1.개정이유
승강기와의료기기의전자파로부터다른기기와방송통신서비스
영향을최소화하고전자파적합성관련인증제도중복해소를위하여
국제표준등을수용하여전자파보호기준을개정하려는것임.
2.주요내용
가.승강기들이전자파로부터내성을갖도록하기위하여국제표준등을
수용하여승강기의전자파내성기준을신설(안제20조,별표17)
나.의료기기품목별전자파내성기준을의료기기법에의한전자의료
기기기준규격을수용하여규정(안별표8)
다.「훈령·예규등의발령및관리에관한규정」(대통령훈령제248호)에
따라재검토기한을2018년1월1일로규정(안제22조)
3.참고사항
가.관계법령:전파법시행령제67조의2
나.예산조치:별도조치필요없음
다.합의:해당없음
라.기타:신․구조문대비표별첨◎국립전파연구원장 고시제2014-호
전자파보호기준일부개정령안
전자파보호기준일부를다음과같이개정한다.
제20조및제21조를각각제21조및제22조로하고,제20조를다음과같이
신설한다.
제20조(승강기의내성기준)승강기의내성기준은별표17과같다.
제22조(종전의제21조)중“2017년7월1일”을“2018년1월1일”로한다.
제13조관련별표8의제8호를다음별지와같이신설한다.
8.의료기기품목별전자파내성기준
가.의료기기에대한품목별전자파내성기준은제1호부터제7호
까지의기준에추가하여의료기기법제19조에의한전자의료기기
기준규격(식품의약품안전처고시 )에서규정한전자파보호관련
기준을적용한다.
나.가목의기준이제1호부터제7호까지의기준과다른경우에는
가목의기준을우선하여적용한다.
별표17을별지와같이신설한다.
부칙제1조(시행일)이고시는공포후3월이경과한날부터시행한다.[별표17]
승강기의내성기준(제20조관련)
1.승강기의인터페이스와포트
2.기기의조합구성
가.엘리베이터용
(1)엘리베이터주제어반
(2)엘리베이터도어관련장치및카내부조작반
(3)엘리베이터승강장관련장치
나.에스켈레이터와수평보행기용
(1)에스켈레이터와수평보행기의주제어반
(2)에스켈레이터또는수평보행기의승강장관련장치
다.다른기기의조합도기기의조합으로고려할수있음함체포트
(기기또는기기의조합)교류전원포트
직류전원포트접지포트
신호/제어포트
기계/전동기포트3.용어정의
가.“안전회로”란랜딩도어잠금장치,급격한낙하또는상승방지장치,
과속제한장치,에너지축적/분산충격흡수기,유압잭전원회로용
안전장치,안전스위치형태의전기안전장치를 말한다.
4.성능평가기준
성능평가 기준 Ao 기기와 기기의 조합들이 설계한 의도대로 계속 동작되어야 한다. 
o 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 사용될 경우에 제
조사가 제시하는 성능 수준 미만으로의 성능 저하 또는 기능 상
실이 발생하지 않아야 한다. 
o 예외적으로 성능 수준은 허용 가능한 성능 손실로 대체될 수 있다.
o 성능 수준 하한값 또는 허용 가능 성능 손실분이 제조사에 의해 
규정되지 않을 경우에는 제품 설명서 등을 참조하여 기기와 기
기의 조합들이 설계한 의도대로 동작될 수 있도록 하는 합리적인  
추정값을 정할 수 있다.
성능평가 기준 Bo 시험 실시 후 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 계속 
동작되어야 한다.
o 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대로 사용될 경우에 제
조사가 제시하는 성능 수준은 허용 가능한 성능 손실로 대체될 
수 있다. 
o 시험하는 동안 성능저하는 허용된다 .
o 실제 동작 상태 또는 저장 자료의 어떠한 변경도 허용되지 않는다.
o 성능 수준 하한값 또는 허용 가능 성능 손실분이 제조사에 의해 
규정되지 않을 경우에는 제품 설명서 등을 참조하여 기기와 기
기의 조합들이 설계한 의도대로 동작될 수 있도록 하는 합리적
인 추정값을 정할 수 있다.
성능평가 기준 Co 기능의 일시적인 손실은 허용되고 고유 기능이 자체적으로 복구되
거나 운용자에 의해 획복될 수 있어야 한다.
성능평가 기준 Do 안전 회로 및 관련된 기기 또는 기기의 조합들이 설계한 의도대
로 계속 동작되어야 한다.
o 안전 모드 진입의 실패 및 이와 관련된 어떠한 성능 저하, 기능 
상실도 허용되지 않는다.5.함체포트에서의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위시험 
기준성능 평가
기준
일반 기능 회로 1) 안전 회로 2)일반기능 
회로안전 
회로
정전기방전 3) ±8(기중방전 )
±4(접촉방전 )±15(기중방전 )
±6(접촉방전 )kVKN 61000
-4-2B D
방사성 RF 
전자기장80 ~ 166
10
8080 ~ 166
10
80MHz
V/m
% AM (1 kHz)
KN 61000
-4-3A 4)D166 ~ 1 000
10
80166 ~ 1 000
30
80MHz
V/m
% AM (1 kHz)
1 710 ~ 1 785
10
801 710 ~ 1 785
30
80MHz
V/m
% AM (1 kHz)
1 805 ~ 2 220
3
801 805 ~ 2 220
10
80MHz
V/m
% AM (1 kHz)
2 300 ~ 2 675
3
802 300 ~ 2 675
10
80MHz
V/m
% AM (1 kHz)
주1) 일반 기능 회로에만 관련된 포트의 시험값
주2) 안전회로에 관여하는 회로의 시험값
주3) 안전회로가 접지 금속 함체내에 있지 않는다면 회로와 함체사이에 최소 8 mm 이상을 이격하는 
방법으로 시험장 충격을 회피하여 적용하거나 다른 절연 형태를 이용하여야 한다.
주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방법 에서 
규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다. 4.신호선및제어선포트의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 
회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±0.5
5/50
5±2
5/50
5kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B D
서지적용하지 
않음1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 - D
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3
80 1),2)0.15 ~ 80
10
80 2)MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 3)D
주1) 길이 3 m 이상의 케이블이 연결되는 포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다. 
5.시스템경계에서의모니터링및원격경고시스템포트
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±1
5/50
5 1)±2
5/50
5kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B D
서지1.2/50(8/20)
±1.0(선-접 지 간)
±0.5(선-선간)1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 B D
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3
80 1),2) 0.15 ~ 80
10
80 2) MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 3)적용하지 
않음
주1) 길이 3 m 이상의 케이블이 연결되는 포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다. 6.전원포트의전자파내성
(1)100A이하의입․출력직류전원포트의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±0.5
5/50
5 1)±4
5/50
2.5kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B D
서지1.2/50(8/20)
±0.5(선-접 지 간)
±0.5(선-선간) 1) 1.2/50(8/20)
±2.5(선-접 지 간)
±1(선-선간)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 B D
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3 
80  2)0.15 ~ 80
10 
80 2)MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 3)D
주1) 시스템 경계를 지나는 입력포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다. 
(2)100A를초과하는입․출력직류전원포트의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±1
5/50
5 1)규정하지 
않음 3)kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B -
서지1.2/50(8/20)
±1(선-접지간)
±0.5(선-선간) 1)규정하지 
않음 3)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 B -
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3 
80 2)규정하지 
않음 3)MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 4)-
주1) 시스템 경계를 지나는 입력포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 안전회로 전류값은 100 A 이하이므로 기준을 적용하지 않는다.
주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다. (3)100A이하(상당전류)입․출력교류전원포트의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 
회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±1
5/50
5±4
5/50
2.5kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B D
전압 강하 4)60
1230
30100
130, 60 3)
% 감소
주기KN 61000-4-11
KN 61800-360
C30
C100
BD0.6 에서 6
(0.6 주기 
간격으로 
인가)   12 에서 60
(6 주기 
간격으로 
인가)
순시정전 4)100
300100 3)
300% 감소
주기KN 61000-4-11
KN 61800-3C D
서지1.2/50(8/20)
±2(선-접 지 간)
±1(선-선간) 1)1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 B D
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3 
80 2)0.15 ~ 80
10 
80 2)MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 5)D
주1) 입력포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 전압이 설계된 한계값 이하로 떨어지면 , 안전 회로는 안전모드로 진입해야 한다.
주4) 시험하는 동안 최대 16 A를 기준으로 한다.
주5) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다.(4)100A초과(상당전류)입․출력교류전원포트의전자파내성
내성 시험명시험 조건
단위 시험 기준성능 평가
기준
일반 기능 
회로안전 회로일반 기능 
회로안전 
회로
전기적 빠른 
과도현상±2
5/50
5규정하지 
않음 3)kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수 )KN 61000-4-4 B -
서지 1)1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)규정하지 
않음 3)Tr/Th ㎲
kV
kVKN 61000-4-5 B -
전도성 RF
전자기장0.15 ~ 80
3 
80 2)규정하지 
않음 3)MHz
V
% AM (1kHz)KN 61000-4-6 A 4)-
주1) 입력 교류포트에만 적용한다 .
주2) 시험은 150 Ω으로 종단하여 실시한다 .
주3) 안전회로 전류값은 100 A 이하이므로 기준을 적용하지 않는다. 
주4) 기기 또는 기기의 조합이 무선기기를 포함하고 있다면 무선설비의 기기류 내성기준 및 시험방
법에서 규정하고 있는 배제대역을 설정하여야 한다.현행 개정안
<신설> 제20조(승강기의내성기준)승강기의
내성기준은별표17과같다.
제20조(생략) 제21조(현행제20조와같음)
제21조(재검토기한)「훈령ㆍ예규
등의발령및관리에관한규
정」(대통령훈령제248호)에따
라이고시발령이후의법령이
나폐지,개정등의조치를하여
야하는기한은2017년7월1일
까지로한다.제22조(재검토기한)----------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------2018년1월1일
-----------.신ㆍ구조문대비표