Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory dozimetrických veličin záření gama a X o energiích 
od 50 keV do 1,5 MeV  jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu podle zákona č. 505/1990 Sb. o 
metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
tato měřidla . Předpis stanovuje dále zkoušky pro  účely  schválením typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 4. 
4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C080-16 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení  pro ověřování stanovených měřidel:  
 
„instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory  dozimetrických veličin záření  
gama a X o energiích od 50 keV do 1,5 MeV “ 
 
1. Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIM L1 a následující:  
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.u nmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
2 1.1  
prostorový dávkový ekvivalent H*(10)  
dávkový ekvivalent, který by byl vytvořen odpovídajícím uspořádaným a rozšířeným a usměrněn ým 
polem v hloubce 10 mm v  kouli podle ICRU na poloměru proti směru uspořádaného pole.   
Jednotkou prostorového dávkového ekvivalentu je Sv (J /kg). 
1.2  
příkon prostorového dávkového ekvivalentu 
)10(*H  
podíl d H*(10)/dt, kde d H*(10) je přírůstek prostorového dávkového ekvivalentu v  časovém intervalu 
dt. 
Jednotkou příkonu prostorového dávkového ekvivalentu je Sv /s (Sv /min; Sv /h). 
1.3  
kerma ve vzduchu Ka 
podíl dE (součet počátečních kinetických energií všech nabitých částic uv olněných nenabitými 
ionizujícími částicemi v  dané hmotnosti vzduchu) a dm (tato hmotnost).   
Jednotkou kermy ve vzduchu je Gy (J /kg). 
1.4  
příkon kermy ve vzduchu Ka 
podíl dKa/d t, kde d Ka je přírůstek kermy ve vzduchu v  časovém intervalu d t. 
Jednotkou příkonu kermy ve vzduchu je Gy /s (Gy /min; Gy /h) 
1.5  
referenční bod měřidla  
fyzická značka či značky na vnějším povr chu měřidla určená k  umístění měřidla do zkušebního bodu  
1.6  
zkušební bod  
bod, v  němž je stanovena referenční hodnota měřené veličiny, a do nějž je pro účely zkoušek umístěn 
referenční bod měřidla  
1.7  
odezva měřidla  
odezva pro referenční hodnotu veličiny  Hr,0 měřené za specifických podmínek  
0,0,
0
rr
HGR
 (1) 
kde Gr,0 je odpovídající údaj měřidla.  
1.8  
referenční odezva  
poměr daný za referenčních podmínek vztahem  
HGR
 (2) 
kde G je údaj měřidla a H je referenční hodnota veličiny měřená za referenčních podmínek  
1.9  
relativní odezva  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
3 poměr odezvy R a referenční odezvy R0: 
HGR
 (3) 
kde G je údaj měřidla a H je referenční hodnota veličiny . 
1.10  
efektivní měřicí rozsah  
rozsah hodnot měřené veličiny, který splňuje požadavky článku 2.3  
 
1.11  
spodní mez efektivního měřicího rozsahu H0  
nejnižší hodnota dávkového ekvivalentu nebo jeho příkonu, která patří do  efektivní ho měřicího rozsahu . 
1.12  
variační koeficient  v  
míra relativního rozptýlení dat  určená  jako podíl směrodatné odchylky k aritmetickému průměru 
v procentech  
1.13  
monitor dávkového příkonu  
sestava, která plní jak funkci měřiče dávkového příkonu, tak varovné sestavy dávkového příkonu  
2   Metrologické požadavky  
2.1  Konstrukce a provedení  
Zařízení se může konstruovat jako jednoduchá sestava, ve které je detektor připevněn k  sestavě nebo je 
součástí sestavy nebo je oddělený od zbytku zařízení. V  takovém případě může být detektor vzdálen od 
elektronické části (hlavního zesilovače) až 10 m a d etektor a hlavní zesilovač od indikační  
a výstražné podsestavy až 100 m nebo i více.  
Zařízení musí měřit dávkový příkon záření X a gama v energetickém rozsahu nejméně 80 keV až 1,5 
MeV. Může být uvedena odezva na nižší energie do 50 keV a vyšší energie do  7 MeV. Měřicí rozsah 
zařízení musí být nejméně tři celé dekády dávkového příkonu; v mnoha aplikacích může být požadováno 
pět nebo více dekád. Je nutné se vyhnout ručnímu přepínání rozsahů.  
Konstrukce zařízení musí brát v úvahu praktické použití sestav, m ůže být požadováno měření polí záření 
dopadajících z různých úhlů vzhledem k umístění zařízení. (Běžně ze stěn a ocelové konstrukce vychází 
záření z rozložených zdrojů. Někdy požadavkům nejlépe odpovídá „čelní“ uspořádání (2π), v  jiných 
případech „boční“ u spořádání, kdy se požaduje lepší přiblížení ke geometrii 4π, ale jsou menší 
požadavky na odezvu „zezadu“) . 
Sestavy musí být konstruovány tak, aby se pokud možno co nejvíce omezila nežádoucí odezva na 
elektromagnetické a ionizující záření jiné než záření X a gama.  
2.2   Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky jsou uvedeny v  tabulce  1. 
Tabulka 1 – Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  Standardní zkušební podmínky  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
4 (pokud nen í uvedeno výrobcem jinak)  (pokud není uvedeno výrobcem jinak)  
Referenční zdroj gama záření  137Cs  137Cs 
Doba stabilizace  30 minut  >30 minut  
Teplota  20 °C  18 °C až 22 °C  
Relativní vlhkost  65 % 50 % až 75  % 
Tlak vzduchu  101,3 kPa  70 kPa až 106 kPa  
pokračování  
 
Tabulka 1 – pokračování  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  
(pokud není uvedeno výrobcem jinak)  Standardní zkušební podmínky  
(pokud není uvedeno výrobcem jinak)  
Průběh střídavého napájecího 
napětí  sinuso vý sinuso vý s celkovým harmonickým 
zkreslení m menším než 5 %  
Radiační pozadí  0,1 µGy/h  nižší než 0,25 µGy/h  
Úhel dopadu záření  kalibrační směr daný výrobcem  určen ý směr ±10°  
Vnější elektromagnetické pole  zanedbatelné  menší než nej menší hodnota 
způsobující  rušení  
Vnější magnetické pole  zanedbatelná  menší než dvojnásobek  hodnoty  
zemsk ého magnetického pole  
Poloha sestavy  bude uvedeno výrobcem  uvedená orientace ±10°  
Ovládací prvky sestavy  nastavení pro běžný provoz  nastavení pro běžný provoz 
Kontaminace radioaktivními 
částicemi  zanedbateln á zanedbateln á 
2.3   Největší dovolená chyba  
2.3.1    Linearita odezvy  
Při standardních podmínkách nesmí relativní odezva měřidla v  celém efektivním měřicím rozsahu 
překročit ±30 %.  
2.3.2    Statistické fluktuace odezvy  
Při standardních podmínkách nesmí variační koeficient překročit 20 % na nejcitlivějším měřicím 
rozsahu a 10 % na všech dalších rozsazích.  
2.3.3    Energetická závislost odezvy  
Relativní odezva měřidla v  referenč ním směru dopadu záření v energetickém rozsahu 80  keV až 
1,5 MeV musí ležet v  intervalu −25 % až +40  % vzhledem k  referenčnímu záření gama 137Cs. 
2.3.4   Směrová  závislost odezvy  
Směrová závislost  měřidla v energetickém rozsahu 80  keV až 1,5 MeV musí splňov at následující 
kritéria:  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
5 pro 661,6 keV:   0°, ±15°, ±30°, ±45°, ±60°  ...  maximální odchylka ±20 %  
pro 83 keV:    0°, ±15°, ±30°, ±45°, ±60°  ...  musí být definováno výrobcem  
pro 59,5/60 keV:   0°, ±15°, ±30°, ±45°, ±60°  ...  maximální odchylka ±30 % (pokud je aplik ovatelné)  
2.3.5    Přetížení  
Měřidlo musí při překročení horní meze měřicího rozsahu indikovat přetížení. Tento požadavek platí 
pro všechny měřicí rozsahy.  
Pokud je měřidlo dávkového ekvivalentu vystaveno natolik vysokému příkonu dávkového ekvivalentu, 
který již může způsobit nesprávný údaj měřidla, měřidlo musí indikovat, že není schopno poskytnout 
správný údaj.   
Po přetížení se nesmí naměřená hodnota lišit o více než ±10 % od hodnoty naměřené před tímto testem.  
2.3.6   Doba odezvy  
Dobou odezvy se rozumí do ba, po které při náhlém nárůstu nebo poklesu příkonu dávkového 
ekvivalentu dosáhne údaj měřidla příkonu dávkového ekvivalentu hodnoty ( Ii + 0,9 ( If − Ii)), kde Ii je 
původní údaj příkonu dávkového ekvivalentu a If je konečný údaj příkonu dávkového ekvivalentu. 
Požadované limity doby odezvy měřidla jsou uvedeny v tabulce 2. 
Tabulka 2 – Požadavky na dobu odezvy měřidla  
Příkon dávkového ekvivalentu (PDE)  Doba odezvy (s) 
<60 µGy/h (µSv/h)  <60 
60 µGy/h (µSv/h) - 1 mGy/h (mSv/h)  
)50)/ (/ 940)/ (/ 6060( hSvhGyhSvhGy PDE
  
>1 mGy/h (mSv/h)  <10 
2.3.7   Časová konstanta a stabilita výstrahy  
Při standardních podmínkách nesmí měřidlo vystavené 0,9násobku předem nastavené hodnoty 
signalizovat překročení této hodnoty. Měřidlo vystavené dvojnásobku předem nastavené hodnoty musí 
signalizovat překročení této hodnoty okamžitě.  
Má-li měřidlo více úrovní alarmů, uvedené požadavky platí pro každou úroveň alarmu.  
2.3.8   Odezva na beta záření  
Měřidlo musí  být co nejméně citlivé vůči beta záření. In dikovaná hodnota příkonu dávkového 
ekvivalentu musí být nižší než 10 % hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu, kterému měřidlo 
vystavíme.  
2.3.9   Odolnost vůči mechanickým rázům  
Je-li měřidlo za provozu vystaveno mechanickým rázům, změna odezvy vyvolaná rá zy musí být menší 
než ±15 %  oproti odezvě měřidla před zkouškou . Nesmí dojít k  aktivaci alarmů a k  funkčním změ nám. 
2.3.10   Teplota prostředí  
Změny odezvy měřidla způsobené změnou teploty prostředí v  rozsahu od −25 °C do +40  °C nesmí 
překročit ±15 % odezvy měřidla za standardních zkušebních podmínek. Změny odezvy měřidla 
způsobené změnou teploty prostředí v  rozsahu od +40  °C do +55  °C nesmí překročit ±25 % odezvy Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
6 měřidla za standardních zkušebních podmínek. U měřidel určených po uze pro vnitřní prostředí tento 
požadavek platí v  rozsahu teplot +10 °C až +50 °C. Taková měřidla musí být označena např. textem 
„pouze pro použití ve vnitřním prostředí“.  
2.3.1 1   Relativní vlhkost  
Změny odezvy měřidla způsobené změnou vlhkosti prostředí v rozsahu 40 % až 93 % nesmí překročit 
±15 % odezvy měřidla za standardních zkušebních podmínek.  
2.3.1 2   Vyzařované rušení  
Emisní limity elektromagnetického záření musí být menší než 30 dB (pro rozsah emisní frekvence  
30 MHz až 230 MHz) a menší než 37 dB (pro rozsah emisní frekvence 230 MHz až  1 000 MHz).  
2.3.13    Odolnost vůči elektromagnetickému rušení  
Maximální změna odezvy (přechodná i trvalá) vyvolaná elektromagnetickým rušením nesmí být v ětší 
než ±15 %.  
3   Technické požad avky  
3.1   Indikace jednotky  
Měřidlo musí zobrazovat hodnotu v  Sv (Sv/h) nebo v  Gy (Gy/h).  
3.2   Minimální měřicí rozsah  
Minimální efektivní měřicí rozsah měřidla musí pokrývat minimálně tři řády. V  některých případech 
může být vyž adováno až p ět nebo víc měřicích rozsahů.  
3.3   Informace o provozním stavu  
Měřidlo musí indikovat provozní podmínky, při nichž není zajištěna správnost údaje dávkového 
ekvivalentu, například vybitá baterie, porucha detektoru nebo překročení příkonu dávkového 
ekvivalentu.  
3.4   Alarmy  
Měřidlo musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby signalizovalo překročení zvoleného alarmu.  
3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Měřidlo musí být konstruováno tak, aby byla vyloučena neúmyslná změna kteréhokoli faktoru nastavení 
obsluhou. Čá sti měřidla, které jsou zásadní pro jeho metrologické vlastnosti, musí být navrženy tak, aby 
je bylo možno zabezpečit takovým způsobem, který poskytne důkaz o jakémkoliv neoprávněném 
zásahu. Regulační prvky musí být buď uvnitř měřidla a nepřístupné zvenčí bez použití nástroje, anebo 
musí být zřetelně označeny a opatřeny stupnicí, aby je bylo možné přesně nastavit v  souladu 
s rozlišovací schopností měřidla a potom zablokovat, aby nemohlo dojít k  náhodné změně nastavení. 
Opravné faktory a kalibrační koeficien ty uložené digitálně nesmí být možné změnit, pokud obsluha 
nevloží bezpečnostní kód (nebo heslo), nebo nezmění polohu zablokovaného či nepřístupného 
přepínače.  
3.6   Bezpečnost  
Měřidlo musí být bezpečné ve smyslu základních zásad bezpečnosti zařízení s  ionizujícím zářením 
a požadavků relevantních technických předpisů za podmínek obvyklého použití k  účelům, pro které je 
určeno.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
7 4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidle, které se může skládat ze dvou funkčně samostatných částí, musí být na každé  části uvedeny 
následující údaje:  
a)  identifikace výrobce;  
b)  označení typu měřidla;  
c) výrobní číslo samotného měřidla a vyhodnocovací jednotky měřidla;  
d) značka schválení typu;  
e) měřená veličina a druh záření ; 
f) efektivní měřicí rozsah.  
Na měřidle musí být vyznačena poloha referenčního bodu . Na měřidle musí být vyznačen druh  
a polarita použitých baterií.  Všechny značky a nápisy musí být čitelné, trvanlivé, jednoznačné  
a běžným způsobem neodstranitelné.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředníc h značek na měřidle a vyhodnocovací jednotce je specifikováno v certifikátu  
o schválení typu.  
Pokud je to možné, značky se umísťují na čelní panel zobrazovací jednotky tak, aby nezakrývaly žádný 
z údajů uvedených na měřidle.  
5   Schvalování typu měřidla  
5.1   Všeobecně  
Proces schvalování typu měřidla zahrnuje následující zkoušky:  
a) vnější prohlídku;  
b)  zkoušku linearity a statistických fluktuací odezvy;  
c)  zkoušku energetické a směrové závislosti odezvy;  
d) zkoušku odolnosti vůči přetížení;  
e) zkoušku doby odezvy;  
f) zkoušku přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně (doba odezvy a stabilizace alarmu);  
g) zkoušku doby stabilizace;  
h) zkoušku odezvy na beta záření;  
i) zkoušku mechanické odolnosti;  
j) zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům;  
k) zkoušky EMC.  
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se posuzuje  
a) úplnost předepsané technické dokumentace, včetně návodu pro obsluhu;  
b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitol ách 2, 3 a 4.1 ; 
c) úplnost a stav funkčních celků měřidla podle předepsané technické dokumentace;  
d) shoda verze softwar u (SW) měřidla s  verzí specifikovanou výrobcem.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
8 5.3   Funkční zkoušky  
5.3.1    Zkouška linearity a statistických fluktuací o dezvy  
Zkouška linearity se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření gama nebo X  
s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Naměřená hodnota, stanovená jako aritmetický průměr 
minimálně deseti statisticky nezávislých měření, se porovná s  referenční hodnotou měřené veličiny 
stanovenou pomocí etalonu. Zkouška se provádí ve třech zkušebních bodech na každé dekádě měřicího 
rozsahu (v 25  %, 50 % a 75 % dekády).  
Odchylky naměřených hodnot od referenční hodnoty nesmí překročit meze podle článku 2. 3.1. 
Zkouška statistických fluktuací odezvy se provádí současně se zkouškou linearity. Ve všech zkušebních 
bodech se stanoví variační koeficient.  
Variační koeficient nesmí překročit meze podle článku 2.3.2.  
5.3.2    Zkouška energetické a směrové závislosti  odezvy  
Zkouška energetické závislosti odezvy se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření X  
a gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole v  požadovaném energetickém rozsahu (83 keV, 
100 keV, 118 keV, 164 keV, 208 keV, 662 keV a 1250 keV) a v požadovaném rozsahu úhlů  (0°, ±15°, 
±30°, ±45°, ±60°). Naměřená hodnota, stanovená jako aritmetický průměr minimálně deseti měření, se 
porovná s  hodnotou měřené veličiny stanovenou za ref erenčních podmínek pomocí etalonu.  
Naměřená hodnota nesmí překročit meze podle článku 2.3.3.  (energetická závislost) a 2.3.4 (směrová 
závislost).  
5.3.3    Zkouška odolnosti vůči přetížení  
Zkouška odolnosti vůči přetížení spočívá ve vystavení měřidla hodnotě (příkonu) dávkového 
ekvivalentu, která je 10násobkem horní meze měřicího rozsahu . Při ozáření měřidla v  kolimovaném 
svazku záření gama s  reprodukovatelnou geometrií a  velikostí pole  musí měřidlo  indikovat přetížení. Po 
odstranění zdroje záření by s e měřidlo mělo do 10 minut vrátit do běžného režimu měření anebo zobrazit 
varování, že to není možné.  
Chování měřidla při přetížení musí splnit požadavky článku 2.3. 5. 
5.3.4    Zkouška doby odezvy  
Měřidlo příkonu dávkového ekvivalentu je vystaveno různým ho dnotám nárůstu nebo poklesu příkonu 
dávkového ekvivalentu, přičemž je zaznamenáván čas, za který odezva měřidla dosáhne 90 % změny 
referenční hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu.  
Doba odezvy měřidla nesmí překročit meze podle článku  2.3.6. 
5.3.5    Časová  konstanta a stabilita výstrahy  
Zkouška časové konstanty a stability výstrahy se provádí ozářením měřidla v kolimovaném svazku 
záření gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Zkouška se provádí v jednom  zkušebním 
bodě příkonu dávkového ekvivale ntu.  
Měřidlo dávkového ekvivalentu je vystaveno 0,9násobku nastavené signalizační úrovně příkonu 
dávkového ekvivalentu. Měřidlo nesmí po dobu 1 minuty signalizovat překročení nastavené signalizační 
úrovně.  
Měřidlo dávkového ekvivalentu je vystaveno dvojnásobku nastavené signalizační úrovně příkonu 
dávkového ekvivalentu. Měřidlo musí okamžitě a po dobu 1 minuty signalizovat překročení nastavené 
signalizační úrovně.   
Stejný test se provede po 24 hodinách znovu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
9 5.3.6    Zkouška doby stabilizace  
Zkouška se pro vádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření gama s reprodukovatelnou 
geometrií a velikostí pole. Po zapnutí měřidla se zaznamenává údaj měřidla po dobu 30 minut (odečet 
každých 30 sekund). Po 30 minutách po zapnutí měřidla se z  10 údajů měřidla stano ví konečná 
naměřená hodnota.  
Doba stabilizace se stanoví jako doba, od které jsou odchylky údaje měřidla od konečné naměřené 
hodnoty menší než 10 %. Doba stabilizace se porovná s  údajem výrobce.  
5.3.7   Odezva na beta záření  
Při tomto testu je měřidlo vystaveno záření beta 90Sr/90Y ve směru dopadu záření 0°.  
Naměřená hodnota nesmí překročit požadavky  podle článku 2.3. 8. 
5.4  Zkoušky odolnosti dozimetru proti vlivům vnějšího prostředí  
5.4.1    Zkoušky mechanické odolnosti  
5.4.1. 1   Rázy  
Provede se inspekce fyzického stavu a zaznamená se údaj měřidla. Měřidlo v  měřicím režimu se vystaví 
18 rázům (3 z  každé strany) o energii 1 J. Po zkoušce se opět provede inspekce fyzického stavu a 
zaznamená se údaj měřidla.  
Naměřená hodnota nesmí  překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.9.  Nesmí dojít k  aktivaci 
alarmů a k  funkčním změ nám. 
5.4.2    Zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům  
5.4.2.1    Zkouška vlivu teploty prostředí  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené 
hodnoty veličiny stanovené jako aritmetický průměr při maximální a minimální teplotě požadovaného 
rozsahu teplot se porovnají s  referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou při  standardní teplotě. 
Doba vystavení měřidla je dnotlivým teplotám musí být minimálně 16 hodin, údaj měřidla se 
zaznamenává každých 60 minut.  
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.10.  
5.4.2.2    Zkouška vlivu vlhkosti  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené 
hodnoty veličiny stanovené jako aritmetický průměr při relativní vlhkosti do 93  % při teplotě +35 °C se 
porovnají s  referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou za standardních podmínek. Doba vystavení 
měřidla jed notlivým hodnotám vlhkosti musí být minimálně 24 hodin, údaj měřidla se zaznamenává 
každé 2 hodiny.  
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.11.  
5.4.3    Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)  
5.4.3.1    Vyzařované rušení  
Vyzařované rušení  se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu na nejcitlivějším měřicím rozsahu v rozsahu 
frekvencí 30 MHz až 230 MHz a 230 MHz až 1 000 MHz se šířkou pásma 50 kHz.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.12  
5.4.3.2   Odolnost vůči elektrostatickému výboji  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
10 Odolnost vůči elektrostatickému výboji se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu na nejcitlivějším měřicím 
rozsahu kontaktním výbojem 4  kV nebo vzduchovým výbojem 8  kV (u měřidel s  izolovanými povrchy). 
Výboje se ap likují na různých vnějších částech dozimetru, kterých se může dotknout obsluha při 
používání měřidla. Celkový počet výbojů je minimálně 5.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13  
5.4.3.3    Odolnost vůči vysokofrekvenč nímu elektromagnetickému poli   
Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu 
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém pásmu 80  MHz až 1 GHz a 1,4 GHz až 2,5 GHz, a to při 
amplitudě intenzity zkušebního pole 10 V/m.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.4    Odolnost vůči poruchám způsobených rychlými přechodovými jevy  
Odolnost vůči poruchám způsobených rychlými přechod ovými jevy  se zkouší  při napětí ±2 kV.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.5    Odolnost vůči poruchám způsobených přepětím  
Odolnost vůči poruchám způsobených přepětím  se zkouší  při napětí  ±1 kV nebo  ±2 kV.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.6    Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli  
Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu  
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém rozsahu 150  kHz až 80 MHz při napětí 10 V. Tato zkouška se 
provádí pouze u měřidel, která mají alespoň jeden vodivý kabel (například pro vedení signálu).  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.7    Odolnost proti kruhovým vlnám  
Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu  
na nejcitlivějším rozsahu při kmitočtové frekvenci 1 MHz + 10 %, hlavní napěťové frekvenci mezi  
50 Hz a 400 Hz a nesynchronizované síťové frekvenci.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.8    Odolnost vůči magnetickému poli 50 Hz/60 Hz  
Odolnost vůči magnetickému poli se zkouší na přístroji v  zapnutém stavu na nejcitlivějším rozsahu při 
kmitočtu 50 Hz nebo 60 H z při intenzitě pole 30 A/m. Zkouška se provede s  měřidlem vystaveným 
magnetickému poli ve dvou polohách (0° a 90°).  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.9    Odolnost vůči poklesu napětí a krátkým přerušením  
Odolnost vůči poklesu napětí a krátkým přerušení m se zkouš í při 500 ms (30% pokles), 200 ms  
(60% pokles) a 5  000 ms (100% pokles) , a to nejméně 10krát za hodinu.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověření se provádějí následující zkoušky:  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
11 a) vizuální prohlídka;  
b)  zkouška linearity odezvy  přístroje . 
 
 
 
6.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce dozimetru se posuzuje:  
a) shoda měřidla se schváleným typem;  
b) úplnost měřidla podle certifikátu schválení typu;  
c) zda jednotlivé části měřidla nejsou poškozeny a zda jsou funkční;  
d) shoda verze SW s  verzí schválenou při schválení typu.  
6.3   Funkční zkoušky  
6.3.1    Zkouška linearity odezvy  přístroje  
Zkouška linearity odezvy  přístroje se provádí podle článku 5.3.1., přičemž se zkouší pouze jedna 
hodnota příkonu dávkového ekvivalentu v  každém měřicím rozsahu , a to v 50 % až 75 % každé dekády.  
7   Následné ověření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření po dle kapitoly 6.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek  
největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatřen í 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto ozná mených norem 
s přiřazením k  příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto po žadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
12 O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a od st. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel – „instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory dozime trických veličin záření gama a X o 
energiích od 50 keV do 1,5 MeV “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených  měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 8. 7, 8.8 a 8.11  a mezi měřidla podléhající schvalování typu  
a povinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ s e připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nespr ávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
Sejmuto dne:   Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C080-16 
13 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................