Český metrologický institut  
 
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Váhy s  automatickou činností  jsou v  ČR uváděn y na trh a do provozu podle směrnice 2004/22/ES 
MID. Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování (ve stan o-
vených lhůtách). Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měřidel již uved e-
ných do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu (s v ýjimkou případů 
dle čl. 23 MID).  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu js ou plně kompatibilní s  MID a jsou d ále založeny 
na doporučeních OIML R 50 -1. 
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověře ní. 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Č.j.: 0313/0 06/15/Pos.  
Vyřizuje: Ing. Miroslav P ospíšil  
Telefon: 545  555 135, -131 
 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických po žadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkouše k při schv alování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a  násle dujících zákona 
č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
2. 7. 201 5 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
 
číslo: 0111-OOP -C055-15 
č.j. 0313/00 6/15/Pos. , 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně 
zkouš ek při ověřování stanovených měřidel : 
„váhy s  automatickou činností  - kontinuální součtové váhy “ 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
2 Toto opatření obecné povahy sta novuje metrologické a technické požadavky na váhy s  automati ckou 
činností  – kontinuální součtové váhy , které se uplatní po uvedení na trh nebo do prov ozu při jejich 
ověřování. Tyto požadavky jsou v  souladu s požadavky nařízení vlády č.  464/2005 Sb., kt erým se 
stanoví technické požadavky na měřidla1), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
o měřidlech“)  a s požadavky harmonizovaných n orem/dokumentů OIML . 
Na váhy s  automatickou činností , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve z nění úči n-
ném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2004/22/ES, v  platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické 
a technické  požadavky, které byly rozhodné pro jejich uv edení do oběhu.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2) a dále uvedené 
termíny a definice . 
1.1 
váhy 
vážicí zařízení , kter é slouží k určení hmotnosti tělesa  nebo sypké hmoty  využitím působení gravi tace 
na toto těl eso nebo sypkou hmotu  
1.2 
váhy s automatickou činností   
vážicí zařízení , které pro vážení nevyžadují zásah operátora a/nebo následují předem nastavený pr o-
gram aut omatického procesu, který je pro dané váhy charakteristický  
1.3 
kontinuální součtové  váhy; pásové váhy   
vážicí zařízení s  automatickou činností, které určuje hmotnost určitého množství produktu na  dopra v-
ním pásu bez systematického dělení produktu  a bez p řerušení pohybu dopravního pásu  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavk y jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím rel e-
vantních požadavků doporučení OIML R 50 Kontinuální součtové automatické váhy  (pásové váhy)  – 
Část 1: Metrologické a  technické požadavky3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
Výrobce určí pro kontinuální součtové váhy stanovené pracovní podmínky, přičemž minimální rozsah 
pracovní te ploty je 30  °C. 
Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použitelné):  
a) rychlost (rychlosti) provozu ; 
                                                      
1)   Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady  
2004/22/ES  z 31. března 2004 o měřidlech v  platném znění.  
2)   Mezinárodní metrologický slov ník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní 
slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie 
v oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz.  
3)   OIML  R 50-1 „Cont inuous totalizing automatic weighing instruments ( belt weighers)  – Part 1: Metrological 
and technical requirements “ – veřejně dostupný na  www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
3 b) vlastnosti váženého produktu.  
2.2   Měřicí rozsah  
Měřicí r ozsah je vyjádřen maximální a  minimální váživostí.  
2.3   Třídy přesnosti  
Váhy se dělí do těchto tří tříd přesnosti: 0,5;  1 a 2. 
2.4   Největší dovolené chyby  
2.4.1    Největší dovolené chyby při ověřování  
Při ověřování se použijí největší dovolené chyby podle tabulky 1.  
Tabulka  1 – Největší dovolené chyby sečten é zátěže  
Třída přesnosti  Nejvě tší dovolen á chyb a sečtené  zátěže  
0,5 ±0,25  % 
1 ±0,5 % 
2 ±1,0 % 
 
2.4.2   Největší dovolené chyby v provozu  
Při kontrole vah v  provozu nebo při překoušení stanoveného měřidla, prováděném podle §  11a odst.  1 
zákona o metrologii na žádost osoby, která můž e být dotčena nesprávným měřením, se uplatní největší 
dovolené chyby v provozu uved ené v tabulce 2.  
Tabulka  2 – Největší dovolené chyby sečtené z átěže v provozu  
Třída přesnosti  Největší dovolen á chyb a sečtené zátěže  
0,5 ±0,5 % 
1 ±1,0 % 
2 ±2,0 % 
 
2.4.3   Největší dovolené chyby při nulovém zatížení  
Největší dovolené chyby pro změnu indikace nuly a maximální změnu čtení součtového ind ikačního 
zařízení při nulovém zatížení jsou uvedeny v tabulce 3 a 4 . 
Tabulka 3  – Největší dovolené chyby  pro změnu indikace  nuly 
Třída přesnosti  Největší dovolen á chyb a pro změnu indikace nuly  
0,5 ±0,05  % 
1 ±0,1 % 
2 ±0,2 % 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
4 Tabulka 4  – Největší dovolené chyby  pro maximální změnu indikace součtového indikačního 
zaříz ení 
Třída přesnosti  Největší dovolen á chyb a pro maximální změnu 
indikace součtového indikačního zaříz ení 
0,5 ±0,175  % 
1 ±0,35  % 
2 ±0,7 % 
2.5   Vážicí rozsah  
2.5.1    Výrobce musí stanovit vážicí rozsah, poměr mezi minimálním zatížením netto na vážicí jedno t-
ce a maximální váživostí, a  minimální sčítané zatížení . 
2.5.2    Minimální hodnota sečtené zátěže  Σmin nesmí být menší než  největší z  následujících ho dnot: 
– 2 % sečtené zátěže za jednu hodinu při maximálním průtoku;  
– zátěž získaná při maximálním průtoku při jedné otáčce pásu;  
– zátěž odpovídající příslušnému počtu  ověřovacích dílků v  tabulce 5. 
Tabulka 5 – Počet dílků stupnice sčítacího zařízení  
Třída přesnosti  Počet dílků  
0,5 800 
1 400 
2 200 
 
2.6   Rychlost pásu  
Rychlost pásu je stanovena výrobcem. U  pásových vah s  jednou rychlostí a  u pásových vah s  promě n-
nou rychlostí, které mají ruční ovládání rychlosti, se rychlost nesmí od jmenovité hodnoty lišit o  více 
než o  5 %. Produkt nesmí mít jinou rychlost, než je rychlost pásu.  
2.7   Zařízení pro celkový součet  
Zařízení pro celkový součet  nesmí být možné vynulovat.  
2.8   Maximální průtok, Qmax 
Průtok získaný při maximální váživosti vážicího modulu a maximální rychlosti . 
2.9   Minimální průtok, Qmin 
2.9.1   Váhy s jednou rychlostí pásu  
Minimální průtok musí být roven 20 % maximálního průtoku. Pokud jsou podmínky při instalaci t a-
kové, že změn a průtoku je menší než poměr 5 :1, vyjma gradient u průtoku na začátku a na konci d o-
pravy produktu . V takovém případě nesmí být minimální průtok větší než 35  % maximá lního průtoku . 
2.9.2   Váhy s proměnnou rychlostí a s více  rychlost mi pásu  
Váhy s proměnnou rychlostí a s více  rychlostmi pásu mohou mít minimální průtok menší než 20 % 
maximálního průtoku . Minimální okamžité netto zatížení vážicího modulu musí být minimálně 20  % 
maximální váživosti.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
5 3   Technické  požadavky  
Techni cké poža davky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím relevan t-
ních požadavků doporučení OIML R 50 -1 Kontinuální součtové automatické váhy  (pásové váhy) – 
Část 1: Metrologické a  technické požadavky3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují technick é 
požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   K omezení vlivu naklonění, zatěžování a  rychlosti provozu musí být k  dispozici takové prostře d-
ky, které zajistí, že za normáln ích podmínek provozu nebudou  největší dovolené chyby překroč eny. 
3.2   Musí být zajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.3   Pro operátora musí být každé řídicí rozhraní jasné a  účinné.  
3.4   Neporušenost ukazovatele (pokud existuje)  musí být ověřitelná operátorem.  
3.5   K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že váhy 
budou za normálníc h podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.7   Výsledky vážení musí obsahovat názvy nebo značky měřicích jednotek hmotnosti, ve  kterých 
jsou vyjádřeny.  Hodnota dílku indikačních a tiskacích za řízení musí být ve tvaru 1 × 10k, 2 × 10k nebo 
5 × 10k jednotek, ve kterých je v ýsledek vyjádřen, přičemž index k je kladné nebo záporné celé  číslo, 
nebo se rovná nule.  
3.8   Měřicí mi jednotk ami jsou:  
a) pro hmotnost: gram (g), kilogram (kg) a tuna (t) ; 
b) pro průtok: gram za hodinu (g/h), kilogram z a hodinu (kg/h), tuna za hodinu (t/h) ; 
c) pro rychlost pásu: metry za sekundu (m/s).  
3.9   Jsou-li váh y vypnut y nebo přestan ou fungovat, musí  se pásový dopravník zastavit nebo se spustí 
viditelný nebo zvukový signál.  
3.10   Váhy musí být zajištěny proti podvo dnému použití. Komponenty, které uživatel nesmí roz ebírat 
nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezp ečeny.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Váhy musí mít minimálně následující označení:  
– značka nebo název  výrobce;  
– číslo certifikátu  o schválení typu, pokud existuj e; 
– třída přesnosti  = 0,5, 1 nebo  2; 
– horní mez váživosti ve tvaru Max ... ; 
– dílek součtové stupnice  d = ...... g, kg nebo t ; 
– jmenovitá(té) rychlost (ti) pásu  v = ...... m/s ; nebo  
– rozsah rychlostí pásu  v = ...... / ...... m/s; 
– maximální průtok  Qmax = ...... g/h, kg/h nebo t/h ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
6 – minimální průtok  Qmin = ...... g/h, kg/h nebo t/h ; 
– minimální sečtená zátěž  Σmin = ...... g, kg nebo t ; 
– teplotní rozsah  ...... °C / ...... °C .  
Štítek nesoucí povinné  značení musí být zaplombován ne bo nesmí být možné jej odstranit bez jeho 
zničení.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek musí být takové, aby po jejich umístění n emohlo dojít k  justáži vah nebo 
k přístupu ke komponentům , u kterých je to zakázáno. Značky musí být takového  provedení, aby n e-
mohly být d emontovány bez jejich poškození nebo zničení.  
Umístění značek je stanoveno  certifikátem o schválení typu , ES přezkoušením typu nebo jiným dok u-
mentem či provedením aplikovaným v  rámci posouzení shody při uvedení na trh a do použití . 
5   Schvalování typu měřidla  
Váhy s  automatickou činností – kontinuální součtové  váhy  jsou uváděny na trh a do provozu s  posouz e-
ním shody podle nařízení vlády o  měřid lech a  nepodléhají tak schv alování typu.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověření po opravě měřidla se aplikuje postup identický s  následným ověřením podle k a-
pitoly 7.  
7   Následné ověření  
Následné ověření, tj. každé ověření měřidla provedené po předchozím  ověření  nebo posouzení sh ody, 
a případně přezkoušení  podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii , je prováděno podle tohoto opatření 
bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a  do oběhu podle zákona o metrologii, nebo podle 
nařízení vlády o měř idlech.  
Na váhy  se při ověřování uplatňují metrologické a  technické požadavky, které byly rozhodné pro j e-
jich uvedení do ob ěhu. 
7.1   Přehled prováděných zkoušek  
Při každém ověření se provádí následovné činnosti a zkoušky:  
a) vizuální prohlídka ; 
b) zkoušk y přesnosti :  
– zkouška nulovým zatížením ; 
– zkouška vážení ; 
– zkouška opakovatelnosti.  
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se posuzuje, zda:  
– měřidlo předložené k  ověření se shoduje se schváleným typem nebo s  provedením měřidla, 
u kterého byla prohlášena shoda v  rámci uvedení na trh , a pozornost musí být věnována kon-
trole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 ; 
– měřidlo není mechanicky poškozeno a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít 
nepříznivý vliv na funkci měřidla.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
7 Pokud měřidlo nevyhoví pož adavkům vizuál ní prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.3   Zkušební podmínky a vybavení  
7.3.1    Váhy musí být kompletní a instalovány v pozici pro zamýšlené použití za typických podmínek, 
které jsou v provozu. Zkoušky musí být provedeny s  produktem nebo produkty, které jsou v  provozu 
váženy nebo budou váženy.  
7.3.2    Jako minimální hodnota zkušebního zatížení se použije příslušná hodnota podle článku 2.5.2 .  
7.3.3    Zkušební vybavení – kontrolní váhy musí umožnit určení pravé hodnoty hmotnosti každého 
zkušebního zatížení s přes ností alespoň 1/3 příslušné největší dovolené chyby pro automatické v ážení 
dané v tabulce 1.  
7.3.4    Pokud je to nezbytné, musí být kontrolní váh y přezkoušen y ihned po provedení zkoušek pro 
kontrolu , zda se nezměnily její charakteristiky. Pokud nem ají kontrolní váhy vhodnou velikost dílku, 
může být vhodné rozlišení zajištěno pomocí přídavných závaží pro stanovení klopného bodu. Musí být 
zajištěno, aby na kontrolní váze bylo možné zvážit veškeré zkušební zatížení daného produktu.  
7.4   Zkoušky přesnosti    
7.4.1   Zkouška nulovým zatížením  
Při zkoušce nulovým zatížením  se zjišťuje , zda váhy splňují požadavky na největší dovolené ch yby pro 
změnu indikace nuly a maximální změnu čtení součtového indikačního zařízení zazn amenanou během 
zkoušky.  Maximální změna indikace  součtového indikačního zařízení se z aznamená pouze , pokud je 
hodnota minimální sečtené zá těže rovna nebo nižší než 3 ob ěhy pásu při maximálním průt oku Qmax.  
Označí se nebo ur čí počátečn í bod na stojícím pásu. Váhy musí být zapnuty a zahřáty a v běhu . Váhy 
se nastav í na nulu a vypn e se automatické nastavení nuly. Zaznamen á se indikac e I1 s ohledem na bod 
označený na pásu  (začátek zkoušk y). Nech á se běžet nezatížen ý pás po dobu co nejbližší 3 min utám. 
Oběhy pásu musí být přitom kompletní.  Zaznamen á se indikac e součtu I2 na konci zkou šky a urč í se, 
zda chyba (zm ěna indikace nuly , I2 – I1) nepřesáhla největší dovolenou chybu  uvedenou v  tabulce 3.  
Pokud je hodnota minimální sečtené zátěže rovna nebo nižší než 3 oběhy pásu při maximálním průt o-
ku Qmax, zazna menají se  kromě indikace I1 i maxim ální indikace Imax a minimální indikac e Imin pozor o-
vané během zkoušky  a urč í se, zda chyba (změna indikace součtového indikač ního zařízení  I1 – Imax 
a I1 – Imin. nepřesáhla největší dovolenou ch ybu uvedenou v  tabulce 4. 
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah  podle tabu l-
ky 3 nebo 4.  
Pokud váhy nevyhoví největší dovolené chybě podle článku 2.4.1 , může být zkouška jednou zopak ována.  
7.4.2    Zkoušk y vážení – materiálov é zkoušk y 
Před zkouškami musí být váhy v  činnosti minimálně 30  min. Před každou zkouškou je nutno váhy 
nastavit na nulu. Po skončení každé zkoušky se zaznamená hodnota sečtené zátěže.  Pokud doba trvání 
zkoušek přesáhne 1 den, musí být na konci každého dne a na začátk u následujícího dne zopakována 
zkouška nulovým zatížením.  
7.4.2.1    Váhy s  jednou rychlostí pásu  
Zkoušky se provedou  ve dvojicích , přičemž se použi je prakticky stejn ý průtok, rychlost pásu a velikost 
zkušebního zatížení  (z důvodu použití výsledků pro vyhod nocení opakovatelnosti) , při následuj ících 
hodnotách pr ůtoku:  
– dvě dvojice (4x) zkoušek při maximální a minimální hodnotě průtoku (vyznačeno na štítku 
váhy) ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
8 – jedna dvojice (2x) zkoušek při střední hodnotě průtoku nebo při 20% intervalu mezi maximá l-
ním a min imálním průtokem; pokud je hodnota minimálního průtoku do 20  % maximálního 
průtoku , provedou se zkoušky pouze na maximálním a minimálním průtoku . 
7.4.2. 2   Váhy s  více rychlostmi pásu  
Zkoušky se provedou pouze jednou dvojicí zkoušek při všech hodnotách prů toku pro minimální, 
střední a maximální rychlost pásu.  
7.4.2. 3   Váhy s  variabilní rychlostí pásu  
Zkoušky se provedou pouze  jednou dvojicí zkoušek při všech hodnotách průtoku pro minimální, 
střední a maximální rychlost pásu a dále se provede jedna samostat ná zkouška při všech hodnotách 
průtoku při průběžné změně rychlosti v  jejím daném rozsahu.  
7.4.2. 4   Vyhodnocení zkoušek  
Zaznamená se indikace součtového zařízení na začátku ( Ts) a na konci ( Tf) každé zkoušky a vypočte se 
a zaznamená hmotnost zkušební zátě že zvážená pásovou vahou (A = Tf – Ts). 
Zaznamená se hodnota hmotnosti zkušební zátěže získaná na kontrolní váze ( B).  
Vypočte se chyba v  procentech ( A – B)/B × 100 a porovná se příslušnou největší dovolenou chybou 
uvedenou v  článku 2.4.1  pro ověřování neb o v tabulce 2.4.2  pro kontrolu vah v  provozu nebo pře zkou-
šení stanoveného měřidla podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii .  
7.4.3    Zkouška opakovatelnosti  
Vypočte se rozdíl mezi relativními chybami získanými v  každé dvojici zkoušek (od větší chyby se 
odeč te menší chyba) . Každý výsledek se porovná hodnotou příslušné největší dovolené chyby uved ené 
v tabulce 1.  
8   Oznámené normy  
ČMI oznámí  pro účely specifikace metrologických a technických pož adavků na měřidla a pro účely 
specifikace zkouše k při ověřování,  vyplývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české technické 
normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních o r-
ganizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky  (dále jen 
„oznám ené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  příslušnému opatření oznámí 
ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových strá nkách 
www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo sp lnění jejich částí se považuje , v rozsahu a za podmínek stanov e-
ných opatřením obecné povahy , za splnění těch požada vků stanovených tímto opatřením, k  nimž se 
tyto normy nebo jejich části vzt ahují. 
 
 
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle §  14 odst.  1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 9 odst. 1, §  9 odst. 9 
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují me trologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky  při ověřování těchto stanovených m ěřidel. 
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ov ěřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v  příloze Druhový seznam stanovených měřidel Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C055 -15 
9 pod položkou 2.1.3 váhy s  automatickou činností, písm. d) pásové váhy mezi měřidla podléhající ov ě-
řování.  
ČMI tedy k  provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3  zákona o metrologii pro tento ko nkrétní 
druh měřid el „váhy s  automatickou činností – kontinuální součtové váhy“ vydává toto opatř ení obecné 
povah y, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro váhy s  automatickou činností – 
kontinuální součtové  váhy a zkoušky  při ověřování těchto stanovených měřidel.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského p arlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a tec h-
nických předpisů a předpisů pro služby  informační společnosti, v platném znění.  
 
 
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný  prostředek §  173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení §  172 odst.  5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. §  94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může d át podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán n eshledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s  uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o  zahájen í přezkumného řízení 
lze dle ust. §  174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
 
 
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění  (§ 24d zák ona 
o metrologii).  
 
 
 
 ...…………………… ……..............  
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel