de tensión, con terminal tipo zapata, pellizqueta, entre otras, según 
corresponda;  
c) Cables “B” para las conexiones de corriente, calibre  No. 4 AWG  (American Wire Gauge , por sus 
palabras en inglés) con conector tipo poste;  
d) Cables "C" de alimentación auxiliar de los patrones, con clavija en un extremo y zapatas en el otro, 
puentes de conexión con zapatas en ambos extremos con cable calibr e No. 14 AWG ; 
e) Contador automático de pulsos;  
f) Sensor de pulsos, por radiación infrarroja;  
g) Interruptor manual para arranque y paro de medidor multifunción patrón portátil de watthoras;  
h) Interface para contar pulsos y paro de patrón de referencia m edidor multifun ción patrón portátil de 
watthorí metro;  
i) Adaptador base enchufe ( socket, por sus palabras en inglés) para medidor multifunción;  
j) Extensión multicontacto polarizada para 120 V, para alimentar los instrumentos y equipos;  
k) Peineta de prueb a compatible con el dispositivo de prueba ( testing block , por sus palabras en inglés) 
del medidor multifunción o similar, y  
l) Puerto óptico para interconexión de medidor multifunción y equipo de cómputo portátil.  
2.4 Herramientas.  
a) Equipo de seguridad p ersonal como son: casco con barbiquejo, guantes de carnaza, gafas, ropa de 
trabajo y calzado apropiado;  
b) Escalera sencilla fibra de vidrio y escalera de fibra de vidrio de extensión de las dimensiones 
apropiadas;  
c) Guantes de hule de la clase de aislami ento adecuada;  
d) Herramienta personal con su aislamiento de seguridad de al menos 600 V, y  
e) Pértiga telescópica para línea viva.  
2.5 Procedimiento de revisión, pruebas y aseguramiento de los sistemas de medición.  
Este procedimiento considera la metodolo gía para realizar revisión, pruebas y aseguramiento de los 
sistemas de medición con el fin de comprobar la correcta medición e integración de la energía eléctrica, para 
lo cual, es preciso considerar los puntos aplicables en la “Tabla 4” de este Apéndice, en función del tipo de 
sistema de medición de acuerdo a lo siguiente:  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
a) Sistemas de medición con TC y TP instalados en media y alta tensión;  
b) Sistemas de medición en baja tensión con TC cuando se miden cargas mayores a 50 kW, y  
c) Sistemas de medición i nstalados en baja tensión con medidor autocontenido . 
Tabla 4.  
Actividad.  Sistemas de medición.  
TC y TP.  TC. Autocontenidos 
con demanda.  Trifásicos en 
baja tensión.  Bifásicos en  
baja tensión.  Monofásicos 
en baja 
tensión.  
2.6 Interacción con el usuario.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2.7 Actividades de seguridad y 
control.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2.8 Revisión y prueba del sistema de 
medición.  Sí Sí Sí Sí Sí Sií 
2.9 Prueba de integración de 
energía.  (1) (1) No No No No 
2.10 Calibración del medidor 
multifunción.  (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
2.11 Detección de anomalías.  (3) (3) (3) (3) (3) (3) 
2.12 Sellado.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2.13 Documentación de la revisión.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
(1) Se efectúa cuando la carga medida presenta variabilidad superior al 10% de acuerdo al numeral 3. 2 de este Apéndice.  
(2) Aplica en la atención de las inconformidades de los usuarios, en todas las revisiones, pruebas y aseguramientos de la medició n 
cuando le corresponda de acuerdo al programa anual de pruebas del Transportista o Distribuidor, así como por solicitud de la CRE 
donde se considera la verificación por parte de un TE aprobado.  
(3) Aplica cuando se detecta alguna anomalía que afecte el correcto registro de energía o en los casos de error en la facturación  
detectados en el transcurso de la revi sión y prueba a los sistemas de medición por parte del Transportista o Distribuidor.  
2.6 Interacción con el usuario.  
Antes de iniciar la revisión y prueba del sistema de medición, se deberá notificar por escrito al usuario o su 
representante, indicando el  alcance de los trabajos y solicitando su presencia en el transcurso de éstos.  
2.7 Actividades de seguridad y control.  
2.7.1  Las actividades de seguridad están dirigidas a prevenir accidentes que dañen a las personas o a los 
bienes materiales en el transcu rso de los trabajos, dando atención a los numerales 2.7.1.1 al 2.7.1.7.  
2.7.1.1  Planear la maniobra a realizar con todo el personal que llevará cabo la revisión y prueba.  
2.7.1.2 El personal que lleve a cabo la revisión, prueba y aseguramiento de la medici ón, debe observar las 
medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las Normas Oficiales 
Mexicanas expedidas por las autoridades competentes, y las que indiquen los patrones para la prevención de 
riesgos de trabajo.  
2.7.1.3  Debe utilizarse equipo de seguridad personal, portando el casco con barbiquejo, los guantes, 
gafas, ropa de trabajo y calzado, para trabajos con energía eléctrica y guardar las distancias de seguridad 
respecto a partes energizadas.  
2.7.1.4  Debe asegurarse qu e en el área de trabajo no existan condiciones inseguras tales como 
obstáculos, líneas energizadas u otras que pongan en riesgo la integridad física del personal o bienes 
materiales.  
2.7.1.5  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, cinta o barreras que impidan el paso a personas y 
vehículos ajenos a la maniobra.  
2.7.1.6  Donde existan transformadores de corriente, se deben extremar precauciones para evitar dejar 
abierto el circuito secundario de éstos.  
2.7.1.7  Realizar una revisión ocular general que incluya al medidor multifunción, transformadores de 
instrumento, acometida, subestación, y demás componentes del sistema donde se vaya a realizar la actividad, 
con objeto de detectar cualquier anomalía evidente que impida la correcta integración de energía  consumida, 
así como condiciones inseguras o posible deterioro del sistema de medición que representen un riesgo 
potencial a las instalaciones o a las personas.  
2.7.2  Las actividades de control están dirigidas a recabar los datos básicos del sistema de med ición con el 
fin de asegurar que los trabajos se desarrollen de manera ordenada, debiéndose anotar en el registro de 
prueba del sistema de medición los datos del equipo de medición y constatar que sus características 
corresponden a las condiciones eléctric as y contractuales del servicio, considerando principalmente  lo 
siguiente:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
a) Número de medidor multifunción y sus lecturas de consumos y demandas;  
b) Código de medidor multifunción (debiendo constatar la congruencia respecto al sistema de medición 
y a la tarifa aplicable y en apego al Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia);  
c) Multiplicador de lecturas (relación de transformación de los transformadores de instrumento) 
debiendo cotejar con el registro de facturación, y  
d) Revisar condicion es de los sellos conforme a los numerales 2.12 y 3.5 de este Apéndice, constatando 
que los números correspondan con los de la última revisión y prueba efectuada.  
2.8 Desarrollo de la revisión y prueba de sistema de medición.  
La revisión y prueba es la acti vidad sustancial de este Apéndice y va dirigida a comprobar la correcta 
medición y registro de la energía eléctrica de todos los elementos del sistema integrados. La metodología se 
indica en el numeral 3.1 de este Apéndice.  
2.9 Prueba de integración de ene rgía. 
Esta prueba consiste en la comparación de la integración de energía activa y reactiva entre un medidor 
multifunción bajo prueba y un analizador de redes o equipo similar durante un período de tiempo establecido. 
Esta prueba debe realizarse en apego a l numeral 3.2 de este Apéndice, cuando la carga medida presente 
variaciones súbitas mayores al 10%.  
2.10 Calibración del medidor multifunción.  
Las calibraciones que deben realizarse son las siguientes:  
a) Con carga alta;  
b) Con carga inductiva;  
c) Con carg a baja;  
d) Con varh cuadrante 1, y  
e) Con varh cuadrante 3.  
Dichas calibraciones se deben llevar a cabo conforme a lo indicado en el numeral 3.3 de este Apéndice, 
considerando el subnumeral específico acorde al sistema de medición que corresponda.  
2.11 Detección de anomalías.  
2.11.1  Esta actividad aplica cuando, en el transcurso de la revisión y prueba a los sistemas de medición y 
acometidas que alimentan a la carga, se detecte una anomalía que afecte la correcta medición o integración 
de uno o varios parám etros eléctricos que impacten en las transacciones comerciales. Considera también las 
anomalías que afectan la integridad de los datos almacenados en el medidor multifunción. El procedimiento a 
seguir se indica en el numeral 3.4 de este Apéndice.  
2.11.2  Cuando la revisión y prueba se lleve a cabo como parte de una verificación, ésta debe reportar a la 
entidad competente las anomalías detectadas, como lo indica al artículo 113 del Reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica.  
2.12 Sellado.  
Una vez que se h aya concluido la revisión y prueba a los sistemas de medición, así como a su acometida, 
se deben instalar los sellos en apego al numeral 3.5 del presente Apéndice.  
2.13 Documentación de la revisión y prueba a los sistemas de medición.  
Deben anotarse todos los datos de las pruebas realizadas, así como sus resultados en los registros que 
documenten el Transportista o Distribuidor.  
3. Métodos de prueba.  
3.1 Revisión y prueba del sistema de medición.  
Las pruebas que se describen a continuación están dirigidas a  comprobar la correcta medición y registro 
de la energía eléctrica, así como constatar la integridad de los datos en sistemas de medición que cuentan 
con transformadores de corriente y transformadores de potencial en media o alta tensión (TP y TC), asociad os 
a uno o más medidores multifunción, a sistemas con transformadores de corriente (TC) en baja tensión, 
asociados a uno o más medidores multifunción, así como aquellos sistemas que cuenten con medidores 
autocontenidos.  
El alcance de las pruebas es para co mprobar la correcta interacción e interoperabilidad de todos los 
elementos que conforman el sistema de medición, incluyendo los conductores que los interconectan, así como 
la o las acometidas que alimentan la carga. También está dirigido a la detección de conexiones o artefactos 
que impidan o alteren el correcto funcionamiento de los sistemas de medición o deriven el flujo de energía 
eléctrica antes de pasar por éstos. Las actividades a realizar están en función de los tipos de sistemas de 
acuerdo a la “Tab la 5” de este Apéndice.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 5.  Procedimiento de revisión, pruebas y aseguramiento de los sistemas de medición.  
Actividad.  Sistemas de medición.  
TC y 
TP. TC. Autocontenidos 
con demanda.  Trifásicos 
en baja 
tensión.  Bifásicos 
en baja 
tensión.  Monofásicos en 
baja tensión.  
3.1.1  Adquisición de datos del 
medidor.  Sí (1) (1) (1) (1) (1) 
3.1.2  Revisión de acometida y 
conductores de 
interconexión.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
3.1.3  Prueba de relación a 
transformación de 
corriente.  Sí Sí No No No No 
3.1.4  Prueba con car ga 
instantánea.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
3.1.5  Prueba de burden  para los 
transformadores de 
corriente y potencial.  Sí Sí No No No No 
3.1.6  Prueba de demanda.  Sí Sí Sí No No No 
3.1.7  Comprobar y validar datos 
recabados en campo contra 
el registro de datos del 
Sistema de facturación y o 
liquidación.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
3.1.8  Comparar corrientes en 
media tensión contra 
corrientes secundarias.  No No Sí No No No 
3.1.9  Prueba de secuencia de 
fases.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
(1) De acuerdo a periodicidad, estadística o muest ra elegida por el Transportista o Distribuidor.  
3.1.1 Adquisición y análisis de datos del medidor multifunción.  
Esta actividad se debe efectuar con una computadora portátil que tenga instalado el software  propietario 
del medidor multifunción, asegurando q ue el equipo cuente con la fecha y hora correspondiente. Las 
actividades básicas son las siguientes:  
a) Lectura de registros de energía acumulados y perfiles de carga;  
b) Lectura de alarmas y eventos;  
c) Diagnósticos energéticos que consideren todos los pa rámetros instantáneos y acumulados del 
medidor multifunción, y  
d) Revisar la información recabada de eventos, alarmas, fecha, horas, lecturas, constantes, versión 
firmware  y demás parámetros registrados que nos den certeza de la integridad de los datos. 
Asimismo, se debe constatar que estos son acordes a las condiciones eléctricas que presenta la 
carga al momento de la prueba.  
3.1.2 Revisión de acometida y conductores de interconexión.  
Ésta tiene por objeto comprobar que no existan conexiones o artefactos q ue impidan o alteren la correcta 
medición y registro de la energía eléctrica, debiendo llevar a cabo las siguientes acciones:  
a) Revisar la acometida desde el punto de conexión hasta el sistema de medición, para comprobar que 
no existan conexiones indebida s antes del sistema de medición, que deriven parcial o totalmente la 
energía entregada;  
b) Revisar la interconexión entre cada uno de los elementos del sistema, para comprobar que no 
existan conexiones o artefactos indebidos que alteren las señales de corr iente y tensión que 
alimentan al medidor multifunción;  
c) Llevar a cabo las mediciones necesarias en acometidas y conductores de interconexión de los 
elementos del sistema, y  
d) Revisión ocular minuciosa, principalmente en los lugares ocultos susceptibles a posibles 
intervenciones indebidas.  
3.1.3 Prueba de relación de transformación de los transformadores de corriente.  
Ésta consiste en verificar la relación de corriente primaria respecto a la corriente secundaria de cada una 
de las fases del sistema de acu erdo a lo siguiente:  
a) Medición de corriente primaria de cada fase con un voltamperímetro digital de gancho (RCM 
verdadero) para sistemas en baja tensión o, un amperímetro para media y alta tensión, cuando se 
trate de sistemas instalados en media o alta t ensión.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
b) En los sistemas instalados en baja tensión, la medición de corrientes primarias se debe llevar a cabo 
en las boquillas del transformador, cuando la instalación cuente con él o, en la acometida de baja 
tensión, preferentemente al límite de la pro piedad, cuando no se cuente con transformador.  
c) Simultáneamente se debe medir la corriente secundaria de cada fase en la tablilla de pruebas con un 
analizador de redes.  
d) La relación de transformación de corriente ( RTC) se calcula mediante la fórmula:  
 
 
Criterio de aceptación:  Cumple, si la desviación es igual o menor a ± 3%.  
Si la desviación no cumple conforme al criterio de aceptación, se debe efectuar nuevamente esta actividad 
para descartar la posibilidad de alguna variación súbita de la corriente.  
3.1.4 Prueba con carga instantánea.  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia medida por el sistema de medición 
respecto a la potencia demandada por la carga en un instante determinado, su valor es expresado en 
porcentaje, por lo que preferentemente se deberá efectuar de manera simultánea a la prueba de relación  de 
transformación.  
3.1.4.1 Pruebas en el medidor multifunción.  
3.1.4.1.1  Se determina la potencia en kVA que resulta de la potencia instantánea que registra el medidor 
multifunción de kW y kvar, con base al tiempo que tarda el disco del medidor multifunción o emulador de disco 
(de Wh y varh) en dar un número previamente determinado de revoluciones. La fórmula aplicable se indica en 
la “Tabla 6” de este Apéndice.  
3.1.4.1.2 Si el medidor multifunción cuenta con la opción de presentar registros instantáneos de potencia, 
los valores observados de potencia durante esta prueba se consideran como válidos en sustitución de los 
calculados en el numeral 3.1.4.1.1 de este Apéndice.  
3.1.4.2 Mediciones de prueba efectuadas a la carga.  
3.1.4.2.1 Se debe medir la tensión en la tablilla de pruebas de fase a neutro ( VAN, VBN, VCN) para sistemas 
3 fases 4 hilos estrella o de fase a fase para sistemas 3 fases 3 hilos delta ( VAB, VBC, VCA). Si se  trata de un 
sistema de medición sin transformadores de instrumentos, se deben medir los valores de tensión en las 
terminales de la base enchufe ( socket, por su palabra en inglés) o del interruptor.  
3.1.4.2.2 Se debe medir la corriente primaria de cada fas e con un voltamperímetro digital de gancho (RCM 
verdadero) para sistemas en baja tensión o un amperímetro para media y alta tensión cuando se trate de 
sistemas instalados en media o alta tensión.  
3.1.4.2.3 Medir con un analizador de redes los valores de án gulos de desfasamiento entre la tensión y su 
intensidad de corriente asociada para cada una de las fases.  
3.1.4.2.4 Medir con un analizador de redes los valores de ángulos de desfasamiento de cada señal de 
tensión para asegurar que:  
a) En un sistema estrel la los ángulos VAN - VBN, VBN - VCN así como VCN - VAN son de 120°; y  
b) En un sistema delta los ángulos VAN - VCB son de 60°.  
3.1.4.2.5 Con los datos obtenidos de corriente en el lado primario, tensión en el lado secundario afectado 
por la relación de tra nsformación de los TP y los ángulos de desfasamiento entre tensión y corriente, se 
calcula la potencia instantánea utilizando las fórmulas referidas en la “Tabla 7” del presente Apéndice.  
3.1.4.2.6 Una vez obtenida la potencia medida por el medidor multifu nción, así como la potencia 
instantánea, se calcula el registro relativo y el error relativo utilizando las fórmulas indicadas en la “Tabla 8” de 
este Apéndice.  
Tabla 6.  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.1.4.2.7  El sistema de medición cumple con esta prueba cuando su resultado esté d entro de los valores 
que se indican en la “Tabla 9” de este Apéndice.  
Tabla 9. Tolerancia permitida en la prueba con carga instantánea.  
Clase de exactitud.  % Promedio de error relativo permitido.  Rango de % registro relativo permitido.  
2.0%  Menor o igual a ± 10.0%  90.0% - 110.0%  
0.50%  Menor o igual a ± 5.0%  95.0% - 105.0%  
0.20%  Menor o igual a ± 5.0%  95.0% - 105.0%  
 
3.1.4.2.8  Cuando no se cumpla con los criterios de aceptación especificados en la “Tabla 9”  de este 
Apéndice, se debe realizar nuevamente la prueba para descartar el efecto de variaciones súbitas de carga. Si 
el resultado continúa fuera de tolerancia, se debe llevar a cabo la calibración del medidor multifunción indicada 
en el numeral 3.3 del presente Apéndice y, adicionalmente, para los sis temas de medición con TC y TP y los 
sistemas de TC, se debe efectuar una prueba de integración de energía eléctrica indicada en el numeral 3.2 
de este Apéndice.  
3.1.5  Prueba de  burden  para los transformadores de instrumento.  
3.1.5.1  Prueba a transformadore s de potencial.  
Esta prueba tiene por objeto detectar posibles daños en los transformadores de potencial y su circuito 
secundario asociado, así como constatar sus condiciones de saturación.  
La prueba se efectúa utilizando un probador de campo para transfor madores de potencial que se conecta 
en paralelo a cada una de las fases en el block  de pruebas dispuesto en conexión, fase -neutro de acuerdo a 
lo siguiente:  
a) Se conecta en la tablilla de pruebas una terminal del probador de campo para transformadores de 
potencial al borne de neutro y otra al borne de cada una de las fases y se toma la medición obtenida 
(lectura a); 
b) Se adiciona una carga en paralelo de 60 Ω mediante el control correspondiente del probador 
utilizado, tomando una segunda medición bajo esta condición (lectura b); 
c) Criterio de aceptación:  cumple, cuando todas aquellas desviaciones de lectura “ b” respecto a 
lectura “ a” son menores o iguales a 3.5%;  
d) En aquellos casos donde la desviación obtenida es mayor a 3.5% se deberán tomar las acciones 
conducentes y evaluar su impacto en las mediciones; y  
e) Recomendaciones de seguridad:  
1. El burden  sólo se adiciona como máximo 5 segundos en dicha prueb a, y 
2. Si se requiere realizar una segunda prueba al mismo transformador de potencial debe esperar 
un mínimo de 5 minutos para poder realizarla, para no someterlo a esfuerzo electrodinámico.  
3.1.5.2 Prueba a transformadores de corriente.  
Ésta tiene por ob jeto detectar posibles daños en los transformadores de corriente y su circuito secundario 
asociado, así como constatar sus condiciones de saturación.  
Para efectuar esta prueba se utiliza el probador de daños de transformadores de corriente, cuya función es  
adicionar una carga extra a cada uno de los transformadores de corriente dispuesta en conexión serie 
respecto al medidor multifunción interconectado.  
Para cada una de las fases, se lleva a cabo en la tablilla de pruebas o dispositivo correspondiente, lo 
siguiente:  
a) Cortocircuitar el circuito secundario del transformador de corriente en la tablilla de pruebas;  
b) Insertar una derivación al circuito secundario en la tablilla de prueba mediante un dispositivo 
derivador apropiado con lo cual se acoplará en d isposición serie el probador de daños de 
transformadores de corriente, el medidor multifunción  y la bobina secundaria del transformador de 
corriente bajo prueba;  
c) Se desactiva el mecanismo del cortocircuito secundario para permitir que fluya la corriente , debiendo 
registrar la medición indicada en el probador de daños de transformadores de corriente (lectura a); 
d) Se debe adicionar, mediante el control correspondiente del probador, una carga en serie de 4 Ω para 
el caso de transformadores de corriente de  media o alta tensión y, de 2 Ω si éstos son de baja 
tensión, debiendo registrar una segunda medición bajo esta condición (lectura b); Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
e) Criterio de aceptación:  cumple, si la desviación de la lectura “ b” respecto a lectura “ a” es menor o 
igual a 10%;  
f) En aquellos casos donde la desviación obtenida es mayor a 10%, se deberán tomar las acciones 
conducentes y evaluar su impacto en las mediciones. Es necesario constatar que la desviación 
obtenida no se debió a una variación súbita de carga; y  
g) Recomendacio nes de seguridad:  
1. El burden  sólo se adiciona como máximo 5 segundos en dicha prueba;  
2. Si se requiere realizar una segunda prueba al mismo transformador de corriente, se debe 
esperar un mínimo de 5 minutos para poder realizarla y no someter al equipo a  esfuerzo 
electrodinámico, y  
3. Asegurarse en el transcurso de esta maniobra que en ningún momento se abra el circuito 
secundario de corriente.  
3.1.6 Prueba de demanda.  
La prueba de demanda tiene por objeto comprobar que el medidor multifunción bajo prueba  mide la 
potencia de manera adecuada y ésta es registrada correctamente, y se debe realizar conforme a los 
numerales 3.1.6.1 al 3.1.6.6 de este Apéndice.  
3.1.6.1 Se debe interconectar el medidor multifunción en disposición serie -paralelo con una carga arti ficial 
y el medidor multifunción patrón de referencia de acuerdo a como se indica en las “Figuras 6, 8, 10, 12, 14 o 
17” de este Apéndice, según el tipo de medidor multifunción.  
3.1.6.2 Se debe activar en el medidor multifunción el modo prueba.  
3.1.6.3 Se alimenta el medidor multifunción bajo prueba, la carga artificial y el medidor multifunción patrón 
a la tensión y corriente nominal del medidor multifunción bajo prueba a factor de potencia unitario.  
3.1.6.4 Para iniciar la prueba, se acciona en el medidor  multifunción bajo prueba el mecanismo de 
restablecer a ceros la integración de demanda, y de manera simultánea, se activa el inicio de medición  del 
patrón.  
3.1.6.5 Al término de 5 minutos de prueba, de manera simultánea se detiene la integración del patró n y se 
baja la corriente inyectada a cero.  
3.1.6.6 Se toma la lectura de energía registrada en el medidor multifunción patrón y la lectura de demanda 
registrada en el medidor multifunción bajo prueba y se aplica la siguiente fórmula:  
 
En donde:  
ERD  Error relativo de demanda expresado en %;  
Whpat Energía registrada por el medidor multifunción patrón expresada en Wh;  
DM Demanda medida en el periodo de prueba (5 minutos), y  
C Número de bobinas o sensores de corriente del medidor multifunción a prueba (conecta dos en 
serie).  
3.1.7 Comprobar y validar datos recabados en campo y multiplicador contra el registro en el sistema de 
facturación y/o liquidación.  
Con la finalidad de asegurar una correcta transacción comercial del usuario final se debe cotejar la 
informac ión técnica recabada en campo respecto a los datos que están dados de alta en el sistema comercial 
o sistema de procesamiento de lecturas correspondiente para comprobar su congruencia.  
Dentro del alcance de esta actividad se encuentra la de cotejar el mult iplicador, tipo de suministro (alta, 
media o baja tensión), ubicación de la medición, número de medidor multifunción y tarifa facturada.  
3.1.8  Comparar potencias en alta tensión respecto a potencias en baja tensión.  
En aquellos sistemas de medición instala dos en baja tensión pero que la carga es alimentada desde 
media tensión, se efectúa una prueba de congruencia de las potencias instantáneas en media tensión 
respecto a la de baja tensión, con el fin de descartar la posibilidad de una intervención indebida que derive 
parcial o totalmente la energía entregada. La metodología a seguir se describe en los numerales 3.1.8.1 al 
3.1.8.4 de este Apéndice.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.1.8.1  Medir con amperímetro y pértiga la intensidad de corriente en la parte inicial de la acometida en 
media tensión, y medir simultáneamente la intensidad de corriente secundaria del transformador a la salida de 
la base del medidor multifunción o en los transformadores de corriente en baja tensión, si el sistema contara 
con ellos.  
3.1.8.2  Medir los valores de te nsión en la base enchufe ( socket, por sus palabras en inglés)  o interruptor 
general.  
3.1.8.3  Con estos valores realizar el comparativo de potencia instantánea de acuerdo a la siguiente 
ecuación:  
 
Nota:  El valor de la tensión a considerar para media tensió n se calcula multiplicando el valor de baja 
tensión para cada fase por la relación de transformación que debe indicar el dato de placa del transformador 
considerando preferentemente el tap al que está ajustado al momento de la prueba.  
El resultado obtenido  para media tensión debe ser razonablemente similar al de baja tensión.  
3.1.8.4  En caso de que este valor no sea razonablemente similar, es un indicativo de que existe una 
derivación en la acometida, a menos de que se demuestre lo contrario.  
3.1.9  Prueba d e secuencia de fases.  
Esta prueba nos indica la condición que tiene un circuito de alimentación respecto a su secuencia de 
fases. Para esta actividad se utiliza un secuencímetro preferentemente rotativo. La metodología se describe 
en los numerales del 3.1. 9.1 al 3.1.9.4.  
3.1.9.1  Se conectan las terminales fase A, fase B y fase C del secuencímetro en sus correlativas fases en 
la base socket  o tablilla de pruebas.  
3.1.9.2  Se acciona el botón de prueba y se observa el giro o indicador del probador.  
3.1.9.3  El resultado posible será secuencia positiva (ABC) o secuencia negativa (ACB).  
3.1.9.4  En caso de secuencia negativa só lo se tomarán acciones cuando el sistema de medición cuente 
con medidores electromecánicos, de lo contrario s ólo quedará asentado el resulta do en el resultado de la 
prueba.  
3.2 Prueba de integración de energía.  
Esta prueba consiste en la comparación de la integración de energía activa y reactiva de un medidor 
multifunción bajo prueba respecto a un analizador de redes o equipo similar durante u n período de tiempo 
establecido. Aplica para sistemas de medición con transformadores de instrumento, aunque también se lleva a 
cabo en sistemas de medición autocontenidos. La metodología a seguir se indica en los numerales 3.2.1 al 
3.2.5 de esta Apéndice.  
3.2.1  Interconectar el analizador de redes trifásico con el sistema de medición a prueba a través de su 
tablilla de conexiones, disponiendo un circuito de señales de tensión en paralelo y otro de señales de corriente 
en serie para cada una de sus fases de  acuerdo a las “Figuras 19 y 20” de este Apéndice, según corresponda.  
3.2.2  Activar en el medidor multifunción el modo prueba para un periodo de al menos 30 minutos.  
3.2.3  Asegurar que las lecturas iniciales de kWh y kvarh del medidor multifunción bajo pru eba y analizador 
de redes sean cero.  
3.2.4  Mediante los mecanismos adecuados en la tablilla de pruebas, se hace pasar tanto al medidor 
multifunción bajo prueba como al analizador de redes la corriente y tensión secundaria correspondientes a la 
carga instan tánea, asegurando que de manera simultánea inicien su integración de la energía medida  ambos 
equipos.  
3.2.5  Dejar integrar a ambos equipos durante un periodo mínimo de 15 minutos.  
Evaluar el error relativo con las fórmulas siguientes:  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Donde:  
kWhmed Energ ía eléctrica registrada por el medidor multifunción bajo prueba expresada en kWh;  
kWhreales Energía registrada por el analizador de redes expresada en kWh;  
%RR  Registro relativo expresado en porciento, y  
%ER  Error relativo expresado en porciento.  
Se consid era aceptable el registro del medidor multifunción cuando el error obtenido es igual o  menor a ± 
3%. 
3.3 Calibración.  
3.3.1  Método de calibración.  
El método a utilizar para la calibración de un medidor multifunción de energía es el de comparación 
respecto  a un medidor multifunción patrón de potencia activa Wh y reactiva varh, los cuales se interconectan a 
una misma carga artificial en disposición serie - paralelo de acuerdo a lo siguiente:  
3.3.1.1  La bobina o sensor de corriente del medidor multifunción pa trón y todas las bobinas o sensores de 
corriente del medidor multifunción bajo prueba, se deben conectar en serie respecto a la alimentación de 
corriente de la carga artificial. De acuerdo al diagrama para calibración de medidores autocontenidos, 
mostrado de la “Figura 6 a la 11” de este Apéndice; o bien para sistemas de medición con transformadores de 
instrumento, las “Figuras 12 y 14” en el caso de conexión estrella, y las “Figuras 17 y 18” para el caso de 
conexión delta.  
3.3.1.2  La bobina o sensor de pot encial del medidor multifunción patrón y todas las bobinas o sensores de 
potencial del medidor multifunción bajo prueba deben conectarse en paralelo respecto al potencial que 
alimenta a la carga artificial. Lo anterior, de acuerdo al diagrama para calibrac ión de medidores 
autocontenidos mostrado en las “Figuras 6, 8 y 10” de este Apéndice; o bien para sistemas de medición con 
transformadores de instrumentos, los diagramas de las “Figuras 12 y 14” en el caso de conexión estrella, y 
“Figura 17” para el caso d e conexión delta.  
3.3.2  Requerimientos básicos del medidor multifunción patrón.  
El medidor multifunción patrón debe tener las siguientes características básicas:  
a) El medidor multifunción patrón debe tener una relación de exactitud respecto al medidor mul tifunción 
bajo prueba mínima de 4 a 1; y  
b) Debe contar con informe(s) de calibración vigente emitido por laboratorio(s) acreditado(s) y 
aprobado(s) conforme la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
3.3.3  Condiciones generales de la calibración.  
3.3.3.1  Una vez asegurados los aspectos definidos en los numerales 3.3.1 y 3.3.2 de este Apéndice, se 
procede a la ambientación de los instrumentos a utilizar, que consiste en alimentar durante 5 minutos previos 
al medidor multifunción patrón con una tensión  y corriente de magnitud igual a los valores nominales del 
medidor multifunción bajo prueba y a un factor de potencia unitario. Cuando la calibración se lleva a cabo en 
laboratorio, la ambientación también aplica al medidor multifunción bajo prueba.  
3.3.3. 2 Se debe asegurar que las condiciones ambientales bajo las cuales se realiza la calibración estén 
dentro de los límites aceptables de operación que marcan las especificaciones, del medidor multifunción 
patrón y del medidor multifunción bajo prueba, por lo  que se debe registrar e informar las condiciones 
ambientales (temperatura y humedad relativa al inicio y término de la prueba).  
3.3.3.3  Antes de iniciar el proceso de calibración se debe activar el medidor multifunción a modo de 
prueba y registrar la hora  de inicio de la prueba.  
3.3.3.4  El alcance de la calibración considera una prueba de medición de watthoras y una prueba de 
varhoras cuando se trate de medidores multifunción unidireccionales. Para el caso de medidores multifunción 
bidireccionales se deben  realizar adicionalmente las mismas pruebas, pero con la corriente invertida en el 
medidor multifunción bajo prueba.  
3.3.3.5  El proceso de calibración para watthoras se lleva a cabo bajo tres condiciones de prueba que son: 
carga alta, carga inductiva y car ga baja, según se especifica en la “Tabla 10” de este Apéndice, y se debe 
considerar la cantidad de corridas establecidas en dicha tabla de acuerdo al sistema de medición que se esté 
revisando y probando.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.3.3.6  Para el caso de medidores multifunción bidi reccionales, al término de las corridas de calibración 
que se indican en el numeral 3.3.4.1 es necesario invertir el sentido de la corriente eléctrica en las terminales 
del medidor multifunción bajo prueba, según se indica en el diagrama de las “Figuras 7,  9, 11, 13, 15 y 18” de 
este Apéndice dependiendo del sistema que se trate, para posteriormente volver a realizar el mismo tren de 
pruebas bajo esta nueva condición (energía recibida).  
3.3.3.7  El proceso de calibración con potencia reactiva para un medidor  multifunción unidireccional se lleva 
a cabo bajo una sola condición denominada varh cuadrante 1 conforme se indica en la “Tabla 10” de este 
Apéndice, debiendo realizar la cantidad de corridas establecidas en dicha tabla de acuerdo al sistema de 
medición q ue se esté revisando y probando.  
3.3.3.8 Para el caso de medidores multifunción bidireccionales se considerará una segunda calibración 
con potencia reactiva denominada varh cuadrante 3, según se especifica en la “Tabla 10” de este Apéndice. 
Para este caso será necesario invertir el sentido de la corriente eléctrica en las terminales del medidor 
multifunción bajo prueba, según se indica en el diagrama de las “Figuras 12, 15 y 18” de este Apéndice 
dependiendo del sistema que se trate. La cantidad de corridas están establecidas en la “Tabla 10” de este 
Apéndice, de acuerdo al sistema de medición que se esté probando.  
 
Tabla 10. Criterios para efectuar la calibración.  
Calibración 
con:  Corriente.  Tensión.  Ángulo.  Revoluciones.  Corridas de acuerdo al sistema de 
medición con:  
TC y TP.  TC. Autocontenido.  
Carga alta.  100% Inom 100% (1) 0° 10 3 1 1 
Carga inductiva.  100% Inom 100% (1) 300° 10 3 1 1 (2) 
Carga baja.  10% Inom 100% (1) 0° 2 3 1 1 
varh cuadrante 
1. 100% Inom 100% (1) 30° 5 3 No aplica.  No aplica.  
varh cuadrante 
3. 100% Inom 100% (1) 330° 5 3 No aplica.  No aplica.  
(1) 100 % de la tensión nominal del medidor  multifunción  bajo calibración +/ - 10%.  
(2) Para medidores  multifunción  monofásicos no aplica la calibración con carga inductiva.  
 
En donde:  
Inom  Corriente nominal del medidor multifunción bajo calibración.  
Vnom  Tensión nominal del medidor multifunción bajo calibración.  
Ángulo de prueba  Ángulo de desfasamiento entre la tensión y corriente de calibración.  
TC y TP  Sistema de medición que incluye en sus elementos transformadores de corriente y de 
potencial.  
TC  Sistema de medición que incluyen en sus elementos transformadores de corriente.  
Autocontenido  Sistema de medición que no incluye transformadores de corriente y de potencial.  
3.3.4  Desarrollo  de la calibración.  
3.3.4.1  Calibración con carga alta, carga inductiva, carga baja, varh cuadrante 1 y varh cuadrante 3.  
Considerando las condiciones descritas en el numeral 3.3.3 de este Apéndice para cualquiera de las 
calibraciones de registro de energí a activa o reactiva que se indican en la “Tabla 10” de este Apéndice, éstas 
se deben iniciar con la integración simultánea de la energía en el medidor multifunción patrón y el medidor 
multifunción bajo calibración, finalizando dicha integración al momento que se contabilicen en el medidor 
multifunción bajo calibración las revoluciones (pulsos) indicadas en la “Tabla 10” de este Apéndice, según la 
calibración a realizar.  
Nota:  Para contabilizar las revoluciones en el medidor multifunción bajo calibración, se  dispone de algún 
equipo automatizado que esté sincronizado por un medio adecuado con el medidor multifunción en el 
transcurso de la calibración.  
Al término de la integración de energía se efectúan los cálculos correspondientes para determinar el error 
relativo del medidor multifunción bajo calibración, para lo cual deben considerar las revoluciones (pulsos) 
observadas en el medidor multifunción patrón y las previamente consideradas para el medidor multifunción 
bajo calibración. Las fórmulas que aplican son  las definidas en la “Tabla 11” de este Apéndice.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
3.3.4.3 Criterio de aceptación:  cumple , si el error relativo máximo y la eficiencia establecida son 
conforme a lo establecido en la “Tabla 12” de este Apéndice.  
Tabla 12. Tolerancias máximas permitidas de l medidor multifunción.  
Clase de exactitud.  % Error relativo máximo.  % Eficiencia permitida.  
2.0%  ± 3.5%  96.5% - 103.5%  
0.5%  ± 1.0%  99.0% - 101.0%  
0.2%  ± 0.4%  99.6% - 100.4%  
 
3.3.4.4 Al término de las calibraciones se debe cambiar en el medidor multifu nción de modo prueba a 
modo de operación normal, y registrar la fecha y hora dejada s en el medidor multifunción, asegurando que 
ésta sea la correcta.  
3.4 Atención de las anomalías  
Si derivado de la revisión y calibración al sistema de medición se detecta a lguna anomalía que evite, altere 
o impida el funcionamiento normal de los sistemas de medición, o se detecte alguna incongruencia de los 
datos observados en el transcurso de la revisión y calibración respecto a los datos dados de alta en el sistema 
de gest ión comercial que afecte la correcta facturación del servicio, el Transportista o Distribuidor procederán 
como sigue:  
3.4.1  Una vez concluida la revisión y calibración se debe informar al usuario final el resultado y la 
repercusión de éste en las futuras f acturaciones.  
3.4.2  Se debe levantar en sitio una constancia de revisión y calibración donde se asiente la información 
indicada del numeral 3.4.2.1 al 3.4.2.7.  
3.4.2.1  Datos generales del servicio, como nombre, dirección, número de cuenta, n úmero de medido res 
multifunción con sus características básicas, números de serie de transformadores de instrumento con sus 
características básicas, sellos encontrados y sus condiciones, así como sellos dejados, entre otros datos.  
3.4.2.2  Descripción detallada de la anom alía, indicando las condiciones encontradas y las dejadas una vez 
concluida la revisión y prueba.  
3.4.2.3  Declaración del usuario o de su representante si éste lo juzga conveniente.  
3.4.2.4  Nombre y firma de testigos propuestos por el usuario, o propuestos  por el Transportista o 
Distribuidor si éste no los propone.  
3.4.2.5  Nombre y firma del usuario o su representante.  
3.4.2.6  Nombre y firma del personal del Transportista o Distribuidor que llevaron a cabo la revisión  y 
prueba.  
Nota : La negativa del usuario  o su representante de firmar la constancia de RPA no afecta su validez.  
3.4.2.7  Si la anomalía detectada afectó alguno de los parámetros eléctricos utilizados para facturar y a su 
vez el monto económico determinado originalmente, el Transportista o Distri buidor debe realizar un ajuste a la 
facturación de manera retroactiva.  
3.5 Sellado de protección y control.  
3.5.1  El sellado de los sistemas de medición tienen por objeto proteger las condiciones metrológicas y 
operativas de medición mediante sellos de seg uridad que impidan el acceso no autorizado a medidores 
multifunción, base socket , transformadores de corriente, transformadores de potencial, gabinetes, tablillas de 
pruebas y demás elementos que conforman el sistema de medición. Estos sellos de protección  instalados dan 
la certeza de que el sistema de medición conserva las condiciones físicas de sus componentes y conexiones 
internas que se dejaron al momento de su instalación o en su última revisión y prueba. Este aseguramiento se 
lleva a cabo de acuerdo a  los siguientes numerales:  
3.5.2  Sellos físicos: Son dispositivos de seguridad marcados con numeración única e irrepetible, que más 
allá, de representar una simple barrera física, también asigna responsabilidad al personal que lo instala y 
fortalece su ras treabilidad al apegarse a un adecuado modelo de control. Los Transportistas o Distribuidores 
deben contar con un proceso de control documentado y preferentemente sistematizado que considere 
mecanismos de control para la asignación, instalación y seguimient o según se indica en los numerales 3.5.2.1 
al 3.5.2.4 de este Apéndice.  Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
3.5.2.1  Asignación al personal: El personal del Transportista o Distribuidor que lleve a cabo pruebas a 
sistemas de medición o actividades de instalación, modificación y retiro de sist emas de medición deben tener 
asignados sellos físicos otorgados mediante mecanismos de control apropiados de entrega -recepción.  
3.5.2.2  Instalación: Los sellos se instalarán exclusivamente en los elementos del sistema de medición al 
término de alguna prueb a al sistema de medición, instalación, modificación o retiro de un sistema de medición 
siempre que se cuente con la orden de servicio autorizada por la Comisión, el Transportista o el Distribuidor. 
Invariablemente los números de sellos instalados deben ase ntarse en los documentos de las órdenes 
atendidas, así como en un control especial de sellos.  
3.5.2.3  Control y seguimiento: Debe llevarse preferentemente a través de sistemas informáticos que en 
todo momento puedan proporcionar información de los sellos a signados, instalados o retirados.  
3.5.2.4  Sellos electrónico: Debe constatar que el medidor multifunción cuenta con sellado electrónico 
consistente en un código ( password, por sus palabras en inglés) que restrinja el acceso no autorizado al 
medidor multifu nción.  
3.6 Diagramas de conexión.  
 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
 
 
 
 
 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 
 
 
Apéndice C  
 
(Normativo)  
 
Tabla de estratificación de sistemas de medición . 
 
 
 
 
 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
 
 
Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la  estratificación. 
Parte 1  
 
 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
 
 
Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la  estratificación. 
Parte 2  
 
 
 
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla de aplicaciones de funcionalidad del medidor multifunción relacionado con la  estratificación. 
Parte 3  
Demanda  Tensión en el 
punto d e 
medición  Fase  Medidor (Fases -
Elementos --
Hilos -Forma)  Tensión 
del 
Medidor  Medidor (Fases -
Elementos --Hilos -
Forma)  Corriente 
Nominal  
Hasta 5 kW  120 V ó 127 V  1 1F - 1E - 2H - 1S 120 V  1F - 1E - 2H - 1S 15 A 
> 5 hasta 10 kW  127 - 220 V  
2 2F - 2E - 3H - 
12S 120 V  2F - 2E - 3H - 12S 15 A 
120  - 240 V  
> 10 hasta 25 kW  
127 - 220 V  3 3F - 3E - 4H - 
16S 120  V  3F - 3E - 4H - 16S 15 A 
> 25 hasta 50 kW  3 3F - 3E - 4H - 
16S 120 - 480 V  3F - 3E - 4H - 16S 30 A 
> 10 hasta 100 kW  257 - 480 V  3 3F - 3E - 4H - 
16S 120 - 480 V  3F - 3E - 4H - 16S 30 A 
> 50 kW  > 1 kV (1) 3 3F - 3E - 4H - 9S 120 - 480 V  3F - 3E - 4H - 9S 2.5 A  
Nota:  
(1) También aplica para sistemas de medición instalados en menos de 1 kV cuando la carga no es mayor a 250 kW y tensión  127 V - 220 
V o hasta 500 kW cuando la tensión nominal es 247 V – 480 V.  
 
Apéndice D  
(Normativo)  
Parámetros para el protocolo DNP 3.0  
Las variables solicitadas en el presente Apéndice deben estar en concordancia con la aplicación o 
funcionalidad del medidor multifunc ión seleccionado de conformidad con la Tabla de estratificación de 
sistemas de medición, contenida en el Apéndice C de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, o con las 
Características particulares.  
Objeto 30, Variación 1 y 2.  Clase 2 y Clase 0.  
Tabla 1  (1 de 6). Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Instantáneos.  
Punto.  Parámetro.  Comentarios.  
0 Van  
1 Vbn  
2 Vcn  
3 Vllprom  
4 Vdesbalance  Valor en %.  
5 Ia  
6 Ib  
7 Ic  
8 Iprom  
9 Idesbalance  Valor en %.  
10 kW 3 fases  Con signo.  
11 kvar 3 fases  Con signo.  
12 kW a Con signo.  
13 kW b Con signo.  
14 kW c Con signo.  
15 kvar a Con signo.  
16 kvar b Con signo.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Punto.  Parámetro.  Comentarios.  
17 kvar c Con signo.  
18 Factor de potencia.  Con signo.  
19 Frecuencia.   
20 THD ( Va). Valor en %.  
21 THD ( Vb). Valor en %.  
22 THD ( Vc). Valor e n %. 
23 THD ( Ia). Valor en %.  
24 THD ( Ib). Valor en %.  
25 THD ( Ic). Valor en %.  
 
Tabla 1 (2 de 6). Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Valores promedios (demanda).  
Punto.  Parámetro.  Tiempo.  
26 Vll(prom) . 10 min.  
27 Vdesbalance  10 min.  
28 Iprom. 10 min. 
29 Idesbalance . 10 min.  
30 kW 3 fases . 10 min.  
31 kvar 3 fases . 10 min.  
32 Factor de potencia.  10 min.  
33 Frecuencia.  10 s.  
 
Tabla 1 (3 de 6). Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Valores máximos.  
Punto.  Parámetro.  Tiempo.  
34 Vll(prom) . 10 min.  
35 Vdesbalance . 10 min.  
36 Iprom. 10 min.  
37 Idesbalance . 10 min.  
38 kW 3 fases . 10 min.  
39 kvar 3 fases . 10 min.  
40 Factor de potencia.  10 min.  
41 Frecuencia.  10 min.  
 
Tabla 1 (4 de 6). Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Valores mínimos.  
Punto.  Parámetro.  Tiempo.  
42 Vll(prom) . 10 min.  
43 Vdesbalance . 10 min.  
44 Iprom. 10 min.  
45 Idesbalance . 10 min.  
46 kW 3 fases . 10 min.  
47 kvar 3 fases . 10 min.  
48 Factor de potencia.  10 min.  
49 Frecuencia.  10 min.  
 Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 1 (5 de 6). Parámetros para el pr otocolo DNP 3.0. Armónicas, valores promedio.  
Punto.  Parámetro.  Tiempo.  
50 THD Va. 10 min.  
51 THD Vb. 10 min.  
52 THD Vc. 10 min.  
53 THD Ia. 10 min.  
54 THD Ib. 10 min.  
55 THD Ic. 10 min.  
 
Tabla 1 (6 de 6). Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Valore s máximos.  
Punto.  Parámetro.  Tiempo.  
56 THD Va 10 min  
57 THD Vb 10 min  
58 THD Vc 10 min  
59 THD Ia 10 min  
60 THD Ib 10 min  
61 THD Ic 10 min  
 
Parámetros para el protocolo DNP3  
Objeto 20, variación 1 y 2.  
Clase 0 y Clase 3.  
Tabla 2. Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Contadores.  
Punto.  Parámetro.  Comentario.  
0 Wh entregado de la hora anterior (consumo de 
la hora anterior).   
1 Wh recibido de la hora anterior (consumo de la 
hora anterior).   
2 varh Q1 de la hora anterior (consumo de la hora 
anterior) .  
3 varh Q2 de la hora anterior (consumo de la hora 
anterior).   
4 varh Q3 de la hora anterior (consumo de la hora 
anterior).   
5 varh Q4 de la hora anterior (consumo de la hora 
anterior).   
6 varh de la hora anterior (consumo de la hora 
anterior).   
7 kWh entregado (acumulado).   
8 kWh recibido(acumulado).   
9 kvar HQ 1 (acumulado).   
10 kvar HQ 2 (acumulado).   
11 kvar HQ 3 (acumulado).   
12 kvar HQ 4 (acumulado).   
13 Sag (contador de eventos acumulados) 
cualquiera de las 3 fases ( Va, Vb y V c). Límite de c ontador, es la 
capacidad del registro.  
14 Swell  (contador de eventos acumulados) 
cualquiera de las 3 fases ( Va, Vb y Vc). Límite de contador, es la  
capacidad del registro.  
15 Interrupciones (contador de eventos 
acumulados), trifásica.  Límite de contador,  es la 
capacidad del registro.  
16 Frecuencia fuera de límite (contador de eventos 
acumulados fuera de rango ±).  Límite de contador, es la 
capacidad del registro.  
17 THD (V) fuera de lí mite (contador de eventos 
acumulados).  Límite de contador, es la 
capacidad del registro.  
18 THD (I) fuera de lí mite (contador de eventos 
acumulados).  Límite de contador, es la 
capacidad del registro.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Parámetros del protocolo DNP 3.0.  
Objeto 1, variación 1 y 2.  
Clase 1.  
Tabla 3. Parámetros par a el protocolo DNP 3.0. Registro de eventos  (se requiere estampado de 
tiempo).  
Punto.  Parámetro.  Comentarios.  
0 Vllprom. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
1 Vllprom. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (bajo).  
2 Vdesbalance . Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
3 Iprom. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
4 Idesbalance . Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
5 kW3 fases. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
6 kvar3 fases. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
7 kVA3 fases. Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
8 Frecuencia.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
9 Frecuencia.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (bajo).  
10 THD V.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
11 THD I.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
12 Decremento repentino de tensión.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (bajo).  
13 Incremento repentino de tensión.  Valor  analógico  activado  por 
superar los umbrales 
predefinidos (alto).  
14 Falla interna medidor.   
15 Cambio configuración.   
16 Activación de entradas digitales.   
17 Modificación de programación.   
18 Cambio a  modo prueba  y modo normal.   
19 Cambio de horario.   
20 Batería baja.   Martes 26 de septiembre de 2017  DIARIO OFICIAL  (Segund a Sección)      
Tabla 4. Tipo de medidor básico para análisis estadístico de la calidad del producto.  
Tipo -  
Parámetro.  Parámetro.  Instantáneo.  Demanda 
promedio 
(periodo 
tiempo).  Valor mínimo/máximo (periodo).  DNP 3.0  
Tensión.  Van s   s 
Vbn s   s 
Vcn s   s 
Vllprom s s (10 min).  s (10 min).  s 
Vdesbalance  s s (10 min).  s (10 min).  s 
Corriente.  Ia s   s 
Ib s   s 
Ic s   s 
Iprom s s (10 min).  s (10 min).  s 
Idesbalance  s s (10 min).  s (10 min).  s 
Potencia  
(con signo).  kW 3 fases s s (10 min ). s (10 min).  s 
kvar 3 fases s s (10 min).  s (10 min).  s 
kW a s   s 
kW b s   s 
kW c s   s 
kvar a s   s 
kvar b s   s 
kvar c s   s 
f.p. 
(con signo).  Factor de potencia.  s s (10 min).  s (10 min).  s 
Frecuencia.  Frecuencia.  s s (10 s).  s (10 min)..  s 
Armónicas.  THD ( Va) s s (10 min).  s (10 min).  s 
THD ( Vb) s s (10 min).  s (10 min).  s 
THD ( Vc) s s (10 min).  s (10 min).  s 
THD ( Ia) s s (10 min).   
 s 
THD ( Ib) s s (10 min).   
 s 
THD ( Ic) s s (10 min).   s 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 26 de septiembre de 2017  
Energía.  
Tipo -
Parámetro.  Parámetro.  Instantáneo.  Memoria  
Masiva.  DNP3.0  
Energía  
(consumo).  kW h -entregada.  s s (5 min).  s 
kW h -recibida.  s s (5 min).  s 
kvar H -Q1. s s (5 min).  s 
kvar H -Q2. s s (5 min).  s 
kvar H -Q3. s s (5 min).  s 
kvar H -Q4. s s (5 min).  s 
Energía  
(acumulado).  kW h -entregada.  s  s 
kW h -recibida.  s  s 
kvar H -Q1. s  s 
kvar H -Q2. s  s 
kvar H -Q3. s  s 
kvar H -Q4. s  s 
 
Tabla 5. Parámetros para el protocolo DNP 3.0. Registro de eventos  (se requiere estampado de 
tiempo).  
Parámetro.  Por ajustes de umbrales (alto y 
bajo).  Protocolo abierto.  
Vllprom. s s 
Vdesbalance . s s 
Iprom. s s 
kW 3 fases . s s 
kvar 3 fases . s s 
kVA 3 fases . s s 
Frecuencia.  s s 
THD V.  s s 
THD I.  s s 
Falla interna medidor.  - s 
Cambio configuración.  - s 
Activación de entradas digitales.  s s 
Modificación de  programación.  - s 
Cambio a modo prueba  y modo normal.  - s 
 
_____________________ _________________