MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO   77506            DE 2016         
 10  NOV  2016  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA  
I 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 , y  
G/TBT/N/COL/217 /Add.1 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé  “[l]a ley regulará el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comun idad, así como la información que debe suministrarse al 
público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.21. del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, señala que “Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas 
que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar 
y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente 
o por razones de interés público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, 
deberán cumplir las disposiciones y los requisitos establecidos en el presente decreto y con los 
reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y 
Comercio y, en su defecto, con las recomendaciones de la Organización Internacional de la Metrología 
Legal (OIML) para cada tipo de instrumento”.  
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que “En especial, están sujetos 
al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida que sirvan para 
medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras: 
 
1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios.  
2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales.  
 
(…) 
 
4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física , la seguridad 
nacional o el medio ambiente.  
                                            
1 Modificado por el Decreto 1595 de 2015 que expidió las normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y modificó 
el Capítulo 7 y la Sección 1 del Capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015. 
2 Ibídem .  RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 2_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa.  
6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones.  
7. Determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa de 
esos componentes”.  
 
Que en el artículo 2.2.1.7. 14.13 del Decreto 1074 de 2015, se precisa “La Superintendencia de 
Industria y Comercio es la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico. 
 
(…). 
“La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informativas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico 
e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los 
instrumentos de medición, reportarán información al sistema. 
(…) 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de 
la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 50, 51, 54 y 55 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, entre otras facultades, le corresponde a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, respectivamente: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombia. 48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en 
el orden nacional. 50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación de modelo. 51. 
Ejercer el control sobre pesas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico” . Y, “55. Expedir la 
reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 14 del Decreto 4886 
de 2011, es función del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal: “4. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del 
control metrológico”. Y, 9. Estandarizar métodos y procedimientos de medición y calibración, así como 
un banco de información para su difusión” . 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar la suspensión inmediata y 
de manera preventiva de la producción o comercialización de productos cuando se tenga 
indicios graves de que dicho producto no cumple, entre otros, con el reglamento técnico 
correspondiente, o para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación 
a las normas sobre protección al consumidor. 
 
Que en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, se dispone : “(…) Instrumentos de medición en servicio . Toda 
persona que use o mantenga un instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las 
actividades relacionadas en el presente capítulo será responsable del buen funcionamiento y de la 
conservación del instrumento de medición, en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y 
a la confiabilidad de sus mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico 
correspondiente. Igualmente deberá permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas 
en el reglamento técnico o las que se hagan después de una reparación o modificación del instrumento, 
a su costa, permitiendo el acceso al instrumento de medición y a los documentos pertinentes ”. 
 
                                            
3  Modificado por el Decreto 1595 de 2015. Artículo 3. RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 3_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7.14.1 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015, así como lo señalado en la Resolución -SIC- No. 64190 de 2015, y para 
impulsar la defensa de la seguridad, la protección de la salud y de los intereses económicos 
de los consumidores y usuarios, se hace necesario determinar los requisitos que deben 
cumplir los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático producidos en Colombia 
o importados al país, para efectos de ser declarada su conformidad, y ser utilizados en 
Colombia. 
 
Que este proyecto se publicó en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en dos (2) oportunidades, entre el 5 y 22 de marzo de 2015, y entre el 9 y 13 de noviembre de 
2015, frente al cual se presentaron observaciones. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, la 
Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con oficio No. 15-311651-0, concepto previo a la notificación 
internacional ante la Organización Mundial del Comercio -OMC, acerca del cumplimiento de 
la presente reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y si la 
misma podría llegar a crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países. 
 
Que mediante comunicación Radicada No. 15-311651-1-0, la Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analizó esta reglamentación técnica y conceptuó 
previamente a la notificación internacional en el sentido de precisar, dentro del reglamento: (i) 
el objeto legítimo cuya protección se busca con el reglamento técnico metrológico, (ii) la 
individualización de los productos sujetos al cumplimiento del reglamento con inclusión de las 
partidas arancelarias correspondientes, (iii) el esquema de certificación adoptado dentro del 
proceso de evaluación de la conformidad y (iv) la fecha de entrada en vigencia del reglamento 
y su régimen de transición. 
 
Una vez analizadas las observaciones rendidas por la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se adoptaron las pertinentes para dar cumplimiento a los 
planteamientos realizados, obteniendo de esa Dirección, mediante comunicación con número 
de radicación 2-2016-004870 REF 1-2016-005078 del 31 de marzo de 2016, concepto 
favorable por considerar que el presente reglamento “(…) no restringe el comercio el comercio 
más de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos (…)” . 
 
Que mediante signatura G/TBT/N/COL/65 del 14 de abril de 2016,  el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo trasladó la notificación internacional de esta resolución ante los países 
miembros de la OMC y de la CAN, al igual que los socios comerciales, informando que al cabo 
de los noventa días de notificado el proyec to no se presentaron observaciones.  
 
Que sobre la expedición de la presente reglamentación el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia mediante memorando con Radicación No. 16-311651- 11-0 del 
23 de agosto de 2016, rindió concepto previo de abogacía de la competencia concluyendo 
que si bien las reglas que establecen estándares de calidad pueden alterar la naturaleza y el 
grado de competencia en un mercado determinado, fundamentar los requisitos técnicos en 
referentes internacionales “pertinentes” , “reduce la posibilidad de que la regulación se erija como 
una barrera de entrada al mercado colombiano o que favorezca a un competidor en detrimento de 
otros”4, y en ese orden de ideas destacó que el presente reglamento técnico metrológico se basó en 
diferentes normas internacionales “pertinentes” . Tal es el caso de la (i) OIML R 76 parte 1 que a 
su vez fue adoptada por la Norma Técnica Colombiana NTC 2031:2014 que constituye el 
referente normativo a partir del cual se extrajeron los requisitos técnicos y metrológicos que 
deben cumplir los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. 
 
                                            
4 Página 7 del concepto de abogacía de la competencia. Radicado No. 15 -311651 -11-0.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 4_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de mitigar cualquier riesgo potencial para la libre 
competencia económica presentó comentarios frente al (i) mercado de instrumentos de pesaje 
que no se utilizan en actividades sujetas a control metrológico, (ii) frente al procedimiento de 
evaluación de la conformidad y frente (iii) a la prohibición de comercialización y uso de 
instrumentos de pesaje no sujetos a control metrológico, observaciones que esta Entidad 
consideró relevantes y adoptó sin condicionamientos. 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1. Adicionar el Capítulo Sexto en el Título VI METROLOGÍA LEGAL de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
CAPÍTULO SEXTO. REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS) 
 
6.1. Objeto . El presente reglamento técnico metrológico es aplicable a los instrumentos de 
p
esaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados en todas aquellas 
actividades sujetas a control metrológico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, de tal manera que lo que se busca es reducir o eliminar 
la inducción a error a los consumidores y usuarios en general, y asegurar la calidad de las 
mediciones que proveen este tipo de instrumentos para el desarrollo de las actividades que 
tienen implicaciones en la salud y seguridad de las personas, en la preservación del medio 
ambiente, en la protección de la vida animal o vegetal, entre otras. 
 
Con el fin de adoptar estos objetivos, el presente reglamento fija los requisitos técnicos, 
metrológicos y administrativos que deberán cumplir los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, 
define las obligaciones para fabricantes e importadores y especifica el procedimiento de 
verificación metrológica para los instrumentos de este tipo que son utilizados en actividades 
sujetas a control metrológico. 
 
6.2. Ámbito de aplicación . Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este 
reglamento técnico son aplicables a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) que son utilizados para determinar la masa de un objeto en cualquiera 
de las actividades sujetas a control metrológico según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 
del Decreto 1074 de 2015, y cuyas partidas arancelarias se definen a continuación: 
 
Ítem No.  Partida No.  Descripción arancelaria  Productos  
1 90160011  Balanzas sensibles a un peso 
inferior o igual a 5 cg, incluso con 
pesas. Eléctricas o electrónicas.  Según descripción arancelaria  
2 8423810000  Aparatos e instrumentos de pesar, 
incluidas las básculas y balanzas 
para comprobar o contar piezas 
fabricadas, excepto las balanzas 
sensibles a un peso inferior o igual a 
5 cg;  
 
 
Los demás aparatos e instrumentos 
de pesar con capacidad inferior o 
igual a 30 kg  Balanzas liquidadoras de precio 
(utilizadas en tiendas, 
supermercados, carnicerías) 
con y sin impresora, solo peso, 
contadoras, para POS (balanzas 
solo peso conectables a PC 
para cálculo de precio)  con 
división de escala mayor o igual 
a 0,1 g.  Bási camente equipos 
clase III, aunque también puede 
incluir algunas configuraciones 
en clase II  
3 8423829000  Balanzas con capacidad superior a 
30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg  Basculas de plataforma y  
colgantes, con capacidad entre 
30 y 5 000 kg. Clase  III RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 5_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
4 8423821000  Balanzas con capacidad superior a 
30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg: 
De pesar vehículos  Basculas entre 30 y 5 000 kg 
para pesar vehículos  
5 8423891000  Las demás basculas para pesar 
vehículos, incluidas basculas 
camioneras  Básculas para pesar vehículos 
de más de 5 000 kg  
6 9016001200  Balanzas sensibles a un peso 
inferior o igual a 5 cg, incluso con 
pesas.  
- Balanzas electrónicas  Balanzas con división de escala 
menor o igual a 0,05 g. Equipos 
clase II y clase I  
 
Parágrafo primero . El presente reglamento técnico se excluye para productos que a pesar 
de encontrarse incluidos en las sub partidas arancelarias descritas atrás, no son instrumentos 
de pesaje de funcionamiento no automático. No obstante, si un instrumento de pesaje de los 
regulados por este reglamento ingresa al país bajo una partida arancelaria distinta de aquellas 
descritas en este numeral, está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contempladas en 
este reglamento. 
 
Parágrafo segundo. Excepción de demostración de conformidad. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en este numeral, podrán ingresar al mercado nacional instrumentos de pesaje de 
producción extranjera sin demostrar conformidad, cuando vayan a ser objeto de certificación 
en el país por parte de un organismo evaluador de la conformidad -OEC-, siempre que se haya 
celebrado un contrato entre productor/importador y OEC para ese propósito. 
 
6.3. Definiciones.  Para la correcta aplicación e interpretación del presente reglamento técnico 
metrológico, se deberán tener en cuenta las definiciones incluidas en el artículo 2.2.1.7.2.1 del 
Decreto 1074 de 2015, y aquellas contenidas en el numeral 3.3 de la Resolución SIC 64190 
del 16 de septiembre de 2015 que le sean aplicables. 
 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta la terminología sobre instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático contendida en los numerales T.1 a T.9 de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2031:2014 o de la norma que la adicione, modifique, aclare o sustituya, por 
lo que hacen parte integral de esta.  
 
Para efectos de la terminología básica usada en el marco de la metrología legal, se tendrá en 
cuenta el Vocabulario Internacional de términos en Metrología Legal (VIML) OIML V 1:2013 o 
del documento OIML que lo adicione, modifi que, aclare o sustituya . 
 
En el presente reglamento siempre que se refiera al instrumento de pesaje o simplemente 
instrumento, se está haciendo referencia al instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automático sujeto a control metrológico. 
 
6.4. Principios técnicos 
 
6.4.1. Unidades de medida . Las unidades de masa que deben utilizar los instrumentos de 
pesaje sometidos a control metrológico, son las del Sistema Internacional de Unidades (SI), 
según lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título VI de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
6.4.2. Principios de los requisitos metrológicos . Los requisi tos establecidos en este 
reglamento técnico  aplican a todos  los instrumentos de pesaje y a todos los modelos de esos 
instrumentos, independientemente de sus principios de medición.  Los instrumentos  se 
clasifican  según:  
- La división de escala de verificación, que representa la exactitud absoluta; y  
- El número de divisiones de escala de verificació n, que representa la exactitud relativa.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 6_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
Los errores máximos permitidos (EMP) son del orden de magnitud de la división de esca la 
de verificación. Estos se aplican a las cargas brutas y, cuando un dispositivo de tara está en 
funcionamiento, se aplican a las cargas netas. Los errores máximos permitidos no se aplican 
a los valores netos calculados cuando un dispositivo de tara predeterminada está en 
funcionamiento. 
 
La capacidad mínima (Min) del instrumento se utiliza para indicar que es probable que el 
uso del instrumento por debajo de este valor arroje errores de medición relativos considerables. 
 
6.
4.3. Principios de los requisitos técnicos . Los requisi tos técnicos  generales  se aplican  a 
todos  los modelos  de instrumentos, ya  sean mecánicos  o electrónicos,  y son modificados  o 
compleme ntados  con requisitos  adicionales  para instrumentos  usados  para una aplicación  
específica  o diseñados  para una tecnolog ía especial. Tienen  por objeto  especificar  el 
funcionamiento de  los instrumentos,  no su diseño.  
 
6.4.4. Aplicación de los requisitos . Los requisitos de este reglamento aplican a todos los 
dispositivos que realizan las funciones relevantes de medición, ya sea que estén incorporadas 
en un instrumento o fabricados como unidades separadas. Tal es el caso de: 
 
- Dispositivo de medición de carga;  
- Dispositivo indicador;  
- Dispositivo de tara predeterminada; y  
- Dispositivo calculador de precio.  
 
6.5. Requisitos metrológicos, técnicos y generales de construcción . Los requisitos que 
deben satisfacer los instrumentos de pesaje a los que se refiere este reglamento incluyendo 
los errores máximos permitidos (EMP), son definidos en los capítulos 3 “Requisitos 
metrológicos” , 4 “Requisitos técnicos para los instrumentos con indicación automática o indicación 
semiautomática” , 5 “Requisit os técnicos para los instrumentos electrónicos”  y
 6 “Requisitos técnicos 
para los instrumentos con indicación no automática ” de la NTC 2031:2014, la cual hace parte 
integral de presente reglamento técnico metrológico.  
 
6.6. Marcado de instrumentos y módulos. Los instrumentos de pesaje sujetos a control 
metrológico deben cumplir las disposiciones sobre marcado definidas en el capítulo 7 
“Marcado de instrumentos y módulos”  NTC 2031:2014. 
 
6.6.1. Marcado de instrumentos de pesaje no sometidos a control metrológico . En 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.2 del capítulo tercero del Título Sexto de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, aquellos instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático no sujetos a control metrológico, deberán ser rotulados con una 
etiqueta indeleble adherida en una parte visible del instrumento que cubra al menos el 30% 
del área del mismo, en idioma castellano, cuyas características son las siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Esta báscula no puede ser utilizada en actividades 
mercantiles ni sanitarias.  
 
Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta 
por dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes por parte de la Superinten dencia de Industria 
y Comercio.  
 
Artículo 2.2.1.7 .14.3 Decreto 1074 de 2015.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 7_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Si por la naturaleza del instrumento de pesaje no es posible adherir la etiqueta de información 
exigida, se deberá informar al comprador del instrumento acerca de dicha circunstancia por 
escrito en la factura de compraventa ,  o bien mediante la entrega de un folleto informativo o 
en las instrucciones de manejo del instrumento. 
 
6.7. Demostración de la conformidad . La conformidad de los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático de producción nacional y extranjera con los requisitos definidos 
en el presente reglamento técnico,  se demostrará mediante (i) un certificado de examen de 
modelo del instrumento emitido en cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 
6.7.1.3 de este reglamento técnico; más, (ii) una declaración de conformidad del productor o 
importador del instrumento individualmente considerado, emitida en cumplimiento de los 
requisitos previstos en el numeral 6. 7.1.4. 
 
6.7.1. Disposiciones comunes  
 
6.7.1.1. Normas equivalentes . Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico 
las siguientes normas internacionales:  
 
- La Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R- 76 
P
arte I; 
 
- La Directiva 2009/23/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2009 , 
modificada por la Directiva 2014/31/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de 
febrero de 2014 en materia de armonización de las normas de los Estados miembros de la 
Unión Europea, relativas a la puesta en el mercado de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. 
 
- La Sección 2.20 del Manual No. 44 sobre “Especificaciones, tolerancias y otros 
requerimientos técnicos para instrumentos de pesaje y medición”  adoptado por la 99 
Conferencia Nacional de Pesas y Medidas de 2014, publicado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST por sus siglas en inglés) 
del año 2015. 
 
6.7.1.2. Disposición transitoria . Hasta tanto exista al menos un (1) organismo de certificación 
acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC cuyo alcance de 
certificación corresponda al presente reglamento técnico metrológico, se aceptará, como 
medio para demostrar la conformidad del instrumento de pesaje con los requisitos 
establecidos en esta norma, la declaración de conformidad del productor y/o importador 
expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 
17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad incluido en el Anexo No. 2 
de este reglamento técnico, soportada sobre la base de (i) haberse observado las reglas y 
efectuado los ensayos señalados en el numeral 3. 10 de la NTC 2031:2014, por parte de un 
laboratorio de pruebas y ensayos acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de acreditación 
corresponda a los instrumentos de pesaje, o por parte de un laboratorio extranjero que efectúe 
los ensayos establecidos en una de las normas equivalentes a este reglamento definidas en 
el numeral 6.7.1.1., siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del 
International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
P
arágrafo. El productor/importador que haya demostrado la conformidad de sus instrumentos 
de pesaje bajo lo dispuesto en este numeral, no tendrán que demostrar nuevamente la 
conformidad de sus instrumentos así ya se haya acreditado el primer organismo de 
certificación ante el ONAC. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 8_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
El certificado de conformidad previsto en este reglamento técnico como medio para la 
evaluación de la conformidad según lo señalado en el numeral 6.7, sólo será exigible tres (3) 
meses después de acreditado el primer organismo evaluador de la conformidad. 
 
6.7.1.3.  Requisitos para la expedición del certificado de examen de modelo . El certificado 
de examen de modelo del instrumento de pesaje deberá ser emitido bajo el esquema de 
certificación 1A definido en la norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al presente reglamento 
técnico o sus normas equivalentes, (i) por parte de un organismo de certificación de producto 
acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma 
ISO/IEC 17065:2012 con alcance al presente reglamento técnico metrológico, o (ii) por parte 
de un organismo evaluador de la conformidad reconocido en el marco de los acuerdos de 
reconocimiento multilateral de los que haga parte el ONAC, siempre y cuando el país emisor 
acepte los certificados colombianos para productos nacionales, o por parte de un organismo 
notificado. 
 
Adicionalmente, se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo que emita un Instituto Nacional de Metrología cuyas capacidades de 
calibración y medición5, hayan sido publicadas ante la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas6. 
 
El certificado de examen de tipo o la aprobación de modelo estará vigente mientras el 
productor no modifique ninguna de las características y/o propiedades del instrumento de 
pesaje que fueron evaluadas. En caso de que se efectúe cualquier modificación, se deberá 
volver a certificar o aprobar el modelo del instrumento. 
 
6.7.1.3.1.  Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de modelo . 
Para efectos de expedir el certificado de conformidad de modelo del instrumento de pesaje, 
se deberán efectuar los ensayos establecidos en el numeral 3.10 de la NTC 2031:2014 bajo 
las condiciones allí establecidas  en laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de 
acreditación corresponda al ensayo respectivo; o, practicar las pruebas y ensayos previstos 
en las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico en laboratorios 
extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International 
Laboratory Acreditation Cooperation -ILAC. 
 
6.7.1.4. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad de l os 
instrumentos de pesaje individualmente considerados . Mediante la declaración de 
conformidad del instrumento de pesaje el productor / importador garantiza la conformidad del 
instrumento individualmente considerado con el modelo certificado.  Esta declaración debe ser 
expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 
17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad incluido en el Anexo No. 2 
de esta resolución, y debe ir acompañada del informe de resultados de los ensayos que se 
señalan en el numeral 6.7.1.4.1. 
 
La declaración de conformidad debe identificar individualmente cada instrumento con número 
serial. 
 
6.7.1.4.1. Ensayos y exámenes para la expedición de la declaración de conformidad del 
instrumento de pesaje . Para efectos de expedir la declaración de conformidad del 
instrumento de pesaje, el productor y/o importador es responsable de la realización, en al 
                                            
5  Calibration and Measurements Capabilities (CMC).  
 
6 Bureau International des Poids et Mesures –BIPM.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 9_____   
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
menos el diez por ciento (10%) de los instrumentos que ingresan al mercado nacional con el 
mismo certificado de examen de modelo, de los ensayos establecidos en el numeral 8.3 de la 
NTC 2031:2014, bajo las condiciones allí establecidas, (i) en laboratorios que estén 
acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC- bajo la norma 
ISO/IEC 17025:2005 y cuyo alcance de acreditación corresponda a los instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automático (balanzas); o, (ii) en laboratorios extranjeros siempre que 
ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro 
signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation 
Cooperation -ILAC. 
 
6.7.1.5. Documentación técnica del instrumento de pesaje . Para efectos de evaluar la 
conformidad del instrumento de pesaje, el organismo evaluador de la conformidad que sea 
escogido por el productor y/o importador para llevar a cabo el análisis y examen a que haya 
lugar, deberá estudiar la documentación técnica que prepare el productor y/o importador del 
instrumento, la cual deberá permitir que se comprenda e interprete el diseño , producción y 
funcionamiento del instrumento de pesaje y la evaluación de su conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento técnico. Igualmente deberá ser  suficientemente 
detallada respecto de la definición de las características metrológicas del instrumento. 
 
La documentación técnica deberá comprender, como mínimo, los siguientes elementos 
necesarios para la evaluación del modelo o su identificación: 
 
a) Una descripción general del modelo; 
b) Los esquemas de diseño y fabricación del instrumento, y los planos de  componentes, 
subconjuntos, circuitos, etc.; 
c) Descripción y explicación necesaria para la comprensión de lo anterior, en particular, del 
funcionamiento del instrumento; 
d) Descripción del procedimiento de fabricación del instrumento mediante el cual se garantiza 
la uniformidad de la producción; 
e) Cuando sea aplicable, una descripción de los dispositivos electrónicos del instrumento junto 
con sus planos, diagramas, diagramas de flujo de la lógica e información del software en 
general que expliquen sus características y funcionamiento; 
f) Una lista de la s reglamentaciones equivalentes al presente reglamento técnico, aplicadas 
total o parcialmente en la producción del instrumento, y una descripción de las soluciones 
adoptadas para cumplir los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas 
equivalentes señaladas en el numeral 6.7.1.1 de este reglamento; 
g) Los resultados de los cálculos de diseño, de las pruebas, etc; 
h) Fotografías del instrumento; 
i) Manual de instalación y de uso del instrumento; 
j) Los certificados de examen y resultados de los ensayos correspondientes sobre 
instrumentos que contengan elementos idénticos a los del proyecto; y, 
k) Esquema de precintos del instrumento donde se especifique el lugar de instalación de los 
mismos, sus características, codificación y ubicación para que dichos elementos sean objeto 
de evaluación por parte del organismo de certificación que lleve a cabo el procedimiento de 
evaluación de la conformidad según corresponda.  
El productor / importador del instrumento debe entregar al organismo evaluador de la 
conformidad las muestras representativas  del tipo o modelo definitivo que sean necesarias. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 10_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.7.1.6. Precintado del instrumento de pesaje . Cuando un ins trumento de pesaje haya 
superado satisfactoriamente  la evaluación de la conformidad respectiva de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento técnico, se procederá a su precintado por parte del 
productor o importador quien deberá  documentar dicho procedimiento mediante un esquema 
de precintos o docume nto similar que hará parte de la  document ación técnica del instrumento.  
 
En cada precinto de seguridad deberá fijarse un código de barras que cumpla con el estándar 
de captura de  información establecido en la norma  internacional ISO/IEC 18004:2015 , 
incluyendo identificadores de aplicación y Función 1.  La información que debe contener el 
código de barras es la siguiente:  
 
a) Identificación única, global e inequívoca de l productor y/o importador, de trece (13) 
números, que no sea asignado de forma unilateral. 
 
b) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, compuesto por 
una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por el 
productor y/o importador.  
 
6.8. Obligaciones del productor e importador . Son obligaciones del productor y/o 
importador, en relación con el cumplimiento del presente reglamento técnico las siguientes:  
 
6.8.1. Introducir al mercado nacional instrumentos de pesaje que están do sujetos a control 
metrológico se encuentren conformes con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento técnico.  
 
6.8.2. Fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje el cual deberá cumplir con el 
estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO/IEC 
15417:2007. Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
(i) identificación única, global e inequívoca del equipo de pesaje que varíe  dependiendo de 
las características principales del equipo,  tales como modelo, clase de precisión, Max, Min, 
e, d, tipo de instrumentos, entre otras, de trece (13) números.  
 
(ii) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos. 
 
6.8.3. Elaborar y preparar la documentación técnica señalada en el numeral 6.7.1.5 de este 
reglamento, para efectos de evaluar la conformidad de los instrumentos de pesaje;  
 
6.8.4. Elaborar la declaración de conformidad de que tratan los numerales 6.7.1.2 y 6.7.1.4 
del presente reglamento técnico, bajo los parámetros establecidos en la norma ISO/IEC 
17050:2004;  
 
6.8.5. Conservar copia de la documentación técnica señalada en el numeral 6.7.1.5 del 
presente reglamento técnico, por el término que se establece para la conservación de los 
papeles de comercio previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
fecha de introducción al mercado del instrumento de pesaje al mercado;  
 
6.8.6. Identificar los instrumentos de pesaje que son introducidos al mercado nacional, en su 
cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y teléfono 
de contacto;  
 
6.8.7. Entregar al titular del instrumento de pesaje las instrucciones de operación y manual de 
uso en castellano, como también copia de los certificados y declaraciones de conformidad 
obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 11_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.8.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado aquellos 
instrumentos de pesaje respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
6.8.9. Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica que sea designado por este, el acceso a toda clase de información y 
documentación que sea necesaria para efectos de demostrar la conformidad de los 
instrumentos de pesaje que introdujo al mercado;  
 
6.8.10. Incorporar al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de introducir los instrumentos de 
pesaje sujetos a control metrológico al mercado nacional, la información que se relaciona en 
los literales a y b de este numeral, únicamente respecto de los in strumentos de pesaje   (i) que 
sean utilizados para determinar el precio de un bien en transacciones comerciales, y (ii) de 
básculas camioneras utilizadas p ara efectos del control de peso que ejerce la autoridad 
competente en puertos, vías y carreteras del país;  como mínimo, la siguiente información:  
 
a. La documentación obtenida por el productor o importador para efectos de demostrar la 
conformidad de los instrumentos de pesaje, según el esquema de evaluación de la 
conformidad establecido en el presente reglamento técnico al cual se haya acogido; y 
 
b. La documentación técnica de que trata el numeral 6.7.1.5 de este reglamento técnico. 
 
6.9. Prohibición de comercialización y uso de instrumentos de pesaje . Los instrumentos 
de pesaje sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de la conformidad en los 
términos establecidos en este reglamento técnico, no podrán ser comercializados ni utilizados 
dentro del territorio nacional en cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 
2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015. Tampoco podrán ser comercializados, importados ni 
utilizados dentro del territorio nacional en actividades sujetas a control metrológico, aquellos 
instrumentos de pesaje cuya información descrita en el numeral 6.8.10 no haya sido 
incorporada a SIMEL de manera completa. 
 
6.10. Autoridad de inspección, vigilancia y control . En concordancia con lo establecido en 
los numerales 3.4.1 y 3.4.2 de la Resolución SIC 64190 de 2015, la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, ejercerán 
como autoridad administrativa encargadas de vigilar el cumplimiento del presente reglamento 
técnico metrológico en la fase de evaluación de la conformidad; y, serán autoridades 
administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de ese reglamento en la fase de 
instrumentos de medición en servicio, esta Entidad y las Alcaldías Municipales quienes 
podrán, según lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, 
ordenar (i) que se detenga la comercialización o puesta en servicio de un instrumento de 
pesaje que no cumple con los requisitos definidos en este reglamento técnico,  (ii) la no 
utilización temporal o definitiva de los instrumentos de medición en servicio que no aprueben 
la verificación metrológica descrita en el numeral 6.11 de este reglamento, (iii) adoptar las 
medidas procedentes para asegurar que se ajuste metrológicamente el instrumento en 
servicio dentro de los errores máximos permitidos e (iv) imponer las sanciones contempladas 
en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 a que haya lugar , previa investigación y desarrollo 
del procedimiento administrativo correspondiente. 
 
6.10.1. Designación para el ejercicio de funciones de verificación metrológica de los 
instrumentos de pesaje en servicio . Para efectos de llevar a cabo la verificación metrológica 
de los instrumentos de pesaje sujeto a control metrológico según las disposiciones contenidas 
en este reglamento técnico, la Superintendencia de Industria y Comercio designará, de 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 12_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
acuerdo al procedimiento de selección objetiva que se adopte para tal fin, los Organismos 
Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM- encargados de verificar los instrumentos en 
la fase de comercialización y puesta en servicio, cuyas obligaciones, regiones autorizadas 
para el ejercicio de sus funciones e instrumentos de medición autorizados para verificar serán 
señalados en el acto administrativo de autorización que expida esa Superintendencia. 
 
Parágrafo. La designación administrativa de que trata el presente numeral, se entiende sin 
perjuicio de las facultades inspección, vigilancia y control que ejercen la Superintendencia de 
Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales en materia de control metrológico, entidad 
que podrá reasumir sus funciones en cualquier momento y lugar.  
 
6.11. Verificación metrológica de instrumentos de pesaje en servicio . Con independencia 
de la obligación que asiste a todo titular de un instrumento de pesaje sujeto a control 
metrológico, de mantenerlo en todo momento ajustado a los requisitos metrológicos, técnicos 
y administrativos establecidos en el presente reglamento técnico, únicamente aquellos que 
sean utilizados en las actividades señaladas en el numeral 6.8.10 de este reglamento técnico 
están sujetos a las verificaciones metrológicas dispuestas en este numeral. 
 
Los demás instrumentos de pesaje sujetos a control metrológico deberán ser calibrados con 
la periodicidad que haya recomendado el fabricante del mismo, para lo cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales podrán solicitar a su 
titular, el certificado que demuestre que se han realizado las calibraciones a que haya lugar 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015. 
 
6.11.1. Procedimiento de verificación metrológica periódica y de después de reparación 
o modificación . Todo titular de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
sujetos a control metrológico, que se encuentren en servicio a la fecha de la publicación del 
presente reglamento técnico en el Diario Oficial, deberá permitir y sufragar el costo de la 
verificación metrológica de sus instrumentos por parte del Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica –OAVM designado para operar en la zona geográfica donde se 
encuentra en servicio el instrumento, cada dos (2) añ os a partir de la fecha de la regularización 
del instrumento respectivo. 
 
La primera verificación metrológica de un instrumento de pesaje puesto en servicio con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, se deberá realizar 
máximo a los dos (2) años siguientes de la fecha instalación, salvo que se trate de un 
instrumento de pesaje clases III y IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 20 000 kg, caso en el 
cual se deberá realizar al año de la instalación.  
 
El instrumento de pesaje que no supere la verificación metrológica periódica, no podrá ser 
utilizado en ninguna de las actividades previstas en el artículo 2.2.1.7. 14.3 del Decreto 1074 
de 2015. El plazo de validez de la verificación metrológica es de dos (2) años, salvo para 
instrumentos de pesaje clases III y IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 20 000 kg, caso en el 
cual el plazo es de un (1) año al cabo del cual se deberá realizar una nueva verificación 
metrológica por parte del OAVM autorizado. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de  la 
obligación del titular del instrumento de mantenerlo ajustado metrológicamente en todo 
momento de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.7.14.4 del 
Decreto 1074 de 2015. 
 
Siempre que se efectúe una reparación o modificación en un instrumento de pesaje que 
implique la rotura de precintos, el reparador que la realizó deberá registrar dicho procedimiento 
en SIMEL desde donde dará de alta el instrumento para ser utilizado por su titular, y generará 
una alerta al OAVM para comprobar su correcto funcionamiento y que los resultados de las 
mediciones se encuentren dentro de los errores máximos permitidos señalados en este 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 13_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
reglamento técnico por remisión al numeral 3.5 de la NTC2031:2014; asimismo retirará la 
etiqueta de no superación de la verificación metrológica periódica cuando haya lugar a ello. 
Una vez informado el OAVM de esta situación, dispondrá de un plazo de quince (15) días 
hábiles para proceder a ejecutar la verificación metrológica correspondiente. El plazo de 
validez de la verificación metrológica bajo este supuesto, comenzará a contarse a partir del 
momento en que se compruebe por parte del OAVM, la reparación o modificación del 
instrumento de pesaje de manera satisfactoria. 
 
Si el plazo de validez de la verificación metrológica del instrumento es de dos (2) años, e n el 
evento en que ese instrumento haya sido verificado después de reparación dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica al 
instrumento reparado se realizará al mismo tiempo de los demás instrumentos de medición 
del establecimiento de comercio, en el plazo para la realización de verificación ordinaria. En 
caso de que la reparación se haya realizado entre los meses trece ( 13) a veinticuatro ( 24) de 
la última verificación ordinaria, el instrumento verificado después de reparación volverá a ser 
verificado por el OAVM transcurrido dos años más el periodo restante, para que coincida con 
la siguiente fecha de verificación ordinaria. 
 
Sin embargo, si el plazo de validez de la verificación metrológica del instrumento es de un (1) 
año, e n el evento en que e se instrumento haya sido verificado después de reparación dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica 
al instrumento reparado se realizará al mismo tiempo de los demás instrumentos de medición 
del titular, si los hubiere, en el plazo para la realización de verificación ordinaria; y, en caso de 
que la reparación se haya realizado entre los meses siete (7) a doce ( 12) de la última 
verificación ordinaria, el instrumento verificado después de reparación volverá a ser verificado 
por el OAVM transcurrido un año más el periodo restante, para que coincida con la siguiente 
fecha de verificación ordinaria 
 
6.11.2. Documentación del procedimiento de verificación metrológica y de la 
regularización de instrumentos de pesaje en SIMEL . Es obligación del OAVM designado, 
documentar en tiempo real a través del Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la totalidad del procedimiento de verificación 
metrológica adelantado por cada instrumento de pesaje, así como la regularización de los 
mismos cuando aplique. 
 
En la hoja de resultado del registro de verificación metrológica que se debe incorporar en el 
SIMEL, se deberán anotar los resultados de los ensayos descritos en este reglamento técnico, 
indicando de forma simultánea el error máximo permitido en cada uno. 
 
Adicionalmente, el OAVM deberá incorporar en SIMEL todas las pruebas doc umentales que 
resulten de la visita de verificación efectuada, tales como: copia del acta de visita de 
verificación firmada y fotografías de: los establecimientos de comercio visitados, los 
instrumentos de medición verificados y de sus placas de caracterís ticas, donde conste el 
número serial de cada uno, los precintos instalados, cada uno de los ensayos efectuados y 
sus resultados, la medición de temperatura en cada caso, y todas las demás que resulten ser 
conducentes y/o pertinentes.  
 
6.11.3. Alcance del procedimiento de verificación . Este procedimiento es aplicable a todo 
tipo de instrumento de pesaje de funcionamiento no automático en servicio, sujeto a control 
metrológico en los términos establecidos en este reglamento técnico. 
 
6.11.4. Examen Administrativo. E l examen administrativo constará de las siguientes 
actuaciones: 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 14_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.11.4.1. Comprobación de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del 
instrumento de pesaje . El examen administrativo del instrumento de pesaje, comprende la 
comprobación, y complementación si faltarán, de los datos contenidos en la tarjeta de control 
metrológico –TCM del instrumento de medición en el Sistema de Información de Metrología 
Legal –SIMEL. Tales datos son: 
 
a) Titular del instrumento; 
b) Marca; 
c) Modelo; 
d) Número de serie del instrumento; y 
e) Características técnicas del instrumento. 
 
El OAVM deberá fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje examinado 
administrativamente, el cual deberá cumplir con el estándar de captura de información 
establecido en la norma internacional ISO/IEC 15417:2007. La información contenida en el 
código de barras deberá corresponder a los datos incorporados en la TCM. 
 
También se comprobará si las marcas e inscripciones corresponden con las que figuran en l a 
d
ocumentación que demuestra la conformidad del instrumento frente a esa norma así como 
la existencia de marcas de conformidad y marcas de regularización. 
 
6.11.4.2. Comprobación de la marca de regularización . De acuerdo con lo señalado en el 
numeral 3.4.2.1.1 de l a Resolución 64190 de 2015, la regularización es el procedimiento que 
lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica -OAVM, con el objeto de 
establecer si un instrumento de pesaje que se encuentra en uso a la entrada en vigencia de 
la presente reglamentación, se ajusta a los requisitos esenciales, metrológicos, técnicos y 
administrativos dispuestos en este reglamentos técnico, pese a que no se evaluó la 
conformidad de dicho instrumento de manera previa a su entrada al mercado o puesta en 
servicio.  
 
Para efectos de regularizar un instrumento de pesaje el OAVM deberá realizar el examen 
metrológico previsto en el numeral 6.11.5 y 6.11.6 del presente reglamento, y en caso de 
superar satisfactoriamente las pruebas allí descritas deberá adherir una etiqueta al 
instrumento con las siguientes características: 
 
 
Superintendencia de Industria y Comercio  
Regularización No. _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM:________  
 
Instrumento regularizado  
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco, y sus dimensiones son: sesenta 
(60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros tamaños. 
 
La realización de este procedimiento implica el pago de la tarifa asociada al servicio de 
verificación metrológica que presta el OAVM, y deberá ser asumida por el titular del 
instrumento, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.9 de la Resolución 64189 de 
2015. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 15_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Parágrafo. Aquél instrumento de pesaje que se encuentre en uso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación y que no logre ser regularizado por no estar conforme 
con los requisitos establecidos en este reglamento técnico, no podrá ser utilizado en ninguna 
de las actividades sujetas a control metrológico y deberá ser dado de baja en SIMEL. 
 
6.11.4.3. Placa de características del instrumento de pesaje . El OAVM debe comprobar 
que el instrumento de pesaje posea una placa de características adherida al instrumento, que 
contenga como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
a) Marca o nombre del fabricante; 
b) Clase de exactitud; 
c) Capacidad máxima; 
d) Capacidad mínima; 
e) División de escala de verificación e; y 
f) División de escala real d. 
 
Estos datos deben ir agrupados y ser fácilmente visibles y cercanos a la visualización de los 
resultados de medida. Si para el momento de la regularización alguno de estos datos faltara, 
el OAVM deberá colocarlos en el instrumento de pesaje. 
 
6.11.4.4. Comprobación de precintos . El OAVM debe comprobar que los precintos que son 
exigidos en la presente reglamentación, garanticen la integridad del instrumento frente a 
manipulaciones intencionales o no, y que coincidan con los especificados en el examen de 
tipo o modelo (si lo tiene) o en el documento de regularización así como el número consecutivo 
y codificación del precinto. En el caso de existir precintos electrónicos se tomará nota del 
número correlativo de control. Del mismo modo si el instrumento ha sido objeto de reparación 
o modificación por parte de un reparador en los términos señalados en el presente reglamento 
técnico, el OAVM deberá verificar en número y posición los precintos que fueron colocados 
por este último, de acuerdo con la información del procedimiento de reparación o modificación 
consignada en SIMEL . El OAVM deberá precintar el instrumento  en su primera verificación 
metrológica.  
 
6.11.5. Examen metrológico del instrumento de pesaje 
 
6.11.5.1. Equipos a utilizar para la realización de los ensayos . Para la realización del 
examen metrológico del instrumento de pesaje, el OAVM debe utilizar un conjunto de pesas 
patrón adecuado a la clase de precisión del instrumento a verificar, siguiendo los criterios 
establecidos en el numeral 3.7 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la adicione, aclare o 
modifique. 
 
Adicionalmente, se debe disponer de un termohigrómetro de ambiente para medir la 
temperatura y humedad del ensayo y sus variaci ones . 
 
Los patrones e instrumentos de medición mencionados en este numeral, deberán ser 
calibrados al menos cada dos (2) años por laboratorios de calibración acreditados ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC o  el Instituto Nacional de 
Metrología –INM. 
 
6.11.5.2. Condiciones ambientales . Las pruebas deben ser efectuadas a una temperatura 
ambiente estable, en general a la temperatura normal de funcionamiento del instrumento en 
su lugar de instalación, siempre que no se superen las especificaciones del productor y se 
apliquen las indicaciones y condiciones dadas por éste cuando se conozcan.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 16_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
En los instrumentos con dispositivo receptor de carga e indicador en distintos lugares, se 
tomarán las condiciones ambientales en los dos sitios, siempre que se encuentren dentro de 
las especificaciones de uso del instrumento. 
 
Se considera que la temperatura es estable cuando la diferencia entre las temperaturas 
extremas anotadas durante el ensayo no sobrepasa el 1/5 del intervalo de temperatura de 
utilización del instrumento considerado, sin sobrepasar 5º C por hora, y que la velocidad de 
variación no sobrepase los 5ºC por hora. 
 
6.11.5.3. Precarga . Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje que se describen 
en este reglamento, este debe ser pre-cargado una vez a su capacidad máxima o su carg a 
límite máxima, si este valor está definido. 
 
6.11.6. Ensayos 
 
6.11.6.1. Ensayo de excentricidad . Para la realización de este ensayo se deben aplicar las 
instrucciones y especificaciones establecidas en los numerales 3.6.2 y A.4.7 de la norma 
técnica NTC 2031:2014 o de la norma que lo adicione, aclare o modifique, a excepción de lo 
relacionado con la determinación de los errores de indicación lo cual se hará de la siguiente 
manera: 
 
Indicación del instrumento menos el valor verdadero de la masa. 
 
Si el instrumento está provisto de un dispositivo de ajuste a cero o de bloqueo de cero, éste 
no debe operar durante la realización del ensayo. 
 
Las indicaciones obtenidas al aplicar la carga sobre las diferentes posiciones en el instrumento 
deberán estar dentro de los máximos errores permitidos para la carga considerada.  
En la hoja de resultado del registro de verificación metrológica que el OAVM debe incorporar 
en SIMEL, se toma nota del resultado de la prueba de pesaje indicando de forma simultánea 
el máximo error permitido en ese punto. 
 
Parágrafo. Este ensayo no aplica para instrumentos de pesaje colgantes.  
 
6.11.6.2. Ensayo de pesaje . El ensayo de pesaje se realizará siguiendo el procedimiento 
establecido en el numeral A.4.4.1 de la Norma Técnica Colombiana NTC 2031:2014 o de la 
norma que la adicione, aclare o modifique,  a excepción de lo relacionado con la determinación 
de los errores de indicación lo cual se hará de la  siguiente manera: Indicación del instrumento 
menos el valor verdadero de la masa.  
 
En caso de realizar el ensayo con material de sustitución, éste se debe hacer según lo indicado 
en el numeral A.4.4.5 de la NTC 2031:2014. 
 
En la realización de este ensayo, se debe comprobar que los errores obtenidos en todo el 
campo de medida del instrumento para las cargas crecientes o decrecientes consideradas, 
están dentro de los errores máximos permitidos. 
 
6.11.6.3. Ensayo de la exactitud del dispositivo de puesta a cero . Para la evaluación del 
error en este ensayo, se deberá aplicar el procedimiento estab lecido en el numeral A.4. 2.3 de 
la NTC 2031:2014  o de la norma que la adicione, aclare o modifique.  
 
 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 17_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.11.6.4. Ensayo de repetibilidad . Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las 
instrucciones y especificaciones establecidas en los numerales 3.6.1 y el tercer párrafo del 
A.4.10 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la modifique, adicione o aclare.  
 
La determinación de los errores de indicación se hará de la  siguiente manera: Indicación del 
instrumento menos el valor verdadero de la m asa. 
 
Si durante el ensayo de pesaje del numeral 6. 11.6.2 se utiliza material de sustitución, la 
determinación de errores de medición se adelantará con arreglo a lo establecido en el numeral 
A.4.4.3 de la NTC 2031:2014 o de la norma que lo adicione, aclare o modifique. 
 
La diferencia en el valor absoluto entre el procedimiento de pesaje realizado con una misma 
carga, no deberá exceder del máximo error permitido para la carga considerada. 
 
6.11.6.5. Otros ensayos . En caso de que el instrumentos de pesaje que se verifica no tengan 
examen de tipo o aprobación de modelo, al momento de realizar el procedimiento de 
regularización para comprobar el cumplimiento de los requisitos esenciales de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente reglamento técnico , se debe verificar que el instrumento cumpla con 
los siguientes requisitos: (i) medir en unidades del sistema internacional (SI); (ii) conocerse su 
carga límite; y, (i ii) clasificarse en una clase de exactitud. 
 
6.12. Colocación de precintos. Siempre que se haya concluido satisfactoriamente un 
procedimiento de regularización o de verificación metrológica de después de reparación en el 
cual el reparador haya tenido que cambiar precintos, el OAVM debe precintar nuevamente el 
instrumento de pesaje en aquellos elementos que afectan los resultados de medida, con el 
objeto de impedir cualquier posibilidad de modificar sus características metrológicas. 
 
Durante el procedimiento de regularización, el verificador precintará al menos en los siguientes 
puntos , si son accesibles por el usuario: 
 
- Mecanismos de regularización y bloqueo del acceso al modo de calibración; 
- Cajas sumadoras de señales de celdas de carga  los potenciómetros de ajuste de las celdas 
y “Switch”  de ajuste; y 
- Computador electrónico y sus conexiones, o en su defecto la carcasa exterior. 
 
En la regularización se complementará por el verificador el registro de precintado que formará 
parte del registro de ensayos. En posteriores verificaciones se realizará dicho registro si ha 
existido alguna actuación que requiera actualizarlo como en la verificación después de 
reparación. 
 
En el evento en que se presente una reparación o modificación del instrumento de pesaje, el 
personal verificador del OAVM deberá colocar los precintos en los mismos elementos que los 
colocó el reparador. 
 
6.13. Superación de la verificación metrológica . Cuando se hayan superado todas las fases 
de la verificación, se adherirá en lugar visible del instrumento de pesaje verificado, ya sea en 
el visor o en algún elemento de la instalación que lo soporta, la “Etiqueta de verificación”  cuyas 
características, formato y contenido serán los siguientes:  
 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 18_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá llevar 
como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula . 
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del instrumento de medición 
registrado en el Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL (número NII número de 
identificación del instrumento) de la Superintendencia de Industria y Comer cio.  
 
Este número de identificación lo obtiene el OAVM  al momento de regularizar el instrumento 
para efectuar el respectivo control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó la verificación del instrumento de medición.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al OAVM  una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y Comerci o. 
Este número se encuentra registrado en el SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Este campo siempre deberá contener la palabra 
“CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del instrumen to de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma 
del verificador del OAVM que efectuó el procedimiento correspondiente.  
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO.  
 
Resolución _____ del __ de _______ de 201 6 
 
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
 
 Resultado de la Verificación5: 
Código del OAVM4: CONFORME  
 
Fecha de Verificación6: 
Fecha próxima verificación8  
Firma del Verificador7: DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 19_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
8. Fecha próxima verificación.  Corresponde a la fecha límite en la cual se vence la 
verificación metrológica periódica practicada por el OAVM. En est e campo, se deberá perforar 
las casillas correspondientes al día, mes y año en que se vence la verificación periódica.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de conformidad del instrumento de 
medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhes ivo y autodestructiva al 
desprendimiento; tendrá forma rectangular y fondo de color amarillo.  Sus dimensiones son:  
sesenta (60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros 
tamaños . 
 
Cuando un instrumento de medición se componga de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del instrumento de pesaje no fuera posible aplicar la 
etiqueta, ésta se colocará en la periferia de su instalación y en la documentación 
correspondiente exigida en ésta disposición.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del instrumento de 
pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
El color de fondo de esta etiqueta es amarillo. 
 
6.14. No superación de la verificación metrológica . Cuando un instrumento de pesaje no 
supere la verificación metrológica como consecuencia de deficiencias detectadas en su 
funcionamiento durante las pruebas metrológicas llevadas a cabo por el OAVM, la SIC o las 
Alcaldías Municipales (errores, indicaciones de dispositivos, manipulaciones, etc.), dicho 
instrumento deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen las deficiencias 
encontradas previa orden administrativa impartida por esta Superintendencia. 
 
Quedará retirado del servicio definitivamente, aquel instrumento sobre el cual no se tenga 
constancia de que fue puesto en servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente reglamentación técnica metrológica y/o respecto del cual no se haya demostrado su 
conformidad en los términos señalados en esta norma y no cumpla los requisitos descritos en 
el numeral 6. 11.6.5. “Otros ensayos” . 
 
Los instrumentos que son retirados definitivamente del servicio se les darán de baja definitiva. 
 
El proceso a seguir en cualquiera de los casos es el siguiente: 
 
Se debe entregar al titular del instrumento el acta de verificación metrológica donde consten 
las no conformidades encontradas y se indiquen los resultados de las pruebas y los ensayos. 
E
n el acta se advierte al titular, que la no conformidad puede generar la orden de suspensión 
del instrumento de medición y la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio inicie un proceso administrativo sancionatorio.  
 
El acta debe ser impresa y firmada por el verificador y quien atendió la visita.  
 
En caso de que la persona que atiende la visita se niegue a firmar el acta, se dejará constancia 
de dicha circunstancia en el acta. 
 
El acta firmada debe ser incorporada al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 20_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, si lo considera necesario, expedir el acto 
administrativo de suspensión de uso del instrumento de pesaje. 
 
En caso de que el instrumento de pesaje ya haya sido reparado, el OAVM debe realizar 
verificación metrológica de después de reparación y registrar dicho procedimiento en el 
SIMEL. 
 
La etiqueta de inhabilitación se podrá retirar cuando haya actuado el reparador, subsanado la 
deficiencia respectiva y registrado dicho procedimiento en SIMEL. 
 
Todo  instrumento de pesaje que no haya superado la verificación metrológica dispuesta en 
este reglamento técnico metrológico , deberá llevar adherida una etiqueta fijada en un lugar 
visible del instrumento de medición, ya sea en el visor o en algún element o de la instalación 
que lo soporta,  cuyas características, formato y contenido, serán los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
CONTROL METROLÓGICO1 
 
Resolución _____ del __ de _______ de 201 6 
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verificación5: 
 
NO CONFORME  Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sello7: 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del instrumento de medición 
registrado en el SIMEL de la Superinten dencia de Industria y Comercio.  
 
3. Nombre del OAVM. Éste campo conti ene el nombre o razón social de l OAVM  que efectuó 
la verificación del instrumento de medición.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al Organismo Autorizado de Verificación Metrológica una vez autorizado y  designado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Éste número se encuentra registrado en el SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta  en que se efectuó la verificación 
metrológica del instrumento de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 21_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma o sello. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del OAVM  que efectuó el procedimiento correspondiente.  
 
Características de la Etiqueta. Ésta etiqueta debe estará confeccionada con un material 
resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será 
de tipo adhesivo y auto destructiva al desprendimiento. Tendrá forma rectangular, sus 
dimensiones son cuarenta (40) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas 
proporciones para otros tamaños  y fondo de color rojo.  
 
 
Cuando un instrumento de medición conste de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del instrumento de medida no fuera posible aplicar la 
etiqu eta, se colocará en la periferia de su instalación y en la documentación correspondiente 
exigida en las disposiciones de su regulación específica.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del instrumento de 
pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
El color de fondo de esta etiqueta es rojo. 
 
6.15. Reparadores . Únicamente respecto de las reparaciones o modificaciones de los 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático sujetos al cumplimiento de las 
disposiciones de este reglamento técnico, que impliquen la rotura de precintos, podrán ser 
realizadas por una persona natural o jurídica inscrita como reparador en el registro de 
reparadores de SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo 
establecido en el numeral 3.7 de la Resolución 64190 de 2015 y demás disposiciones 
establecidas por esta Superintendencia. El registro se hace por una sola vez. 
 
Los titulares de los instrumentos de pesaje que deban reparar sus equipos, bien sea de 
manera preventiva o como consecuencia de una orden impartida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, podrán contratar los servicios de cualquier reparador que se encuentre 
inscrito en SIMEL. 
 
Para efectos de las reparaciones que se propone llevar a cabo, el reparador que se inscriba 
en SIMEL deberá precisar, en ese mismo registro, la información que se detalla a continuación. 
 
6.15.1. Información de carácter administrativo y técnico . En la inscripción se deberá 
incorporar esta información: 
 
a) Nombre y apellido de la persona natural o razón social de la persona jurídica; 
b) Número de identificación (C.C. o N.I.T); 
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza sus actividades de reparación o modificación 
de instrumentos de pesaje; 
d) La(s) marca(s), modelo(s) y tipo(s) de instrumento(s) que repara, precisando sus 
características fundamentales; y, 
e) Indicación de la experiencia y conocimientos que posee en la reparación de instrumentos de 
pesaje . 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 22_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Adicionalmente deberá anexar en SIMEL todos los documentos que sirvan de soporte para 
demostrar su idoneidad, capacidad, experticia y experiencia en la reparación de instrumentos 
de pesaje. 
 
Una vez inscrito, SIMEL le asignará un número de identificación.  Los precintos que ponga el 
reparador inscrito deberán identificarse con ese número. 
 
El registro del reparador en SIMEL tendrá carácter público respecto del nombre, dirección y 
teléfono del reparador. 
 
6.15.2. Actuaciones de los reparadores . El reparador que haya reparado o modificado un 
instrumento de pesaje, una vez comprobado su correcto funcionamiento y que sus mediciones 
se hagan dentro de los errores máximos permitidos (EMP), deberá retirar la etiqueta de no 
superación de la verificación metrológica cuando haya lugar a ello y colocar nuevamente los 
precintos que haya tenido que levantar para llevar a cabo la reparación o la modificación.  
 
Una vez reparado o modificado el instrumento de pesaje de manera satisfactoria, el reparador 
deberá registrar la actuación adelantada en SIMEL con indicación del objeto de la reparación 
o modificación, especificación de los elementos sustituidos, los ajustes y controles efectuados, 
la indicación de los elementos precintados en el instrumento, la codificación de los precintos 
utilizados y la fecha de la reparación o modificación. Desde SIMEL se generará una alerta al 
OAVM para la realización de la verificación metrológica subsecuente. 
 
El reparador deberá poseer los medios técnicos adecuados y necesarios para realizar 
correctamente su trabajo. 
 
Si la actuación de un reparador en un instrumento de pesaje no implica la rotura de precintos 
que hayan sido puestos por el OAVM, esta operación no estará sujeta a posterior verificación 
por parte del OAVM ni a registro en SIMEL. 
 
Parágrafo. Con independencia del registro del procedimiento efectuado por el reparador en 
SIMEL, éste deberá conservar pruebas documentales de la reparación efectuada tales como 
copia del acta de reparación donde se incorporen los resultados de los ensayos efectuados, 
piezas remplazadas si las hubo, fotografías de los instrumentos reparados y de los precintos 
colocados, etc. Esta documentación deberá conservarse por un término no inferior a tres (3) 
años contados a partir del momento en que realizó el procedimiento de reparación .  
 
6.15.3. Régimen de responsabilidad de los reparadores . Los reparadores autorizados son 
responsables del cumplimiento de sus obligaciones dentro del marco establecido en este 
reglamento técnico. 
 
Con independencia de la imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si 
después de verificar la información incorporada en SIMEL por parte del reparador se establece 
su falsedad o inexactitud, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá  cancelar el 
registro en SIMEL.  
 
6.16. Precintos de seguridad  
 
6.16.1. Requisitos mínimos . Los precintos que sean utilizados por OAVM y reparadores de 
instrumentos de pesaje en el ejercicio de sus funciones, deberán ser de  dos (2) clases: (i) De 
tipo cable con cierre rotativo hechos de policarbonato o resina; y (ii) d e tipo etiqueta de papel 
o material plástico hechos de acetato destructible.  
 
Asimismo deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 23_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
a) Ser fácil de usar;  
b) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto 
atmosféric os como abrasivos y a los impactos;  
c) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
d) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere, o que de cualquier forma 
deje rastro del acceso al instrumento de pesaje precintado;  
e) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, 
la numeración no deberá ser reproducida en un periodo inferior a cuatro (4) años;  
 
f) Debe poseer un código de barras que cumpla con el estándar de captura de inform ación 
establecido en la norma internacional ISO/IEC 18004:2015 incluyendo identificadores de 
aplicación y Funci ón 1.  
 
La información que debe contener el código de barras es la siguiente:  (i) Identificación única, 
global e inequívoca del OAVM o reparador; de trece (13) números, que no sea asignado de 
forma unilateral,  (ii) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, 
compuesto por una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres 
escogidos por el OAVM o por el  reparador.  
 
6.16.2. Registro de precintos de seguridad . El OAVM deberá registrar en el SIMEL la serie 
de numeración de los precintos de seguridad que utiliza en el ejercicio de sus funciones.  
 
6.16.3. Responsabilidad en uso de los precintos . Cuando el instrumento incorpore 
precintos de dispositivos electrónicos como son la asignación de nombre de usuario y 
contraseña para efectos de ajustar los parámetros de determinación de los resultados de 
medición del instrumento, su titular es responsable por la cu stodia e integr idad del precinto 
electrónico.  
 
Del mismo modo el titular del instrumento también es responsable de la integridad de los 
precintos que fueron puestos por el fabricante del instrumento, o por el OAVM o reparador en 
ejercicios de sus respecti vas funciones.  
 
Asimismo, tanto OAVM  como reparadores son responsables de la custodia de los precintos 
que utilizan en el ejercicio de sus funciones.  
 
6.17. Régimen sancionatorio. La inobservancia a lo dispuesto en el presente reglamento 
técnico, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 
de 2011, previa investigación administrativa.  
 
6.18. Régimen de transición . Los instrumentos de pesaje producidos en el país o importados 
antes de la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento técnico, únicamente podrán 
ser comercializados hasta seis (6) meses después de la fecha señalada en el artículo 4 de 
esta resolución. 
 
ARTÍCULO 2.  El Anexo No. 1 de la presente Resolución, Norma Técnica Colombiana NTC 
2031:2014    “INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO  NO AUTOMÁTICO. 
REQUISITOS METROLÓGICOS Y TÉCNICOS.  PRUEBAS ”, hace parte integral de este 
reglamento técnico metrológico. 
 
ARTÍCULO 3.  El Anexo No. 2 de la presente Resolución,  “MODELO DE DECLARACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD PARA INSTRUMENTOS DE  PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO 
AUTOMÁTICO (BALANZAS)” , hace parte integral de esta reglamentación técnica y es 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _ 77506______  DE 2016             HOJA No. __ 24_____  
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
obligación del productor y/o importador utilizarlo conforme a las instrucciones que allí se 
describe para demostrar la conformidad de sus productos en la forma que lo establece este 
reglamento técnico. 
 
ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, salvo la verificación metrológica establecida 
en el numeral 6.11 del reglamento técnico, la cual es obligatoria a partir de la publicación de 
este acto administrativo en el Diario Oficial. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 10 NOV 2016  
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Jairo Malaver  
Revisó: Diego Rodríguez  
Aprobó: Alejandro Giraldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario Oficial N° 50.058 del 15 de Noviembre de 2016