(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de junio de 2018  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -226-SCFI -2018, Instrumentos de medición -Determinación 
del contenido de humedad en granos -Especificaciones y método de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unido s Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -226-SCFI -2018, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN GRANOS -ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA . 
ALBERTO ULISES EST EBAN MARINA , Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34, 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe deral; 4, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 39, fracción V, 40, fracciones I, IV, XII y XV, 46 y 47 fracción I de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; y 22, fracciones I, IV, IX, X y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría  
de Economía, expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana  PROY -NOM -226-SCFI -
2018, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN GRANOS -
ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA, a efecto de que dentro de los siguientes  60 días naturales 
los interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Avenida Puente de Tecamachalco 
número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, 
Estado de México, teléfono 52 29 61 00, Ext. 43247 y 43241, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos 
electrónicos: cesar.orozco@economia.gob.mx y rebeca.rodriguez@economia.gob.mx, para que en los 
términos de la Ley de la materia se consideren en el seno del Comité que lo propuso.  
Ciudad de Méxic o, a 20 de febrero de 2018 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -226-SCFI -2018 ,  INST RUMENTOS DE 
MEDICIÓN -DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD  EN GRANOS -ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODO DE PRUEBA  
Prefacio  
Con objeto de elaborar el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se constituyó un Grupo de 
Trabajo con la participación voluntaria de l os siguientes actores:  
 Almacenadora Mercader S. A. (ALMER)  
 Asociación de Almacenes Generales de Depósito A.C. (AAGEDE)  
 OMG International S.A. de C.V.  
 Cámara Nacional de Maíz Industrializado (CANAMI)  
 Centro Nacional de Metrología (CENAM)  
 Grupo Maseca (GRUMA)  
 Grupo Industrial Maseca S.A. de C.V. (GIMSA)  
 Sistemas de Ingeniería en Servicios S.C. (SINSER)  
 Santana Instrumentos S.A. de C.V.  
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  
o Agencia de Servicios a la Comercializ ación y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)  
 Secretaría de Economía  
o Dirección General de Normas  
ÍNDICE  
Introducción  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias normativas  
3. Términos y definiciones  
4. Símbolos y abreviaturas  Miércoles 6 de ju nio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5. Métodos de r eferencia  
6. Especificaciones para medidores digitales y automáticos  
7. Evaluación de la conformidad  
8. Verificación y vigilancia  
9. Concordancia con Normas Internacionales  
 Apéndice A (Normativo) Métodos de prueba  
10. Bibliografía  
ARTÍ CULO TRANSITORIO  
Introducción  
El contenido de humedad en los granos es importante porque afecta a sus propiedades y determina las 
condiciones para su correcto almacenaje, por tal motivo es necesaria su medición.  
Debido a que el precio de comercialización de los granos se esta blece sobre la base del contenido de 
humedad, es necesario medirlo de manera confiable.  
Los medidores con los que se realizan estas mediciones deben ser instrumentos de alta tecnología y 
deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y metrológicos, as í como, aprobar los métodos de prueba 
correspondientes para garantizar la confiabilidad de los mismos.  
Con el fin de procurar un comercio justo (entre comprador y vendedor) de granos, es necesario regular a 
los medidores de contenido de humedad involucrado s en el comercio, mediante una Norma que sirva de 
referencia para identificar aquellos instrumentos adecuados para este propósito.  
En este proyecto de norma se describen los requisitos técnicos y metrológicos de los medidores 
involucrados directamente en e l comercio de granos, así como, los métodos de prueba que deben aprobar 
antes de usarse en una operación comercial.  
1. Objetivo y campo de aplicación  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos y 
especificacion es del instrumento de medición (medidor), para determinar el contenido de humedad en los 
granos que se comercializan en territorio nacional.  
2. Referencias normativas  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se complementa para su aplicación con las siguien tes Normas 
vigentes o las que las sustituyan.  
2.1 NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de noviembre de 2002.  
2.2 NMX -FF-034-SCFI -1995  Productos alimenticios no industrializados -Cerea les-Maíz ( Zea mays  
L.)-Especificaciones y Métodos de prueba, declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1995.  
2.3 NMX -FF-034/1 -SCFI -2002  Productos alimenticios no industrializados para consumo humano - 
Cerea les-Parte I: Maíz blanco para proceso alcalino para tortillas de 
maíz y productos de maíz nixtamalizado -Especificaciones y métodos  
de prueba, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de mayo de 2002.  
2.4 NMX -FF-119-SCFI-2015  Maíz - Medición del contenido de humedad (en granos molidos y en 
granos enteros), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de mayo de 2015.  
2.5 NMX -Y-111-SCFI -2010  Alimentos para animales -Muestreo de alimentos b alanceados e 
ingredientes mayores, declaratoria de vigencia publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2011.  
3. Términos y definiciones  
Para los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establece lo siguiente:  
3.1 contenido de humedad       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de junio de 2018  
fracción de masa de agua presente en una muestra de grano, expresada como un por ciento. Cuando la 
fracción de masa se expresa respecto a la masa del material seco, se conoce como contenido de humedad en 
base seca, y cuando se expresa res pecto a la masa del material antes de secar, se conoce como contenido 
de humedad en base húmeda.  
Las expresiones de contenido de humedad en las diferentes bases de masa son las siguientes:  
3.2 contenido de humedad en base seca ( Hbs) 
 
3.3 contenido de hume dad en base húmeda ( Hbh) 
 
Donde:  
mh es la masa del material sin secar;  
ms es la masa del material seco;  
mH2O  es la masa de agua que contiene el material, con mh-ms= mH2O 
NOTA 1: En este Proyecto de Norma Oficial Mexicana el contenido de humedad se expres a en base 
húmeda ( Hbh). 
3.4 propiedad higrométrica  
propiedad (física, química, eléctrica, óptica u otra) de un material o sustancia que cambia de manera 
conocida cuando cambia su contenido de humedad.  
3.5 principio de medición  
los medidores secundarios de contenido de humedad relacionan el cambio de una propiedad higrométrica 
(eléctrica, óptica u otra) con el contenido de humedad.  
[Referencia bibliográfica]  
3.6 ajuste de un sistema de medida  
conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para  que proporcione indicaciones 
prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir.  
[Referencia bibliográfica]  
NOTA 2:  Se requiere que no se confunda el ajuste de un sistema de medida con su propia calibración, 
que es un requisito para el aj uste.  
NOTA 3: Después de su ajuste, un sistema de medida debe ser calibrado nuevamente.  
3.7 calibración  
operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los 
valores y sus incertidumbres de medida asociadas ob tenidas a partir de los patrones de medida, y las 
correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación.  
[Referencia bibliográfica]  
3.8 error máximo permitido  EMP  
valor extremo del error de medición, con respeto al valor de una magnitud de referencia conocido, 
permitido por especificaciones o regulaciones para una medición dada, instrumento o sistema d e medición.  
3.9 Ley LFMN  
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
ley que rige en toda la República Mexicana y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su 
aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la 
administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.  
3.10 muestreo  
es la serie de acciones cuyo objeto es obtener una muestra o porción representativa de una remesa, lote o 
estiba, de la c ual se desea conocer sus características.  
[Referencia bibliográfica]  Miércoles 6 de ju nio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
3.11 muestreo de granos  
procedimiento mediante el cual se obtiene de un lote o partida de granos, independientemente de su 
volumen y forma de almacenamiento, una porción representativa, l a cual contienen las características de ese 
lote o partida de donde fue extraída.  
[Referencia bibliográfica]  
3.12 grano  
tipo de fruto de las plantas que contienen las reservas nutritivas, que se utiliza en el intercambio comercial 
para destinarse al consum o humano, forrajero, industrial, artesanal, etc. Por ejemplo: maíz, trigo, frijol, sorgo, 
soya entre otros.  
[Referencia bibliográfica]  
4. Símbolos y abreviaturas  
Para la comprensión del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen las abreviat uras 
siguientes:  
°C grados Celsius  
EMP  error máximo permitido  
g gramo  
HR humedad relativa  
Hz hertz  
Mg miligramo  
mm milímetro  
5. Métodos de referencia  
El método de referencia para determinar el contenido de humedad en una muestra se basa en el método 
gravim étrico, el cual, consiste en pesar una muestra de grano antes y después de secarse. El secado debe 
realizarse por medio de un horno de convección o al vacío conforme a la NMX -FF-119-SCFI -2015, ver 2.4 
Referencias normativas.  
6. Especificaciones para medido res digitales y automáticos  
6.1 Requisitos metrológicos  
Los medidores digitales y automáticos del contenido de humedad, deben contar con un certificado de 
calibración anual en la magnitud de contenido de humedad para granos, y deben tener trazabilidad a pa trones 
nacionales.  
6.2 Error máximo permitido (EMP)  
Los medidores de contenido de humedad que se utilizan en territorio nacional para el comercio de granos, 
se requiere que no exceda el EMP que se indica en las Tablas 1 y 2.  
En la Tabla 1, el EMP se calcul a respecto a los valores obtenidos con trazabilidad directa al patrón 
nacional que aplique conforme a la Ley. La Tabla 1 se utiliza únicamente para la aprobación de modelo.  
Si la comparación se realiza entre medidores del mismo tipo (utilizando uno como re ferencia) se aplica el 
EMP dado en la Tabla 2 y se incluye las correcciones obtenidas de los certificados de calibración 
correspondientes.  
Tabla 1. Error máximo permitido del instrumento de medición  
Tipo de grano (1)  Error máximo permitido  
(2) Cambio de er ror 
promedio  (3) Repetibilidad  
(4) Reproducibilidad  
(5) 
Maíz, arroz y 
sorgo  = 0,4 % si (0,025* Hbh) < 0,4 %,  
= 0,025* Hbh en otro caso  0,5 x columna 2  0,5 x columna 2  0,6 x columna 2  
Otros granos  = 0,35 % si (0,02* Hbh) < 0,35 %,  
= 0,02* Hbh en otro caso  0,5 x columna 2  0,5 x columna 2  0,6 x columna 2  
* Hbh: contenido de humedad en base húmeda.  
Tabla 2. Error máximo permitido para verificación periódica o inspección  en campo del instrumento 
de medición  
Tipo de grano  Error máximo permitido  
Maíz, arroz y sor go = 0,8 % si (0,05* Hbh)<0,8 %,       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de junio de 2018  
= 0,05 * Hbh en otro caso  
Otros granos  = 0,7 % si (0,04* Hbh)<0,7 %,  
= 0,04 * Hbh en otro caso  
*Hbh: contenido de humedad en base húmeda.  
6.3 Condiciones ambientales  
6.3.1 Los instrumentos involucrados en la medición de las c ondiciones ambientales (higrotermómetro) 
deben estar calibrados.  
6.4 Condiciones de referencia  
Condición de funcionamiento prescrito para evaluar el desempeño de un instrumento o sistema de medida, 
o para comparar resultados de medida.  
6.4.1 Condiciones de  funcionamiento de referencia  
a) Temperatura ambiente: 20 °C a 27 °C ± 2 °C  
b) HR: 30 % a 70 %  
c) Presión atmosférica: 85 kPa a 106 kPa  
d) Tensión de alimentación eléctrica: tensión nominal o tensión de prueba, V nom o Unom 
e) Frecuencia de alimentación: Fr ecuencia nominal, F nom 
f) Posición de inclinación del instrumento: nivel a 0° ± 0.1°  
NOTA 4:   Durante cada prueba, se requiere que la temperatura y la HR de referencia no varié más que  ± 
2 °C y ± 10 % respectivamente dentro de estos intervalos.  
6.4.2 Condi ción nominal de funcionamiento  
Los instrumentos de medición deben diseñarse y fabricarse de tal manera que sus errores no excedan los 
EMP para verificación inicial, cuando se opera dentro de las condiciones de operación siguientes:  
a. Temperatura ambiente:  10 °C a 30 °C (1) ; 
b. HR: hasta 85 % sin condensación;  
c. Presión atmosférica: 85 kPa a 106 kPa (o la especificada por la autoridad nacional responsable);  
d. Tensión de alimentación: -15 % a + 10 % de la tensión nominal o tensión de prueba;  
e. Frecuencia  de alimentación: frecuencia nominal, Fnom;  
f. Posición de inclinación del instrumento: 5 % o el máximo permisible en el indicador de nivel donde se 
encuentra el indicador);  
g. Temperatura de la muestra de grano: 2 °C to 40 °C (2); 
h. Diferencia de tempera tura entre la muestra y el instrumento: 10 °C (3); e 
i. Intervalo de humedad de la muestra de granos: Especificado por el fabricante (ver 5.1 -OIMLR59)  
(1) Éste es el intervalo mínimo. El fabricante o la autoridad nacional responsables puede especificar 
un intervalo más amplio.  
(2) Éste es el intervalo de temperatura mínimo de la muestra de grano. El fabricante debe 
especificar el intervalo de temperatura para cada grano o semilla para el cual se usará.  
(3) Éste es el diferencial mínimo. El fabricante puede especificar un diferencial mayor. Si el 
instrumento está inhabilitado para medir la temperatura de la muestra entonces el procedimiento 
de operación debe definirse por la autoridad nacional responsable.  
6.5 Requisitos técnicos  
6.5.1 El método de medición d el medidor se requiere que no sea destructivo.  
6.5.2 El fabricante debe especificar que el medidor cuenta con la opción para medir el contenido de 
humedad de los granos, así como, el intervalo en el que opera. El intervalo de operación debe incluir el 
intervalo oficial en el que se comercializan los granos, el cual, lo especifica la autoridad competente.  
6.5.3 El fabr icante debe especificar para qué  granos solicita la aprobación del modelo. El intervalo de 
operación debe incluir el intervalo oficial en el q ue se comercializan los granos, el cual, lo especifica la 
autoridad competente.  Miércoles 6 de ju nio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
6.5.4  El medidor debe contar con un indicador digital del contenido de humedad y un dispositivo para 
imprimir el resultado de medición. En ambos casos se debe mostrar, al menos , el porcentaje de contenido de 
humedad en base húmeda y la temperatura de la muestra.  
6.5.5  El medidor debe contar con un termómetro calibrado con trazabilidad a patrones nacionales y 
mostrar en el panel frontal la temperatura del grano durante la medició n. Si la temperatura del grano está 
fuera del intervalo especificado en 6.4.2 el medidor debe desplegar un mensaje indicándolo.  
6.5.6 El instrumento debe indicar los resultados de una medición con una resolución de al menos 0,1 % 
para contenido de humedad y de 0,1 °C para mediciones de temperatura.  
6.5.7  El medidor debe realizar la medición en un periodo corto de tiempo (menor a 30 s) para evitar que 
las condiciones ambientales afecten el contenido de humedad de la muestra.  
6.5.8 Cuando el contenido de hume dad de la muestra se encuentre fuera del intervalo del medidor, éste 
debe mostrar un mensaje de error.  
6.5.9 El medidor debe tener programada la curva de calibración correspondiente al grano objeto de la 
prueba.  
6.5.10  El instructivo de operación del medid or debe indicar la cantidad mínima de grano para llevar a cabo 
la medición. Cuando la cantidad de grano no sea la correcta o cuando la celda esté vacía, el medidor puede 
enviar un mensaje de error.  
6.5.11  En caso de que no se cuente con el instructivo, el medidor debe aceptar una cantidad mínima de 
muestra equivalente a 100 g o 400 granos.  
6.5.12  El medidor debe estar equipado con una interface de comunicación que permita registrar al menos 
la fecha y hora de la medición, tipo de grano, resultados de la med ición de contenido de humedad, 
identificación de la curva de calibración y otros datos que resulten relevantes para el usuario.  
6.5.13  El medidor debe estar protegido para evitar la influencia del operador o usuario durante el proceso 
de medición automátic o. 
6.5.14  El medidor debe operar con alimentación eléctrica (110VAC, 50/60 Hz).  
6.5.15 El medidor debe contar con un manual de operación donde se especifiquen: las condiciones 
eléctricas de instalación; la operación del equipo; las especificaciones técnica s del equipo; el tipo de 
mantenimiento requerido; las condiciones ambientales donde opera, así como, los cuidados y accesorios 
requeridos. Además, debe indicar el tipo de granos en los que se puede usar el intervalo de contenido de 
humedad de los granos y versión de software (cuando sea el caso). El manual debe estar escrito en español, 
aunque puede estar escrito, además, en otros idiomas.  
6.5.16  En el manual del equipo se debe indicar el tiempo mínimo de estabilización antes de realizar una 
medición.  
6.5.1 7 El tamaño de los dígitos de humedad mostrados en la pantalla del medidor deben ser claramente 
visibles para el usuario desde una distancia de al menos 2 m. Se recomienda una altura de los dígitos de al 
menos 10 mm.  
6.5.18  Los medidores de contenido de hu medad (incluyendo equipos, accesorios, sensores, circuitos 
eléctricos y otros componentes) deben fabricarse de materiales cuya resistencia y durabilidad permitan 
asegurar su confiabilidad metrológica, es decir, deben seguir en funcionamiento, mantener su e xactitud y sus 
valores de ajuste bajo condiciones normales de medición.  
NOTA 5:  La carcasa del equipo debe construirse y mantenerse de tal manera que proteja al instrumento 
de la entrada de humedad y polvo.  
6.6 Integridad de la calibración [Referencias bib liográficas]  
6.6.1  Versión de la calibración  
El medidor debe tener la capacidad de desplegar las constantes de calibración, un nombre único de 
calibración, o un número de versión único para verificar que se está usando la última versión en las 
mediciones d e contenido de humedad.  
6.6.2  Modificación de la calibración       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de junio de 2018  
Cuando las constantes de calibración están almacenadas digitalmente, en una forma alterable 
electrónicamente, el medidor debe contar con mecanismos para detectar la alteración de las constantes d e 
calibración. Se debe enviar un mensaje cuando las constantes fueron alteradas electrónicamente.  
6.6.3  Transferencia de la calibración  
El diseño del hardware/software del instrumento y los procedimientos de calibración deben permitir el 
desarrollo de la c urva de calibración, así como, programación de las constantes de calibración a otros 
instrumentos del mismo tipo, sin requerir de ajustes de offset y pendiente.  
6.6.4  Sello de seguridad  
El equipo debe contar con mecanismos para aplicar sellos de seguridad e identificar si éstos fueron 
alterados para asegurar la confiabilidad de los resultados.  
6.6.5  El medidor debe contar con registros que permitan identificar los cambios que haya experimentado el 
medidor, ya sea para ajuste, actualización de constantes de calibración, mediciones u otras intervenciones al 
software o hardware del equipo.  
7. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los instrumentos de medición objeto de este Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana se deben llevar en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento.  
La calibración de los instrumentos de medición contenidos en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
se debe llevar a cabo a través de los laboratorios de calibración acr editados por la entidad de acreditación y 
aprobados por la Secretaría de Economía, en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y su Reglamento.  
8. Verificación y vigilancia  
La verificación y vigilancia estará a cargo  de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del 
Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.  
9. Concordancia con Normas Internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana está modificado (MOD), con respecto a la Norma Internacional , 
International Organization of Legal Metrology (OIML), Sixth Committee Draft Revision International 
Recommendation 59:I y II, “Moisture Meters for Cereal Grain and Oilseeds”, 2016.  
Apéndice A  
(Normativo)  
Métodos de prueba  
Los métodos de prueba para la apr obación de modelo, verificación inicial, periódica y extraordinaria se 
describen en el anexo A de la norma OIML R -59-2 (2016), Ver Bibliografía y serán aplicados como lo 
determine la autoridad competente.  
10. Bibliografía  
 NMX -FF-038-SCFI -2016 Productos ali menticios no industrializados para consumo humano - 
Fabáceas -Frijol ( Phaseolus Vulgaris L .) - Especificaciones y Métodos de Prueba, declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2016.  
 AVISO mediante el cual se da a conocer al público en general la autorización del Patrón Nacional de 
Contenido de Humedad en Sólidos, así como la cédula con la descripción, magnitud, definición, 
unidad, alcance, incertidumbre y medidas a las que provee trazabilidad,  publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de julio de 2016.  
 Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados 
(VIM), JCGM200:2008, Traducción al español del VIM 3ª, 2012.  
 Handbook 44, Specifications, Tolerances, a nd Other Technical Requirements for Weighing and 
Measuring Devices, International Recommendation 59, “Moisture Meters for Cereal Grain  and 
Oilseeds”, Edition 2016 (E).  
 DICONSA. Instructivo para el muestreo y análisis de maíz, frijol y arroz. Dirección de 
Comercialización. Nov. 2011.  Miércoles 6 de ju nio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 International Organization of Legal Metrology (OIML), Sixth Committee Draft Revision International 
Recommendation 59:I y II, “Moisture Meters for Cereal Grain and Oilseeds”, 2016.  
ARTÍ CULO TRANSITORIO  
PRIMERO:  El presente Proyec to de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación como Norma definitiva, entrará en vigor a los 180 días naturales después de su 
publicación.  
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018 .- El Director General de Nor mas, Alberto Ulises Esteban 
Marina .- Rúbrica.