MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO _ 64190 ___ DE 2015 
 
(    16 SEP 2015   ) 
 
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición 
 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confieren los Decreto 4886 de 2011, 1074 
de 2015 y, la Ley 1480 de 2011 y,  
G/TBT/N/COL/210/Add.1 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política, faculta al Estado para intervenir por mandato de la ley 
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía con 
el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los beneficios del desarrollo 
y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé:  “[l]a ley regulará el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 
público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la sa lud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[l]a ley regulará el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información  que debe suministrarse al 
público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumido res y usuarios”.  
 
Que el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 establece: “[c]réase el Sistema de Información de 
Metrología Legal (SIMEL), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual 
se deberán registrar los productores e importadores, los reparadores y los usuarios o titulares de 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico. La Superintendencia de Industria y 
Comercio designará mediante acto administrativo a los Organismos Autorizados de Verificación 
(OAVM), las zonas geográficas en que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición 
que verificarán. 
 
Cada verificación del OAVM dará lugar al pago de un derecho por parte de los solicitantes de 
acuerdo con los montos que establezca anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, y 
en cuya fijación tendrá en cuenta la recuperación de los costos involucrados, correspondientes a 
materiales, insumos, suministros, personal, traslado y todos aquellos que incidan directamente en el 
desarrollo de la actividad. En caso de un usuario titular de un instrumento de medición sujeto a 
control metrológico impida, obstruya o no cancele los costos de la verificación del instrumento, se 
ordenará la suspensión inmediata de su utilización hasta que se realice su verificación, sin perjuicio 
de las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. La Superintendencia de 
Industria y Comercio determinará la gradualidad con que se implemente el sistema, tanto 
territorialmente como de los instrumentos de medición que se incorporarán al Sistema”. 
 
Que el numeral primero del artículo 2.2.1.7.7.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, señala que: “ [p]revio a la comercialización 
o importación, el productor o importador de un instrumento de medición deberá demostrar, mediante 
certificado de conformidad, expedido según lo establecido en el presente capítulo, el cumplimiento 
del correspondiente reglamento técnico metrológico que para el efecto expida la Superintendencia 
de Industria y Comercio o, en su defecto, uno de conformidad con la Recomendación de la 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) que corresponda . 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA
I 2 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
“Los instrumentos de medición que no cuenten con el certificado de conformidad correspondiente no 
podrán ser comercializados o importados”.  
 
Que el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.7.7.4 del Decreto 1074 de 2015 precisa: “Quienes usen o 
mantengan instrumentos de medición sujetos a un reglamento técnico metrológico que al 5 de 
agosto de 2015 estén en servicio y no cuenten con certificado de conformidad o aprobación de 
modelo, deberán solicitar la verificación de sus condiciones técnicas, metrológicas y de 
funcionamiento a un organismo autorizado de verificación metrológica el que le colocará los 
precintos correspondientes y un marcado de conformidad metrológico que indique que es un 
“instrumento de medición regularizado”. 
 
Que el numeral segundo del artículo 2.2.1.7.7.4 del Decreto Único precitado, dispone respecto de 
los instrumentos de medición que se encuentran en servicio que:  “[t]oda persona que use o 
mantenga un instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas 
en la presente sección, será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del 
instrumento de medición en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la 
confiabilidad de sus mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico 
correspondiente. Igualmente, deberá permitir la realización de las verificaciones periódica s 
establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan después de una reparación o modificación 
del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al instrumento de medición y a los documentos 
pertinentes”. 
 
En el mismo sentido prevé el parágrafo 1 de la misma norma que: “Se presume que los instrumentos 
de medición que están en los establecimientos de comercio se utilizan en las actividades 
comerciales que se desarrollan en dicho lugar. 
 
“Los responsables del instrumento de medición, en cada una de las fases, tienen la obligación de 
cubrir los gastos correspondientes a las verificaciones e inspecciones que ordene o realice la 
autoridad de control”.  
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 51 y 55 del artículo 1 del Decreto 
4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente: 
“47.Organizar e instruir la forma en que funcionará la metrología legal en Colombia. 48. Ejercer 
funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden nacional. 51. Ejercer el control 
sobre pesas y medidas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. Y, 
55. Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se faculta a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, entre otras funciones para:  “8. Emitir las órdenes necesarias para que se 
suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, o la comercialización de 
productos hasta por un término de sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, 
mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el 
producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no cumple con el 
reglamento técnico”; y “9.Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio 
a los consumidores por la violación de las normas sobre protección al consumidor”. 
 
Que el artículo 71 de la Ley 1480 de 2011 dispone que: “Toda persona que use o mantenga un 
equipo patrón de medición sujeto a reglamento técnico o norma metrológica de carácter imperativo 
es responsable de realizar o permitir que se realicen los respectivos controles periódicos aleatorios 
sobre los equipos  que usa o mantiene, tal como lo disponga la norma. Los Productores, 
expende dores o quienes arrienden o reparen equipos y patrones de medición deben cumplir con las 
normas de control inicial y realizar o permitir que se realicen los controles metrológicos antes 
indicados so bre sus equipos e instalaciones.  
 
Se presume que los instrumentos o patrones de medición que están en los establecimientos de 
comercio se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan en dicho lugar. Igualmente se  
presume que los productos preempacados están listos para su comercialización y venta”. 
 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7.7.3, 2.2.1.7.7.4, 2.2.1.7.7.5, 
2.2.1.7.7.6, 2.2.1.7.7.7 y 2.2.1.7.7.8 de la Sección 7 Capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015 y de la s 
normas que los modifiquen o adicionen, con el propósito de impulsar la defensa  de  la seguridad, la - 
  3 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
protección de la salud y de los intereses económicos de los consumidores,  se hace necesario 
implementar el Sistema de Información  de  Metrología  Legal -SIMEL - como mecanismo para  
garantizar una adecuada infraestructura para el logro de estos fines. Asimismo, se hace necesario 
dictar las normas a que se sujetaran los productores, importadores, comercializadores de 
instrumentos, aparatos, medios y sis temas que sirvan para pesar, medir o contar, los usuarios de 
tales instrumentos, las personas naturales y jurídicas que por designación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio detenten la potestad de verificar metrológicamente estos productos, y las  
personas naturales y jurídicas que actuaran dentro de ese contexto como reparadores de 
instrumentos de medida, por lo cual se adoptarán las disposiciones establecidas en la presente 
resolución.  
 
Que el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, desde el 22 de julio hasta el 29 de agosto de 2014. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1844 de 2013, la 
Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con oficio No 14-229542-0, concepto previo a la notificación 
internacional ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, acerca del cumplimiento de la 
presente reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y si la misma 
podría llegar a crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países. 
 
Que mediante comunicación Radicada No. 14-229542-1, la Dirección de Regulación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo analizó la presente norma y conceptuó previamente a la notificación 
internacional. 
 
Que mediante signatura G/TBT/N/COL/210 del 15 de diciembre de 2014,  el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo dio traslado de la notificación intern acional de esta resolución ante los países 
miembros de la OMC y de la CAN, al igual que nuestros socios comerciales, informando que no se 
presentaron observaciones al mismo.  
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia mediante memorando con 
Radicación No. 15-98380-5 del 16 de julio de 2015, rindió concepto previo de abogacía de la 
competencia sobre la presente reglamentación, concluyendo que su texto no despierta preocupación 
en materia de libre competencia. 
 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Modificar el nombre del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, denominado “Metrología”, por “Metrología Legal”. 
 
ARTÍCULO 2. Modificar el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
CAPÍTULO TERCERO. CONTROL METROLÓGICO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
3.1. Ámbito de aplicación 
 
Las normas contenidas en la presente reglamentación, son aplicables a toda persona natural o 
jurídica que fabrique, importe y comercialice instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
en el territorio nacional, a los responsables titulares o usuarios de tales instrumentos, a los 
organismos evaluadores de la conformidad, a los Organismos Autorizados de Verificación 
Metrológica-OAVM- designados para tal fin por la Superintendencia de Industria y Comercio y a los 
reparadores de instrumentos de medición que presten sus servicios en Colombia. Asimismo, regula 
las obligaciones, funciones y responsabilidades de tales personas dentro del esquema de control 
metrológico. 
 
De igual forma, las disposiciones contenidas en esta resolución son aplicables a los instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico que sean fabricados en Colombia o importados al país. 
 
Aquellos instrumentos de medición sujetos a control metrológico respecto de los cuales la 
Superintendencia de Industria y Comercio no haya  expedido  la  reglamentación técnica  metrológica   4 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
correspondiente, están sujetos al cumplimiento de la Recomendación de la Organización Mundial de 
la Metrología Legal –OIML que le sea aplicable, para lo cual la Superintendencia de Industria y 
Comercio, esta facultada para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones en cualquier 
momento. 
 
3.2. Excepciones 
 
Los instrumentos de medición cuya aplicación sea para uso personal o privado, por fuera de las 
actividades previstas en el artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1074 de 2015, o en las normas que lo 
modifiquen, adicionen o aclaren, no estarán sujetos a control metrológico y podrán ser 
comercializados y puestos en servicio libremente, siempre que se indique de manera clara e 
inequívoca, mediante una etiqueta indeleble adherida en una parte visible del instrumento que cubra 
al menos el 30% del área del mismo, en idioma castellano, en un recuadro de fondo blanco y borde 
negro, que no podrá ser utilizado en actividades comerciales, y que no está sometido a control 
metrológico por parte de las autoridades competentes. 
 
En cualquier caso, si por la naturaleza del instrumento de medición no es posible adherir la etiqueta 
de información exigida, se deberá informar al comprador del instrumento acerca de dicha 
circunstancia por escrito, bien sea mediante la entrega de un folleto informativo, en las instrucciones 
de manejo del instrumento o adherido al empaque o embalaje del instrumento de medición. 
 
3.3. Definiciones 
 
Para los efectos de la presente resolución y de los reglamentos técnicos metrológicos que se 
expidan, se deberán tener en cuenta las definiciones establecidas en el artículo 2.2.1.7.1.7 del 
Decreto 1074 de 2015, o de las normas que las modifiquen, adicionen o aclaren, y las siguientes: 
 
 Comercialización de instrumentos de medición.  La puesta en el mercado de un instrumento de 
medición sujeto al cumplimiento de una norma específica para la entrega a cualquier título a un 
usuario final, bien sea oneroso o gratuito. 
 
 Importador. Toda persona natural o jurídica establecida en Colombia, responsable por cuenta 
propia de la conformidad de los instrumentos de medición sujetos a control  metrológico que 
coloca en el mercado con miras a la comercialización, o para suplir una necesidad propia, cuando 
el productor de los mismos no está establecido en Colombia.  Para todos los efectos el importador 
se reputa productor de los instrumentos de medición que ingresan al mercado nacional. 
 
 Productor de instrumentos de medición. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, 
diseñe, produzca, fabrique o ensamble instrumentos de medición sujetos al cumplimiento de un 
reglamento técnico metrológico o en su defecto a las recomendaciones de la Organización 
Internacional de la Metrología Legal -OIML, para su utilización en cualquiera de las actividades 
enumeradas en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1074 de 2015. 
 
 Recomendaciones OIML . Modelos de regulación expedidos por la Organización Internacional de 
la Metrología Legal -OIML que establecen las características metrológicas que requiere un 
instrumento de medición determinado, y que especifica los métodos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad de ese instrumento. 
 
 Sistema de Información de Metrología Legal -SIMEL. Conjunto de funcionalidades informáticas, 
enfocadas al tratamiento y administración de datos e información relativa al control metrológico de 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico, ejercido por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en los términos en que se haya determinado en el reglamento técnico 
metrológico correspondiente. 
 
 Tarjeta de Control Metrológico. Soporte documental almacenado en el SIMEL que contiene el 
historial de verificaciones metrológicas efectuadas en un instrumento de medición sometido a 
control metrológico. 
 
Para efectos de la presente resolución, se presume que los instrumentos de medición que están en 
establecimientos de comercio, se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan en dicho 
lugar.  
  5 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
3.4. Fases de control metrológico 
 
Los instrumentos de medición respecto de los cuales se haya expedido reglamentación técnica 
metrológica por parte de esta Superintendencia, que sirvan para pesar, medir o contar y que sean 
utilizados en cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1074 de 
2015, o de las normas que las modifiquen, adicionen o aclaren, est án sujetos al cumplimiento de las 
siguientes fases de control metrológico. 
 
3.4.1. Fase de evaluación de la conformidad 
 
Previo a la comercialización o importación, todo productor o importador de instrumentos de medición 
sujetos a control metrológico, deberá demostrar la conformidad de sus instrumentos en la forma en 
que lo establezca el reglamento técnico metrológico correspondiente.  
 
Los instrumentos de medición sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de la 
conformidad correspondiente, no podrán ser producidos, importados o comercializados dentro del 
territorio nacional. Aquellos instrumentos de medición que no cumplan lo establecido en el presente 
numeral, podrán ser retirados de forma inmediata del mercado o prohibida su utilización por parte de 
la Superintendencia de Industria y Comercio o de las alcaldías locales, sin perjuicio de las demás 
sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
3.4.2. Fase de instrumentos de medición en servicio  
 
Aquellos instrumentos de medición cuya evaluación de la conformidad haya sido superada con 
sujeción a lo dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada tipo de instrumento, 
podrán ser comercializados y utilizados libremente en el territorio nacional. 
 
3.4.2.1. Regularización, verificación metrológica periódica y de después de reparación o 
modificación  
 
Todo instrumento de medición que a la fecha de entrada en vigencia del presente acto 
administrativo, esté siendo utilizado en cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 
2.2.1.7.7.3 del Decreto 1074 de 2015, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, así 
como los que hayan sido puestos en servicio luego de evaluada su conformidad satisfactoriamente, 
estarán sometidos a control metrológico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 
con arreglo a lo establecido en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a cada tipo de 
instrumento. 
 
El control metrológico de los instrumentos de medición que se encuentren en servicio se efectuará 
así:  
 
3.4.2.1.1. Regularización 
 
Procedimiento que lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM, con el 
objeto de establecer si un instrumento de medición que se encuentra en uso a la entrada en vigencia 
de la presente reglamentación, se ajusta a los requisitos esenciales, metrológicos, técnicos y 
administrativos dispuestos en el reglamento técnico metrológico aplicable, pese a que no se evaluó 
la conformidad de dicho instrumento de manera previa a su entrada al mercado o puesta en servicio, 
por haber ingresado al mercado antes de la entrada en vigencia del presente reglamento técnico. 
Para efectos de demostrar este procedimiento, el instrumento de medición que sea regularizado, 
deberá poseer una etiqueta con la leyenda “instrumento regularizado”. 
 
3.4.2.1.2. Verificación metrológica periódica  
 
Conjunto de exámenes administrativos, metrológicos y técnicos, que implican la realización de 
ensayos, pruebas técnicas, verificación documental e inspección visual sobre un instrumento de 
medición, que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso del instrumento, con el 
objeto de comprobar y confirmar que un instrumento de medición en servicio mantiene las 
características esenciales, metrológicas, técnicas y administrativas que le son aplicables, desde su 
última verificación. 
 
  6 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
En el reglamento técnico metrológico aplicable a cada instrumento de medición se dispondrá, si para 
efectos de esta verificación metrológica el OAVM debe apoyarse de un laboratorio acreditado para 
realizar pruebas y/o ensayos al instrumento con el propósito de verificar su correcto funcionamiento. 
 
3
.4.2.1.3. Verificación metrológica de después de reparación o modificación  
 
Conjunto de exámenes administrativos, metrológicos y técnicos, que pueden ser realizados en un 
laboratorio o en el lugar de uso del instrumento según lo dispuesto en el reglamento técnico 
metrológico correspondiente, y que implican la realización de ensayos y pruebas técnicas que tienen 
por objeto comprobar y confirmar que un instrumento de medición en servicio, después de efectuada 
una reparación o modificación que requirió rotura de precintos, conserva las características 
metrológicas que le son aplicables conforme a su diseño y a su reglamentación técnica específica. 
 
En el reglamento técnico metrológico aplicable a cada instrumento de medición se dispondrá, si para 
efectos de esta verificación metrológica el OAVM debe apoyarse de un laboratorio acreditado para 
realizar pruebas y/o ensayos al instrumento con el propósito de verificar su correcto funcionamiento. 
 
3.4.2.2.  Procedimiento de verificación metrológica  
 
La demostración de la  conformidad de un instrumento de medición en servicio con los requisitos 
esenciales, metrológicos, técnicos y administrativos que le son exigibles, deberá realizarse con 
arreglo al procedimiento de verificación establecido en el reglamento técnico metrológico al cual está 
sujeto, y en dicha norma se define también el período de validez de la verificación metrológica, los 
documentos relativos al instrumento de medición que se deben conservar así como cualquier otro 
aspecto que, en función de las características del instrumento, se considere necesario verificar. 
 
3.4.2.3. Marcado de conformidad metrológica de instrumentos en servicio 
 
El instrumento de medición que haya superado la verificación metrológica efectuada por el OAVM , 
podrá ser utilizado dentro de la actividad en que estaba operando. En dicho evento, el OAVM hará 
constar la conformidad del instrumento de medición mediante la fijación de una etiqueta en un lugar 
visible del mismo, que posea las características e información que se determine en el reglamento 
técnico metrológico aplicable. 
 
3.4.2.4. Expedición del certificado de verificación metrológica 
 
En adición al marcado de conformidad metrológico citado en el anterior numeral, el OAVM expedirá a 
nombre del titular del instrumento de medición, un certificado de verificación metrológica en el cual 
se deberá indicar, además de la situación de conformidad del instrumento, nombre del OAVM que 
intervino en el procedimiento, la fecha de la verificación efectuada y el periodo de vigencia 
correspondiente. 
 
3.4.2.5. Marcado de no conformidad metrológica de instrumentos en servicio 
 
Cuando un instrumento de medición en servicio no supere el control metrológico en fase de 
instrumentos de medición en servicio según lo dispuesto en los numerales 3.4.2 y siguientes de la 
presente norma, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ordenar la no utilización de ese 
instrumento hasta que se subsanen las deficiencias que dieron origen a dicha medida, y en caso de 
que la deficiencia encontrada no sea subsanada o si el instrumento de medición presenta fallas que 
son insubsanables, podrá adoptar las medidas necesarias para que el mismo sea retirado 
definitivamente del servicio.  
 
Lo establecido en el presente numeral se hará constar mediante la fijación de una etiqueta de 
inhabilitación de uso en lugar visible del instrumento, cuyas características y contenido de 
información se definen en el reglamento técnico metrológico aplicable. 
 
3.5. Responsabilidad del titular del instrumento de medición  
 
3.5.1. Obligación de mantener el instrumento de medición ajustado en todo momento  
 
Independientemente de la verificación metrológica periódica a que se ha hecho alusión en l os 
numerales precedentes,  los instrumentos de  medición  sujetos  a  control  metrológico  puestos  en -  7 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
servicio dentro del territorio nacional deberán estar ajustados en todo momento con los requisitos 
esenciales, metrológicos, técnicos y administrativos que determine el reglamento técnico metrológico 
correspondiente. 
 
Con el propósito de asegurar la calidad de las mediciones que proveen aquellos instrumentos de 
medición cuya reglamentación técnica metrológica aplicable no haya sido expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cumplimiento de la obligación a la que se hace 
referencia en el presente numeral lo verificará esta Entidad con alcance a la recomendación de la 
OIML aplicable al instrumento de medición. Para tal fin, el titular del instrumento de medición deberá 
conservar los soportes documentales que demuestren el cumplimiento de esta exigencia. 
 
3.5.2. Obligación de reparación  
 
En concordancia con lo establecido en el numeral precedente, cuando se establezca que un 
instrumento de medición provee resultados de medida fuera de los errores máximos permitidos 
incumpliendo los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos definidos en el reglamento técnico 
metrológico al cual está sujeto y que por ende requiera la rotura de precintos para su ajuste, el titular 
de dicho instrumento deberá solicitar a un reparador inscrito como tal en el Sistema de Información 
de Metrología Legal -SIMEL- la adecuación del mismo, procediendo con posterioridad a solicitar al 
OAVM autorizado en su zona la realización de un procedimiento de verificación metrológica de 
después de reparación o modificación. 
 
3.5.3. Sujeto responsable del control metrológico de instrumentos de medición en servicio 
 
Todo titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico que se encuentre en servicio, 
está obligado a permitir al OAVM realizar la verificación de su instrumento de medición en las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que se determinen en el reglamento técnico metrológico 
correspondiente, y a sufragar el costo del servicio de verificación de manera anticipada a la 
prestación del servicio.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio definirá, mediante acto administrativo, el precio máximo 
de los servicios de verificación metrológica que prestarán los OAVM por tipo de instrumento de 
medición respecto del cual se haya expedido la reglamentación técnica metrológica correspondiente, 
dentro de las regiones que les sean asignadas al OAVM. 
 
3.5.4. Deber de custodia de los precintos de seguridad de un instrumento de medición  
 
Es obligación del titular del instrumento de medición sujeto a control metrológico, conservar y 
custodiar los precintos de seguridad que hayan sido colocados por el OAVM como resultado de la 
ejecución de un procedimiento de verificación metrológica periódica o de después de reparación o 
modificación. En consecuencia, si por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito se desprenden o 
inutilizan de cualquier forma los precintos que posea un instrumento, su titular deberá informar al 
OAVM correspondiente para que sean colocados nuevamente. 
 
3.5.5. Deber de colaboración  
 
Es obligación de todo titular de instrumentos de medición sujetos a control metrológico que se 
encuentren en servicio, prestar su colaboración al personal que efectúe el procedimiento de 
inspección y verificación metrológica. Por lo tanto, deberá facilita r todos los medios necesarios para 
el normal ejercicio de las funciones del personal a cargo de la inspección y/o verificación, y en 
particular suministrar y permitir la reproducción de toda clase de información, datos y documentos de 
los instrumentos inspeccionados y controles metrológicos realizados, permitiendo la realización de 
ensayos así como practicar cualquier otra prueba dentro del marco de la ley. 
 
3.6. Autoridad encargada de ejercer inspección, vigilancia y control en materia de metrología 
Legal 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, y según lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo 15 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio y 
las Alcaldías locales dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre control metrológico de instrumentos de medición  en la  fase  
  8 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
de evaluación de la conformidad, de comercialización y en servicio dispuestas en esta resolución y 
en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a cada tipo de instrumento. 
 
En consecuencia, según lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, y 
en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, podrán ordenar: (i) que se detenga la comercialización o 
puesta en servicio de un instrumento de medición que no cumple con los requisitos técnicos y 
administrativos, (ii) la no utilización temporal o definitiva de los instrumentos de medición en servicio 
que no aprueben la verificación metrológica que se efectúe o porque se impida, obstruya o no 
cancele los costos de la verificación del instrumento,(iii) adoptar las medidas procedentes para 
asegurar que el ajuste del instrumento de medición en servicio se efectúe dentro de los errores 
máximos permitidos e imponer las sanciones contempladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, 
a que haya lugar y previa investigación.  
 
3.6.1. Designación para el ejercicio de funciones de verificación metrológica  
 
Sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y de las Alcaldías locales en materia de metrología legal, la Superintendencia 
de Industria y Comercio puede autorizar, mediante acto administrativo de carácter particular, a las 
personas jurídicas de derecho público o privado, uniones temporales y consorcios que 
desempeñarán funciones como Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM- 
encargados de llevar a cabo el control metrológico de instrumentos de medición en la fase de 
comercialización y en servicio, en aplicación de los reglamentos técnicos metrológicos expedidos 
para tal efecto. 
 
3.6.2. Socialización de las normas sobre metrología legal 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, las Alcaldías dentro de sus jurisdicciones y los  OAVM 
deberán instruir a las personas naturales y jurídicas sujetos al cumplimiento de las disposiciones 
incluidas en esta norma y en los reglamentos técnicos metrológicos correspondientes, en la forma 
como pueden ejercer adecuadamente sus derechos.  
 
3.6.3. Documentación de los procedimientos de control metrológico  
 
Toda actuación iniciada en ejercicio de facultades de inspección, control y vigilancia en relación con 
instrumentos de medición, deberá ser documentada mediante el levantamiento del acta de 
inspección y el informe de verificación donde se reflejen los hechos encontrados acompañados del 
protocolo de inspección correspondiente.  La información recaudada en el curso de la actuación 
administrativa correspondiente, constituye el soporte probatorio para tomar las decisiones 
administrativas a que haya lugar, y en dicho documento se recogerán entre otros, los datos 
identificativos de la persona natural o jurídica titular o usuario del instrumento de medición 
inspeccionado , información relativa a los instrumentos de medición sobre los que haya tenido lugar la 
inspección o verificación, la fase de control metrológico afectada, así como todas las deficiencias e 
incumplimientos que se hayan detectado durante la inspección y/o verificación. 
 
3.7. Reparadores de instrumentos de medición 
 
3.7.1. Requisitos 
 
Únicamente respecto de aquellos instrumentos de medición cuyo Reglamento Técnico Metrológico 
regule la prestación del servicio de reparación, la persona natural o jurídica que preste sus servicios 
como reparador de estos instrumentos, deberá (i) contar con formación en el campo de la metrología 
o poseer experiencia comprobable en ese mismo campo respecto de los instrumentos que pretende 
reparar, (ii) poseer las herramientas y equipos idóneos y necesarios que le permitan desarrollar 
adecuadamente su labor, (iii) y estar inscrito en el Registro de Reparadores de Instrumentos de 
Medición del SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
La reparación de instrumentos de medición sometidos a control metrológico, sólo tendrá efectos en 
relación con el instrumento de medición reparado y su titular, siempre que haya sido efectuada por 
las personas naturales y/o jurídicas que se inscriban en el registro de reparadores de instrumentos 
de medición del SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
  9 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
 Parágrafo. La obligación de registro a que se hace referencia en el presente numeral, no constituye 
autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para que los reparadores de  - 
instrumentos de medición puedan prestar sus servicios. El cumplimiento de dicha obligación tiene 
por objeto comprobar la idoneidad técnica y experiencia del reparador respecto de los instrumentos 
de medición específicos que repara. Con este propósito, la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá verificar la veracidad de la información y documentación que sea incorporada al registro de 
reparadores, y en caso de encontrar inconsistencias en la información reportada y verificada, se 
podrán imponer las sanciones del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como remover el registro 
del reparador en SIMEL previa investigación administrativa. 
 
3.7.2. Reparación y precintado del instrumento de medición  
 
Quien desempeñándose como reparador haya intervenido un instrumento de medición para repararlo 
o modificarlo y con ello haya tenido que remover precintos de seguridad, deberá ajustarlo en 
cumplimiento de los requisitos metrológicos exigidos en el reglamento técnico metrológico 
correspondiente, y una vez compruebe su correcto funcionamiento, deberá precintarlo nuevamente y 
documentar la reparación efectuada conservando los soportes de dicho procedimiento por el mismo 
término que se establece para la conservación de los papeles comerciales previsto en el artículo 60 
del Código de Comercio, contado a partir de la reparación efectuada, para posterior verificación por 
parte de la autoridad competente. 
 
Parágrafo. Las características, funcionalidades, codificación y utilización de los precintos que 
deberán colocar los reparadores, se definen en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada 
instrumento de medición. 
 
3.7.3. Deber de reportar la reparación a la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Efectuada la reparación de un instrumento de medición, el reparador deberá informar utilizando la 
plataforma SIMEL la naturaleza de la reparación, los elementos sustituidos y la fecha de la 
actuación. La descripción de las operaciones realizadas se deberá detallar suficientemente para que 
se pueda evaluar su alcance por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o de los entes 
territoriales.  
 
3.8. Organismos Autorizados de Verificación Metrológica -OAVM 
 
3.8.1. Generalidades 
 
Acorde con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, serán Organismos Autorizados 
de Verificación Metrológica –OAVM, las personas jurídicas de derecho público o privado, uniones 
temporales y consorcios que designe la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a las 
reglas y procedimientos transparentes y objetivos que esa misma Entidad establezca, luego de 
efectuado el proceso de selección correspondiente. 
 
El nombramiento del OAVM se hará por acto administrativo en el cual se definirán, entre otras cosas, 
su composición, obligaciones, funciones, zonas geográficas de operación designada, los 
instrumentos de medición cuya verificación metrológica le corresponde, la fase de control 
metrológico afectada en que deberá actuar, tarifas aplicables a los procedimientos de verificación 
metrológica que realice, y el régimen de infracciones y sanciones al cual están sujetos. 
 
Parágrafo. La designación del OAVM que hace la Superintendencia de Industria y Comercio para 
apoyar en las tareas de control metrológico a su cargo, no afectará las prerrogativas y facultades de 
esta Entidad  ni las de las Alcaldías Locales en relación con el control metrológico que ejercen. Por lo 
tanto, estas entidades podrán asumir la función de verificación metrológica de instrumentos de 
medición a prevención en cualquier momento. 
 
3.8.2. Control y vigilancia de l OAVM 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el cumplimiento, tanto de los requisitos 
habilitantes para ser designado como OAVM, como de las obligaciones y funciones de verificación 
metrológica que deberán realizar.  
 
En el evento en que el OAVM deje de cumplir los compromisos de cobertura, transparencia y demás 
condiciones exigidas por  el acto  administrativo  habilitante,  independientemente  de  las  sanciones  
  10 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
administrativas a que haya lugar, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá revocar su 
designación mediante acto administrativo. 
 
3.8.3. Funciones generales 
 
Corresponde al Organismo Autorizado de Verificación metrológica –OAVM- adelantar las actividades 
de control metrológico descritas en el numeral 3.4.2 de la presente resolución, respecto de los 
instrumentos de medición cuya verificación metrológica se haya encomendado, con sujeción a lo 
dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable a tales instrumentos.  
 
3.8.4. Documentación de los procedimientos de verificación metrológica 
 
Todo procedimiento de verificación metrológica efectuado por el OAVM, deberá ser documentado en 
la forma, oportunidad y con sujeción a los requisitos de contenido de información que se establezcan 
en el reglamento técnico metrológico correspondiente al instrumento de medición verificado, todo lo 
cual deberá ser registrado en SIMEL.  
 
 
3.9. Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
 
3.9.1. Objeto 
 
SIMEL tiene por objeto incorporar, mantener, custodiar, procesar y administrar la información relativa 
a las personas naturales y jurídicas que actúan dentro del ámbito del esquema de control 
metrológico a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y las actividades relacionadas 
con las fases de control metrológico de instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
según lo dispuesto en el numeral 3.4 de la presente resolución. 
 
SIMEL incorpora la información a que se ha hecho mención en párrafo anterior, únicamente respecto 
de aquellos instrumentos de medición que hayan sido objeto de regulación por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante la expedición del reglamento técnico metrológico 
correspondiente, y en dicha norma se fijarán las obligaciones a que haya lugar en relación con la 
interacción con dicho sistema de Información. 
 
3.9.2. Carácter público de la información registrada en SIMEL  
 
Salvo disposición en contrario, los datos incorporados a SIMEL relativos a los instrumentos de 
medición y sus titulares, los productores e importadores de los mismos, registro de reparadores y los 
OAVM, son de carácter público. 
 
3.9.3. Inscripción de productores e importadores de instrumentos de medición 
 
Todo productor y/o importador de instrumentos de medición sujeto al cumplimiento de un 
Reglamento Técnico Metrológico, deberá, previamente a la puesta en circulación o a la importación 
de tales productos al mercado nacional, inscribirse en SIMEL y registrar la información que se 
establezca en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada tipo de instrumento de medición 
que produzca o importe al país. 
 
3.9.4. Inscripción de Organismos Autorizados de Verificación Metrológica 
 
Una vez nombrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el OAVM será registrado  
en SIMEL por dicha Entidad con indicación de la zona geográfica designada y los tipos de 
instrumentos de medición autorizados para verificar.  
 
3.9.5. Inscripción de reparadores de instrumentos de medición 
 
Las personas naturales y/o jurídicas que reparen instrumentos de medición sujeto al cumplimiento de 
un reglamento técnico metrológico, deberán inscribirse en SIMEL, y en dicho Sistema deberá 
registrar la información que se establezca en el reglamento técnico metrológico respectivo.  
 
 
  11 RESOLUCIÓN NÚMERO 64190   DE 16 SEP 2015  HOJA Nº,  
Por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se reglamenta el control metrológico a instrumentos de medición  
  
 
3.9.6. Inscripción de titulares e instrumentos de medición en servicio sujetos al cumplimiento 
de reglamento técnico metrológico 
 
El registro en SIMEL de los instrumentos de medición en servicio, los datos de identificación de sus 
titulares y demás información que establezca el reglamento técnico metrológico correspondiente, 
estará a cargo del OAVM.  
 
3.10. Régimen de infracciones y sanciones 
 
3.10.1. Facultades administrativas 
 
En ejercicio de facultades de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor 
y metrología legal que les son propias, la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías 
locales podrán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y lo señalado 
en el numeral 23 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, imponer las sanciones y tomar las medidas 
que considere pertinentes frente a las infracciones en que incurran los productores y/o importadores 
de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, los titulares responsables de tales 
instrumentos, los organismos evaluadores de la conformidad, los OAVM y los reparadores de 
instrumento de medición, en relación con lo dispuesto en la presente resolución y en los reglamentos 
técnicos metrológicos aplicables a cada tipo de instrumento de medición.  
 
3.10.2. Régimen sancionatorio  
 
La inobservancia a lo dispuesto en la presente resolución, dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, previa investigación administrativa.  
 
ARTÍCULO 3. Derogar los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del Capítulo Tercero del Título VI de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
ARTÍCULO 4. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C, a los (fecha) 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
 
 
 
 
 
Proyectó: Jairo Malaver 
Revisó: Diego Rodríguez 
Aprobó: Alejandro Giraldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario Oficial N°49.637 del 16 de Septiembre de 2015